Title: wetten.nl - Regeling - IJkregeling kilowattuurmeters - BWBR0009133

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0009133/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - IJkregeling kilowattuurmeters - BWBR0009133", "content": "IJkregeling kilowattuurmeters\n\nDe Minister van Economische Zaken,\n\nGelet op artikel 13, vierde lid, van de IJkwet, artikel 2, tweede lid, van het IJkreglement en artikel 4 van het Besluit statistisch onderzoek IJkwet;\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder:\n\nde IJkwet;\n\nhet Besluit kilowattuurmeters;\n\nde kilowattuurmeters, bedoeld in artikel I, onder b, van het besluit;\n\nde kilowattuurmeters, bedoeld in artikel I, onder c, van het besluit;\n\nonderzoek tot toelating van een model: het onderzoek, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de wet;\n\nde keuring, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet;\n\nde herhaalde keuring, bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de wet;\n\nhet onderzoek, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht;\n\nverklaring van toelating: de verklaring, bedoeld in artikel 11a, tweede lid, van de wet;\n\neen elektrische energie;\n\neen elektrische spanning;\n\neen elektrische stroom;\n\nde waarde van de stroom, afhankelijk waarvan de waarde van bepaalde kenmerken van\n                                             de kilowattuurmeter wordt vastgesteld;\n\nde grootste stroom, waarbij de kilowattuurmeter nog moet voldoen aan de voorschriften\n                                             van deze regeling;\n\nde waarde van de spanning, waarbij de waarde van bepaalde kenmerken van de kilowattuurmeter\n                                             wordt vastgesteld;\n\nde inrichting, aangebracht in een statische kilowattuurmeter, geschikt voor het onderzoek\n                                             van de kilowattuurmeter op de meetnauwkeurigheid;\n\nhet getal, dat de betrekking aangeeft tussen de door de kilowattuurmeter geregistreerde\n                                             energie enerzijds en het daarmede corresponderende aantal omwentelingen van de rotor\n                                             of aantal impulsen op de testuitgang van die meter anderzijds;\n\nde verhouding van het werkelijke vermogen tot het schijnbare vermogen, welke nader\n                                             wordt aangeduid door \u2019inductief\u2019 onderscheidenlijk \u2019capacitief\u2019, indien de stroom\n                                             na- onderscheidenlijk voorijlt ten opzichte van de spanning;\n\neen zichtbare signalering, dat registratie van energie plaatsvindt;\n\nhet getal, dat de maximaal toelaatbare fout bij keuring aangeeft bij alle waarden\n                                             van de stroom tussen 0,1 Ib en Imax en een arbeidsfactor 1, dan wel draaistroomkilowattuurmeters bij symmetrische belasting,\n                                             en onder de omstandigheden, bedoeld in artikel 11.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 De bepalingen van deze regeling moeten wat betreft kilowattuurmeters in acht worden\n                                             genomen bij:\n\na.  het onderzoek tot toelating van een model;\n\nb.  de keuring;\n\nc.  de herkeuring;\n\nd.  het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet;\n\ne.  het toezicht.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nMet de kilowattuurmeters die de in artikel 10, eerste lid, van de wet, bedoelde keuring hebben ondergaan, worden gelijkgesteld kilowattuurmeters, die in\n                                       een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel in een andere staat van de Europese\n                                       Economische Ruimte rechtmatig zijn geproduceerd of in de handel zijn gebracht en die\n                                       door een gelijkwaardige, door die andere staat erkende instantie zijn gekeurd, mits\n                                       bij die keuringen aan gelijkwaardige eisen is voldaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe samenstelling van een kilowattuurmeter moet waarborgen bieden tegen willekeurige\n                                       verandering van de meeteigenschappen.