Title: wetten.nl - Regeling - Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - BWBR0040509

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0040509/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - BWBR0040509", "content": "Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Staatssecretaris\n                                    van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Medische Zorg van 9 januari\n                                    2018, nr. IENM/BSK-2017/291098, houdende vaststelling van nadere regels ter bescherming\n                                    van personen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling (Regeling\n                                    basisveiligheidsnormen stralingsbescherming)\n\nDe Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Staatssecretaris van Sociale\n                                    Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Medische Zorg,\n\nGelet op Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5\u00a0december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor\n                                    de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling,\n                                    en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom (PbEG L\u00a013/1) en Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19\u00a0juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader\n                                    voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval\n                                    (PbEU 2011, L\u00a0199);\n\nGelet op de artikelen 2.3, eerste lid, 3.2, eerste en vierde lid, 3.4, vierde lid, 3.6, derde lid, onder e, 3.17, vijfde lid, 3.20, vierde lid, 3.22, derde lid, 4.7, eerste lid, 4.15, derde lid, 5.4, derde en vierde lid, 5.5, derde lid, 5.7, zesde lid, 6.2, zesde lid, 6.7, eerste lid, 6.21, eerste en derde lid, 9.8, eerste lid, 9.10, eerste en tweede lid, 10.4, derde lid, en 10.8, eerste lid, van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en artikel 76, derde lid, van de Kernenergiewet;\n\n\n\nGelet op de artikelen 1, 18, eerste lid, 19, 41, 41a en 42 van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en de artikelen 1b, 1c, 2, 4c, 23, 27 en 32 van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen;\n\nGelet op artikel 33 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties;\n\nBESLUITEN:\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder:\n\nbesluit:\nBesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;\n\ncategorie 1-stof: radioactieve stof die is aangewezen als categorie 1-stof in bijlage 4.1 of die op grond van de in die bijlage opgenomen voorwaarden behoort tot categorie\n                                             1;\n\ncategorie 2-stof radioactieve stof die is aangewezen als categorie 2-stof in bijlage 4.1 of die op grond van de in die bijlage opgenomen voorwaarden behoort tot categorie\n                                             2;\n\ncategorie 3-stof: radioactieve stof die is aangewezen als categorie 3-stof in bijlage 4.1 of die op grond van de in die bijlage opgenomen voorwaarden behoort tot categorie\n                                             3;\n\ncyclotron: circulaire versneller;\n\ndiploma: diploma, certificaat of ander getuigschrift:\n\na. als bedoeld in de Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen\n                                                      2013,\n\nb. als bedoeld in de Regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen zoals deze regeling luidde op 19\u00a0juli 2003, of\n\nc. dat is afgegeven door een erkende instelling;\n\nerkende instelling: instelling als bedoeld in artikel 5.11 van het besluit;\n\nerkenning: erkenning als bedoeld in artikel 5.11 van het besluit;\n\nMinister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;\n\nMinisters: Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid\n                                             en Minister voor Medische Zorg;\n\nopleiding: opleiding of opleidingen van de instelling waarvoor een erkenning is aangevraagd\n                                             of verleend;\n\nopleidingsverantwoordelijke: persoon of personen die door de instelling zijn aangewezen voor de borging van de\n                                             kwaliteit van de opleiding;\n\nregister: register als bedoeld in artikel 5.5, eerste lid, van het besluit;\n\nstralingsbeschermingseenheid: stralingsbeschermingseenheid als bedoeld in artikel 5.9 van het besluit.\n\n1 De in bijlage 2.1, onderdeel A, genoemde categorie\u00ebn of soorten handelingen of maatregelen worden generiek\n                                             als gerechtvaardigd aangewezen overeenkomstig artikel 2.3, eerste lid, van het besluit.\n\n2 De in bijlage 2.1, onderdeel B, genoemde categorie\u00ebn of soorten handelingen of maatregelen worden generiek\n                                             als niet-gerechtvaardigd aangewezen overeenkomstig artikel 2.3, eerste lid, van het besluit.\n\n1 Als categorie\u00ebn of soorten handelingen als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van het besluit, waarbij van nature voorkomend radioactief materiaal is betrokken en werknemers of\n                                                leden van de bevolking daardoor een blootstelling ondergaan of kunnen ondergaan die\n                                                vanuit het oogpunt van stralingsbescherming niet kan worden verwaarloosd, worden aangewezen\n                                                de in bijlage 3.1, onderdeel A, genoemde categorie\u00ebn of soorten handelingen.\n\n2 Als handelingen met natuurlijke bronnen als bedoeld in artikel 3.2, vierde lid, van het besluit, waarvoor vanuit het oogpunt van stralingsbescherming bezorgdheid bestaat dat een\n                                                handeling kan leiden tot de aanwezigheid van in de natuur voorkomende radionucliden\n                                                in het water, waardoor de kwaliteit van het drinkwater of andere blootstellingsroutes\n                                                wordt of worden be\u00efnvloed, worden aangewezen de in bijlage 3.1, onderdeel B, genoemde handelingen.\n\nEen complexvergunning is vereist:\n\na. in een onderneming en op locaties, indien in verschillende organisatieonderdelen of\n                                                op verschillende locaties door de ondernemer verschillende handelingen met in totaal\n                                                meer dan 100 bronnen worden verricht;\n\nb. in specifieke overige door de Autoriteit bij de aanvraag om een vergunning aangewezen\n                                                gevallen, waarin sprake is van een qua risico\u2019s vergelijkbaar complex van handelingen\n                                                als bedoeld onder a.\n\nIn gevallen, waarin krachtens artikel 4.2, 6.2 of 10.1 een beveiligingsplan, bedrijfsnoodplan of be\u00ebindigingsplan is vereist, worden bij\n                                          een aanvraag om een vergunning gegevens met betrekking tot die plannen verstrekt als\n                                          bedoeld in artikel 3.6, derde lid, aanhef en onderdeel e, van het besluit.\n\n1 Vrijstellingswaarden voor radionucliden op basis van de activiteitsconcentratie voor\n                                                onbeperkte hoeveelheden als bedoeld in artikel 3.17, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit, zijn opgenomen in bijlage 3.2, tabel A.\n\n2 Vrijstellingswaarden voor radionucliden op basis van de totale activiteit als bedoeld\n                                                in artikel 3.17, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit, zijn opgenomen in bijlage 3.2, tabel B, kolom 3.\n\n3 Vrijstellingswaarden voor radionucliden op basis van de activiteitsconcentratie voor\n                                                handelingen met matige hoeveelheden van elk type materiaal als bedoeld in artikel 3.17, vijfde lid, onderdeel b, van het besluit, zijn opgenomen in bijlage 3.2, tabel B, kolom 2.\n\nVrijgavewaarden voor radionucliden op basis van de activiteitsconcentratie voor handelingen\n                                          met onbeperkte hoeveelheden radioactieve materialen als bedoeld in artikel 3.20, vierde lid, van het besluit, zijn opgenomen in bijlage 3.2, tabel A.\n\nDeze paragraaf is niet van toepassing voor zover de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen van toepassing is.\n\nDe verplichting tot het zorgen voor een beveiligingsplan krachtens artikel 4.7, eerste lid, van het besluit, berust op de ondernemer die houder is van een vergunning voor het verrichten van\n                                          handelingen met categorie 1-, 2-, of 3-stoffen.\n\nHet minimumbedrag waarvoor per volume-eenheid af te voeren hoogactieve bron, de daarbij\n                                          behorende bronhouder en de vaste afscherming financi\u00eble zekerheid als bedoeld in artikel 4.15, derde lid, van het besluit, wordt gesteld, bedraagt \u20ac\u00a0175 per dm3, of gedeelte daarvan, af te voeren materiaal.\n\nDeskundigheid van een stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.4, derde lid, van het besluit, voor een handeling waarvoor een vergunning, registratie of kennisgeving is vereist\n                                             of voor een maatregel of blootstellingsituatie waarvoor een kennisgeving is vereist,\n                                             is ten minste van het niveau:\n\na. van een algemeen co\u00f6rdinerend deskundige, overeenkomstig artikel 5.2, voor:\n\n1\u00b0. omvangrijke handelingen of handelingen die een uitgebreide bescherming tegen ioniserende\n                                                         straling vereisen en waarvoor een complexvergunning is vereist;\n\n2\u00b0. handelingen waarvoor overeenkomstig artikel 5.28 een stralingsbeschermingseenheid wordt vereist;\n\n3\u00b0. door de Autoriteit bij beschikking of verordening aangewezen specifieke handelingen\n                                                         met een aanmerkelijk risico; of\n\nb. van een co\u00f6rdinerend deskundige, overeenkomstig artikel 5.4, voor andere dan in onderdeel a bedoelde handelingen, maatregelen of blootstellingsituaties.\n\n1 Aan de eisen met betrekking tot de kennis, vaardigheden en bekwaamheden van een stralingsbeschermingsdeskundige\n                                                   als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a, wordt voldaan, indien:\n\na. een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen co\u00f6rdinerend\n                                                         deskundige bij een erkende instelling is gevolgd, en\n\nb. de deskundige beschikt over de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld\n                                                         in bijlage 5.1, onderdeel B.\n\n2 Aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, wordt tevens voldaan door een persoon die\n                                                   overeenkomstig paragraaf 5.1.3 heeft aangetoond te beschikken over competenties en kwalificaties die gelijkwaardig\n                                                   zijn.\n\nEen opleiding bij een erkende instelling tot stralingsbeschermingsdeskundige op het\n                                             niveau van algemeen co\u00f6rdinerend deskundige:\n\na. voorziet cursisten van de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel B;\n\nb. beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties en\n                                                   overige kwalificaties, bedoeld onder a, te voorzien;\n\nc. beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld\n                                                   in de artikelen 5.25 en 5.26;\n\nd. heeft een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige\n                                                   als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a; en\n\ne. verstrekt uitsluitend diploma\u2019s tot algemeen co\u00f6rdinerend deskundige aan cursisten\n                                                   die de opleiding, bedoeld in de aanhef, met goed gevolg hebben doorlopen.\n\n1 Aan de eisen met betrekking tot de kennis, vaardigheden en bekwaamheden van een stralingsbeschermingsdeskundige\n                                                   als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b, wordt voldaan indien:\n\na. een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van co\u00f6rdinerend deskundige\n                                                         bij een erkende instelling is gevolgd, en\n\nb. de deskundige beschikt over de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld\n                                                         in bijlage 5.1, onderdeel C.\n\n2 Aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, wordt tevens voldaan door een persoon die\n                                                   overeenkomstig paragraaf 5.1.3 heeft aangetoond te beschikken over competenties en kwalificaties die gelijkwaardig\n                                                   zijn.\n\nEen opleiding bij een erkende instelling tot stralingsbeschermingsdeskundige op het\n                                             niveau van co\u00f6rdinerend deskundige:\n\na. voorziet cursisten van de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel C;\n\nb. beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties en\n                                                   kwalificaties, bedoeld onder a, te voorzien;\n\nc. beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld\n                                                   in de artikelen 5.25 en 5.26;\n\nd. heeft een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige\n                                                   als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a; en\n\ne. verstrekt uitsluitend diploma\u2019s tot co\u00f6rdinerend deskundige aan cursisten die de opleiding,\n                                                   bedoeld in dit artikel, met goed gevolg hebben doorlopen.\n\n1 Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:\n\na. \nregistratie: inschrijving in het register;\n\nb. \nherregistratie: herinschrijving in het register;\n\nc. \nbuitengewone registratie: herregistratie waarbij wordt afgeweken van de eis, bedoeld in artikel 5.8, eerste lid, aanhef en onder b, of 5.9, eerste lid, aanhef en onder b.\n\n2 Registratie, herregistratie of buitengewone registratie van een stralingsbeschermingsdeskundige\n                                                   vindt plaats door de Autoriteit indien is voldaan aan de voorwaarden die krachtens\n                                                   deze paragraaf daaraan worden gesteld.\n\n1 Voor registratie als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a, is een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau\n                                                   van algemeen co\u00f6rdinerend deskundige vereist.\n\n2 Voor registratie als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b, is een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau\n                                                   van co\u00f6rdinerend deskundige vereist.\n\n3 Registratie is eenmalig en kent een duur van vijf jaar.\n\n1 Voor herregistratie van een stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a, is vereist:\n\na. een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van\n                                                         algemeen co\u00f6rdinerend deskundige;\n\nb. een werkgeversverklaring of ondernemersverklaring die aantoont dat diegene in de vijf\n                                                         jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag minimaal 500 uur per jaar werkzaam\n                                                         is geweest binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling, en\n\nc. documentatie waaruit blijkt dat diegene in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag\n                                                         conform onderdeel A van bijlage 5.1, 200 punten heeft verdiend met kennisonderhoud binnen het toepassingsgebied van ioniserende\n                                                         straling.\n\n2 Een herregistratie kent een duur van maximaal vijf jaar.\n\n1 Voor herregistratie van een stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b, is vereist:\n\na. een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van\n                                                         co\u00f6rdinerend deskundige;\n\nb. een werkgeversverklaring of ondernemersverklaring die aantoont dat diegene in de vijf\n                                                         jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag minimaal 250 uur per jaar werkzaam\n                                                         is geweest binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling, en\n\nc. documentatie waaruit blijkt dat diegene in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag\n                                                         conform bijlage 5.1, onderdeel A, 120 punten heeft verdiend met kennisonderhoud binnen het toepassingsgebied\n                                                         van ioniserende straling.\n\n2 Een herregistratie kent een duur van maximaal vijf jaar.\n\n1 Voor een buitengewone registratie als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld\n                                                   in artikel 5.1, onderdeel a, is vereist:\n\na. een eerdere registratie of herregistratie,\n\nb. een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van\n                                                         algemeen co\u00f6rdinerend deskundige, en\n\nc. voldoen aan de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel B.\n\n2 Een buitengewone registratie kent een duur van maximaal vijf jaar.\n\n1 Voor een buitengewone registratie als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld\n                                                   in artikel 5.1, onderdeel b, is vereist:\n\na. een eerdere registratie of herregistratie:\n\nb. een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van\n                                                         co\u00f6rdinerend deskundige, en\n\nc. voldoen aan de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel C.\n\n2 Een buitengewone registratie kent een duur van maximaal vijf jaar.\n\nIn deze paragraaf wordt verstaan onder:\n\nalgemene wet:\nAlgemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties;\n\naanvraag: aanvraag als bedoeld in artikel 5 van de algemene wet, tot het verlenen van erkenning van beroepskwalificaties voor het beroep van stralingsbeschermingsdeskundige;\n\naanvrager: migrerende beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene wet die op grond van deze regeling erkenning van zijn beroepskwalificaties aanvraagt\n                                                   voor het gereglementeerd beroep van stralingsbeschermingsdeskundige.\n\n1 Een aanvraag wordt ingediend bij de Autoriteit.\n\n2 De aanvrager overlegt de documenten, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel a tot en met d, van de algemene wet. Op verzoek van de Autoriteit worden ook de documenten, bedoeld in onderdeel e of\n                                                   f van het genoemde artikel, overgelegd.\n\n3 Desgevraagd verschaft de aanvrager tevens de informatie, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de algemene wet.\n\n1 Indien bij de toepassing van artikel 11, eerste, tweede en derde lid, van de algemene wet is gebleken dat de kennis, vaardigheden en bekwaamheden van de aanvrager wezenlijk\n                                                   verschillen van de daaraan gestelde eisen, bedoeld in artikel 5.5, derde lid, van het besluit, en dat het daardoor noodzakelijk is dat een aanpassingsstage wordt doorlopen of\n                                                   een proeve van bekwaamheid wordt afgelegd, maakt de aanvrager zijn keuze tussen de\n                                                   aanpassingsstage of de proeve van bekwaamheid kenbaar, tenzij artikel 11, vijfde lid,\n                                                   van de algemene wet van toepassing is.\n\n2 In afwijking van het eerste lid, kan, in geval artikel 11, zesde lid, van de algemene wet van toepassing is, worden bepaald dat zowel een aanpassingsstage wordt doorlopen\n                                                   als een proeve van bekwaamheid wordt afgelegd.\n\n3 Bij de toepassing van dit artikel wordt artikel 11, zevende en achtste lid, van de algemene wet in acht genomen.\n\nIndien de aanvrager voor een aanpassingsstage in aanmerking wenst te komen, stelt\n                                             de Autoriteit vast:\n\na. de inhoudsgebieden of onderdelen van inhoudsgebieden waarop de aanpassingsstage betrekking\n                                                   heeft,\n\nb. de duur van de aanpassingsstage,\n\nc. in voorkomend geval, de aanvullende opleiding die deel uitmaakt van de aanpassingsstage,\n                                                   en\n\nd. de wijze waarop de aanpassingsstage wordt beoordeeld.