Title: wetten.nl - Regeling - Zuivelverordening 2008, Gewichtsbepaling bij gebruik van rijdende melkontvangsten met mobiel weegsysteem - BWBR0025378

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025378/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Zuivelverordening 2008, Gewichtsbepaling bij gebruik van rijdende melkontvangsten met mobiel weegsysteem - BWBR0025378", "content": "Verordening van het Productschap Zuivel van 29 oktober 2008, houdende regels voor\n                                    de gewichtsbepaling van boerderijmelk bij gebruik van rijdende melkontvangsten met\n                                    mobiel weegsysteem (Zuivelverordening 2008, Gewichtsbepaling boerderijmelk bij gebruik\n                                    van rijdende melkontvangsten met mobiel weegsysteem)\n\nHet bestuur van het Productschap Zuivel;\n\nGelet op de artikelen 93, 95 en 102 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, alsmede de artikelen 5 en 6 van het Instellingsbesluit Productschap Zuivel;\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\nIn deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk. Voorts wordt in deze verordening verstaan onder:\n\nMetrologiewet:\n\nWet van 2 februari 2006, houdende regels omtrent meeteenheden en omtrent het in de\n                                                      handel brengen en het gebruik van meetinstrumenten. (Stb. 2006, 137).\n\ntoezichthoudende instantie:\n\nEen in Nederland gevestigde rechtspersoon die op grond van artikel 27 van de Metrologiewet door de Minister van Economische Zaken is aangewezen en tot taak heeft gekregen zorg\n                                                      te dragen voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij\n                                                      of krachtens hoofdstuk 5 en artikel 39 van de Metrologiewet.\n\ntype goedkeuring:\n\nkeuring van het type weegsysteem overeenkomstig de Metrologiewet.\n\nmobiel weegsysteem:\n\neen RMO uitgerust met een weegsysteem waarmee het mogelijk is om direct de ingenomen\n                                                      kilogrammen melk te bepalen.\n\nvoorinregeling:\n\nhet inregelen van een RMO voorzien van een type goedgekeurd mobiel weegsysteem voorafgaand\n                                                      aan de periode van setting.\n\nsetting:\n\nde periode waarin het mobiel weegsysteem wordt gebruikt voor het innemen van boerderijmelk\n                                                      voorafgaand aan de eerste keuring.\n\nfijninregeling:\n\nhet inregelen van een RMO voorzien van een mobiel weegsysteem.\n\neerste keuring:\n\nOvereenstemmingsbeoordeling van een nieuwe RMO als bedoeld in artikel 6 van de Metrologiewet.\n\nreguliere keuring:\n\nOvereenstemmingsbeoordeling (keuring) van een in gebruik zijnde RMO als bedoeld in\n                                                      artikel 7 van de Metrologiewet.\n\nherkeuring:\n\nOvereenstemmingsbeoordeling (keuring) van een gewijzigde RMO zoals vastgelegd in deze\n                                                      verordening.\n\ne:\n\nde ijkeenheid zoals is vermeld op de opschriftenplaat van het mobiele weegsysteem.\n\nzuivelkeuring:\n\nkeuring van een mobiel weegsysteem zoals vastgelegd in deze verordening.\n\nnieuwnorm:\n\nde bandbreedte van de weegcurve vereist bij nieuwe RMO\u2019s.\n\ngebruiksnorm:\n\nde bandbreedte van de weegcurve bij in gebruik zijnde RMO\u2019s.\n\ngewijzigde RMO:\n\neen in gebruik zijnde RMO waaraan wijzigingen hebben plaatsgevonden, die het weegresultaat\n                                                      kunnen be\u00efnvloeden, of een RMO waarbij schending van ijkmerken heeft plaatsgevonden.\n\nin gebruik zijnde RMO:\n\neen RMO die, met goed resultaat, een eerste keuring heeft ondergaan.\n\nmaximale belasting:\n\nmaximale belasting van het weegsysteem, zoals aangegeven op de opschriftenplaat.\n\nopbouwvoorschriften:\n\neisen die worden gesteld aan de opbouw van een mobiel weegsysteem.\n\nerkende keurder:\n\nde erkende instelling voor de keuring van mobiele weegsystemen.\n\nzuivelgekeurde weegbrug:\n\neen weegbrug die is voorzien van de wettelijke kenmerken en voldoet aan de nauwkeurigheidseisen\n                                                      voor de ingebruikname van nieuwe weegwerktuigen, zoals bepaald bij of krachtens de\n                                                      Metrologiewet.