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 Een kilowattuurmeter moet zijn voorzien van een stofdicht meterhuis van voldoende\n                                             mechanische sterkte, dat zodanig moet kunnen worden verzegeld, dat het inwendige van\n                                             de kilowattuurmeter slechts bereikbaar is na verbreking van de verzegeling.\n\n2 Het meterhuis moet zodanig zijn samengesteld, dat de aanwijzing van de geregistreerde\n                                             energie, de registratiesignalering en de in artikel 24 genoemde aanduidingen onbelemmerd kunnen worden waargenomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 De aansluiting van een kilowattuurmeter moet zodanig zijn uitgevoerd, dat een eenvoudige\n                                             mogelijkheid aanwezig is om de kilowattuurmeter ter plaatse van de opstelling te onderzoeken.\n\n2 De aansluiting mag slechts bereikbaar zijn na verbreking van een afzonderlijke verzegeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 De aanwijzing van de gemeten energie moet plaatsvinden in kilowattuur en moet geschieden\n                                             door middel van een mechanisch of elektronisch werkende aanwijsinrichting, die een\n                                             duidelijke en ondubbelzinnige aflezing waarborgt.\n\n2 De aanwijsinrichting moet zoveel elementen bevatten, dat, uitgaande van de stand 0,\n                                             de energie kan worden geregistreerd, die overeenkomt met een belasting van de kilowattuurmeter\n                                             gedurende ten minste 1500 uur met de maximale stroom bij de referentiespanning en\n                                             een arbeidsfactor 1.\n\n3 De kleinste becijferde afleeseenheid moet 1 kWh zijn.\n\n4 Voor testdoeleinden moet de mogelijkheid aanwezig zijn om een uitlezing te realiseren\n                                             in eenheden van 0,1 kWh.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nBij onderbreking van de spanning mag de aanwijzing van geregistreerde energie wegvallen.\n                                       Het interne geheugen moet de informatie ten minste zo lang vasthouden, dat bij inschakelen\n                                       van de spanning binnen een periode van 14 maanden, deze aanwijzing automatisch wordt\n                                       hersteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nEen kilowattuurmeter moet zijn voorzien van een registratiesignalering, die het mogelijk\n                                       maakt direct vast te stellen of registratie van energie plaatsvindt.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 De controle van de meeteigenschappen van een kilowattuurmeter moet op eenvoudige wijze\n                                             met de daarvoor ge\u00ebigende middelen kunnen worden uitgevoerd, zonder dat daarvoor de\n                                             verzegeling van het metende gedeelte behoeft te worden verbroken.\n\n2 Bij een meetduur van niet meer dan 4 minuten, bij een stroom van ten minste 0,1 I\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe maximaal toelaatbare fouten voor kilowattuurmeters gelden onder de navolgende omstandigheden\n                                       van onderzoek:\n\na.  omgevingstemperatuur: de op de kilowattuurmeter vermelde referentietemperatuur dan\n                                             wel, indien deze vermelding ontbreekt, 23 \u00b0C;\n\nb.  opstelling van de kilowattuurmeter: verticaal;\n\nc.  spanning: referentiespanning;\n\nd.  frequentie: de op de kilowattuurmeter vermelde referentiefrequentie;\n\ne.  golfvorm van spanning en stroom: sinusvormig;\n\nf.  extern magnetisch veld: de invloed hiervan moet zijn uitgesloten;\n\ng.  thermisch evenwicht: een of meer spanningsketens van de kilowattuurmeter, tevoren\n                                             gedurende 1 uur aangesloten op de referentiespanning; een of meer stroomketens, zolang\n                                             stroomvoerend, dat verandering van de fout in 20 minuten als gevolg van thermische\n                                             effecten niet meer bedraagt dan 0,1 maal de bij de desbetreffende meting geldende\n                                             maximaal toelaatbare fout of maximaal toelaatbare verschuiving van de miswijzing.