\n\nIndien de aanvrager voor een proeve van bekwaamheid in aanmerking wenst te komen,\n                                             stelt de Autoriteit vast:\n\na. met betrekking tot welke inhoudsgebieden of onderdelen van inhoudsgebieden de proeve\n                                                   wordt afgelegd, en\n\nb. de wijze waarop en de termijn waarbinnen de diverse onderdelen van de proeve zullen\n                                                   worden afgenomen.\n\nDe kosten die samengaan met de aanvraag, zoals het in behandeling nemen van de aanvraag,\n                                             de afgifte van de beslissing op de aanvraag en het organiseren van een proeve van\n                                             bekwaamheid en van een aanpassingsstage, kunnen, met inachtneming van artikel 33, derde lid, van de algemene wet, ten laste van de aanvrager komen.\n\nDe aanvraag wordt afgewezen, indien de aanvrager de aanpassingsstage of de proeve\n                                             van bekwaamheid niet met goed gevolg heeft volbracht of de daaraan verbonden kosten\n                                             niet heeft voldaan.\n\nIndien na afgifte van de erkenning van de EU-beroepskwalificaties is gebleken, dat\n                                             de bij de aanvraag overgelegde documenten niet geldig, vals of vervalst waren, wordt\n                                             de erkenning ingetrokken en vervangen door een afwijzing van de aanvraag.\n\n1 Voorafgaand aan de eerste dienstverrichting in Nederland door een dienstverrichter\n                                                   als bedoeld in artikel 21 van de algemene wet, in een functie die gewoonlijk wordt uitgeoefend door een stralingsbeschermingsdeskundige,\n                                                   overlegt deze dienstverrichter aan de Autoriteit de documenten, bedoeld in artikel 23, derde lid, onderdeel a tot en met d, van de algemene wet. Op verzoek van de Autoriteit worden ook de documenten, bedoeld in onderdeel e of\n                                                   f, van het genoemde artikel, overgelegd.\n\n2 Onverminderd het eerste lid, overlegt de dienstverrichter die een functie wil gaan\n                                                   verrichten die gewoonlijk door een stralingsbeschermingsdeskundige wordt uitgeoefend,\n                                                   voorafgaande aan de eerste dienstverrichting in Nederland aan de afnemer van zijn\n                                                   dienst, de gegevens, bedoeld in artikel 29, onder a tot en met d, van de algemene wet.\n\n1 Ten behoeve van de uitvoering van artikel 31b van de algemene wet, informeert de Autoriteit onmiddellijk de Minister en de Minister wie het aangaat\n                                                   nadat een migrerende beroepsbeoefenaar door een rechterlijke instantie of een andere\n                                                   bij of krachtens de wet bevoegde instantie in Nederland schuldig is bevonden aan het gebruik van valse beroepskwalificaties\n                                                   in verband met een procedure als bedoeld in de hoofdstukken 2, 3 en 3a van de algemene wet of de daarop gebaseerde bepalingen van deze regeling.\n\n2 Onverminderd het eerste lid, verstrekt de Autoriteit de Minister en de Minister wie\n                                                   het aangaat op diens verzoek alle informatie die hij nodig heeft ten behoeve van de\n                                                   uitvoering van de algemene wet.\n\n1 Een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming heeft voor toepassingen die behoren\n                                                tot een hierna genoemde categorie een opleiding gevolgd die voldoet aan de eisen,\n                                                genoemd in het bijbehorend onderdeel van bijlage 5.2:\n\na. medische toepassingen: bijlage 5.2, onderdeel A;\n\nb. tandheelkunde:\n\n1\u00b0. basisniveau: bijlage 5.2, onderdeel B-1;\n\n2\u00b0. Conebeam CT (CBCT): bijlage 5.2, onderdeel B-2;\n\nc. diergeneeskunde: bijlage 5.2, onderdeel C;\n\nd. splijtstofcyclus:\n\n1\u00b0. niveau C: bijlage 5.2, onderdeel D-1;\n\n2\u00b0. niveau B: bijlage 5.2, onderdeel D-2;\n\ne. verspreidbare radioactieve stoffen:\n\n1\u00b0. niveau B: bijlage 5.2, onderdeel E-1;\n\n2\u00b0. niveau C: bijlage 5.2, onderdeel E-2;\n\n3\u00b0. niveau D: bijlage 5.2, onderdeel E-3;\n\nf. handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal: bijlage 5.2, onderdeel F;\n\ng. versnellers: bijlage 5.2, onderdeel G;\n\nh. industri\u00eble radiografie: bijlage 5.2, onderdeel H;\n\ni. meet- en regeltoepassingen, voor:\n\n1\u00b0. toestellen en versnellers: bijlage 5.2, onderdeel I-1;\n\n2\u00b0. ingekapselde radioactieve bronnen: bijlage 5.2, onderdeel I-2.\n\n2 Een opleiding bij een erkende instelling voorziet een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                                voor een in het eerste lid bedoelde toepassing van de bijbehorende kerncompetenties\n                                                en overige kwalificaties, bedoeld in het desbetreffende onderdeel van bijlage 5.2.\n\n3 Een opleiding bij een erkende instelling als bedoeld in het tweede lid:\n\na. beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties en\n                                                      overige kwalificaties, bedoeld in dat lid, te voorzien;\n\nb. beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging, bedoeld in\n                                                      de artikelen 5.25 en 5.26;\n\nc. beschikt over een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige\n                                                      als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b;\n\nd. verstrekt uitsluitend diploma\u2019s voor de desbetreffende toepassing aan cursisten die\n                                                      een opleiding als bedoeld in het eerste lid met goed gevolg hebben afgerond.\n\n1 Een opleiding bij een erkende instelling voor opleidingen voor medisch-radiologische\n                                                handelingen voorziet een persoon als bedoeld in het tweede, derde of vierde lid van\n                                                de in die leden bedoelde kerncompetenties en overige kwalificaties.\n\n2 Voor andere medische specialisten als bedoeld in artikel 3 van de Regeling stralingsbescherming\n                                                medische blootstelling, onder wiens verantwoordelijkheid medisch-radiologische handelingen\n                                                worden uitgevoerd: de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.3, onderdeel A.\n\n3 Voor radiotherapeuten-oncoloog als bedoeld in artikel 3 van de Regeling stralingsbescherming\n                                                medische blootstelling: de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.3, onderdeel B.\n\n4 Voor radiologen als bedoeld in artikel 3 van de Regeling stralingsbescherming medische\n                                                blootstelling: de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.3, onderdeel C.\n\nEen opleiding bij een erkende instelling voor opleidingen voor medisch-radiologische\n                                          handelingen:\n\na. beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties, bedoeld\n                                                in artikel 5.23, te voorzien;\n\nb. beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld\n                                                in de artikelen 5.25 en 5.26;\n\nc. beschikt over een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige\n                                                als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b;\n\nd. verstrekt uitsluitend diploma\u2019s voor medisch-radiologische handelingen aan cursisten\n                                                die een opleiding als bedoeld in artikel 5.23 met goed gevolg hebben afgerond.\n\nEen opleiding aan een erkende instelling beschikt over adequate procedures ten behoeve\n                                          van de kwaliteitsborging van de examens indien:\n\na. een examenreglement is vastgesteld waarbij ten minste is geregeld:\n\n1\u00b0. de samenstelling van de examencommissie, voor wat betreft de vereiste deskundigheid\n                                                      op het gebied van stralingsbescherming en didactiek;\n\n2\u00b0. de betrokkenheid van een ambtenaar van de Autoriteit of van het Ministerie van Volksgezondheid,\n                                                      Welzijn en Sport indien het een medische opleiding betreft;\n\n3\u00b0. de duur en wijze van examineren;\n\n4\u00b0. de geheimhouding van de examenopgaven;\n\n5\u00b0. de beoordelingsnormen en de normen voor slagen, herexamens en afwijzen;\n\n6\u00b0. bepalingen omtrent een practicum;\n\n7\u00b0. een beroepsprocedure en een klachtenprocedure over het examen;\n\n8\u00b0. een regeling voor de examinering van kandidaten met dyslexie of een arbeidshandicap;\n\nb. de opleidingsverantwoordelijke na afloop van elk examen een examenverslag vaststelt;\n\nc. de instelling aan iedere kandidaat het examenreglement kenbaar maakt;\n\nd. het schriftelijk examenwerk gedurende ten minste een jaar na afloop van het examen\n                                                wordt bewaard en op verzoek van de cursist voor hem ter inzage wordt gelegd.\n\nEen opleiding aan een erkende instelling beschikt over adequate procedures ten behoeve\n                                          van de kwaliteitsborging van de diploma\u2019s, hetgeen in ieder geval omvat dat:\n\na. de instelling een model heeft vastgesteld voor het diploma van de opleiding;\n\nb. verstrekte diploma\u2019s worden ondertekend door de voorzitter van de examencommissie\n                                                en door de erkende instelling;\n\nc. de instelling over een actueel administratiesysteem beschikt waarin cursisten, geaccordeerde\n                                                scoringslijsten en uitgegeven diploma\u2019s van de opleiding worden geregistreerd.\n\n1 De ondernemer zorgt ervoor dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                                   zo vaak als nodig, maar in ieder geval jaarlijks voor 1\u00a0juni, over het voorafgaande\n                                                   kalenderjaar verantwoording aan de ondernemer aflegt door middel van een rapportage.\n\n2 De rapportage bevat een opsomming van de activiteiten in dat kalenderjaar in het kader\n                                                   van de stralingsbescherming en de resultaten daarvan.\n\n3 De rapportage wordt opgeslagen in het beheersysteem en bevat in ieder geval:\n\na. een overzicht van de uitgevoerde taken, bedoeld in artikel 7.2, vierde lid, van het besluit;\n\nb. mutaties in de organisatie van de stralingsbescherming, en\n\nc. een beschrijving van calamiteiten en stralingsincidenten.\n\n1 De aanwezigheid van een stralingsbeschermingseenheid is vereist in gevallen waarin\n                                                   overeenkomstig artikel 3.2 een complexvergunning is vereist.\n\n2 De aanwezigheid van een stralingsbeschermingseenheid is voorts vereist binnen inrichtingen\n                                                   als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet, waarop het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen van toepassing is.\n\n3 Bij andere vergunningen dan bedoeld in het eerste of tweede lid kan worden bepaald\n                                                   dat de aanwezigheid van een stralingsbeschermingseenheid is vereist, indien in de\n                                                   desbetreffende onderneming:\n\na. handelingen worden verricht die naar het oordeel van de Autoriteit overeenkomen met\n                                                         gevallen als bedoeld in het eerste lid of een inrichting als bedoeld in het tweede\n                                                         lid, en\n\nb. naar het oordeel van de Autoriteit een beheersysteem is vereist, dat vergelijkbaar\n                                                         is met dat in de ondernemingen of inrichtingen, bedoeld in het eerste of tweede lid.\n\nIndien de aanwezigheid van een stralingsbeschermingseenheid wordt vereist, beschikt\n                                             de ondernemer over een interne regeling stralingsbescherming, waarin in ieder geval\n                                             is vastgelegd:\n\na. de doelstellingen en uitgangspunten van het beheersysteem;\n\nb. het werkingsgebied;\n\nc. de stralingsbeschermingsorganisatie, met een omschrijving van de verantwoordelijkheden,\n                                                   taken, bevoegdheden van de bij het verrichten van handelingen betrokken organisatie-onderdelen\n                                                   en werknemers, alsmede het interne toezicht en de rapportage daarover;\n\nd. de formatieve omvang van de stralingsbeschermingseenheid, de vereiste deskundigen\n                                                   en de aanvullend benodigde administratieve of technische ondersteuning;\n\ne. een verbod om zonder interne toestemming handelingen te verrichten;\n\nf. een beheersysteem van interne toestemmingen;\n\ng. werkwijzen en procedures voor handelingen inclusief de toelatingseisen voor werknemers\n                                                   of blootgestelde werknemers, registratieverplichtingen en periodieke controles;\n\nh. een plan voor de inzameling, de opslag en de overdracht van radioactief afval; en\n\ni. een calamiteitenregeling voor incidenten of ongevallen met bronnen.\n\nDe stralingsbeschermingsdeskundige, bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a, in de stralingsbeschermingseenheid heeft tot taak:\n\na. het voorbereiden en opstellen van het stralingsbeschermingsbeleid en het adviseren\n                                                   over dit beleid;\n\nb. het voorbereiden en, indien daartoe gemandateerd, verlenen van interne toestemmingen;\n\nc. het houden van intern toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen en van\n                                                   de voorschriften in de interne regeling, in de stralingsbeschermingsvoorschriften\n                                                   en in de interne toestemmingen;\n\nd. het kennisgeven van de nieuwe toepassingen aan de Autoriteit, voor zover de verplichting\n                                                   tot kennisgeving volgt uit een voorschrift in de vergunning;\n\ne. het beheren en onderhouden van een deugdelijke administratie van relevante gegevens\n                                                   die betrekking hebben op de stralingsbescherming, op de stralingstoepassingen en de\n                                                   bronnen; en\n\nf. het zo vaak als nodig, maar in ieder geval jaarlijks voor 1\u00a0juni over het voorafgaande\n                                                   kalenderjaar, zorgdragen voor een rapportage over de stralingsbescherming aan de ondernemer\n                                                   en de Autoriteit.\n\nDe verplichting tot het invoeren en in werking houden van een systeem voor het registreren\n                                          en analyseren van stralingsincidenten, ongevallen of radiologische noodsituaties,\n                                          bedoeld in artikel 6.2, zesde lid, van het besluit, berust op de in artikel 4.2, aangewezen vergunninghouders.\n\nDe verplichting tot het zorgen voor een bedrijfsnoodplan als bedoeld in artikel 6.7, eerste lid, van het besluit, berust op de in artikel 4.2 aangewezen ondernemer.\n\n1 Als bouwmaterialen, bedoeld in artikel 6.21, eerste lid, van het besluit, worden aangewezen de in bijlage 6.1 genoemde bouwmaterialen.\n\n2 In geval met toepassing van de in artikel 6.21, tweede lid, van het besluit bedoelde methode door de ondernemer is bepaald dat er een gerede kans is dat het\n                                                referentieniveau van 1 millisievert in een kalenderjaar als bedoeld in artikel 9.10, achtste lid, van het besluit wordt overschreden, doet de ondernemer ter uitvoering van artikel 6.21, derde lid,\n                                                van het besluit een kennisgeving aan de Autoriteit.\n\n(gereserveerd).\n\nDe ondernemer zorgt ervoor dat:\n\na. indien nieuwe apparatuur in gebruik wordt genomen, deze, indien uitvoerbaar, een voorziening\n                                             heeft die de stralingsdosis tijdens een radiologische verrichting aangeeft;\n\nb. bij een toestel waarmee radiodiagnostische verrichtingen worden toegepast, een filter\n                                             wordt gebruikt teneinde de stralingsbelasting van de pati\u00ebnt te beperken;\n\nc. een toestel beschikt over een vaste of automatische diafragma-instelling zodat de\n                                             randen van de r\u00f6ntgenbundel zichtbaar zijn, tenzij het mammografisch of tandheelkundig\n                                             onderzoek betreft;\n\nd. een toestel waarmee radiodiagnostische verrichtingen worden toegepast is voorzien\n                                             van een diafragma of tubus met het doel de r\u00f6ntgenbundel te beperken tot het juiste\n                                             gebied;\n\ne. het diafragma een middel bevat om afmetingen van de bundel vooraf te kunnen aangeven;\n\nf. een toestel, geschikt voor doorlichting, bij cumulatief doorlichten frequent een akoestisch\n                                             signaal afgeeft.\n\n1 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een multifunctionele individuele dosis\n                                             verstaan: een effectieve dosis die het gevolg is van het gebruik van een gebied buiten\n                                             de locatie op zodanige wijze dat dit de hoogst mogelijke dosis geeft.\n\n2 De ondernemer zorgt ervoor dat bij het verrichten van een handeling, behorend tot\n                                             een categorie als genoemd in artikel 3.10, derde lid, van het besluit, waarvoor een registratie is vereist:\n\na. de bijdrage aan de effectieve dosis voor personen op enig punt buiten de locatie ten\n                                                   gevolge van die handelingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk is, en\n\nb. de multifunctionele individuele dosis op enig punt buiten de locatie in geen geval\n                                                   de waarde van 10 microsievert per kalenderjaar overschrijdt.\n\n3 In geval van handelingen met van nature voorkomende radionucliden waar de schade ten\n                                             gevolge van die handelingen bepaald en getoetst wordt via de externe straling ten\n                                             gevolge van de besmetting van enig niet-bereikbaar oppervlak, geldt met het oog op\n                                             de stralingsbescherming dat, indien de externe straling onder normale bedrijfsomstandigheden\n                                             op 0,1 meter afstand van enig bereikbare buitenzijde van een bron een hoger omgevingsdosisequivalenttempo\n                                             veroorzaakt dan 10 microsievert per uur, zodanige maatregelen worden genomen dat voor\n                                             die handelingen een dosisbeperking van 1 millisievert effectieve dosis in een kalenderjaar\n                                             wordt gehanteerd.\n\n1 Voor blootstelling van leden van de bevolking in een radiologische noodsituatie geldt\n                                             een referentieniveau als bedoeld in artikel 9.8, eerste lid, onder a, van het besluit van 100 millisievert als acute effectieve dosis of jaarlijkse effectieve dosis.\n\n2 Voor blootstelling van leden van de bevolking in de transitie van een radiologische\n                                             noodsituatie naar een bestaande blootstellingsituatie, in het bijzonder bij de be\u00ebindiging\n                                             van langetermijnbeschermingsmaatregelen zoals vestiging elders, geldt een referentieniveau\n                                             als bedoeld in artikel 9.8, eerste lid, onder b, van het besluit van 20 millisievert als jaarlijkse effectieve dosis.\n\n3 Voor blootstelling van leden van de bevolking in een bestaande blootstellingsituatie\n                                             geldt een referentieniveau als bedoeld in artikel 9.10, eerste lid, van het besluit, van 20 millisievert als jaarlijkse effectieve dosis.