\n\ntanksnelweger:\n\nweegtank met een afleeseenheid groter dan of gelijk aan 10 kg die is voorzien van\n                                                      de wettelijke kenmerken en die voldoet aan de nauwkeurigheidseisen voor de ingebruikname\n                                                      van nieuwe weegwerktuigen, zoals bepaald bij of krachtens de Metrologiewet of een weegtank met een afleeseenheid kleiner dan 10 kg die is voorzien van wettelijke\n                                                      kenmerken en die voldoet aan de nauwkeurigheidseisen voor de keuring van reeds in\n                                                      gebruik zijnde weegwerktuigen, zoals bepaald bij of krachtens de Metrologiewet.\n\nopweging:\n\nweging met toenemende belasting.\n\nneerweging:\n\nweging met afnemende belasting.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\n1 Indien voor de bepaling van het gewicht van de geleverde hoeveelheid boerderijmelk,\n                                             als bedoeld in artikel 7 van de Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk, gebruik wordt gemaakt van een rijdende melkontvangst (RMO) met een mobiel weegsysteem\n                                             voor melk, wordt het bepaalde in deze verordening in acht genomen.\n\n2 Met de in deze verordening bedoelde RMO\u2019s met mobiel weegsysteem worden gelijkgesteld\n                                             RMO\u2019s met mobiel weegsysteem, die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn\n                                             gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan wel rechtmatig zijn vervaardigd\n                                             in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Ruimte, en die aan\n                                             ten minste gelijkwaardige technische eisen voldoen.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\nDe ontvanger van boerderijmelk maakt gebruik van RMO\u2019s voorzien van een mobiel weegsysteem\n                                       dat voldoet aan de hiernavolgende eisen.\n\na. voorzien van een mobiel weegsysteem dat voldoet aan de in artikel 4 genoemde eisen;\n\nb. voorzien van een doelmatige ruimte, waarin de monsters diepgekoelde boerderijmelk\n                                             kunnen worden gekoeld en bewaard op een temperatuur van tenminste 0,0 \u00b0C en ten hoogste\n                                             4,0 \u00b0C;\n\nc. op een duidelijk zichtbare plaats voorzien van een verzegelbare opschriftenplaat,\n                                             waarop de merktekens en de vereiste aanvullende gegevens zoals bepaald bij of krachtens\n                                             de Metrologiewet.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\n1 De RMO is voorzien van een mobiel weegsysteem met een typegoedkeuring en moet zijn\n                                             geconstrueerd overeenkomstig de door de leverancier van het weegsysteem opgestelde\n                                             voorschriften. Deze voorschriften moeten doelmatig zijn in relatie tot het realiseren\n                                             van de wegingen en moeten voldoen aan de eisen bij of krachtens deze verordening.\n\n2 Wanneer de maximale belasting van het mobiel weegsysteem wordt overschreden vindt\n                                             een signalering en registratie hiervan plaats; wanneer de overschrijding van de maximale\n                                             belasting meer dan 9e bedraagt wordt de inname geblokkeerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\nVoordat een nieuwe RMO voorzien van een mobiel weegsysteem in gebruik wordt genomen\n                                       moet een voorinregeling worden uitgevoerd:\n\n1. Een voorinregeling van het weegsysteem moet door de ontvanger van boerderijmelk worden\n                                             uitgevoerd. Hierbij wordt de instructie van de leverancier van het weegsysteem gevolgd.\n\n2. De ontvanger van boerderijmelk controleert voorafgaand aan de voorinregeling of is\n                                             voldaan aan het bepaalde in artikel 4.\n\n3. Voor de uitvoering van de voorinregeling maakt de ontvanger van boerderijmelk gebruik\n                                             van de erkende keurder.