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe maximaal toelaatbare fouten voor inductiekilowattuurmeters, uitgedrukt in procenten\n                                       van de werkelijke waarde van de gemeten energie, bedragen:\n\na.  bij wisselstroomkilowattuurmeters en bij draaistroomkilowattuurmeters bij symmetrische\n                                             belasting:\n\nMaximaal toelaatbare fouten\n\nbij een stroom van\n\narbeidsfactor\n\nbij het onderzoek tot\n\ntoelating van een\n\nmodel en de keuring\n\nbij de herkeuring, het\n\nonderzoek, bedoeld in\n\nartikel 16, eerste lid, van de\n\nwet en het toezicht\n\n0,05 Ib\n\n1\n\n2,5\n\n5\n\n0,1 Ib tot Imax\n\n1\n\n2\n\n4\n\n0,1 Ib\n\n0,5 inductief\n\n2,5\n\n5\n\n0,2 Ib tot Imax\n\n0,5 inductief\n\n2\n\n4\n\nb.  bij draaistroomkilowattuurmeters, bij aansluiting op een symmetrisch draaistroomsysteem,\n                                             met slechts \u00e9\u00e9n fase belast:\n\nMaximaal toelaatbare fouten\n\nbij een stroom van\n\narbeidsfactor\n\nbij het onderzoek tot\n\ntoelating van een\n\nmodel en de keuring\n\nbij de herkeuring, het\n\nonderzoek, bedoeld in\n\nartikel 16, eerste lid, van de\n\nwet en het toezicht\n\n0,2 Ib tot Ib\n\n1\n\n3\n\n6\n\nIb\n\n0,5 inductief\n\n3\n\n6\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe maximaal toelaatbare fouten voor statische kilowattuurmeters, uitgedrukt in procenten\n                                       van de werkelijke waarde van de gemeten energie, bedragen:\n\na.  bij wisselstroomkilowattuurmeters en bij draaistroomkilowattuurmeters bij symmetrische\n                                             belasting:\n\nMaximaal toelaatbare fouten bij het onderzoek tot bij de herkeuring, het toelating\n                                                van een onderzoek, bedoeld in model en de keuring artikel 16, eerste lid, van de wet\n                                                en het toezicht\n\n0 tot 0,05 I 1\n\nde absolute waarde van de fout, overeen komend met de maximaal toelaatbare\n\nrelatieve fout bij 0,05 Ib, met inachtneming\n\nvan artikel 14\n\nMaximaal toelaatbare fouten\n\nbij het onderzoek tot\n\ntoelating van een\n\nmodel en de keuring\n\nbij de herkeuring, het\n\nonderzoek, bedoeld in\n\nartikel 16, eerste lid, van de\n\nwet en het toezicht\n\nbij een stroom van\n\narbeidsfactor\n\nnauwkeurigheidsklasse\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n0,05 Ib\n\n1\n\n1,2\n\n2,5\n\n2,5\n\n5\n\n0,1Ib tot Imax\n\n1\n\n1\n\n2\n\n2\n\n4\n\n0,1 Ib\n\n0,5 inductief\n\n1,2\n\n2,5\n\n2,5\n\n5\n\n0,1 Ib\n\n0,8 capacitief\n\n1,2\n\n-\n\n2,5\n\n-\n\n0,2Ib tot Imax\n\n0,5 inductief\n\n1\n\n2\n\n2\n\n4\n\n0,2Ib tot Imax\n\n0,8 capacitief\n\n1\n\n-\n\n2\n\n-\n\nb.  bij draaistroomkilowattuurmeters, bij aansluiting op een symmetrisch draaistroomsysteem,\n                                             met slechts \u00e9\u00e9n fase belast:\n\nMaximaal toelaatbare fouten\n\nbij het onderzoek tot\n\ntoelating van een\n\nmodel en de keuring\n\nbij de herkeuring, het\n\nonderzoek, bedoeld in\n\nartikel 16, eerste lid, van de\n\nwet en het toezicht\n\nbij een stroom van\n\narbeidsfactor\n\nnauwkeurigheidsklasse\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n0,1 Ib tot Imax\n\n1\n\n1\n\n2\n\n2\n\n4\n\n0,2 Ib tot Imax\n\n0,5 inductief\n\n1\n\n2\n\n2\n\n4\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 Bij het onderzoek tot toelating van een model en de keuring mag bij een of meer open\n                                             stroomketens, bij een spanning tussen 80% en 110% van U\n\n2 Bij de herkeuring, het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet en het toezicht moet aan het bepaalde in het eerste lid worden voldaan:\n\na.  bij inductiekilowattuurmeters bij een stroom in de stroomketens, gelijk aan 0,1%\n                                                   van Iben bij Uref;\n\nb.  bij statische kilowattuurmeters met open stroomketens en bij een spanning tussen\n                                                   80% en 110% van Uref.