\n\nIn gevallen behorend tot de volgende categorie\u00ebn handelingen zorgt de ondernemer voor\n                                       een be\u00ebindigingsplan als bedoeld in artikel 10.8, eerste lid, van het besluit:\n\na. handelingen met een versneller die deeltjes met een energie van meer dan 20 mega-elektronvolt\n                                             produceert of handelingen met een cyclotron die deeltjes met een energie van meer\n                                             dan 8 mega-elektronvolt produceert;\n\nb. handelingen ten behoeve van olie- of gasexploratie of olie- of gasproductie als bedoeld\n                                             in bijlage 3.1, onderdeel A, onderdeel 4, waarbij van nature voorkomend radioactief materiaal voorhanden\n                                             is;\n\nc. handelingen ten behoeve van kolengestookte energieproductie als bedoeld in bijlage 3.1, onderdeel A, onderdeel 14, of\n\nd. handelingen ten behoeve van thermische fosforproductie als bedoeld in bijlage 3.1, onderdeel A, onderdeel 7.\n\nDe Uitvoeringsregeling stralingsbescherming en de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling worden ingetrokken.\n\n[Red: Wijzigt de Regeling nucleaire drukapparatuur.]\n\n[Red: Wijzigt de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen.]\n\n[Red: Wijzigt de Regeling detectie radioactief besmet schroot.]\n\n[Red: Wijzigt de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.]\n\n[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen.]\n\n[Red: Wijzigt de Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties.]\n\nIndien in een vergunning, ontheffing of andere beschikking, die voor het tijdstip\n                                       van inwerkingtreding van deze regeling is verleend op grond van de wet of een daarop gebaseerde algemene maatregel van bestuur of ministeri\u00eble regeling,\n                                       wordt verwezen naar een bepaling of bijlage van het Besluit stralingsbescherming of van een op dat besluit gebaseerde ministeri\u00eble regeling, geldt die verwijzing\n                                       met ingang van dat tijdstip als een verwijzing naar de volgens de concordantietabel,\n                                       opgenomen in de nota van toelichting bij het besluit, overeenkomstige bepaling van\n                                       het besluit of van de op die bepaling gebaseerde bepaling van een ministeri\u00eble regeling\n                                       of verordening.\n\nIndien een vergunning die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling\n                                       is verleend krachtens het Besluit stralingsbescherming, krachtens artikel 12.5, derde of zesde lid, van het besluit wordt aangemerkt als een registratie, blijven de aan die vergunning verbonden voorschriften,\n                                       voorwaarden en beperkingen met ingang van dat tijdstip van kracht, tenzij strijdig\n                                       met de bij of krachtens het besluit voor de desbetreffende handeling of bron gestelde\n                                       algemene regels.\n\n1 Voor zover een handeling meldingsplichtig was ingevolge het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit, en voor\n                                             deze handeling een vergunningplicht is gaan gelden ingevolge het Besluit vervoer splijtstoffen,\n                                             ertsen en radioactieve stoffen, als gewijzigd door artikel 13.2 van het besluit, wordt binnen een jaar na dat tijdstip een aanvraag om een vergunning ingediend.\n                                             De melding of globale melding geldt als tijdelijke vergunning tot het tijdstip waarop\n                                             de beslissing op de aanvraag onherroepelijk is geworden, doch uiterlijk tot het tijdstip\n                                             waarop de melding of globale melding zou zijn vervallen.\n\n2 Voor zover ingevolge het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit, een vergunning\n                                             is verleend voor een handeling die ingevolge het besluit kennisgevingsplichtig is\n                                             geworden, geldt die vergunning met ingang van dat tijdstip als een kennisgeving, tot\n                                             het tijdstip waarop de vergunning zou zijn ingetrokken of zou zijn vervallen.\n\nIndien in een vergunning, ontheffing of andere beschikking, die voor het tijdstip\n                                       van inwerkingtreding van deze regeling is verleend op grond van de wet of een daarop gebaseerde algemene maatregel van bestuur of ministeri\u00eble regeling,\n                                       wordt verwezen naar een in de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming opgenomen sommatiemethode, geldt die verwijzing met ingang van dat tijdstip als een\n                                       verwijzing naar de overeenkomstige methode, bedoeld in artikel 3.4, vijfde lid, van het besluit, met inachtneming van artikel 3.17, tweede en derde lid, van het besluit.\n\n1 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder \u2018Asom\u2019 of \u2018Csom\u2019 verstaan: de gewogen\n                                             sommatie van de activiteit of activiteitsconcentratie van de natuurlijke radionucliden,\n                                             volgens de in bijlage 7.2 behorende bij artikel 7.3 van de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming, zoals deze luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, aangegeven\n                                             methode, waarbij voor de wijze van uitvoering van de gewogen sommatie wordt verwezen\n                                             naar bijlage 1.2 behorende bij artikel 1.2, tweede lid, van de genoemde regeling.\n\n2 Indien in een vergunning, ontheffing of andere beschikking, die voor het tijdstip\n                                             van inwerkingtreding van deze regeling is verleend op grond van de wet of een daarop gebaseerde algemene maatregel van bestuur of ministeri\u00eble regeling,\n                                             een voorschrift, voorwaarde of beperking is opgenomen waarin een waarde wordt bepaald\n                                             met behulp van de begrippen \u2018Asom\u2019 of \u2018Csom\u2019, blijft die waarde met de daaraan ten\n                                             grondslag liggende berekeningsmethode, bedoeld in het eerste lid, ook na het genoemde\n                                             tijdstip onverminderd van toepassing.\n\nIn gevallen waarin voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling op grond\n                                       van het Besluit stralingsbescherming een verplichting tot financi\u00eble zekerheidstelling voor een hoogactieve bron gold,\n                                       wordt binnen drie maanden na dat tijdstip aan artikel 4.3 voldaan.\n\nArtikel 11.2, eerste lid, aanhef en onder a, van het besluit is van overeenkomstige toepassing op de voorbereiding van een beschikking op een\n                                       aanvraag om vergunning voor handelingen met van nature voorkomende radionucliden,\n                                       met dien verstande dat in deze gevallen voor \u2018handelingen met open bronnen\u2019 wordt\n                                       gelezen \u2018handelingen met van nature voorkomende radionucliden\u2019 en dat bij de sommatie,\n                                       bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, van dat artikel, wordt getoetst aan de vrijstellingswaarden\n                                       voor de totale activiteit, bedoeld in bijlage 3, onderdeel B, tabel B, kolom 3, van het besluit of bijlage 3.2, tabel B, kolom 3, van deze regeling.\n\n1 Ten aanzien van een werkzaamheid als bedoeld in artikel 12.8, eerste lid, van het besluit, waarvoor ingevolge het Besluit stralingsbescherming een melding is gedaan en die op grond van dat lid is aangemerkt als een handeling\n                                             met natuurlijke bronnen, waarvoor op grond van het besluit een vergunningplicht of registratieplicht is gaan gelden, wordt voor 6\u00a0februari 2020\n                                             een daartoe strekkende aanvraag ingediend.\n\n2 Tot het tijdstip waarop de beslissing op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid\n                                             onherroepelijk van kracht is geworden geldt de melding als een tijdelijke vergunning\n                                             of tijdelijke registratie.\n\n1 Ten aanzien van een andere handeling dan bedoeld in artikel 12.11, eerste lid, van het besluit, waarvoor ingevolge het Besluit stralingsbescherming een melding is gedaan en waarvoor op grond van het besluit een vergunningplicht of registratieplicht is gaan gelden, wordt voor 6\u00a0februari 2020\n                                             een daartoe strekkende aanvraag ingediend.\n\n2 Tot het tijdstip waarop de beslissing op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid\n                                             onherroepelijk van kracht is geworden geldt de melding als een tijdelijke vergunning\n                                             of tijdelijke registratie.\n\n1 Ten aanzien van een andere handeling dan bedoeld in artikel 12.11, tweede lid, van het besluit of een werkzaamheid als bedoeld in het Besluit stralingsbescherming die voor 6\u00a0februari 2018 werd verricht en waarvoor op grond van het Besluit stralingsbescherming\n                                             geen meldingsplicht of vergunningplicht gold, terwijl die handeling, of ingevolge\n                                             het besluit als handeling aangemerkte werkzaamheid, op grond van het besluit kennisgevingsplichtig,\n                                             registratieplichtig of vergunningplichtig is geworden, wordt voor 1\u00a0juni 2019 de daartoe\n                                             strekkende kennisgeving of aanvraag om een registratie of vergunning ingediend.\n\n2 Tot het tijdstip waarop de beslissing op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid\n                                             onherroepelijk van kracht is geworden, geldt de aanvraag als een tijdelijke vergunning\n                                             of een tijdelijke registratie.\n\n1 In gevallen waarin een vergunning die is verleend op grond van het Besluit stralingsbescherming een voorschrift bevat dat niet in overeenstemming is met het bepaalde bij of krachtens\n                                             het besluit en de vergunninghouder toepassing wil blijven geven aan dat voorschrift, vraagt hij\n                                             voor 6\u00a0februari 2020 een ontheffing als bedoeld in artikel 11.7 van het besluit of andere toepasselijke ontheffing krachtens het besluit aan.\n\n2 Tot het tijdstip waarop de beslissing op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid\n                                             onherroepelijk van kracht is geworden kan het vergunningvoorschrift waarvoor de ontheffing\n                                             is aangevraagd worden toegepast.\n\n1 Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in werking treedt.\n\n2 Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na\n                                             de datum van uitgifte van het koninklijk besluit waardoor het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in werking treedt, treedt deze regeling, in afwijking van het eerste lid, in werking\n                                             met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt\n                                             geplaatst en werkt zij terug tot en met de datum van inwerkingtreding van het Besluit\n                                             basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nDe Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,\n\nS. van \nVeldhoven-van der Meer\n\nDe Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,\n\nT. van \nArk\n\nDe Minister voor Medische Zorg,\n\nB.J. \nBruins\n\nBijlage 2.1, behorend bij artikel 2.1 (aanwijzing van categorie\u00ebn of soorten gerechtvaardigde of niet-gerechtvaardigde\n                                    handelingen en maatregelen).\n\nBijlage 3.1, behorend bij artikel 3.1 (aanwijzing van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal).\n\nBijlage 3.2, behorend bij de artikelen 3.4 en 3.5 (vrijstellings- en vrijgavewaarden).\n\nBijlage 4.1, behorend bij de artikelen 1.1 en 4.2 (begrippen en indeling van radioactieve stoffen in categorie\u00ebn met het oog op het\n                                    beveiligingsplan).\n\nBijlage 5.1, behorend bij afdeling 5.1, de paragrafen 5.1.1 en 5.1.2 (eisen deskundigheid en opleiding stralingsbeschermingsdeskundigen).\n\nBijlage 5.2, behorend bij afdeling 5.2 (eisen deskundigheid en opleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming).\n\nBijlage 5.3, behorend bij afdeling 5.3 (eisen opleidingen medisch-radiologische handelingen).\n\nBijlage 6.1, behorend bij artikel 6.3, eerste lid (lijst van grondstoffen en bouwmaterialen die gezien de uitgezonden gammastraling\n                                    in aanmerking moeten worden genomen, omdat ze kunnen leiden tot een overschrijding\n                                    van het desbetreffende referentieniveau van 1 millisievert in een kalenderjaar en\n                                    om die reden aandacht vragen vanuit het oogpunt van de stralingsbescherming).\n\nBijlage 2.1, onderdeel A. Categorie\u00ebn of soorten gerechtvaardigde handelingen en maatregelen.\n\nNR\n\nCategorie of soort\n\nVoorbeelden\n\nDoel\n\nArgumenten rechtvaardiging1\n\nI\n\nOnderzoeks- en Industri\u00eble toepassingen\n\nI.A\n\nIngekapselde bronnen voor:\n\nI.A.1\n\nMeet- en regel\n\ntechniek\n\n\u2666 diktemeting\n\n\u2666 meten en regelen van of binnen diverse productie-processen\n\n\u2666 optimalisatie van processen\n\n\u2666 dichtheidsmeting\n\n\u2666 kostenbesparing\n\n\u2666 niveaumeting\n\n\u2666 veiliger en betrouwbaarder procesvoering\n\n\u2666 gramgewichtsmeting (bijv. bandweegmeting)\n\n\u2666 reduceren van milieubelasting door geringere uitval van productie\n\n\u2666 vochtigheidsmeting\n\n\u2666 geen contact met procesmedium, dus geringere toxische belasting bij onderhoud\n\n\u2666 concentratiemeting\n\n\u2666 verplaatsingsmeting\n\n\u2666 debietmeting\n\n\u2666 samenstelling olie-, gas en water mengsels meten\n\nI.A.2\n\nIJking\n\n\u2666 diverse ijkbronnen\n\n\u2666 testen en ijken van diverse apparatuur en stoffen\n\n\u2666 optimaliseren van processen, meet- en regelsystemen en analyseopstellingen\n\n\u2666 voorkomen van te grote of te kleine bestralingen\n\nI.A.3\n\nAnalyse\n\n\u2666 gaschromatografie\n\n\u2666 analyseren van bepaalde stoffen en materialen\n\n\u2666 benutting van fysische mogelijkheden\n\n\u2666 elementenanalyse m.b.v. neutronenactivering\n\n\u2666 controle kwaliteit producten en productproces, dus minder afval en minder gevaar\n                                                   bij gebruik\n\n\u2666 stofmonitoring\n\n\u2666 vermeerdering van kennis\n\n\u2666 stofemissiemeting\n\n\u2666 r\u00f6ntgenfluorescentie-analyse\n\n\u2666 b\u00e8tascoop (bepaling dikte dunne metaallagen)\n\nI.A.4\n\nNiet destructief onderzoek (NDO)\n\n\u2666 transmissie en backscatter\n\n\u2666 verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van een te onderzoeken object (controle)\n                                                   zonder dit object te beschadigen\n\n\u2666 verhoging integriteit van procesinstallaties\n\n\u2666 gammagrafie\n\n\u2666 optimalisatie van processen\n\n\u2666 neutronenactivering\n\n\u2666 tijd- en kostenbesparing\n\n\u2666 neutronenradiografie\n\n\u2666 benutting van fysische mogelijkheden\n\n\u2666 vermeerdering van kennis\n\nI.A.5\n\nAfscherming of ballast met behulp van verarmd uranium\n\n\u2666 afscherming van relatief grote stralingsbronnen\n\n\u2666 ballast of afscherming\n\n\u2666 benutting van fysische mogelijkheden\n\n\u2666 ballast- en uitbalanceermateriaal, bijv. in de uiteinden van vleugels van vliegtuigen\n\n\u2666 kostenbesparing\n\n\u2666 hergebruik\n\nI.A.6\n\nProductbewerking\n\n\u2666 voedseldoorstraling\n\n\u2666 steriliseren, desinfecteren en bewerking van materialen\n\n\u2666 optimalisatie van processen\n\n\u2666 sterilisatie\n\n\u2666 benutting van fysische mogelijkheden\n\n\u2666 modificatie van plastic folie en \"solid state\" materialen\n\n\u2666 verbetering volksgezondheid\n\nI.A.7\n\nProcestechnologisch onderzoek\n\n\u2666 gammatransmissie, gammabackscatter en neutronenbackscatter met mobiele bronnen\n\n\u2666 karakterisering en opsporing van storingen in chemische processen\n\n\u2666 optimalisatie van processen\n\n\u2666 verstoppingen in leidingen opsporen\n\n\u2666 doelmatiger plannen van onderhoud\n\n\u2666 werking destillatiebronnen onderzoeken\n\n\u2666 opsporen oorzaken processtoringen\n\n\u2666 aangroeiing in procesapparaten en depositie in leidingen meten\n\n\u2666 tijdige signalering van onveilige situaties\n\nI.A.8\n\nExploratie onderzoek\n\n\u2666 gammabackscatter t.b.v. dichtheidsmetingen van gesteenten in gas- en olievelden\n                                                   via boorputten\n\n\u2666 verhoging rendement olie- en gasvelden\n\n\u2666 optimalisatie ontginning van energiebronnen\n\n\u2666 neutronenbackscatter voor opsporen water-, gas- en olievelden via boorputten\n\n\u2666 betere benutting van energievoorraden\n\n\u2666 beter in beeld brengen van energiereserves\n\nI.A.9\n\n(Consumenten)\n\nproducten\n\n\u2666 aanwijsinstrumenten2 (klokken, horloges, navigatie-instrumenten)\n\n\u2666 (nood) verlichting\n\n\u2666 vermindering van (mogelijk) gevaar\n\n\u2666 lampen (H-3, Kr-85, Th-228, Th-230, Thorium (Th-232 en Th-228 inclusief vervalproducten\n                                                   en Th-230)\n\n\u2666 bevorderen ontsteking van lampen of betere werking\n\n\u2666 effectiviteit\n\n\u2666 starters (H-3 en\n\nKr-85)\n\n\u2666 bevordering ontsteking van (TL-)lampen\n\n\u2666 elektronische componenten\n\n\u2666 snellere werking\n\nLuminescente vluchtweg-aanduiding\n\n\u2666 helderheid\n\n\u2666 luminescente noodverlichting in bijv. vliegtuigen en bioscopen\n\n\u2666 helderheid\n\n\u2666 luminescente bronnen in richtmiddelen op dienstwapen politie\n\n\u2666 veilig kunnen gebruiken van een dienstwapen bij slecht licht\n\n\u2666 voorkomen van gevaarstelling personen bij gebruik dienstwapen\n\n\u2666 ionisatie rookmelders voor bedrijfsmatige toepassingen\n\n\u2666 beeldschermen\n\nI.A.10\n\nOntsteking\n\n\u2666 spark gap tubes H-3 en Ni-63\n\n\u2666 ontsteking olie of gas brander door middel van hoge energie ontsteeklans\n\n\u2666 optimalisatie van processen\n\n\u2666 veiliger en betrouwbaarder procesvoering\n\n\u2666 kostenbesparing\n\nI.B\n\nOpen bronnen bij:\n\nI.B.1\n\nProcesindustrie\n\n\u2666 ertsverwerkende industrie\n\n\u2666 bewerken van primaire en secundaire grondstoffen in de procesindustrie\n\n\u2666 verbetering van marktpositie\n\n\u2666 olie- en gaswinning\n\n\u2666 bevordering van investeringen\n\n\u2666 minerale delfstoffen en -zanden\n\n\u2666 bevordering hergebruik\n\n\u2666 pigmentindustrie\n\n\u2666 vermindering afvalstromen\n\n\u2666 thoriumverwerkende industrie\n\n\u2666 benutting natuurlijke voorraden\n\n\u2666 chemische industrie\n\n\u2666 verbetering maatschappelijke aspecten\n\nI.B.2\n\nEnergie-opwekking\n\n\u2666 kolencentrales\n\n\u2666 elektriciteitsproductie\n\n\u2666 elektriciteits-productie\n\n\u2666 aardgasstook\n\n\u2666 energieproductie\n\n\u2666 energieproductie\n\n\u2666 kernenergiecentrale Borssele\n\n\u2666 het Strategisch Akkoord (mbt tot de Kerncentrale Borssele)\n\n\u2666 olie- en gastransport\n\n\u2666 geothermie\n\nI.B.3\n\nOnderzoek en experimenten\n\n\u2666 industri\u00eble-, onderzoeks- en ziekenhuisradio-nuclidenlaboratoria\n\n\u2666 uitvoering van experimenten\n\n\u2666 bevordering van kennis\n\n\u2666 Hoge Flux Reactor\n\n\u2666in vivo onderzoek\n\n\u2666 benutten van fysische mogelijkheden\n\n\u2666 Hoger Onderwijs Reactor\n\n\u2666 labeling\n\n\u2666 optimalisatie van processen\n\n\u2666 kernfysisch- en materiaal-onderzoek\n\n\u2666 verbetering volksgezondheid\n\n\u2666 bevordering van kennis en inzicht\n\nI.B.4\n\nTracermetingen\n\n\u2666 verrichten van biologisch en/of milieukundig onderzoek in het vrije veld\n\n\u2666 tracermetingen\n\n\u2666 kostenbesparing\n\n\u2666 tracermetingen in de industrie t.b.v. procestechnologisch onderzoek\n\n\u2666 optimalisatie van processen\n\n\u2666 tracermetingen t.b.v. olie- en gaswinning (stromen)\n\n\u2666 verhoging veiligheid\n\n\u2666 debietmetingen\n\n\u2666 benutten van fysische mogelijkheden\n\n\u2666 karakterisering procesvoering (bijv. bepaling menging, verblijftijd, kortsluitingen,\n                                                   dode volumina etc)\n\nI.B.5\n\nProductie van onderzoeks- en therapeutische middelen\n\n\u2666 productie van radiofarmaca\n\n\u2666 vervaardigen radioactieve stoffen t.b.v. medisch onderzoek of therapie\n\n\u2666 (volks)gezondheid\n\n\u2666 productie van Mo/Tc- en Kr-generatoren\n\n\u2666 wetenschappelijk onderzoek\n\n\u2666 optimalisatie van processen\n\n\u2666 Hoge Flux Reactor\n\n\u2666 industri\u00eble toepassingen\n\n\u2666 industri\u00eble behoeften\n\n\u2666 cyclotron\n\nI.B.6\n\nVerhoging van de massieke activiteits-concentratie van U-235\n\n\u2666 verrijking via ultracentrifuge\n\n\u2666 geschikt maken van uraniumerts of gebruikte brandstof voor (her)gebruik als brandstof\n\n\u2666 benutting natuurlijke voorraden\n\n\u2666 verbetering marktpositie\n\n\u2666 toelevering brandstof kernreactoren\n\nI.B.7\n\nSchoonmaken of decontamineren\n\n\u2666 schoonmaken van vervuilde apparatuur en installatieonderdelen\n\n\u2666 schoonmaken t.b.v. product- of materiaal (her)gebruik\n\n\u2666 voorkomen van grote hoeveelheden radioactief afval\n\n\u2666 scales verwijderen\n\n\u2666 schoonmaken ten behoeve van scheiden van afval\n\n\u2666 bevorderen hergebruik\n\n\u2666 sanering vervuilde grond\n\nI.B.8\n\nBouwmaterialen\n\n\u2666 materialen voor grond-, weg- en waterbouw\n\n\u2666 toepassingen bij grote constructies zoals wegen, dijken etc.