\n\n4. Voorafgaand aan de uitvoering van de eerste keuring ondergaat de RMO een setting.\n                                             De setting duurt minimaal 2 weken en maximaal 6 weken. In deze periode legt de RMO\n                                             onder praktijkomstandigheden minimaal 2.000 km af. Bij aanvang van de setting moet\n                                             de eerste keuring zijn aangevraagd.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\n1 Na de in artikel 5, lid 4, genoemde periode van setting wordt door de ontvanger van boerderijmelk voorafgaand\n                                             aan de keuring een fijninregeling uitgevoerd. Hierbij worden de instructies van de\n                                             leverancier van het weegsysteem gevolgd.\n\n2 Voor de fijninregeling maakt de ontvanger van boerderijmelk gebruik van de diensten\n                                             van de erkende keurder.\n\n3 Voor de uitvoering van de eerste keuring maakt de ontvanger van boerderijmelk eveneens\n                                             gebruik van de diensten van de erkende keurder. De eerste keuring wordt uitgevoerd\n                                             overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Metrologiewet. Bij de eerste keuring voldoet de RMO voorzien van een mobiel weegsysteem aan de\n                                             nieuwnorm.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\n1 Elk mobiel weegsysteem moet tenminste \u00e9\u00e9n keer per jaar worden onderworpen aan een\n                                             zuivelkeuring. Voor de zuivelkeuring maakt de ontvanger van boerderijmelk gebruik\n                                             van de diensten van de erkende keurder.\n\n2 Wanneer de weegresultaten van het weegsysteem tijdens de zuivelkeuring niet voldoen\n                                             aan de gebruiksnorm, dient de afwijking te worden opgespoord en worden verholpen.\n                                             Na het verbreken van de verzegeling moet het mobiel weegsysteem opnieuw worden gekeurd.\n\n3 Wanneer de reguliere keuring wordt uitgevoerd kan dit in de plaats worden gesteld\n                                             van een zuivelkeuring als bedoeld in lid 1.\n\nBij de zuivelkeuring en de reguliere keuring voldoet het weegsysteem aan de gebruiksnorm.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\n1 Een gewijzigde RMO wordt door de ontvanger van boerderijmelk direct aan een weegcontrole\n                                             onderworpen. Deze weegcontrole moet worden uitgevoerd overeenkomstig de werkwijze\n                                             als omschreven in artikel 9. Indien tijdens deze meting niet wordt voldaan aan de in artikel 9, lid 4, vastgelegde nauwkeurigheidscriteria moet de RMO binnen een periode van 5 werkdagen\n                                             voor de uitvoering van een voorinregeling bij de erkende keurder worden aangeboden.\n\n2 Indien wel wordt voldaan aan de in artikel 9, lid 4, vastgestelde nauwkeurigheidscriteria moet de RMO binnen 8 weken voor een reguliere\n                                             keuring door de erkende keurder worden aangeboden.\n\n3 Van een gewijzigde RMO is sprake indien:\n\na. een weegcel is vervangen;\n\nb. bij schade aan het chassis, waardoor de weegframes een andere stand hebben aangenomen.\n\nIn dergelijke gevallen zal het chassis uitgelijnd moeten worden;\n\nc. bij schade aan de tank tussen de weegcellen, waardoor de ruimte tussen de weegcellen\n                                                   is gewijzigd;\n\nd. na een reparatie die van invloed is op het weegresultaat.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\n1 Minimaal \u00e9\u00e9n keer per maand wordt van elke in gebruik zijnde RMO die is voorzien van\n                                             een mobiel weegsysteem, een weegcontrole uitgevoerd. De weegcontrole wordt uitgevoerd\n                                             door de ontvanger van boerderijmelk.\n\n2 Voor de uitvoering van de weegcontrole wordt gebruik gemaakt van een zuivelgekeurde\n                                             weegbrug dan wel tanksnelweger.