\n\n3 Bij inductiekilowattuurmeters mag onder de omstandigheden, bedoeld in het eerste en\n                                             tweede lid, de rotor geen volledige omwenteling maken.\n\n4 Bij statische kilowattuurmeters mag een inrichting zijn ingebouwd, die registratie\n                                             van energie verhindert tot een belasting van ten hoogste 0,5% van I\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 Bij het onderzoek tot toelating van een model en de keuring van inductiekilowattuurmeters\n                                             moet bij een belasting van ten hoogste 0,6% van Ib, bij Uref en een arbeidsfactor\n                                             1 de oorspronkelijk stilstaande rotor in beweging komen en blijven lopen.\n\n2 Bij de herkeuring, het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet en het toezicht moet bij een belasting van ten hoogste 0,8% van Ib aan het bepaalde\n                                             in het eerste lid worden voldaan.\n\n3 Aan het bepaalde in het eerste lid moet tevens worden voldaan bij kilowattuurmeters\n                                             met een rollentelwerk, indien de snelst draaiende rol de volgende aandrijft.\n\n4 Voor draaistroomkilowattuurmeters geldt het eerste lid bij symmetrische belasting.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 De invloed van de eigen verwarming van een kilowattuurmeter op de fout wordt bepaald\n                                             door het verschil dat optreedt in de fout bij meting direct na het inschakelen van\n                                             de stroom ten opzichte van een tweede meting ten minste \u00e9\u00e9n uur na het inschakelen\n                                             van de stroom. Slechts bij de tweede meting moet worden gewacht totdat het thermisch\n                                             evenwicht is bereikt. Voor de meetprocedure moet de kilowattuurmeter ten minste \u00e9\u00e9n\n                                             uur op spanning zijn aangesloten.\n\n2 De maximaal toelaatbare fouten als gevolg van de invloed van de eigen verwarming van\n                                             een kilowattuurmeter, uitgedrukt in procenten van de werkelijke waarde van de gemeten\n                                             energie, bedragen voor statische kilowattuurmeters van nauwkeurigheidsklasse 1 en\n                                             voor inductiekilowattuurmeters en statische kilowattuurmeters van nauwkeurigheidsklasse\n                                             2:\n\nMaximaal toelaatbare fouten\n\nbij een stroom van\n\narbeidsfactor\n\nstatische\n\nkilowattuurmeters\n\nnauwkeurigheids\n\ninductiekilowattuurmeters\n\nen statische kilowattuur-\n\nmeters nauwkeurigheids-\n\nklasse 1\n\nklasse 2\n\nImax\n\n1\n\n0,5\n\n1\n\nImax\n\n0,5 inductief\n\n0,7\n\n1,5\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nVeranderingen van de in artikel 11 genoemde omstandigheden van onderzoek, ter grootte als vermeld in de onderstaande\n                                       tabel, mogen geen grotere verschuiving van de miswijzing van statische kilowattuurmeters\n                                       van nauwkeurigheidsklasse 1 en van inductiekilowattuurmeters en statische kilowattuurmeters\n                                       van nauwkeurigheidsklasse 2 ten gevolge hebben dan in die tabel in procenten van de\n                                       werkelijke waarde van de gemeten energie is aangegeven:\n\nVerandering\n\nvan\n\nGrootte van\n\nvan de\n\nverandering\n\nBij een\n\nstroom van\n\nArbeidsfactor\n\nVerschuiving van de\n\nmiswijzing\n\nStatische\n\nkilowatt\n\nmeters\n\nInductiekilo\n\nwattuurs-\n\nmeters en\n\nstatische\n\nkilowattuur-\n\nmeters\n\nnauwkeurig-\n\nnauwkeurig-\n\nheidsklasse 1\n\nheidsklasse 