\n\n\u2666 (her)gebruik van primaire en secundaire grondstoffen uit de procesindustrie\n\nI.C\n\nToestellen en/of versnellers voor:\n\nI.C.1\n\nAnalyse en onderzoek d.m.v. ioniserende straling\n\n\u2666 r\u00f6ntgendiffractie-apparaat\n\n\u2666 analyses\n\n\u2666 bevordering van kennis\n\n\u2666 r\u00f6ntgenspectrograaf\n\n\u2666 fluorescentie-analyse\n\n\u2666 benutten van fysische mogelijkheden\n\nI.C.2\n\nDoorlichten van objecten m.b.v. ioniserende straling\n\n\u2666 doorlichten van bagage\n\n\u2666 opsporing wapens, drugs etc.\n\n\u2666 voorkoming of opsporing van misdrijven\n\n\u2666 industri\u00eble radiografie\n\n\u2666 verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van een te onderzoeken object (controle)\n                                                   zonder dit object te beschadigen\n\n\u2666 verhoging integriteit van procesinstallaties\n\n\u2666 r\u00f6ntgengrafie\n\n\u2666 geautomatiseerd sorteren van metalen\n\n\u2666 optimalisatie van processen\n\n\u2666 tijds- en kostenbesparing\n\n\u2666 benutting van fysische mogelijkheden\n\nI.C.3\n\nDoorlichten van objecten m.b.v. ver-snellers\n\n\u2666 doorlichten van containers in havens en vliegvelden\n\n\u2666 opsporing\n\n\u2666 voorkoming of opsporing van misdrijven\n\nI.C.4\n\nOnderzoek m.b.v. versnellers\n\n\u2666 cyclotron\n\n\u2666 onderzoek\n\n\u2666 bevordering van kennis\n\n\u2666 lineaire versnellers\n\n\u2666 experimenten\n\n\u2666 Van der Graaff-generatoren\n\n\u2666 diagnosestelling\n\n\u2666 elektronenmicroscoop\n\nI.C.5\n\nProductie van elektronica m.b.v. ionen-implantatie\n\n\u2666 ionenimplantatie t.b.v. chipindustrie\n\n\u2666 controle kwaliteit chips\n\n\u2666 kostenbesparing\n\nI.C.6\n\nProductie van radionucliden m.b.v. versnellers\n\n\u2666 productie van I-123 en FDG-18\n\n\u2666 medische toepassingen\n\n\u2666 verbetering volksgezondheid\n\n\u2666 (wetenschappelijk) onderzoek\n\n\u2666 bevordering kennis\n\n\u2666 industri\u00eble toepassingen\n\n\u2666 optimalisatie van processen\n\nI.C.7\n\nMeet- en regeltechniek\n\n\u2666 toestel of versneller\n\n\u2666 diktemetingen\n\n\u2666 optimalisering van processen\n\n\u2666 kostenbesparing\n\n\u2666 veiliger en betrouwbaarder procesvoering\n\nI.C.8\n\nProductbewerking\n\n\u2666 vervaardigen materialen\n\n\u2666 bewerking van materialen\n\n\u2666 optimalisatie van processen\n\n\u2666 benutting van fysische mogelijkheden\n\nI.D\n\nToepassingen die zowel met ingekapselde bronnen, open bronnen als toestellen en/of\n                                                      versnellers kunnen plaatsvinden:\n\nI.D.1\n\nOnderwijs\n\n\u2666 natuurkunde onderwijs op middelbare scholen, in het beroepsonderwijs en op de universiteit\n\n\u2666 onderwijs waarbij bronnen worden gebruikt\n\n\u2666 bevordering kennis\n\n\u2666 stralingshygi\u00ebnische opleidingen\n\n\u2666 onderwijs in het toepassen van bronnen\n\n\u2666 opleiding tot stralingsbescher-mingsdeskundige of toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n\nI.D.2\n\nDemonstraties\n\n\u2666 exposities bij wetenschappelijke vergaderingen\n\n\u2666 demonstratie producten\n\n\u2666 verkoopbevordering\n\n\u2666 beurzen\n\nI.D.3\n\nOefeningen\n\n\u2666 brandweeroefeningen\n\n\u2666 oefenen in het detecteren van bronnen\n\n\u2666 vermindering van gevaar\n\n\u2666 veiligheidsoefeningen\n\n\u2666 bevorderen van kennis\n\nI.D.4\n\nAfvalverwerking en afvaldeponie\n\n\u2666 erkende ophaaldienst radioactief afval\n\n\u2666 afvalverwerking\n\n\u2666 gecontroleerde en beheersbare afvaldeponie of -verwerking\n\n\u2666 afvaldeponie\n\n\u2666 opslag van afval\n\nI.D.5\n\nEerste hulp bij ongewenste situaties door het veiligstellen en indien nodig afvoeren\n                                                   bij derden van radioactieve stoffen of splijtstoffen of ertsen, in het geval van het\n                                                   onverwacht of niet gepland en ongewild aanwezig zijn van die stoffen bij die derden\n                                                   en die derden niet gerechtigd zijn die stoffen voorhanden te hebben\n\n\u2666 schroot- en afvalverwerkers, veembedrijven, container terminals, onderhouds- en\n                                                   servicebedrijven voor de olie en gasproductie-bedrijven\n\n\u2666 opheffen van een ongewenste en illegale situatie\n\n\u2666 vermindering van (mogelijk) gevaar voor mens en milieu\n\n\u2666 veiligstellen of het afvoeren van bij derden onbevoegd voorhanden zijnde stoffen\n\n\u2666 opheffen van illegale situaties\n\nI.D.6\n\nOntmantelen installatie of versneller, inclusief de door de toepassing veroorzaakte\n                                                   besmetting of activering van installaties en bouwdelen\n\n\u2666 kernenergiecentrale\n\n\u2666 veilig demonteren en voor afvoer gereedmaken\n\n\u2666 gecontroleerde en veilige ontmanteling\n\n\u2666 (proces)installatie\n\n\u2666 cyclotron\n\n\u2666 lineaire versnellers\n\n\u2666 Van der Graaf generatoren\n\n\u2666 elektronenmicroscoop\n\nI.D.7\n\n(wetenschappelijk) onderzoek en experimenten\n\n\u2666 industri\u00eble-, onderzoeks- en ziekenhuislaboratoria\n\n\u2666 uitvoering van experimenten\n\n\u2666 bevorderen van kennis en inzicht\n\n\u2666 in vivo en in vitro onderzoek\n\n\u2666 benutten van fysische mogelijkheden\n\n\u2666 optimalisatie van processen\n\n\u2666 verbeteren volksgezondheid\n\n\u2666 bevorderen van kwaliteit\n\nII\n\nMedische en veterinaire toepassingen3\n\nII.A\n\nMedische praktijk met toestellen en/of versnelllers en open- of ingekapselde bronnen:\n\nII.A.1\n\nTherapie\n\n\u2666 therapie m.b.v. toestellen of versnellers\n\n\u2666 curatieve of palliatieve therapie i.v.m. de behandeling van kanker, littekenweefsel\n                                                   of andere huid-defecten en voor pijnbestrijding etc.\n\n\u2666 individuele gezondheid\n\n\u2666 therapie of simulatie- of planningsdoeleinden t.b.v. therapie\n\n\u2666 volksgezondheid\n\n\u2666in vivo nucleair geneeskundige therapie\n\n\u2666 brachytherapie / telecurie\n\n\u2666 Boron Neutron Capture Therapy (in HFR) -> \u03b1 + Li-7 kern\n\nII.A.2\n\nOnderzoek van personen op medische indicatie\n\n\u2666 statische afbeelding en/of doorlichting; gefixeerd of mobiel\n\n\u2666 verkrijgen van informatie over de medische toestand van een pati\u00ebnt (diagnostiek)\n\n\u2666 individuele gezondheid\n\n\u2666 interventie radiologie en/of cardiologie\n\n\u2666 de bevordering van de keuze en/of uitvoering van therapie\n\n\u2666 volksgezondheid\n\n\u2666 tandheelkundige of kaakchirurgische opnamen\n\n\u2666 ondersteuning bij in vivo diagnostiek\n\n\u2666 ondersteuning bij urologische, pulmonologische, chirurgische of anaesthesiologische\n                                                   procedures\n\n\u2666 CT-scan\n\n\u2666 PET-scan\n\n\u2666 in vivo en in vitro nucleair geneeskundig onderzoek\n\nII.A.3\n\n(Bio)medisch onderzoek bij vrijwilligers\n\n\u2666 uittesten nieuwe radiofarmaca\n\n\u2666 bevordering medische kennis omtrent diagnostische en therapeutische technieken\n\n\u2666 volksgezondheid\n\n\u2666 uittesten nieuwe onderzoeks- of therapeutische technieken\n\n\u2666 vermeerdering van kennis\n\nII.A.4\n\nPreventie of vroeg-diagnostiek bij bevolkings-groepen en individuen\n\n\u2666 radiologisch onderzoek m.b.v. mammografie\n\n\u2666 vroege detectie van ziekten of afwijkingen\n\n\u2666 volksgezondheid\n\n\u2666 tuberculose longonderzoek\n\n\u2666 individuele gezondheid\n\n\u2666 preventief onderzoek, bijv. preoperatief\n\n\u2666 arbeidsgeneeskundig onderzoek\n\nII.A.5\n\nNiet-medische beeldvorming\n\n\u2666 het radiologisch onderzoek van personen vanwege verzekeringstechnische overwegingen\n                                                   of vanwege het in of op het lichaam opsporen van verboden voorwerpen of stoffen\n\n\u2666 verkrijgen van inzicht in de fysieke toestand van personen\n\n\u2666 zekerstelling\n\n\u2666 voorkoming van lichamelijk onderzoek\n\n\u2666 voorkoming van misdrijven\n\nII.B\n\nVeterinaire praktijk met toestellen en/of versnellers en open- of ingekapselde bronnen:\n\nII.B.1\n\nDiagnostiek\n\n\u2666 diagnostiek\n\n\u2666 diagnostiek bij dieren\n\n\u2666 bevordering van kennis\n\n\u2666 nucleaire geneeskunde\n\n\u2666 zonder de toepassing doel vaak niet haalbaar\n\nII.B.2\n\nTherapie\n\n\u2666 radiotherapie\n\n\u2666 therapie bij dieren\n\n\u2666 bevordering van kennis\n\n\u2666 nucleaire geneeskunde\n\n\u2666 zonder de toepassing doel vaak niet haalbaar\n\n1 Voor alle toepassingen gelden in meer of mindere mate de argumenten \u2018werkgelegenheid\u2019,\n                                    \u2018de verhoging van gemak\u2019 en \u2018economische of sociale voordelen voor de maatschappij\u2019.\n\n2 Bepaalde aanwijsinstrumenten waaraan voor verlichtingsdoeleinden radionucliden zijn\n                                    toegevoegd, zijn voor \u2018civiel\u2019 gebruik niet te rechtvaardigen en daarom ingevolge\n                                    het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming verboden.\n\n3 Voor zover het de blootstelling van het personeel of leden van de bevolking ten gevolge\n                                    van onderzoek of therapie van anderen of dieren betreft en niet de blootstelling van\n                                    personen of dieren die zelf een onderzoek of therapie ondergaan.\n\nNR\n\nCategorie of soort\n\nDoel\n\nArgumenten rechtvaardiging\n\nIII\n\nVervoer en opslag in verband met vervoer, en het binnen en/of buiten Nederlands grondgebied\n                                                      (doen) brengen, van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (inclusief radioactieve\n                                                      afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen)\n\nIII.A\n\nVervoer:\n\nIII.A.1\n\nHet binnen en/of buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, het vervoeren op Nederlands\n                                                   grondgebied van splijtstoffen die vallen onder de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen, naar een ontvanger die gerechtigd is om deze stoffen te ontvangen. Een bewijsstuk\n                                                   wordt overlegd, waaruit blijkt dat de ontvanger gerechtigd is deze stoffen te ontvangen.\n\n\u2666 aan- en afvoer van splijtstoffen binnen, van, naar en door Nederland\n\n\u2666 indien de ontvanger gerechtigd is om de splijtstoffen die vallen onder de Regeling\n                                                   beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen voorhanden te hebben, is het binnen\n                                                   en/of buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, het vervoeren op Nederlands grondgebied\n                                                   gerechtvaardigd.\n\nIII.A.2\n\nHet binnen en/of buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, het vervoeren op Nederlands\n                                                   grondgebied van splijtstoffen die niet vallen onder de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen, ertsen\n                                                   en radioactieve stoffen naar een ontvanger die gerechtigd is om deze stoffen te ontvangen.\n\n\u2666 aan- en afvoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen binnen, van, naar\n                                                   en door Nederland\n\n\u2666 indien de ontvanger gerechtigd is om de splijtstoffen die niet vallen onder de Regeling\n                                                   beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen\n                                                   voorhanden te hebben, is het binnen en/of buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen,\n                                                   het vervoeren op Nederlands grondgebied gerechtvaardigd\n\nIII.A.3\n\nHet vervoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen\n                                                   door een erkende ophaaldienst van deze stoffen\n\n\u2666 afvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen\n                                                   door een erkende ophaaldienst\n\n\u2666 gecentraliseerde radioactief afvalberging bij een aangewezen instelling\n\nIII.A.4\n\nHet vervoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen\n                                                   naar een aangewezen instelling voor de ontvangst van deze stoffen\n\n\u2666 afvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen\n                                                   naar een aangewezen instelling\n\n\u2666 gecentraliseerde radioactief afvalberging bij een aangewezen instelling\n\nIII.A.5\n\nHet vervoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen die in bezit zijn genomen\n                                                   door een daartoe aangewezen instelling of persoon\n\n\u2666 afvoer van in bezit genomen splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen\n\n\u2666 bij inbeslagname moeten de splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen veilig\n                                                   worden gesteld\n\nIII.A.6\n\nHet vervoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen in situaties zoals bedoeld\n                                                   in I.D.5 naar een locatie waar nader onderzoek kan plaatsvinden of een locatie van\n                                                   een ondernemer die gerechtigd is die stoffen voorhanden te hebben\n\n\u2666 afvoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen bij derden die niet gerechtigd\n                                                   zijn deze stoffen voorhanden te hebben\n\n\u2666 bij niet gepland of onverwacht aantreffen van splijtstoffen, ertsen en radioactieve\n                                                   stoffen moeten deze stoffen veilig worden gesteld\n\nIII.A.7\n\nOpslag in verband met vervoer1, indien het desbetreffende vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen\n                                                   gerechtvaardigd is\n\n\u2666 tijdelijk opslag dat nodig is om splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen te\n                                                   kunnen vervoeren (onder andere bij overslag)\n\n\u2666 noodzakelijk onderdeel van vervoer en dus gerechtvaardigd\n\nIII.B\n\nIn-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende\n                                                      afvalstoffen:\n\nIII.B.1\n\nIn-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende\n                                                   afvalstoffen, naar een ontvanger die gerechtigd is om de radioactieve afvalstoffen\n                                                   en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen voorhanden te hebben en schriftelijk\n                                                   bekend gemaakt is dat het transitland of het land van bestemming deze stoffen accepteert\n\n\u2666 aan- en afvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen\n\n\u2666 indien de ontvanger gerechtigd is om de radioactieve afvalstoffen en splijtstof\n                                                   of erts bevattende afvalstoffen voorhanden te hebben, is de in-, uit- en doorvoer\n                                                   van deze stoffen gerechtvaardigd\n\n1 Er is slechts sprake van opslag in verband met vervoer, indien deze opslag in het\n                                    kader van het vervoer noodzakelijk is en in beginsel niet langer duurt dan twee werkdagen.\n                                    Indien een langere periode noodzakelijk is, dient dit te worden gemotiveerd.\n\nBijlage 2.1, onderdeel B. Categorie\u00ebn of soorten niet-gerechtvaardigde handelingen\n                                    en maatregelen.\n\nNr\n\nCategorie of soort\n\nVoorbeelden\n\nDoel\n\nArgument\n\nI\n\n(Consumenten) producten:\n\nI.A\n\nOpzettelijke toevoeging van radioactieve stoffen aan speelgoed, sieraden of cosmetische\n                                                   producten\n\n\u2666 verfraaiing\n\n\u2666 nut van de toepassing weegt niet op tegen de schade\n\n\u2666 verboden in Richtlijn 2013/59/EURATOM\n\nI.B\n\nGebruik van schoenfluoroscopen en kryptoscopen\n\n\u2666 kindervoet-metingen in normale schoenwinkels\n\n\u2666 voetmetingen voor juiste schoenen\n\n\u2666 nut van de toepassing is onvoldoende aantoonbaar\n\n\u2666 voordelen zijn zeer gering ten opzichte van het nadeel voor leden van de bevolking\n                                                   en werkers\n\nI.C\n\nToepassing van radiumhoudende korsetten, etc.\n\n\u2666 vermeende gezondheids-voordelen\n\n\u2666 nut van de toepassing is niet aantoonbaar;\n\n\u2666 vermeende voordelen zijn niet aantoonbaar en wegen daarom niet op tegen het gezondheidsnadeel\n\nI.D\n\nToepassing van radioactieve bliksemafleiders\n\n\u2666 vermeende betere werking\n\n\u2666 fysisch werkings-mechanisme is niet aangetoond\n\nI.E\n\nDiverse toepassingen van luminescente bronnen\n\n\u2666 in visdobbers\n\n\u2666 visdobber bij nacht waar te nemen\n\n\u2666 goede alternatieven voorhanden\n\n\u2666 bij het labellen van dieren\n\n\u2666 om dieren 's nachts te kunnen volgen\n\n\u2666 het beperkte voordeel weegt niet op tegen het nadeel van potenti\u00eble en oncontroleerbare\n                                                   blootstelling\n\n\u2666 het gebruik en bezit van luminescente bronnen in richtmiddelen (anders dan op dienstwapen\n                                                   politie)\n\n\u2666 gebruik door sportschutters op schiet-verenigingen\n\n\u2666 goede alternatieven beschikbaar\n\nI.F\n\nToepassing van lexiscopen\n\n\u2666 nut van de toepassing is onvoldoende aantoonbaar\n\n\u2666 het beperkte voordeel weegt niet op tegen het nadeel van potenti\u00eble en oncontroleerbare\n                                                   blootstelling\n\n\u2666 microafweging valt in het voordeel uit van andere diagnostische technieken\n\nI.G\n\nDetailhandel in thoriumlasstaven\n\n\u2666 lassen van hooggelegeerde staalsoorten en non-ferro metalen\n\n\u2666 kwalitatief hoogwaardig lasresultaat\n\n\u2666 inhalatiedoses tijdens lassen zijn relatief hoog\n\n\u2666 goede alternatieven zijn beschikbaar\n\nI.H\n\nDetailhandel in gloeikousjes, die thorium bevatten\n\n\u2666 verlichting in tenten, caravans etc.\n\n\u2666 verlichting zonder de aanwezigheid van een elektriciteitsnet\n\n\u2666 bij onoordeelkundig verwisselen van de kousjes in besloten ruimtes zoals tenten\n                                                   en caravans kan de inhalatiedosis te hoog worden\n\n\u2666 goede alternatieven zijn beschikbaar\n\nI.I\n\nDetailhandel in antistatische middelen die Po-210 of Am-241 bevatten\n\n\u2666 borsteltjes voor schoonmaak van fotografisch materiaal\n\n\u2666 statische elektriciteit op bijv. foto-grafisch materiaal verminderen\n\n\u2666 de voordelen van de toepassing weegt niet op tegen de dosis voor personeel\n\n\u2666 goede alternatieven zijn beschikbaar\n\nI.J\n\nDetailhandel in gasontladingsbuizen, die Co-60 bevatten\n\n\u2666 elektronische apparaten\n\n\u2666 snelheid en betrouwbaarheid van de buizen verbeteren\n\n\u2666 de voordelen van de toepassing wegen niet op tegen de dosis voor personeel\n\n\u2666 goede alternatieven zijn beschikbaar\n\nI.K\n\nDetailhandel in cameralenzen die thorium bevatten\n\n\u2666 oculairen, camera's\n\n\u2666 brekingsindex van lenzen vergroten\n\n\u2666 de voordelen van de toepassing wegen niet op tegen de dosis voor personeel\n\n\u2666 goede alternatieven zijn beschikbaar\n\nI.L\n\nVerkoop van ionisatie rookmelders aan particulieren met uitzondering van rookmelders\n                                                   die vallen onder Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26\u00a0februari 2014 betreffende de harmonisatie\n                                                   van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch\n                                                   materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PbEU 2014, L 96).