\n\n3 Voor de uitvoering van een tussentijdse meting moet de volgende werkwijze worden gevolgd:\n\na. na be\u00ebindiging van een melkrit wordt eerst het gewicht van een geladen RMO vastgesteld,\n                                                   alvorens het gewicht van de lege RMO (tarragewicht) te bepalen, of\n\nb. voor de aanvang van een melkrit wordt het gewicht van de lege RMO (tarragewicht) vastgesteld\n                                                   en na be\u00ebindiging van de melkrit het gewicht van de geladen RMO bepaald;\n\nc. bij de vaststelling van de afwijking wordt rekening gehouden met het verbruik van\n                                                   dieselolie door de RMO; hierbij wordt uitgegaan van een verbruik van 1 kg op 3 kilometer.\n\n4 Het verschil tussen de gemeten hoeveelheid door de RMO en de gemeten hoeveelheid door\n                                             middel van de weegbrug/tanksnelweger mag niet meer zijn dan 0,5 %.\n\n5 Als het verschil tussen de gemeten hoeveelheid door de RMO en de gemeten hoeveelheid\n                                             door middel van de weegbrug/tanksnelweger meer is dan 0,5 % vindt opnieuw een weging\n                                             op een weegbrug dan wel tanksnelweger plaats.\n\n6 Wanneer wederom een verschil groter dan 0,5 % wordt gevonden, moet binnen 5 werkdagen\n                                             een zuivelkeuring worden uitgevoerd.\n\n7 De gegevens van de tussentijdse metingen worden door de ontvanger van boerderijmelk\n                                             bewaard en zijn ter inzage van het COKZ.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\nDe ontvanger van boerderijmelk beschikt over een kwaliteitssysteem waarmee hij aantoonbaar\n                                       voldoet aan de bepalingen bij deze verordening. Dit kwaliteitssysteem is vastgelegd\n                                       in een door de ontvanger van boerderijmelk opgesteld handboek.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\nAan de erkende keurder wordt de voorwaarde verbonden dat deze instelling de in de\n                                       artikelen 12 tot en met 17 omschreven bepalingen in acht neemt.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\nDe erkende keurder toont ten genoegen van het bestuur, gehoord het COKZ, aan dat het\n                                       beschikt over een terzake deskundige leiding, over een voor het te verrichten onderzoek\n                                       voldoende outillage, alsmede over een gedocumenteerd en adequaat functionerend kwaliteitssysteem.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\nDe erkende keurder verricht de keuringen overeenkomstig het bepaalde in deze verordening.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\nDe resultaten van de keuringen worden vastgelegd op een voor het COKZ toegankelijke\n                                       en overzichtelijke wijze. De resultaten worden gedurende ten minste vier jaar bewaard.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\nDe erkende keurder verleent aan het COKZ alle medewerking en verstrekt alle gegevens\n                                       welke het voor een goede controle noodzakelijk acht.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\nVoor het aanbrengen van de vereiste kenmerken is de erkende keurder in het bezit van\n                                       een door de toezichthoudende instantie verleende bevoegdheid; het door deze instantie\n                                       goed te keuren kwaliteitshandboek is hiervan een onderdeel.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\nDe erkenning van de keuringsinstelling kan worden ingetrokken, indien niet aan de\n                                       in de artikelen 12 tot en met 16 gestelde voorwaarden wordt voldaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\nDe Zuivelverordening 2001, Gewichtsbepaling boerderijmelk bij gebruik van rijdende melkontvangsten\n                                          met mobiel weegsysteem wordt ingetrokken.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\nDeze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad\n                                       Bedrijfsorganisatie.\n\n[Regeling vervallen per 01-06-2013]\n\nDeze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2008, Gewichtsbepaling bij\n                                       gebruik van rijdende melkontvangsten met mobiel weegsysteem.\n\nZoetermeer, 29 oktober 2008\n\nG.A. \nKoopstra\n\nvoorzitter\n\nF. \nBeekman\n\nsecretaris"}