2\n\nomgevings-\n\n20\u00b0C\n\n0,1 Ib tot Imax\n\n1\n\n1\n\n2\n\ntemperatuur\n\n0,2 Ib tot Imax\n\n0,5 inductief\n\n1,5\n\n3\n\nopstelling van\n\n3\u00b0\n\n0,05 Ib\n\n1\n\n-\n\n3\n\nde kilowattuur-\n\nIb en Imax\n\n1\n\n-\n\n1\n\nmeter\n\nspanning\n\n10%\n\n0,1 Ib\n\n1\n\n0,7\n\n1,5\n\n0,5 Imax\n\nl\n\n0,5\n\n1\n\n0,5 Imax\n\n0,5 inductief\n\n0,7\n\n1,5\n\nfrequentie\n\n5%\n\n0,1 Ib\n\n1\n\n0,7\n\n1,5\n\n0,5 Imax\n\n1\n\n0,5\n\n1,3\n\n0,5 Imax\n\n0,5 inductief\n\n0,7\n\n1,5\n\ngolfvorm\n\n10% x 3e)\n\nIb\n\n1\n\n0,4\n\n0,8\n\nharmonische\n\nin stroomketen(s)\n\nmagnetische\n\n0,5 mT\n\nIb\n\n1\n\n1,5\n\n3\n\nfluxdichtheid\n\nvan een\n\nextern veld\n\nomgekeerde\n\n-\n\n0,5 Ib tot Imax\n\n1\n\n0,7\n\n1,5\n\nfasevolgorde\n\n0,5 Ib\n\n1\n\n1\n\n2\n\nenkelzijdig\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nIn aanvulling op artikel 17 is op statische kilowattuurmeters voorts de onderstaande tabel van toepassing:\n\nVerandering\n\nvan\n\nGrootte van\n\nde verande-\n\nring\n\nbij een\n\nstroom van\n\narbeidsfactor\n\nverschuiving van de miswijzing\n\nnauwkeurig-\n\nnauwkeurig-\n\nheidsklasse 1\n\nheidsklasse 2\n\nomgevings-\n\n40 \u00b0C\n\n0,1 Ib tot Imax\n\n1\n\n3\n\n6\n\ntemperatuur\n\n0,2 Ib tot Imax\n\n0,5 inductief\n\n4,5\n\n9\n\ngelijkstroom-\n\n5% van de\n\n0,05Ib tot Imax\n\n1\n\n0,5\n\n1\n\ncomponent\n\ningestelde\n\nin stroom-\n\nstroomonder-\n\nketen(s)\n\nbreking\n\nIb\n\n1\n\n2\n\n4\n\nonbalans in\n\nonderbreking\n\nspanning\n\nvan 1 of 2\n\nfasen of de\n\nnulleider\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1  In aanvulling op artikel 17 geldt voorts dat de verschuiving van de miswijzing van statische kilowattuurmeters\n                                             bij referentiespanning en een stroom van Ib en een arbeidsfactor 1 worden onderzocht\n                                             in een elektromagnetisch veld met een veldsterkte van 3 V/m.\n\n2 Het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig IEC-publicatie 801-3, 1984.\n\n3 De frequentie van het HF-veld wordt bij het onderzoek over het gebied van 27 MHz tot\n                                             500 MHz doorlopen, waarbij het HF-signaal voor 50% is gemoduleerd met een blokspanning\n                                             van 1 kHz.\n\n4 De veranderingen mogen geen grotere verschuiving van de miswijzing van statische kilowattuurmeters\n                                             van nauwkeurigheidsklasse 1 respectievelijk nauwkeurigheidsklasse 2 ten gevolge hebben\n                                             dan 0,5% respectievelijk 1% van de werkelijke waarde van de energie.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 In aanvulling op artikel 17 geldt voorts dat de verschuiving van de miswijzing van statische kilowattuurmeters\n                                             wordt onderzocht onder de navolgende verstoringen in de spanning:\n\na.  kortdurende spanningsonderbreking: gedurende 10 halve aaneengesloten perioden wordt\n                                                   de spanning op 0 V gebracht; deze spanningsreductie vindt 10 maal plaats waarbij het\n                                                   tijdsinterval tussen twee spanningsreducties ten minste 10 seconden bedraagt;\n\nb.  serie van spanningspieken (burstsignaal): elke spannings- en stroomketen wordt blootgesteld\n                                                   aan ten minste 10 series positieve en ten minste 10 series negatieve spanningspieken\n                                                   volgens de navolgende specificatie:\n\npiekspanning: 1000 V\n\nstijgtijd: 5 ns\n\npiekbreedte: 50 ns\n\npiekafstand: 200 ms\n\nburstduur: 15 ms\n\nburstafstand: 300 ms.\n\n2 Het signaal, bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt toegevoerd aan de ketens die\n                                             aangesloten zijn of bestemd zijn om aangesloten te zijn op de netspanning op de volgende\n                                             wijze:\n\na.  tussen beide leidingen van een keten;\n\nb.  tussen een leiding van een keten en aarde;\n\nc.  tussen twee onafhankelijke ketens.