\n\n\u2666 detectie van rook\n\n\u2666 snelheid en betrouwbaar-heid van rookmelder verbeteren\n\n\u2666 Goede alternatieven zijn beschikbaar\n\nII\n\nConsumptie:\n\nII.A\n\nToepassing van radiumhoudende drinkbekers\n\n\u2666 vermeende gezondheids-voordelen\n\n\u2666 nut van de toepassing is onvoldoende aantoonbaar\n\n\u2666 relatief hoge dosis\n\nII.B\n\nOpzettelijke toevoeging van radioactieve stoffen aan levensmiddelen of diervoeder\n\n\u2666 levensmiddelen en diervoeder voor normaal gebruik\n\n\u2666 opzettelijke vermenging besmette en niet-besmette levensmiddelen\n\n\u2666 verboden in Richtlijn 2013/59/EURATOM\n\n\u2666 verdunning met het doel om onder niveaus te komen\n\n\u2666 opzettelijk toevoegen besmette (grond)stoffen aan niet-besmette levensmiddelen\n\nIII\n\nRadioactief schroot:\n\nIII.A\n\nOpslag van radioactief schroot op locaties, waar schroot wordt opgeslagen, bewerkt,\n                                                   verwerkt of overgeslagen tenzij als opslag in verband met vervoer en tenzij als opslag\n                                                   bij een erkende ophaaldienst of aangewezen instelling, zoals bedoeld in artikel 10.6, zesde, onderscheidenlijk vijfde of zevende lid, van het besluit\n\n\u2666 aluminium-, ijzer- of roestvrijstaal-schroothandelaren\n\n\u2666 terzijde plaatsen tot verdere afhandeling van schroot dat radioactief is gebleken\n                                                   en niet kan worden teruggezonden\n\n\u2666 de mogelijke blootstelling van personen op locaties die daar niet voor geschikt\n                                                   zijn\n\n\u2666 schrootverwerkingsbedrijven\n\n\u2666 aangewezen of erkende alternatieve opslaglocaties zijn beschikbaar\n\nIV\n\nMedische toepassingen:\n\nIV.A\n\nPraktijkoefeningen met toestellen en/of versnellers op proefpersonen\n\n\u2666 beroepsonderwijs en op de universiteit\n\n\u2666 praktijk-ervaring tijdens opleiding met toestellen en/of versnellers opdoen\n\n\u2666 gevaar voor de gezondheid van de proefpersonen\n\n\n\nBijlage 3.1, onderdeel A, behorend bij artikel 3.1, eerste lid.\n\nLijst van handelingen waarbij van nature voorkomend radioactief materiaal is betrokken\n                                    en werknemers of leden van de bevolking daardoor een blootstelling ondergaan of kunnen\n                                    ondergaan die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming niet kan worden verwaarloosd.\n\nNr\n\nType Industrie\n\nNr\n\nSoort handeling\n\n1\n\nBewerking van minerale delfstoffen, minerale zanden, zeldzame aarden zoals:\n\n1.1\n\nOp- en overslag van genoemde materialen, besmette installatiedelen en van slib, scale\n                                                   en andere producten die vrijkomen bij normale productie, decontaminatie, onderhouds-\n                                                   of schoonmaakwerkzaamheden\n\nzirkoonzanden,\n\nbaddeleyte,\n\nbauxiet,columbiet\n\n1.2\n\nMalen, breken, zeven, microniseren en drogen van genoemde materialen\n\ncoltan, ilmeniet,\n\nmonaziet,\n\nrutiel, scheelite,\n\nstruversiet,\n\ntantaliet,\n\ntantaal- en\n\nfosforslakken\n\n1.3\n\nLozen in water of lucht van radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen\n                                                   bij de bewerkingen\n\n1.4\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval\n\nvan besmette installatiedelen, filterstof, slib, scale en andere producten die vrijkomen\n                                                   bij normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden\n\n1.5\n\nOntmantelen, amoveren en saneren\n\n2\n\nProductie van thoriumverbindingen of thoriumhoudende producten\n\n2.1\n\nOpslag van materialen en grondstoffen zoals zirkoonoxide, rutielerts en ilmeniet,\n                                                   thoriumhoudend wolfraam, zirkoonzanden en producten zoals laselektroden en lasdraden\n\n2.2\n\nProductie van thoriumverbindingen en thoriumhoudende producten zoals laselektroden\n                                                   en lasdraden\n\n2.3\n\nOntmantelen, amoveren en saneren\n\n3\n\nLas- en\n\nloodgieters\n\nbedrijven\n\n3.1\n\nOpslag laselektroden en lasdraden\n\n3.2\n\nAanslijpen laselektroden\n\n3.2\n\nWIG/TIG lassen\n\n4\n\nOlie- of gasexploratie\n\nen olie- of\n\ngasproductie,\n\ngastransport en\n\nhieraan dienstverlenende bedrijven\n\n4.1\n\nOpslag van besmette installatiedelen, sludge, scale, gas en andere producten die vrijkomen\n                                                   bij normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden.\n\n4.2\n\nOpslag van kaliumzouten, brine en mud\n\n4.3\n\nBoor- en testfase: omgang met sludge, brine, mud, testwater en gas\n\n4.4\n\nProductiefase: omgang met sludge, scale, brine, productiewater en gas\n\n4.5\n\nReparatie, decontaminatie, onderhoud of slopen van met o.a. scale, slib of sludge\n                                                   besmette installatiedelen\n\n4.6\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die\n                                                   vrijkomen ten gevolge van de productie, transport of verwerking van olie of gas\n\n4.7\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van\n\nbesmette installatiedelen, sludge, scale, slib en andere producten die vrijkomen bij\n                                                   normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden, kaliumzouten,\n                                                   brine en muds\n\n4.8\n\nRaffinage: omgang met besmette installatiedelen\n\n4.9\n\nOntmantelen, amoveren en saneren: omgang met alle hierboven genoemde materialen\n\n5\n\nGeothermie en\n\nwarmte/\n\nkoude opslag\n\n5.1\n\nOpslag van gebruikte filters\n\n5.2\n\nBoor- en testfase: omgang van sludge, brine, testwater en gas\n\n5.3\n\nProductiefase: omgang met sludge, scale, brine, gas en productiewater\n\n5.4\n\nReparatie, decontaminatie, onderhoud of slopen van met o.a. scale, sludge of slib\n                                                   besmette installatiedelen en filters\n\n5.5\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die\n                                                   vrijkomen ten gevolge van de productie\n\n5.6\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van filters en installatiedelen\n\n5.7\n\nOntmantelen, amoveren en saneren van besmette installatiedelen\n\n6\n\nTitaandioxide pigment\n\nproductie\n\n6.1\n\nOpslag van grondstoffen en van (afval)stoffen zoals filterkoek en filterdoek\n\n6.2\n\nProductie en verwerking van ruwe ertsen, titaanslakken en metaalchloriden\n\n6.3\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van\n\n(afval)stoffen (o.a. scale, filterkoek en -doek) die vrijkomen ten gevolge van de\n                                                   productie van titaandioxide pigment\n\n6.4\n\nLozen in (oppervlakte)water of lucht van radionucliden van natuurlijke oorsprong\n\n6.5\n\nOntmantelen, amoveren en saneren\n\n7\n\nThermische fosforproductie\n\n7.1\n\nOpslag van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de productie van elementair fosfor,\n                                                   fosforzuur en afgeleide producten zoals fosforslakken, cotrellstof, cotrellslurry\n                                                   en calcinaat\n\n7.2\n\nProductie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide producten\n\n7.3\n\nReparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet\n                                                   zijn of isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) bevatten\n\n7.4\n\nIntern materiaal (her)gebruik van o.a. cotrellstof en -slurry, ovenwandmateriaal en\n                                                   ovenuitruimmateriaal en van stoffen die vrijkomen bij decontaminatie, onderhouds-\n                                                   of schoonmaak-werkzaamheden en van besmette installatiedelen\n\n7.5\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die\n                                                   vrijkomen ten gevolge van de productie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide\n                                                   producten\n\n7.6\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van o.a. fosforslakken, cotrellstof,\n                                                   cotrellslurry, calcinaat, besmette installatiedelen en isolatiemateriaal (slakken-\n                                                   en zirkoonwol)\n\n7.7\n\nOntmantelen, amoveren en saneren\n\n8\n\nFijn en grof keramiek\n\n8.1\n\nOpslag en mengen van zirkoonhoudende grond- en hulpstoffen\n\n8.2\n\nOntmantelen, amoveren en saneren van productieinstallaties\n\n9\n\nGieterijen\n\n9.1\n\nOpslag van zirkoonzanden en zirkoonmeel\n\n9.2\n\nGebruik en hergebruik van zirkoonzanden bij productieproces.\n\n9.3\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van\n\nzirkoonzanden, zirkoonmeel en filters\n\n9.4\n\nLozen in water of lucht van zirkoonhoudend stof\n\n9.5\n\nOntmantelen, amoveren en saneren\n\n10\n\n(Metaal)opper-\n\nvlaktebehandeling\n\n10.1\n\nPlasma coaten, plasma spuiten en reinigen met zirkoonoxide of yttriumoxide.\n\n10.2\n\nGebruik van straal- en polijstmiddelen op basis van zirkoon-verbindingen en ceriumoxide\n\n10.3\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van\n\n(gebruikt) straal- en polijstmiddel, afval van coatings, filterstof, doekenfilters\n\n10.4\n\nLozen in water of lucht van zirkoon-, ytrium- of ceriumhoudend stof\n\n10.5\n\nOntmantelen, amoveren en saneren\n\n11\n\nProductie van\n\nfosforzuur en\n\nfosfaat-meststoffen\n\n11.1\n\nOpslag van grondstoffen en halffabricaten zoals fosfaaterts, fosforzuur, enkel en\n                                                   triple super fosfaat, fosforgips, mono- en diammoniumfosfaten, kaliumverbindingen\n\n11.2\n\nProductie, mengen, granuleren of vermalen van grondstoffen en halffabricaten zoals\n                                                   fosforzuur, enkel en triple super fosfaat, fosforgips, mono- en diammoniumfosfaten\n                                                   en kaliumverbindingen\n\n11.3\n\nReparatie, decontaminatie, schoonmaken of onderhoud van besmette installatiedelen\n                                                   en omgang met slib\n\n11.4\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong\n\n11.5\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van besmette installatiedelen,\n                                                   mono- en diammoniumfosfaten, fosforgips en (stof)filters\n\n11.6\n\nOntmantelen, amoveren en saneren\n\n12\n\nGlasindustrie\n\n12.1\n\nOpslag van zirkoniumhoudende hittebestendige materialen of ovenonderdelen\n\n12.2\n\nBouw, gebruik, reparatie, decontaminatie, onderhoud of slopen van installaties: omgang\n                                                   met scale, zirkoniumhoudende hittebestendige materialen en isolatiemateriaal (slakken-\n                                                   en zirkoonwol)\n\n12.3\n\nProductie: omgang met zirkoonoxide en -silicaat en kalium\n\n12.4\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van\n\nzirkoniumhoudende hittebestendige materialen of ovenonderdelen\n\n12.5\n\nOntmantelen, amoveren en saneren\n\n13\n\nCementproductie, onderhoud\n\nvan (Portland)-klinkerovens\n\n13.1\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong\n\n13.2\n\nReparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die isolatiemateriaal\n                                                   (slakken- en zirkoonwol) bevatten\n\n14\n\nKolencentrales,\n\nonderhoud stoomketels\n\n14.1\n\nOpslag van besmette installatiedelen en materiaal dat vrijkomt bij decontaminatie,\n                                                   onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden en isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)\n\n14.2\n\nReparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet\n                                                   zijn of isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) bevatten\n\n14.3\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong\n\n14.4\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van besmette installatiedelen\n                                                   en isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)\n\n14.5\n\nOntmantelen, amoveren en saneren\n\n15\n\nStaal- en ijzerproductie\n\n15.1\n\nOpslag van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de ertsvoorbereiding, de cokesproductie,\n                                                   doekfilters, filterkoek, scale, hoogovenslakken, sinterstof, hoogovenstof en bij decontaminatie\n                                                   van installatiedelen\n\n15.2\n\nProductie: gebruik van vuurvaste materialen\n\n15.3\n\nReparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet\n                                                   zijn of isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) of vuurvaste materialen bevatten\n\n15.4\n\nIntern materiaal-hergebruik van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de ertsvoorbereiding\n\n15.5\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die\n                                                   vrijkomen ten gevolge van de productie van ruwijzer of cokes en ten gevolge van de\n                                                   ertsvoorbereiding\n\n15.6\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van o.a. filterstof en besmette\n                                                   installatiedelen, doekfilters, filterkoek, scale, hoogovenslakken, sinterstof, hoogovenstof\n                                                   en isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol)\n\n15.7\n\nOntmantelen, amoveren en saneren\n\n16\n\nMetallurgische industrie (anders dan staal)\n\n16.1\n\nOnderhoud,ontmantelen, amoveren en saneren van zirkonium bevattend installatiedelen\n\n17\n\nFiltreer-inrichtingen\n\nvoor grondwater\n\n17.1\n\nOpslag van gebruikte filterzanden, gebruikte ionenwisselaarsharsen en materiaal met\n                                                   natuurlijke radionucliden dat vrijkomt bij decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden\n\n17.2\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van materiaal met natuurlijke\n                                                   radionucliden dat vrijkomt bij decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden\n\n17.2\n\nOntmantelen, amoveren en saneren\n\n18\n\nZinkproductie\n\n18.1\n\nOpslag van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de productie van zink, zoals kobalt-\n                                                   en koperkoek en (wastoren)slib\n\n18.2\n\nReparatie, decontaminatie, schoonmaken of onderhoud van besmette installatiedelen\n\n18.3\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van\n\nkobalt- en koperkoek, (wastoren)slib en besmette installatiedelen\n\n18.4\n\nOntmantelen, amoveren en saneren\n\n19\n\nGrond-, weg-\n\nen waterbouw\n\n19.1\n\nOpslag van (fosfor)slakken\n\n19.2\n\nMateriaal(her)gebruik van (fosfor)slakken\n\n20\n\nChemische industrie\n\n20.1\n\nOpslag van (verbindingen van) zeldzame aarden, zirkoon en isolatiemateriaal (slakken-\n                                                   en zirkoonwol)\n\n20.2\n\nProductie van Fluid Cracking Catalyst met zeldzame aarden en zirkoon\n\n20.3\n\nProductie van katalysatoren op basis van (verarmd) uranium of (verbindingen) van zeldzame\n                                                   aarden en zirkoon\n\n20.4\n\nReparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet\n                                                   zijn (bv met radiumscale) of isolatie-materiaal (slakken- en zirkoonwol) of vuurvaste\n                                                   materialen bevatten.\n\n20.5\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van besmette installatiedelen\n                                                   (met bijvoorbeeld radiumscale) en isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)\n\n21\n\nSloopbedrijven\n\n21.1\n\nOpslag van isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)\n\n21.2\n\nSlopen van installaties met isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)\n\n21.3\n\nOverdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van\n\nisolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)\n\n22\n\nOpslag van afval\n\n(op aangewezen deponie\u00ebn)\n\n22.1\n\nVerwerking en overslag van radioactief (besmet) afval\n\n22.2\n\nOpslaan van radioactief afval dat in deponie gebracht wordt of zich daar bevindt\n\n23\n\nOnderzoeks-instituten en laboratoria\n\n23.1\n\nOnderzoek aan, en opslag van, materialen die nucliden van natuurlijke oorsprong bevatten\n\n24\n\nTransport (intern en extern) van materialen die radionucliden van natuurlijke oorsprong\n                                                   bevatten\n\n24.1\n\nOpslag in verband met vervoer, laden, lossen en transport van materialen die op deze\n                                                   lijst staan\n\n25\n\nSchroothandel en schroot verwerkende bedrijven die onder het Besluit detectie radioactief\n                                                   schroot vallen\n\n25.1\n\nVerwerking, zich ontdoen en opslag van gecontamineerd schroot\n\n25.2\n\nOntmantelen, amoveren en saneren\n\n26\n\nIndustri\u00eble reinigings- of schoonmaak-\n\nbedrijven, ontmanteling en decontaminatie\n\n26.1\n\nSchoonmaken van besmette materialen, apparaten etc.\n\n26.2\n\nOpslag, verwerking, overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van materialen\n                                                   met radionucliden van natuurlijke oorsprong zoals fosforslik, fosforslak, scale, calcinaat,\n                                                   rotschlamm, fosfaaterts, isolatiematerialen (zoals slakken- en zirkoonwol) en verontreinigde\n                                                   bodem\n\n27\n\nAfvalverwerkingsbedrijven\n\n27.1\n\nOpslag van bijvoorbeeld sludge, scale, brine, mud, filters, filterkoek en besmette\n                                                   installatiedelen\n\n27.2\n\nVerwerken, decontaminatie en reinigen van sludge, scale, brine, mud, filters, installatiedelen,\n                                                   oppervlaktebesmettingen, afvalwater\n\n27.3\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong\n\n27.4\n\nOntmantelen, amoveren en saneren\n\n28\n\nOntginning van andere ertsen dan uraniumerts\n\n28.1\n\nMijnbouw\n\n28.2\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong\n\n29\n\nOverige\n\nbedrijven\n\n29.1\n\nGebruik van kalium en kaliumverbindingen\n\n29.2\n\nMineralenverzamelingen (o.a. musea)\n\nBijlage 3.1, onderdeel B, behorend bij artikel 3.1, tweede lid.\n\nLijst van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal, waarvoor vanuit\n                                    het oogpunt van stralingsbescherming bezorgdheid bestaat dat een handeling kan leiden\n                                    tot de aanwezigheid van in de natuur voorkomende radionucliden in het water, waardoor\n                                    de kwaliteit van het drinkwater of andere blootstellingsroutes wordt of worden be\u00efnvloed.\n\nNr\n\nType Industrie\n\nNr\n\nSoort handeling\n\nW1\n\nOlie- of gasexploratie en\n\nolie- of\n\ngasproductie\n\nen hieraan dienstverlenende bedrijven\n\nW1.1\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die\n                                                   vrijkomen ten gevolge van de exploratie, productie of verwerking van olie of gas\n\nW1.2\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die\n                                                   vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette\n                                                   installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren\n\nW2\n\nGeothermie en\n\nwarmte/koude\n\nopslag\n\nW2.1\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die\n                                                   vrijkomen ten gevolge van de exploratie of productie\n\nW2.2\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die\n                                                   vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette\n                                                   installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren\n\nW3\n\nTitaandioxide pigmentproductie\n\nW3.1\n\nLozen van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong naar (oppervlakte)water\n\nW3.2\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die\n                                                   vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette\n                                                   installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren\n\nW4\n\nThermische fosforproductie\n\nW4.1\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die\n                                                   vrijkomen ten gevolge van de productie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide\n                                                   producten zoals fosforslakken, cotrellstof, cotrellslurry en calcinaat\n\nW4.2\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die\n                                                   vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette\n                                                   installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren\n\nW5\n\nStaal- en\n\nIJzerproductie\n\nW5.1\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die\n                                                   vrijkomen ten gevolge van de productie van ruwijzer of cokes en ten gevolge van de\n                                                   ertsvoorbereiding\n\nW5.2\n\nLozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die\n                                                   vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette\n                                                   installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren\n\nBijlage 3.2, tabel A.\n\nWaarden voor de activiteitsconcentratie voor de vrijstelling of vrijgave van materialen\n                                       die standaard op elke hoeveelheid en op elk type vaste materialen kunnen worden toegepast.\n\nVrijstellings- en vrijgavewaarden voor radionucliden op basis van de activiteitsconcentratie\n                                    voor onbeperkte hoeveelheden als bedoeld in artikel 3.17, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit, respectievelijk artikel 3.20, vierde lid, van het besluit.\n\nDeel 1: kunstmatige radionucliden;\n\nDeel 2: van nature voorkomende radionucliden.\n\nTabel A, deel 1\n\nRadionuclide\n\nActiviteits-\n\nconcentratie\n\n(kBq.kg-1)\n\nRadionuclide\n\nActiviteits-\n\nconcentratie\n\n(kBq.kg-1)\n\nBe-10\n\n1 E+02\n\nEu-147\n\n1 E+01\n\nC-11\n\n1 E+03\n\nEu-148\n\n1 E+00\n\nN-13\n\n1 E+02\n\nEu-149\n\n1 E+01\n\nO-15\n\n1 E+02\n\nEu-150 (34,2 y)\n\n1 E-01\n\nMg-281\n\n1 E+01\n\nEu-156\n\n1 E+00\n\nAl-26\n\n1 E-01\n\nEu-157\n\n1 E+02\n\nSi-32\n\n1 E+02\n\nEu-158\n\n1 E+01\n\nCl-39\n\n1 E+08\n\nGd-145\n\n1 E+03\n\nK-44\n\n1 E+01\n\nGd-1461\n\n1 E+00\n\nK-45\n\n1 E+01\n\nGd-147\n\n1 E+02\n\nCa-41\n\n1 E+02\n\nGd-148\n\n1 E+00\n\nSc-43\n\n1 E+03\n\nGd-149\n\n1 E+01\n\nSc-44\n\n1 E+02\n\nGd-151\n\n1 E+01\n\nSc-44m\n\n1 E+01\n\nGd-152\n\n1 E+02\n\nSc-49\n\n1 E+03\n\nTb-147\n\n1 E+03\n\nTi-441\n\n1 E-01\n\nTb-149\n\n1 E-01\n\nTi-45\n\n1 E+03\n\nTb-150\n\n1 E+02\n\nV-47\n\n1 E+01\n\nTb-151\n\n1 E+01\n\nV-49\n\n1 E+04\n\nTb-153\n\n1 E+01\n\nCr-48\n\n1 E+01\n\nTb-154\n\n1 E+02\n\nCr-49\n\n1 E+01\n\nTb-155\n\n1 E+02\n\nFe-601\n\n1 E+01\n\nTb-156\n\n1 E+00\n\nNi-56\n\n1 E+01\n\nTb-156m (24,4 h)\n\n1 E+01\n\nNi-57\n\n1 E+01\n\nTb-157\n\n1 E+02\n\nNi-66\n\n1 E+03\n\nTb-158\n\n1 E-01\n\nCu-60\n\n1 E+01\n\nTb-161\n\n1 E+03\n\nCu-61\n\n1 E+03\n\nDy-155\n\n1 E+02\n\nCu-67\n\n1 E+02\n\nDy-157\n\n1 E+02\n\nZn-62\n\n1 E+02\n\nDy-159\n\n1 E+03\n\nZn-63\n\n1 E+01\n\nHo-155\n\n1 E+02\n\nZn-71m\n\n1 E+02\n\nHo-157\n\n1 E+02\n\nZn-72\n\n1 E+00\n\nHo-159\n\n1 E+02\n\nGa-65\n\n1 E+01\n\nHo-161\n\n1 E+03\n\nGa-66\n\n1 E+01\n\nHo-162\n\n1 E+02\n\nGa-67\n\n1 E+02\n\nHo-162m\n\n1 E+03\n\nGa-68\n\n1 E+03\n\nHo-164\n\n1 E+03\n\nGa-70\n\n1 E+03\n\nHo-164m\n\n1 E+03\n\nGa-73\n\n1 E+03\n\nHo-166m\n\n1 E-01\n\nGe-66\n\n1 E+03\n\nHo-167\n\n1 E+03\n\nGe-67\n\n1 E+01\n\nEr-161\n\n1 E+03\n\nGe-681\n\n1 E+01\n\nEr-165\n\n1 E+04\n\nGe-69\n\n1 E+01\n\nEr-172\n\n1 E+01\n\nGe-75\n\n1 E+03\n\nTm-162\n\n1 E+01\n\nGe-77\n\n1 E+01\n\nTm-166\n\n1 E+01\n\nGe-78\n\n1 E+03\n\nTm-167\n\n1 E+03\n\nAs-69\n\n1 E+01\n\nTm-172\n\n1 E+01\n\nAs-70\n\n1 E+08\n\nTm-173\n\n1 E+02\n\nAs-71\n\n1 E+01\n\nTm-175\n\n1 E+01\n\nAs-72\n\n1 E+01\n\nYb-162\n\n1 E+02\n\nAs-78\n\n1 E+02\n\nYb-166\n\n1 E+04\n\nSe-70\n\n1 E+01\n\nYb-167\n\n1 E+02\n\nSe-73\n\n1 E+02\n\nYb-169\n\n1 E+01\n\nSe-73m\n\n1 E+03\n\nYb-177\n\n1 E+03\n\nSe-79\n\n1 E-01\n\nYb-178\n\n1 E+03\n\nSe-81\n\n1 E+03\n\nLu-169\n\n1 E+03\n\nSe-81m\n\n1 E+03\n\nLu-170\n\n1 E+03\n\nSe-83\n\n1 E+01\n\nLu-171\n\n1 E+01\n\nBr-74\n\n1 E+01\n\nLu-172\n\n1 E+00\n\nBr-74m\n\n1 E+10\n\nLu-173\n\n1 E+00\n\nBr-75\n\n1 E+03\n\nLu-174\n\n1 E+00\n\nBr-76\n\n1 E+01\n\nLu-174m\n\n1 E+01\n\nBr-77\n\n1 E+01\n\nLu-176\n\n1 E-01\n\nBr-80\n\n1 E+02\n\nLu-176m\n\n1 E+03\n\nBr-80m\n\n1 E+03\n\nLu-177m\n\n1 E-01\n\nBr-83\n\n1 E+03\n\nLu-178\n\n1 E+02\n\nBr-84\n\n1 E+02\n\nLu-178m\n\n1 E+01\n\nRb-79\n\n1 E+01\n\nLu-179\n\n1 E+03\n\nRb-81\n\n1 E+03\n\nHf-170\n\n1 E+03\n\nRb-81m\n\n1 E+03\n\nHf-1721\n\n1 E+01\n\nRb-82m\n\n1 E+01\n\nHf-173\n\n1 E+01\n\nRb-831\n\n1 E+00\n\nHf-175\n\n1 E+00\n\nRb-84\n\n1 E+01\n\nHf-177m\n\n1 E+01\n\nRb-87\n\n1 E+01\n\nHf-178m\n\n1 E+01\n\nRb-88\n\n1 E+03\n\nHf-179m\n\n1 E+01\n\nRb-89\n\n1 E+01\n\nHf-180m\n\n1 E+02\n\nSr-80\n\n1 E+03\n\nHf-182\n\n1 E-01\n\nSr-81\n\n1 E+01\n\nHf-182m\n\n1 E+03\n\nSr-821\n\n1 E+03\n\nHf-183\n\n1 E+03\n\nSr-83\n\n1 E+01\n\nHf-184\n\n1 E+03\n\nY-86\n\n1 E+01\n\nTa-172\n\n1 E+01\n\nY-86m\n\n1 E+02\n\nTa-173\n\n1 E+03\n\nY-871\n\n1 E+01\n\nTa-174\n\n1 E+03\n\nY-88\n\n1 E-01\n\nTa-175\n\n1 E+03\n\nY-90m\n\n1 E+03\n\nTa-176\n\n1 E+01\n\nY-94\n\n1 E+01\n\nTa-177\n\n1 E+03\n\nY-95\n\n1 E+01\n\nTa-178\n\n1 E+01\n\nZr-86\n\n1 E+01\n\nTa-179\n\n1 E+01\n\nZr-88\n\n1 E+00\n\nTa-180\n\n1 E+03\n\nZr-89\n\n1 E+02\n\nTa-180m\n\n1 E+03\n\nNb-88\n\n1 E+01\n\nTa-182m\n\n1 E+02\n\nNb-89 (2,03 h)\n\n1 E+01\n\nTa-183\n\n1 E+01\n\nNb-89 (1,01 h)\n\n1 E+01\n\nTa-184\n\n1 E+03\n\nNb-90\n\n1 E+01\n\nTa-185\n\n1 E+02\n\nNb-91\n\n1 E+02\n\nTa-186\n\n1 E+01\n\nNb-91m\n\n1 E+01\n\nW-176\n\n1 E+03\n\nNb-92m\n\n1 E+01\n\nW-177\n\n1 E+03\n\nNb-95m\n\n1 E+02\n\nW-1781\n\n1 E+02\n\nNb-96\n\n1 E+00\n\nW-179\n\n1 E+02\n\nNb-97m\n\n1 E+04\n\nW-1881\n\n1 E+01\n\nMo-93m\n\n1 E+01\n\nRe-177\n\n1 E+03\n\nTc-93\n\n1 E+03\n\nRe-178\n\n1 E+01\n\nTc-93m\n\n1 E+03\n\nRe-181\n\n1 E+01\n\nTc-94\n\n1 E+02\n\nRe-182 (64 h)\n\n1 E+00\n\nTc-94m\n\n1 E+09\n\nRe-182 (12,7 h)\n\n1 E+01\n\nTc-95\n\n1 E+01\n\nRe-183\n\n1 E+01\n\nTc-95m1\n\n1 E+00\n\nRe-184\n\n1 E+00\n\nTc-98\n\n1 E-01\n\nRe-184m\n\n1 E-01\n\nTc-101\n\n1 E+02\n\nRe-186m\n\n1 E+00\n\nTc-104\n\n1 E+01\n\nRe-187\n\n1 E+03\n\nRu-94\n\n1 E+09\n\nRe-188m\n\n1 E+02\n\nRh-99\n\n1 E+03\n\nRe-1891\n\n1 E+02\n\nRh-99m\n\n1 E+03\n\nOs-180\n\n1 E+02\n\nRh-100\n\n1 E+02\n\nOs-181\n\n1 E+03\n\nRh-101\n\n1 E+00\n\nOs-182\n\n1 E+01\n\nRh-101m\n\n1 E+01\n\nOs-189m\n\n1 E+07\n\nRh-102\n\n1 E-01\n\nOs-1941\n\n1 E+00\n\nRh-102m\n\n1 E+00\n\nIr-182\n\n1 E+01\n\nRh-106\n\n1 E+03\n\nIr-184\n\n1 E+02\n\nRh-106m\n\n1 E+03\n\nIr-185\n\n1 E+03\n\nRh-107\n\n1 E+02\n\nIr-186 (15,8 h)\n\n1 E+02\n\nPd-100\n\n1 E+00\n\nIr-186 (1,75 h)\n\n1 E+03\n\nPd-101\n\n1 E+02\n\nIr-187\n\n1 E+02\n\nPd-107\n\n1 E+03\n\nIr-188\n\n1 E+03\n\nAg-102\n\n1 E+03\n\nIr-1891\n\n1 E+02\n\nAg-103\n\n1 E+03\n\nIr-190m (1,12 h)\n\n1 E+09\n\nAg-104\n\n1 E+02\n\nIr-192m\n\n1 E+03\n\nAg-104m\n\n1 E+01\n\nIr-193m\n\n1 E+04\n\nAg-106\n\n1 E+03\n\nIr-194m\n\n1 E+01\n\nAg-106m\n\n1 E+00\n\nIr-195\n\n1 E+03\n\nAg-108\n\n1 E+03\n\nIr-195m\n\n1 E+03\n\nAg-108m1\n\n1 E-01\n\nPt-186\n\n1 E+03\n\nAg-110\n\n1 E+03\n\nPt-1881\n\n1 E+02\n\nAg-112\n\n1 E+02\n\nPt-189\n\n1 E+02\n\nAg-115\n\n1 E+01\n\nPt-190\n\n1 E+00\n\nCd-104\n\n1 E+02\n\nPt-193\n\n1 E+01\n\nCd-107\n\n1 E+04\n\nPt-195m\n\n1 E+03\n\nCd-113\n\n1 E-01\n\nPt-199\n\n1 E+02\n\nCd-113m\n\n1 E-01\n\nPt-200\n\n1 E+02\n\nCd-117\n\n1 E+03\n\nAu-193\n\n1 E+02\n\nCd-117m\n\n1 E+02\n\nAu-194\n\n1 E+01\n\nIn-109\n\n1 E+03\n\nAu-195\n\n1 E+01\n\nIn-110 (4,9 h)\n\n1 E+02\n\nAu-196\n\n1 E+01\n\nIn-110 (69,1 min)\n\n1 E+03\n\nAu-198m\n\n1 E+01\n\nIn-112\n\n1 E+02\n\nAu-200\n\n1 E+02\n\nIn-114\n\n1 E+03\n\nAu-200m\n\n1 E+02\n\nIn-115\n\n1 E+01\n\nAu-201\n\n1 E+02\n\nIn-116m\n\n1 E+08\n\nHg-193\n\n1 E+03\n\nIn-117\n\n1 E+01\n\nHg-193m\n\n1 E+03\n\nIn-117m\n\n1 E+03\n\nHg-1941\n\n1 E-01\n\nIn-119m\n\n1 E+02\n\nHg-195\n\n1 E+02\n\nSn-110\n\n1 E+02\n\nHg-195m1\n\n1 E+02\n\nSn-111\n\n1 E+02\n\nHg-199m\n\n1 E+02\n\nSn-117m\n\n1 E+02\n\nTl-194\n\n1 E+01\n\nSn-119m\n\n1 E+01\n\nTl-194m\n\n1 E+01\n\nSn-121\n\n1 E+03\n\nTl-195\n\n1 E+03\n\nSn-121m1\n\n1 E+00\n\nTl-197\n\n1 E+03\n\nSn-123\n\n1 E+02\n\nTl-198\n\n1 E+02\n\nSn-123m\n\n1 E+02\n\nTl-198m\n\n1 E+03\n\nSn-1261\n\n1 E-01\n\nTl-199\n\n1 E+02\n\nSn-127\n\n1 E+03\n\nPb-195m\n\n1 E+01\n\nSn-128\n\n1 E+08\n\nPb-198\n\n1 E+03\n\nSb-115\n\n1 E+01\n\nPb-199\n\n1 E+03\n\nSb-116\n\n1 E+01\n\nPb-200\n\n1 E+02\n\nSb-116m\n\n1 E+03\n\nPb-201\n\n1 E+01\n\nSb-117\n\n1 E+04\n\nPb-202\n\n1 E-01\n\nSb-118m\n\n1 E+02\n\nPb-202m\n\n1 E+02\n\nSb-119\n\n1 E+05\n\nPb-205\n\n1 E+01\n\nSb-120 (5,76 d)\n\n1 E+02\n\nPb-209\n\n1 E+03\n\nSb-120 (15,89 min)\n\n1 E+00\n\nPb-2101\n\n1 E-01\n\nSb-124m\n\n1 E+02\n\nPb-2121\n\n1 E+01\n\nSb-126\n\n1 E+00\n\nBi-200\n\n1 E+01\n\nSb-126m\n\n1 E+03\n\nBi-201\n\n1 E+02\n\nSb-127\n\n1 E+01\n\nBi-202\n\n1 E+02\n\nSb-128 (9,01 h)\n\n1 E+01\n\nBi-203\n\n1 E+03\n\nSb-128(10,4 min)\n\n1 E+01\n\nBi-205\n\n1 E+03\n\nSb-129\n\n1 E+02\n\nBi-208\n\n1 E-01\n\nSb-130\n\n1 E+01\n\nBi-210m1\n\n1 E-01\n\nSb-131\n\n1 E+01\n\nBi-211\n\n1 E+04\n\nTe-116\n\n1 E+03\n\nBi-2121\n\n1 E+03\n\nTe-119m\n\n1 E+00\n\nBi-213\n\n1 E+03\n\nTe-121\n\n1 E+01\n\nPo-206\n\n1 E+00\n\nTe-121m\n\n1 E+00\n\nPo-208\n\n1 E+00\n\nTe-123\n\n1 E-01\n\nPo-209\n\n1 E+00\n\nI-120\n\n1 E+03\n\nPo-210\n\n1 E+00\n\nI-120m\n\n1 E+02\n\nAt-207\n\n1 E+02\n\nI-121\n\n1 E+03\n\nFr-2211\n\n1 E+04\n\nI-124\n\n1 E+01\n\nFr-222\n\n1 E+03\n\nI-128\n\n1 E+02\n\nFr-223\n\n1 E+03\n\nI-132m\n\n1 E+02\n\nRa-2231\n\n1 E+01\n\nCs-125\n\n1 E+01\n\nRa-224\n\n1 E+01\n\nCs-127\n\n1 E+02\n\nRa-226\n\n1 E-01\n\nCs-130\n\n1 E+02\n\nRa-228\n\n1 E-01\n\nCs-135m\n\n1 E+09\n\nAc-224\n\n1 E+03\n\nBa-126\n\n1 E+05\n\nAc-2251\n\n1 E+01\n\nBa-128\n\n1 E+02\n\nAc-226\n\n1 E+02\n\nBa-131m\n\n1 E+02\n\nAc-2271\n\n1 E-02\n\nBa-133\n\n1 E-01\n\nAc-228\n\n1 E+02\n\nBa-133m\n\n1 E+02\n\nTh-227\n\n1 E+01\n\nBa-135m\n\n1 E+02\n\nTh-2281\n\n1 E-01\n\nBa-139\n\n1 E+03\n\nTh-230\n\n1 E-01\n\nBa-141\n\n1 E+01\n\nTh-231\n\n1 E+03\n\nBa-142\n\n1 E+01\n\nTh-2321\n\n1 E-01\n\nLa-131\n\n1 E+08\n\nTh-2341\n\n1 E+02\n\nLa-132\n\n1 E+02\n\nPa-227\n\n1 E+03\n\nLa-135\n\n1 E+03\n\nPa-228\n\n1 E+01\n\nLa-137\n\n1 E+02\n\nPa-231\n\n1 E-02\n\nLa-138\n\n1 E-01\n\nPa-232\n\n1 E+01\n\nLa-141\n\n1 E+03\n\nPa-234\n\n1 E+01\n\nLa-142\n\n1 E+03\n\nPa-234m\n\n1 E+03\n\nLa-143\n\n1 E+02\n\nU-234\n\n1 E+00\n\nCe-134\n\n1 E+03\n\nU-2351\n\n1 E+00\n\nCe-135\n\n1 E+01\n\nU-2381\n\n1 E+00\n\nCe-137\n\n1 E+03\n\nNp-232\n\n1 E+03\n\nCe-137m\n\n1 E+02\n\nNp-233\n\n1 E+02\n\nPr-136\n\n1 E+01\n\nNp-234\n\n1 E+01\n\nPr-137\n\n1 E+03\n\nNp-235\n\n1 E+03\n\nPr-138m\n\n1 E+03\n\nNp-236 (1,52E+5 y)\n\n1 E+00\n\nPr-139\n\n1 E+03\n\nNp-236 (22,5 h)\n\n1 E+02\n\nPr-142m\n\n1 E+07\n\nNp-238\n\n1 E+01\n\nPr-144\n\n1 E+03\n\nNp-240m\n\n1 E+03\n\nPr-144m\n\n1 E+04\n\nPu-245\n\n1 E+02\n\nPr-145\n\n1 E+03\n\nPu-246\n\n1 E+01\n\nPr-147\n\n1 E+01\n\nAm-237\n\n1 E+03\n\nNd-136\n\n1 E+09\n\nAm-238\n\n1 E+05\n\nNd-138\n\n1 E+03\n\nAm-239\n\n1 E+03\n\nNd-139\n\n1 E+02\n\nAm-240\n\n1 E+01\n\nNd-139m\n\n1 E+03\n\nAm-244\n\n1 E+01\n\nNd-1401\n\n1 E+04\n\nAm-244m\n\n1 E+04\n\nNd-141\n\n1 E+06\n\nAm-245\n\n1 E+03\n\nNd-151\n\n1 E+01\n\nAm-246\n\n1 E+01\n\nPm-141\n\n1 E+01\n\nAm-246m\n\n1 E+01\n\nPm-143\n\n1 E+00\n\nCm-238\n\n1 E+03\n\nPm-144\n\n1 E-01\n\nCm-240\n\n1 E+02\n\nPm-145\n\n1 E+01\n\nCm-241\n\n1 E+01\n\nPm-146\n\n1 E-01\n\nCm-249\n\n1 E+03\n\nPm-148\n\n1 E+01\n\nCm-250\n\n1 E-02\n\nPm-148m1\n\n1 E+00\n\nBk-245\n\n1 E+02\n\nPm-150\n\n1 E+03\n\nBk-246\n\n1 E+03\n\nPm-151\n\n1 E+01\n\nBk-247\n\n1 E-01\n\nSm-141\n\n1 E+03\n\nBk-250\n\n1 E+03\n\nSm-141m\n\n1 E+01\n\nCf-244\n\n1 E+04\n\nSm-142\n\n1 E+03\n\nEs-250\n\n1 E+03\n\nSm-145\n\n1 E+02\n\nEs-251\n\n1 E+05\n\nSm-146\n\n1 E+00\n\nFm-252\n\n1 E+03\n\nSm-147\n\n1 E+00\n\nFm-253\n\n1 E+02\n\nSm-155\n\n1 E+02\n\nFm-257\n\n1 E+01\n\nSm-156\n\n1 E+02\n\nMd-257\n\n1 E+05\n\nEu-145\n\n1 E+00\n\nMd-258\n\n1 E+01\n\nEu-146\n\n1 E+00\n\n1 Moeder-radionucliden en hun dochternucliden waarvan de dosisbijdragen in de dosisberekening\n                                    worden opgenomen (zodat enkel het vrijstellingsniveau van de moeder-radionuclide moet\n                                    worden beschouwd), worden in Aanhangsel A bij tabel A gegeven.\n\nAanhangsel A bij tabel A.\n\nMoedernuclide\n\nDochternuclide(n)\n\n(De waarde tussen haakjes is de fractie die naar dat nuclide vervalt)\n\nMg-28\n\nAl-28\n\nTi-44\n\nSc-44\n\nFe-60\n\nCo-60m\n\nGe-68\n\nGa-68\n\nRb-83\n\nKr-83m\n\nSr-82\n\nRb-82\n\nY-87\n\nSr-87m\n\nTc-95m\n\nTc-95 (0,04)\n\nAg-108m\n\nAg-108\n\nSn-121m\n\nSn-121 (0,776)\n\nSn-126\n\nSb-126m\n\nNd-140\n\nPr-140\n\nPm-148m\n\nPm-148 (0,046)\n\nGd-146\n\nEu-146\n\nHf-172\n\nLu-172\n\nW-178\n\nTa-178\n\nW-188\n\nRe-188\n\nRe-189\n\nOs-189m (0,241)\n\nOs-194\n\nIr-194\n\nIr-189\n\nOs-189m\n\nPt-188\n\nIr-188\n\nHg-194\n\nAu-194\n\nHg-195m\n\nHg-195 (0,542)\n\nPb-210\n\nBi-210 Po-210\n\nPb-212\n\nBi-212, Po-212 (0,64), Tl-208 (0,36)\n\nBi-210m\n\nTl-210\n\nBi-212\n\nPo-212 (0,64), Tl-208 (0,36)\n\nFr-221\n\nAt-217\n\nRa-223\n\nRn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211 (0,003),\n\nTl-207 (0,997)\n\nAc-225\n\nFr-221, At-217, Bi-213, Po-213 (0,978), Tl-209 (0,0216),\n\nPb-209 (0,978)\n\nAc-227\n\nFr-223, Th-227, Ra-223, At-219 (< 0,001), Rn-219,\n\nBi-215 (< 0,001), Po-215, Pb-211, Bi 211\n\nTh-228\n\nRa-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (0,64),\n\nTl-208 (0,36)\n\nTh-232\n\nRa-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (0,64), Tl-208\n                                                   (0,36)\n\nTh-234\n\nPa-234m, Pa-234\n\nU-235\n\nTh-231\n\nU-238\n\nTh-234, Pa-234m, Pa-234\n\nTabel A, deel 2\n\nVan nature voorkomende radionucliden.\n\nWaarden voor de activiteitsconcentratie voor de vrijstelling of vrijgave van materialen\n                                       die standaard op elke hoeveelheid en op elk type vaste materialen kunnen worden toegepast.\n\nRadionuclide\n\nActiviteitsconcentratie\n\n(kBq.kg-1)\n\nRb-87\n\n1\n\nCd-113\n\n1\n\nIn-115\n\n1\n\nLa-138\n\n1\n\nSm-147\n\n1\n\nGd-152\n\n1\n\nLu-176\n\n1\n\nRe-187\n\n1\n\nPt-190\n\n1\n\nBijlage 3.2, tabel b\n\nTabel B. Vrijstellingswaarden voor de totale activiteit (kolom 3) en vrijstellingswaarden\n                                       voor de activiteitsconcentratie in matige hoeveelheden van elk type materiaal (kolom\n                                       2).\n\nVrijstellingswaarden voor radionucliden op basis van de totale activiteit als bedoeld\n                                    in artikel 3.17, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit, (kolom 3) en vrijstellingswaarden voor handelingen met matige hoeveelheden van elk\n                                    type materiaal als bedoeld in artikel 3.17, vijfde lid, onderdeel b, van het besluit\n                                    (kolom 2).\n\nRadionuclide\n\nActiviteitsconcentratie\n\n(kBq kg\u2013 1)\n\nActiviteit\n\n(Bq)\n\nH-3 (elementair en getriti\u00eberde verbindingen incl. OBT1\n\n1E+6\n\n1E+9\n\nBe-10\n\n1E+4\n\n1E+6\n\nC-11\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nC-11 monoxide\n\n1E+1\n\n1E+9\n\nC-11 dioxide\n\n1E+1\n\n1E+9\n\nC-14 monoxide\n\n1E+8\n\n1E+11\n\nC-14 dioxide\n\n1E+7\n\n1E+11\n\nN-13\n\n1E+2\n\n1E+9\n\nNe-19\n\n1E+2\n\n1E+9\n\nMg-282\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nAl-26\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSi-32\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nS-35 (organisch)\n\n1E+5\n\n1E+8\n\nS-35 (damp)\n\n1E+6\n\n1E+9\n\nCl-39\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nAr-39\n\n1E+7\n\n1E+4\n\nK-44\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nK-45\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nCa-41\n\n1E+5\n\n1E+7\n\nSc-43\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nSc-44\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSc-44m3\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nSc-49\n\n1E+3\n\n1E+5\n\nTi-442\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nTi-45\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nV-47\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nV-49\n\n1E+4\n\n1E+7\n\nCr-48\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nCr-49\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nFe-602\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nNi-56\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nNi-57\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nNi-66\n\n1E+4\n\n1E+7\n\nCu-60\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nCu-61\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nCu-67\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nZn-62\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nZn-63\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nZn-71m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nZn-723\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nGa-65\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nGa-66\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nGa-67\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nGa-68\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nGa-70\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nGa-73\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nGe-66\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nGe-67\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nGe-682\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nGe-69\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nGe-75\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nGe-77\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nGe-78\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nAs-69\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nAs-70\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nAs-71\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nAs-72\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nAs-78\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSe-70\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nSe-73\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nSe-73m\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nSe-79\n\n1E+4\n\n1E+7\n\nSe-81\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nSe-81m3\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nSe-83\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nBr-74\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nBr-74m\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nBr-75\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nBr-76\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nBr-77\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nBr-80\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nBr-80m3\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nBr-83\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nBr-84\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nKr-81m\n\n1E+3\n\n1E+10\n\nRb-79\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nRb-81\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nRb-81m\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nRb-82m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nRb-832\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nRb-84\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nRb-87\n\n1E+4\n\n1E+7\n\nRb-88\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nRb-89\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSr-80\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nSr-81\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSr-822\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSr-83\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nY-86\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nY-86m\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nY-872\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nY-88\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nY-90m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nY-94\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nY-95\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nZr-86\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nZr-88\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nZr-89\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nNb-88\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nNb-89 (2,03 h)\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nNb-89 (1,01 