\n\n3 De veranderingen mogen geen grotere verschuiving van de miswijzing van statische kilowattuurmeters\n                                             van nauwkeurigheidsklasse 1 respectievelijk nauwkeurigheidsklasse 2 ten gevolge hebben\n                                             dan:\n\na.  bij een stroom van Ib en een arbeidsfactor 1: 1,5% respectievelijk 3% van de werkelijke waarde van de energie;\n\nb.  bij een stroom van 0: 0% van de werkelijke waarde van de energie.\n\n4  Bij de bepaling van de maximaal toelaatbare fout moet worden gecorrigeerd voor de\n                                             eventuele feitelijke verandering van de te meten energie. Bij Ib= 0 mag, met inachtneming\n                                             van het bepaalde in de eerste volzin, geen registratie plaatsvinden.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 Kilowattuurmeters moeten zodanig zijn opgebouwd, dat de verschuiving van de miswijzing\n                                             als gevolg van veroudering gering is.\n\n2 Statische kilowattuurmeters voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, indien de\n                                             verschuiving van de miswijzing niet meer verandert dan in onderstaande tabel is aangegeven.\n\nMeetomstandigheden\n\nDuur (in dagen)\n\nVerschuiving van de miswijzing (in %)\n\nnauwkeurigheidsklasse\n\n1\n\n2\n\nI max\n\n10\n\n0,05\n\n0,1\n\nomgevingstemperatuur 55 \u00b0C\n\n3 Indien de in het tweede lid bedoelde grenzen worden overschreden met niet meer dan\n                                             een factor 2, moet de meting worden herhaald. De verschuiving van de miswijzing als\n                                             gevolg van veroudering is te groot, indien bij de tweede meting opnieuw de in de tabel\n                                             opgenomen grenzen worden overschreden.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet opgenomen vermogen respectievelijk het schijnbaar opgenomen vermogen in spanningsketens\n                                       en stroomketens mag onder de in onderstaande tabel vermelde omstandigheden niet meer\n                                       bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden:\n\nMeetomstandigheden\n\nIn spanningsketens\n\nInstroomketens\n\nopgenomen\n\nschijnbaar\n\nschijnbaar\n\nvermogen\n\nopgenomen\n\nopgenomen vermogen\n\nvermogen\n\nInductiekilowattuurmeter\n\n2 W\n\n8 VA\n\n2,5 VA\n\nUref en Ib\n\nStatische kilowattuurmeter\n\n3 W\n\n12 VA\n\n5 VA\n\nUref en l max\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 Een kilowattuurmeter moet in staat zijn een stroom te geleiden volgens de specificaties\n                                             in onderstaande tabel. Daarbij is de spanningsketen aangesloten op de referentiespanning\n                                             en is de belasting niet inductief.\n\nStroom\n\nStroomsterkte\n\nTijdsduur\n\nImax= 140 A of minder\n\n50 x Imax\n\ngedurende 1 ms groter dan 25 x Imax\n\nImax = meer dan 140 A\n\n7000 A\n\ngedurende 1 ms groter dan 3500 A\n\n2 Na de proef wordt de kilowattuurmeter belast met de basisstroom en referentiespanning\n                                             en een arbeidsfactor 1. Na het bereiken van thermisch evenwicht mag de miswijzing\n                                             niet meer dan 0,7% voor statische kilowattuurmeters van nauwkeurigheidsklasse 1 en\n                                             niet meer dan 1,5% voor inductiekilowattuurmeters en statische kilowattuurmeters van\n                                             nauwkeurigheidsklasse 2 zijn veranderd ten opzichte van de miswijzing, vastgesteld\n                                             onder dezelfde omstandigheden voor de proef.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nOp elke kilowattuurmeter moeten, hetzij direct, hetzij door middel van een plaat,\n                                       die vast aan de kilowattuurmeter is verbonden, zijn vermeld:\n\na.  het nummer van de betrokken verklaring van toelating;\n\nb.  de identificatie van de fabrikant;\n\nc.  het jaar, waarin de kilowattuurmeter is vervaardigd, en het fabrieksnummer;\n\nd.  een type-aanduiding van de kilowattuurmeter;\n\ne.  het aantal fasen en het aantal geleiders van het net, waarop de kilowattuurmeter\n                                             bestemd is te worden aangesloten; deze vermelding kan geschieden door middel van de\n                                             symbolen, vastgelegd in de norm NEN 10521 (eerste druk, februari 1977);\n\nf.  de referentiespanning;\n\ng.  de basisstroom en de maximale stroom;\n\nh.  de frequentie van spanning en stroom in het net, waarop de kilowattuurmeter bestemd\n                                             is te worden aangesloten;\n\ni.  de meterconstante, bij inductiekilowattuurmeters uitgedrukt in wattuur per omwenteling\n                                             of in omwentelingen per kilowattuur en bij statische kilowattuurmeters uitgedrukt\n                                             in wattuur per impuls of in impulsen per kilowattuur;\n\nj.  de nauwkeurigheidsklasse, uitsluitend voor zover het statische kilowattuurmeters\n                                             betreft;\n\nk.  elke andere aanduiding, welke in verband met de identificatie, de samenstelling of\n                                             de werking van de kilowattuurmeter door de ijkinstelling noodzakelijk wordt geacht,\n                                             als aangegeven in de verklaring van toelating.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nIn dit hoofdstuk wordt verstaan onder:\n\neen partij als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit statistisch onderzoek IJkwet;\n\neen aantal kilowattuurmeters dat aselect uit een partij is getrokken;\n\nhet verschil tussen de grootste en kleinste waarde in de steekproef.\n\neen keuring waarbij de waarden van bepaalde kenmerken van de meter in de steekproef\n                                             worden vastgesteld, waarbij deze waarden worden gerangschikt naar het al dan niet\n                                             overeenstemmen met de eisen en waarbij het aantal fouten wordt geteld dat als basis\n                                             dient voor de beoordeling van de partij;\n\neen keuring waarbij de waarden van bepaalde kenmerken van de meter in de steekproef\n                                             worden gemeten ten opzichte van een continue schaalverdeling en waarbij hun gemiddelde\n                                             waarde en de standaardafwijking als basis dienen voor de beoordeling van de partij;\n\nhet grootste aantal foutieve kilowattuurmeters in een bepaalde steekproef waarbij\n                                             de partij nog wordt goedgekeurd;\n\nhet kleinste aantal foutieve kilowattuurmeters in een bepaalde steekproef waarbij\n                                             de partij wordt afgekeurd.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nEen partij bestaat uit ten minste 100 en ten hoogste 1000 kilowattuurmeters.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 De keuring en de herkeuring van een partij kilowattuurmeters vinden plaats door middel\n                                             van de keuring op attributen volgens het enkelvoudig steekproefschema, vermeld in\n                                             artikel 24d, eerste lid.\n\n2 In afwijking van het eerste lid worden de kilowattuurmeters:\n\na.  met betrekking tot de maximaal toelaatbare fouten onderzocht door middel van de keuring\n                                                   of herkeuring op variabelen, vermeld in artikel 24e;\n\nb.  met betrekking tot de voorschriften, gegeven in de artikelen 14 en 15, onderzocht door middel van de keuring of herkeuring op attributen volgens het dubbel\n                                                   steekproefschema, vermeld in artikel 24d, tweede lid.\n\n3 De fouten van de kilowattuurmeters dienen te voldoen aan de voorschriften met betrekking\n                                             tot de normale verdeling, gegeven in artikel 24f.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 Keuring op attributen volgens het enkelvoudig steekproefschema dient te worden uitgevoerd\n                                             volgens onderstaande tabel.