h)\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nNb-90\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nNb-95m\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nNb-96\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nMo-93m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTc-93\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTc-93m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTc-94\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTc-94m\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nTc-95\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTc-95m3\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTc-98\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTc-101\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nTc-104\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nRu-94\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nRh-99\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nRh-99m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nRh-100\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nRh-101\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nRh-101m\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nRh-102\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nRh-102m\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nRh-106m\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nRh-107\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nPd-1003\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nPd-101\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nPd-107\n\n1E+5\n\n1E+8\n\nAg-102\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nAg-103\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nAg-104\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nAg-104m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nAg-106\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nAg-106m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nAg-112\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nAg-115\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nCd-104\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nCd-107\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nCd-113\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nCd-113m\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nCd-1173\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nCd-117m3\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nIn-109\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nIn-110 (4,9 h)\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nIn-110 (69,1 min)\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nIn-112\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nIn-114\n\n1E+3\n\n1E+5\n\nIn-115\n\n1E+3\n\n1E+5\n\nIn-116m\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nIn-117\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nIn-117m3\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nIn-119m\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nSn-1103\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nSn-111\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nSn-117m\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nSn-119m\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nSn-121\n\n1E+5\n\n1E+7\n\nSn-121m2\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nSn-123\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nSn-123m\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nSn-1262\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSn-127\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nSn-1283\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nSb-115\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nSb-116\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nSb-116m\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSb-117\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nSb-118m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nSb-119\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nSb-120 (5.76 d)\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nSb-120 (15,89 min)\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nSb-124m\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nSb-126\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSb-126m\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSb-1273\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nSb-128 (9,01 h)\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSb-128 (10,4 min)\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSb-1293\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nSb-130\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSb-131\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTe-1163\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nTe-121\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTe-121m\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nTe-123\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nI-120\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nI-120m\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nI-121\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nI-124\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nI-128\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nI-132m\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nXe-120\n\n1E+2\n\n1E+9\n\nXe-121\n\n1E+2\n\n1E+9\n\nXe-1222\n\n1E+2\n\n1E+9\n\nXe-123\n\n1E+2\n\n1E+9\n\nXe-125\n\n1E+3\n\n1E+9\n\nXe-127\n\n1E+3\n\n1E+5\n\nXe-129m\n\n1E+3\n\n1E+4\n\nXe-133m\n\n1E+3\n\n1E+4\n\nXe-135m\n\n1E+2\n\n1E+9\n\nXe-138\n\n1E+2\n\n1E+9\n\nCs-125\n\n1E+1\n\n1E+4\n\nCs-127\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nCs-130\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nCs-135m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nBa-126\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nBa-128\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nBa-131m\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nBa-133\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nBa-133m\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nBa-135m\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nBa-137m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nBa-139\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nBa-141\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nBa-142\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nLa-131\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nLa-132\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nLa-135\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nLa-137\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nLa-138\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nLa-141\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nLa-142\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nLa-143\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nCe-134\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nCe-135\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nCe-137\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nCe-137m3\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nPr-136\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nPr-137\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nPr-138m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nPr-139\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nPr-142m\n\n1E+7\n\n1E+9\n\nPr-144\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nPr-145\n\n1E+3\n\n1E+5\n\nPr-147\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nNd-1363\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nNd-138\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nNd-139\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nNd-139m3\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nNd-141\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nNd-151\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nPm-141\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nPm-143\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nPm-144\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nPm-145\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nPm-146\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nPm-148\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nPm-148m2\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nPm-150\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nPm-151\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nSm-141\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSm-141m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nSm-142\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nSm-145\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nSm-146\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nSm-147\n\n1E+1\n\n1E+4\n\nSm-155\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nSm-156\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nEu-145\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nEu-146\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nEu-147\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nEu-148\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nEu-149\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nEu-150 (34,2 y)\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nEu-150 (12,6 h)\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nEu-156\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nEu-157\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nEu-158\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nGd-145\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nGd-1462\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nGd-147\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nGd-148\n\n1E+1\n\n1E+4\n\nGd-149\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nGd-151\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nGd-152\n\n1E+1\n\n1E+4\n\nTb-147\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTb-149\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTb-150\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTb-151\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTb-153\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nTb-154\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTb-155\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nTb-156\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTb-156m (24,4 h)\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nTb-156m (5 h)\n\n1E+4\n\n1E+7\n\nTb-157\n\n1E+4\n\n1E+7\n\nTb-158\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTb-161\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nDy-155\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nDy-157\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nDy-159\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nHo-155\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nHo-157\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nHo-159\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nHo-161\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nHo-162\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nHo-162m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nHo-164\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nHo-164m3\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nHo-166m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nHo-167\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nEr-1613\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nEr-165\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nEr-172\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nTm-162\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTm-166\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTm-167\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nTm-172\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nTm-173\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nTm-175\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nYb-162\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nYb-1663\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nYb-167\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nYb-169\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nYb-177\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nYb-1783\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nLu-169\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nLu-170\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nLu-171\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nLu-172\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nLu-173\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nLu-174\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nLu-174m\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nLu-176\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nLu-176m\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nLu-177m3\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nLu-178\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nLu-178m\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nLu-179\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nHf-170\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nHf-1722\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nHf-173\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nHf-175\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nHf-177m\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nHf-178m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nHf-179m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nHf-180m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nHf-182\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nHf-182m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nHf-183\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nHf-184\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nTa-172\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTa-173\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTa-174\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTa-175\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTa-176\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTa-177\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nTa-178\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTa-179\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nTa-180\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTa-180m\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nTa-182m\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nTa-183\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nTa-184\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTa-185\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nTa-186\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nW-176\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nW-177\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nW-1782\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nW-179\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nW-1882\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nRe-177\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nRe-178\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nRe-181\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nRe-182 (64 h)\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nRe-182 (12,7 h)\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nRe-184\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nRe-184m\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nRe-186m\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nRe-187\n\n1E+6\n\n1E+9\n\nRe-188m\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nRe-1892\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nOs-180\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nOs-181\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nOs-1823\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nOs-189m\n\n1E+4\n\n1E+7\n\nOs-1942\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nIr-182\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nIr-184\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nIr-185\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nIr-186 (15,8 h)\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nIr-186 (1,75 h)\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nIr-187\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nIr-188\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nIr-1892\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nIr-190m (3.10 h)\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nIr-190m (1.2 h)\n\n1E+4\n\n1E+7\n\nIr-192m\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nIr-193m\n\n1E+4\n\n1E+7\n\nIr-194m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nIr-195\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nIr-195m3\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nPt-186\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nPt-1882\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nPt-189\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nPt-193\n\n1E+4\n\n1E+7\n\nPt-195m\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nPt-199\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nPt-2003\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nAu-193\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nAu-194\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nAu-195\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nAu-198m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nAu-2003\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nAu-200m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nAu-201\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nHg-193\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nHg-193m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nHg-1942\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nHg-195\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nHg-195m2 (organisch)\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nHg-195m2 (anorganisch)\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nHg-197m (organisch)\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nHg-197m (anorganisch)\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nHg-199m\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nTl-194\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTl-194m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTl-195\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTl-197\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nTl-198\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTl-198m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nTl-199\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nPb-195m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nPb-198\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nPb-199\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nPb-200\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nPb-201\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nPb-202\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nPb-202m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nPb-205\n\n1E+4\n\n1E+7\n\nPb-209\n\n1E+5\n\n1E+6\n\nPb-2113\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nPb-2143\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nBi-200\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nBi-201\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nBi-202\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nBi-203\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nBi-205\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nBi-210m2\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nBi-213\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nBi-214\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nPo-206\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nPo-208\n\n1E+1\n\n1E+4\n\nPo-209\n\n1E+1\n\n1E+4\n\nAt-2073\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nFr-2223\n\n1E+3\n\n1E+5\n\nFr-223\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nAc-224\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nAc-2252\n\n1E+1\n\n1E+4\n\nAc-2263\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nAc-2272\n\n1\n\n1E+3\n\nTh-232\n\n1E+1\n\n1E+4\n\nTh-232-sec2\n\n1\n\n1E+3\n\nPa-2273\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nPa-2283\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nPa-232\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nPa-234\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nU-2302\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nU-235-sec2\n\n1\n\n_ _\n\nU-238-sec2\n\n1\n\n1E+3\n\nNp-232\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nNp-233\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nNp-234\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nNp-235\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nNp-236 (1,15 10 5 y)\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nNp-236 (22,5 h)\n\n1E+3\n\n1E+7\n\nNp-238\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nPu-2453\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nPu-2463\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nAm-237\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nAm-238\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nAm-239\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nAm-2403\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nAm-244\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nAm-244m\n\n1E+4\n\n1E+7\n\nAm-245\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nAm-246\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nAm-246m\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nCm-2383\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nCm-240\n\n1E+2\n\n1E+5\n\nCm-241\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nCm-249\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nCm-2503\n\n1E-1\n\n1E+3\n\nBk-245\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nBk-246\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nBk-247\n\n1\n\n1E+4\n\nBk-250\n\n1E+1\n\n1E+6\n\nCf-244\n\n1E+4\n\n1E+7\n\nEs-250\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nEs-251\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nFm-252\n\n1E+3\n\n1E+6\n\nFm-253\n\n1E+2\n\n1E+6\n\nFm-257\n\n1E+1\n\n1E+5\n\nMd-257\n\n1E+2\n\n1E+7\n\nMd-258\n\n1E+2\n\n1E+5\n\n1 OBT = organisch gebonden tritium.