\n\nPartijgrootte\n\n100 < N < 500\n\n501 < N < 1000\n\ngrootte steekproef\n\n30\n\n40\n\n- goedkeurcriterium\n\n0\n\n0\n\n- afkeurcriterium\n\n1\n\n1\n\n2 Keuring op attributen volgens het dubbel steekproefschema dient te worden uitgevoerd\n                                             volgens onderstaande tabel.\n\nPartijgrootte\n\n100 < N < 500\n\n501 < N < 1000\n\ngrootte eerste steekproef\n\n30\n\n40\n\n- goedkeurcriterium\n\n0\n\n0\n\n- afkeurcriterium\n\n2\n\n2\n\ngrootte tweede steekproef\n\n30\n\n40\n\n- goedkeurcriterium eerste\n\n1\n\n2\n\nen tweede steekproef samen\n\n- afkeurcriterium eerste\n\nen tweede steekproef samen\n\n2\n\n3\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 Bij de keuring op variabelen is de steekproefgrootte afhankelijk van de partijgrootte\n                                             zoals aangegeven in onderstaande tabel.\n\nPartijgrootte\n\n100 < N < 500\n\n501 < N < 1000\n\ngrootte steekproef\n\n30\n\n40\n\n2 Het steekproefgemiddelde wordt berekend volgens onderstaande formule.\n\nmet: x steekproefgemiddelde\n\nn steekproefgrootte\n\nxiwaarde van meter i\n\n3 De standaardafwijking wordt berekend volgens onderstaande formule.\n\nmet: s standaardafwijking\n\nx steekproefgemiddelde\n\nn steekproefgrootte\n\nxi waarde van meter i\n\n4 Het beproevingsresultaat wordt als voldoende beschouwd indien de beide grootheden\n                                             en s gelijktijdig voldoen aan de volgende drie vergelijkingen:\n\n(1) x + k.s < + T\n\n(2) - k.s > - T\n\n(3)s < sadm\n\nmet: k een factor afhankelijk van de\n\nx steekproefgrootte\n\ns standaardafwijking\n\nsadm toelaatbare spreiding\n\nT maximaal toelaatbare fout zoals vermeld in de artikelen 12 en 13\n\nsteekproefgemiddelde\n\nDe waarden van k en sadmzijn vermeld in onderstaande tabel.\n\nn\n\nk\n\ns\nadm\n\n2T\n\n30\n\n1,86\n\n0,23\n\n40\n\n1,89\n\n0,23\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe fouten van de kilowattuurmeters in een partij worden geacht normaal verdeeld te\n                                       zijn, indien het quoti\u00ebnt van de spreidingsbreedte (w) en de standaardafwijking (s)\n                                       valt tussen de grenzen, vermeld in onderstaande tabel.\n\nPartijgrootte\n\n100 < N < 500\n\n501 < N < 1000\n\ngrootte\n\nsteekproef\n\n30\n\n40\n\nbovengrens\n\nw/s\n\n4,70\n\n4,96\n\nondergrens\n\nw/s\n\n3,59\n\n3,79\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe keuring wordt niet voltooid indien het voortzetten van de keuring geen invloed\n                                       meer kan hebben op de beslissing tot afkeuren van een partij, tenzij de aanbieder\n                                       verzoekt de keuring te voltooien.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nIn afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 geldt dat kilowattuurmeters, die\n\na.  zijn vervaardigd overeenkomstig een model dat voor 1 mei 1989 is goedgekeurd, of\n\nb.  zijn vervaardigd overeenkomstig een toegelaten model dat is onderzocht overeenkomstig\n                                             de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989,\n\nbij de keuring, de herkeuring, het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet en het toezicht moeten voldoen aan de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze\n                                             luidden tot 1 mei 1989.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nNa de inwerkingtreding van deze regeling berusten de krachtens de IJkregeling kilowattuurmeters (Stcrt. 1989, 81) vastgestelde besluiten op deze regeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe IJkregeling kilowattuurmeters (Stcrt. 1989, 81) wordt ingetrokken.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van\n                                       de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDeze regeling kan worden aangehaald als: IJkregeling kilowattuurmeters.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\n\u2019s-Gravenhage, 12 december 1997\n\nMinister\n\nG.J. Wijers"}