\n\n2 Moeder-radionucliden en hun dochternucliden waarvan de dosisbijdrage in de dosisberekening\n                                    worden opgenomen (zodat enkel het vrijstellingsniveau van het moeder-nuclide moet\n                                    worden beschouwd), worden hierna in Aanhangsel A bij tabel B vermeld: Moeder-radionuclide-sec:\n                                    Moeder-radionucliden in evenwicht met hun dochternucliden waarvan de dosisbijdrage\n                                    in de dosisberekening worden opgenomen (zodat enkel het vrijstellingsniveau van het\n                                    moeder-nuclide moet worden beschouwd), worden hierna in Aanhangsel A bij tabel B vermeld.\n\n3 Radionucliden, waarvoor dosisberekening de activiteit, respectievelijk activiteitsconcentratie\n                                    van de kortlevende dochternucliden opgeteld moeten worden bij die van de moeder, worden\n                                    hierna in Aanhangsel B bij tabel B vermeld.\n\nAanhangsel A bij tabel B.\n\nLijst van de in tabel B bedoelde radionucliden in seculair evenwicht met hun dochters\n\nMoedernuclide\n\nDochternuclide(n)\n\n(De waarde tussen haakjes is de fractie die naar dat nuclide vervalt)\n\nMg-28\n\nAl-28\n\nTi-44\n\nSc-44\n\nFe-60\n\nCo-60m\n\nGe-68\n\nGa-68\n\nRb-83\n\nKr-83m\n\nSr-82\n\nRb-82\n\nY-87\n\nSr-87m\n\nSn-121m\n\nSn-121 (0,776)\n\nSn-126\n\nSb-126m\n\nXe-122\n\nI-122\n\nPm-148m\n\nPm-148 (0,046)\n\nGd-146\n\nEu-146\n\nHf-172\n\nLu-172\n\nW-178\n\nTa-178\n\nW-188\n\nRe-188\n\nRe-189\n\nOs-189m (0,241)\n\nOs-194\n\nIr-194\n\nIr-189\n\nOs-189m\n\nPt-188\n\nIr-188\n\nHg-194\n\nAu-194\n\nHg-195m\n\nHg-195 (0,542)\n\nBi-210m\n\nTl-210\n\nAc-225\n\nFr-221, At-217, Bi-213, Po-213 (0,978),\n\nTl-209 (0,0216), Pb-209 (0,978)\n\nAc-227\n\nFr-223 (0,0138)\n\nTh-232-sec\n\nRa-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220,\n\nPo-216\n\nU-230\n\nTh-226, Ra-222, Rn-218, Po-214\n\nU-235-sec\n\nTh-231, Pa-231, Ac-227, Th-227 (0,986),\n\nFr-223 (0,014), Ra-223, Rn-219, Po-215,\n\nPb-211, Bi-211\n\nU-238-sec\n\nTh-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226,\n\nRn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214,\n\nPb-210, Bi-210, Po-210\n\nAanhangsel B bij tabel B.\n\nRadionucliden, waarvan voor dosisberekening de activiteit, resp. activiteitsconcentratie\n                                       van de kortlevende dochternucliden opgeteld moeten worden bij die van de moeder.\n\nDe in Aanhangsel B bij tabel B genoemde radionucliden hebben dochters met halveringstijden\n                                    van 10 dagen of minder, die voor 10% of meer bijdragen aan de dosis.\n\nDeze dochters zijn ook niet meegenomen bij de evenwichten als opgenomen in aanhangsel\n                                    A van tabel B. Zij dienen derhalve bij dosisberekeningen in de sommatie meegenomen\n                                    te worden. Voorts is de ratio tussen de moeder en dochter bij evenwicht gegeven.\n\nMoedernuclide\n\nDochternuclide\n\nRatio\n\nSc-44m\n\nSc-44\n\n0,986\n\nZn-72\n\nGa-72\n\n1\n\nSe-81m\n\nSe-81\n\n1\n\nBr-80m\n\nBr-80\n\n1\n\nTc-95m\n\nTc-95\n\n1\n\nPd-100\n\nRh-100\n\n1\n\nCd-117\n\nIn-117m\n\n0,92\n\nIn-117\n\n0,5124\n\nCd-117m\n\nIn-117\n\n1\n\nIn-117m\n\n0,01\n\nIn-117m\n\nIn-117\n\n0,47\n\nSn-110\n\nIn-110 (korte halfwaardetijd)\n\n1\n\nSn-128\n\nSb-128\n\n1\n\nSb-127\n\nTe-127\n\n0,824\n\nSb-129\n\nTe-129\n\n0,775\n\nTe-116\n\nSb-116\n\n1\n\nCe-137m\n\nCe-137\n\n0,99\n\nNd-136\n\nPr-136\n\n1\n\nNd-139m\n\nPr-139\n\n1\n\nNd-139\n\n0,12\n\nHo-164m\n\nHo-164\n\n1\n\nEr-161\n\nHo-161\n\n1\n\nYb-166\n\nTm-166\n\n1\n\nYb-178\n\nLu-178\n\n1\n\nLu-177m\n\nLu-177\n\n0,21\n\nOs-182\n\nRe-182\n\nIr-195m\n\nIr-195\n\n0,04\n\nPt-200\n\nAu-200\n\n1\n\nAu-200m\n\nAu-200\n\n0,18\n\nPb-211\n\nBi-211\n\n1\n\nPb-214\n\nBi-214\n\n1\n\nPo-214\n\n1\n\nAt-207\n\nBi-203\n\n0,1\n\nFr-222\n\nRa-222\n\n1\n\nAc-226\n\nTh-226\n\n0,828\n\nRa-222\n\n0,828\n\nPa-227\n\nAc-223\n\n0,85\n\nFr-219\n\n0,85\n\nAt-215\n\n0,85\n\nBi-211\n\n0,85\n\nTl-207\n\n0,85\n\nPa-228\n\nAc-224\n\n0,02\n\nPu-245\n\nAm-245\n\n1\n\nPu-246\n\nAm-246\n\n1\n\nAm-240\n\nNp-236\n\n1\n\nCm-238\n\nAm-238\n\n0,9\n\nCm-250\n\nBk-250\n\n0,14\n\nBijlage 3.2, tabel C\n\nHoeveelheidsgrenzen als bedoeld in artikel 3.17, eerste lid, onderdeel c, laatste volzin, van het besluit.\n\n(gereserveerd)\n\nIn deze bijlage wordt verstaan onder:\n\nA: activiteit van een radionuclide als gedefinieerd in bijlage 2 van het besluit;\n\nD: D-waarde van een radionuclide, bepaald overeenkomstig tabel 1 van het document\n                                    \u2018Dangerous Quantities of Radioactive Material (D-Values)\u2019, EPR-D-Values 2006, van\n                                    het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA1), waarbij de laagste waarde wordt genomen.\n\nCategorie\n\nRadioactieve stoffen:\n\n1\n\nKunstmatige radioactieve stoffen ten behoeve van:\n\n\u2022 nucleaire batterijen (\u2018radioisotope thermoelectric generators\u2019)\n\n\u2022 bestraling ten behoeve van sterilisatie en inactivatie van biologisch materiaal,\n                                                   alsmede onderzoek hiernaar\n\n\u2022 teletherapie apparatuur\n\nof\n\nOverige kunstmatige radioactieve stoffen waarvan:\n\nA/D>1000\n\n2\n\nKunstmatige radioactieve stoffen ten behoeve van:\n\n\u2022 industri\u00eble radiografie (gammagrafie)\n\n\u2022 brachytherapie (\u2018high dose rate\u2019 en \u2018medium dose rate\u2019)\n\nof\n\nOverige kunstmatige radioactieve stoffen waarvan:\n\n1000 >A/D >10\n\n3\n\nKunstmatige radioactieve stoffen ten behoeve van:\n\n\u2022 hoogactieve bronnen in vaste industri\u00eble meetapparatuur\n\n\u2022 bemetingsapparatuur t.b.v. olie- en gaswinning (\u2018well logging\u2019)\n\nof\n\nOverige kunstmatige radioactieve stoffen waarvan:\n\n10 > A/D \u2265 1\n\nVoor de toepassing van deze tabel wordt de indeling in een categorie bepaald op basis\n                                    van de expliciete aanwijzing in de tabel of, indien deze er niet, is door de A/D waarde.\n\nIndien verschillende radioactieve stoffen worden gebruikt of opgeslagen in \u00e9\u00e9n ruimte,\n                                    maar er per stof afzonderlijk beveiligingsmaatregelen zijn getroffen, wordt de categorie\n                                    indeling per stof bepaald als hierboven aangegeven. Indien geen afzonderlijke beveiligingsmaatregelen\n                                    getroffen zijn, dan wordt de categorie-indeling bepaald door de categorie met de laagste\n                                    cijferaanduiding, door voor de afzonderlijke stoffen te vergelijken:\n\n\u2022 De categorie-indeling op basis van de expliciete aanwijzing in de tabel indien deze\n                                          er is; en\n\n\u2022 De categorie-indeling op basis van de gesommeerde A/D waarde.\n\nDe gesommeerde A/D-waarde wordt daarbij bepaald volgens de formule:\n\nWaar\n\nAi,n = activiteit van iedere radioactieve stof i met radionuclide n,\n\nDn = D waarde voor radionucliden.\n\nBijlage 5.1, onderdeel A: Puntensysteem t.b.v. bij- en nascholing stralingsbeschermingsdeskundigen\n                                    op het niveau van (algemeen) co\u00f6rdinerend deskundige\n\nActiviteit\n\nToelichting\n\nWaardering\n\nMinimum te behalen punten per 5 jaar bij herregistratie stralingsbeschermingsdeskundige\n\nNa- en bijscholing\n\nBewijs van deelname aan een door de aangewezen instelling goedgekeurde cursus\n\n10 punten per dag\n\nNiveau co\u00f6rdinerend deskundige: 60 punten\n\nNiveau algemeen co\u00f6rdinerend deskundige: 70 punten\n\nNa- en bijscholing met examen\n\nBewijs van positief resultaat op examen/toets bij door de aangewezen instelling goedgekeurde\n                                                   cursus\n\n15 punten per dag\n\nBijwonen symposia en congressen\n\nBewijs van deelname aan een door de aangewezen instelling goedgekeurd symposium, congres,\n                                                   e.d.\n\n5 punten per dag\n\nNiveau co\u00f6rdinerend deskundige: 20 punten\n\nNiveau algemeen co\u00f6rdinerend deskundige: 60 punten\n\n(Poster)presentatie op symposium, congressen, gastdocentschap\n\nBewijs via programma van het symposium\n\n10 punten per lezing\n\nPublicatie in vaktijdschrift\n\nIngestuurd tijdschrift\n\n5 punten per publicatie\n\nPublicatie in gerefereerd tijdschrift\n\nIngestuurd tijdschrift\n\n10 punten per publicatie\n\nDoceren aan erkend opleidingsinstituut of erkende nascholing\n\nCursusprogramma\n\n2 punten per lesuur\n\nDeelnemen aan (inter)nationale commissies\n\nDeelnemerslijst\n\n10 punten per commissie per jaar\n\nLidmaatschap \u00e9\u00e9n of meerdere vakverenigingen\n\nBewijs van lidmaatschap van \u00e9\u00e9n of meer van de verenigingen op een door de aangewezen\n                                                   instelling samengestelde lijst\n\n2 punten per jaar\n\nBijlage 5.1, onderdeel B: Kerncompetenties stralingsbeschermings-deskundige op het\n                                    niveau van algemeen co\u00f6rdinerend deskundige.\n\nOm te voldoen aan de kerncompetenties om te worden ingeschreven als stralingsbeschermingsdeskundige\n                                    op het niveau van algemeen co\u00f6rdinerend deskundige dient deze persoon aan te tonen\n                                    over de volgende kerncompetenties te beschikken:\n\nKerncompetentie 1:\n\nDe stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen co\u00f6rdinerend deskundige\n                                                      kan op overtuigende wijze inhoudelijk leiding geven aan meerdere toezichthoudend medewerkers\n                                                      stralingsbescherming en aan een stralingsbeschermingseenheid teneinde in complexe\n                                                      organisaties het systeem van stralingsbescherming vorm en inhoud te geven. Dit betekent\n                                                      dat hij vooraf schriftelijke interne toestemmingen op basis van gedane risico-inventarisaties\n                                                      (RI&E\u2019s) kan verlenen voor alle handelingen (en werkzaamheden) met ioniserende straling\n                                                      in of door de organisatie (ondernemer). Hij kan de eerst aanspreekbare functionaris\n                                                      zijn voor compliance met alle betreffende (stralings)regelgeving inclusief de verleende\n                                                      complexvergunning op grond van de Kernenergiewet voor zowel de ondernemer als de overheid\n                                                      (inspecties) en kan daarom op reguliere basis intern toezicht organiseren, bijvoorbeeld\n                                                      door het houden van audits. Ook bij non-compliance, incidenten en andere onverwachte\n                                                      gebeurtenissen betreffende stralingstoepassingen gerelateerd aan de organisatie (ondernemer)\n                                                      kan de stralingsbeschermingsdeskundige het initiatief tot beheersing van de situatie\n                                                      nemen en tot probleemoplossing komen en met maatregelen ter voorkoming van herhaling.\n\nIn deze context gaat het erom dat de stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau\n                                       van algemeen co\u00f6rdinerend deskundige:\n\n1. een stralingsbeschermingseenheid kan opzetten;\n\n2. in overleg met de ondernemer een beleidsplan voor de stralingshygi\u00ebne kan opstellen;\n\n3. de vigerende regelgeving kent en kan toepassen;\n\n4. alle (potenti\u00eble) stralingsrisico\u2019s in kaart kan brengen;\n\n5. contact kan leggen en onderhouden met alle relevante belanghebbenden in de organisatie;\n\n6. kan participeren in relevante formele en informele overleggen;\n\n7. medewerkers van de stralingsbeschermingseenheid inhoudelijk kan aansturen, motiveren\n                                          en coachen;\n\n8. adequaat kan reageren op stralingsincidenten;\n\n9. een up-to-date Kernenergiewetdossier kan voeren;\n\n10. een auditplan kan opstellen en uitvoeren;\n\n11. een stralingsjaarverslag kan schrijven;\n\n12. adequate veiligheidsmaatregelen kan voorstellen; en\n\n13. helder kan communiceren naar alle relevante belanghebbenden bij non-compliance.\n\nDaarvoor is het nodig dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau algemeen co\u00f6rdinerend\n                                       deskundige):\n\n1. zich bewust is kan zijn van zijn rol in de organisatie;\n\n2. wet- en regelgeving kan interpreteren en implementeren, inclusief aanpalende regelgeving;\n\n3. de good practices in het vak kent en kan toepassen;\n\n4. effectief overleg kan organiseren dan wel daarin effectief kan participeren;\n\n5. globaal bekend is met de verspreidingsmodellen van activiteit in water, bodem en lucht\n                                          en deze kan toepassen of kan laten toepassen;\n\n6. de ecologische risico\u2019s van bedoelde of onbedoelde lozingen van activiteit door de\n                                          organisatie kan inschatten en evalueren;\n\n7. de stralingsveiligheidsaspecten bij ontwerp en gebruik van deeltjesversnellers kan\n                                          toepassen;\n\n8. de lokale en (inter)nationale hulpverlenings- en rampenorganisaties kent;\n\n9. een bedrijfsnoodplan kan opstellen.\n\nKerncompetentie 2:\n\nDe stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen co\u00f6rdinerend deskundige\n                                                      kan communiceren met en geeft proactief advies aan alle geledingen in de organisatie\n                                                      en daarbuiten betreffende stralingsaangelegenheden. Hij kan zowel in de diepte als\n                                                      in de breedte over stralingsbeschermingszaken adviseren en kan daarbij als een betrouwbare\n                                                      partner worden gezien. Bij nieuwe ontwikkelingen kan hij zich hiervan in een vroeg\n                                                      stadium inhoudelijk op de hoogte stellen teneinde de stralingsbeschermingsaspecten\n                                                      te kunnen beoordelen en optimaliseren. Hij kan een kwalitatief goede vergunnings(wijzigings)aanvraag\n                                                      opstellen. De stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen co\u00f6rdinerend\n                                                      deskundige kan bij het bovenstaande rekening houden met alle belanghebbenden en met\n                                                      de basisprincipes van de stralingsbescherming (rechtvaardiging, het ALARA-principe\n                                                      en de dosislimieten).\n\nIn deze context gaat het erom dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau van algemeen\n                                       co\u00f6rdinerend deskundige):\n\n1. afschermings- en dosisberekeningen in complexe situaties kan beoordelen of zelf kan\n                                          uitvoeren;\n\n2. doelgroepgericht kan communiceren;\n\n3. heldere en vakmatig goed onderbouwde adviezen kan geven; en\n\n4. vanwege zijn kennis gezag kan opbouwen.\n\nDaarvoor is het nodig dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau algemeen co\u00f6rdinerend\n                                       deskundige):\n\n1. de werkwijze en de inhoud van de publicaties van nationale en internationale organisaties\n                                          kent; en\n\n2. goede kennis heeft van de fysische basis van het vakgebied en deze kan toepassen.\n\nKerncompetentie 3:\n\nDe stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen co\u00f6rdinerend deskundige\n                                                      kan actief werken aan de eigen deskundigheidsbevordering en aan die van anderen, zowel\n                                                      binnen als buiten de eigen organisatie (voorlichting en instructie, actieve deelname\n                                                      aan studiedagen en (internationale) congressen). Dit betekent dat hij wetenschappelijke\n                                                      publicaties kan vertalen naar voor de praktijk van de stralingsbescherming relevante\n                                                      informatie en daarmee verder kan bouwen aan dit vakgebied. Samen met andere stralingsbeschermingsdeskundige\n                                                      op het niveau van algemeen co\u00f6rdinerend deskundigen in Nederland kan hij de stralingsbeschermingscultuur\n                                                      actief uitdragen en is zich van de ethische en communicatieve aspecten van het vakgebied\n                                                      bewust.\n\nIn deze context gaat het erom dat de stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau\n                                       van algemeen co\u00f6rdinerend deskundige:\n\n1. kritisch kan reflecteren op wetenschappelijke publicaties, rekenmodellen en regelgeving\n                                          en daarover zijn mening onder woorden kan brengen;\n\n2. actief kan participeren bij congressen en symposia;\n\n3. in databases en literatuurzoeksystemen de weg kent;\n\n4. de grondslagen van het vakgebied stralingsbescherming beheerst;\n\n5. voorlichting en instructie kan geven, voordrachten houden, onderwijs verzorgen, posters\n                                          maken en effectief met de pers kan omgaan;\n\n6. de ethische aspecten van het vakgebied stralingsbescherming kan bespreken; en\n\n7. in een debat op argumenten gebruikmakend van debattechnieken overtuigend over komt.\n\nDaarvoor is het nodig dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau algemeen co\u00f6rdinerend\n                                       deskundige):\n\n1. boven de leerstof van de opleiding Stralingsbeschermingsdeskundige staat;\n\n2. de grondbeginselen van het vak epidemiologie kan toepassen;\n\n3. de normatieve en ethische basisprincipes die gerelateerd zijn aan het vakgebied; stralingsbescherming\n                                          en de uitwerking daarvan in nationale en internationale codes beheerst;\n\n4. de aspecten van de stralingsbeschermingscultuur kent;\n\n5. de relatie tussen gezondheidseffect en blootstelling kan benoemen en onderbouwen;\n\n6. risicovergelijkingen kan maken;\n\n7. de methoden voor risicocommunicatie beheerst;\n\n8. grondbeginselen van de radiobiologie goed beheerst, van moleculaire effecten tot gezondheidsschade,\n                                          voor het gehele dosisbereik van laag tot hoog;\n\n9. de stralingsongevallencasu\u00efstiek kent; en\n\n10. de wetenschappelijke discussies over de validiteit van bijvoorbeeld de Linear- Non-Threshold-hypothese\n                                          en de relatie tussen de effecten van lage versus hoge blootstellingen kent.\n\nBijlage 5.1, onderdeel C: Kerncompetenties stralingsbeschermingsdeskundige op het\n                                    niveau van co\u00f6rdinerend deskundige.\n\nKerncompetentie 1:\n\nDe stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van co\u00f6rdinerend deskundige kan op\n                                                      overtuigende wijze inhoudelijk adequate adviezen en aanwijzingen van preventieve aard\n                                                      geven aan een organisatie, toezicht houden en relevante wet- en regelgeving handhaven\n                                                      (inclusief verleende Kernenergiewetvergunning) op het gebied van de ioniserende straling.\n\nIn deze context gaat het erom dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau van co\u00f6rdinerend\n                                       deskundige):\n\n1. een adequate risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kan maken, gerelateerd aan\n                                          het ondernemingsdoel met inachtneming van de werknemersbelangen; zich bewust is van\n                                          het spanningsveld tussen verschillende (deel)belangen en dat in de praktijk soepel\n                                          en flexibel kan hanteren zonder het te behalen doel (een veilige werkplek) uit het\n                                          oog te verliezen;\n\n2. adequate werkplannen en procedures kan opstellen, evalueren en verbeteren;\n\n3. adviezen (zowel gevraagd als ongevraagd) kan geven voor beleid gericht op risicobeperking\n                                          en praktische implicaties daarvan voor medewerkers, bezoekers van de organisatie en\n                                          de leefomgeving en dit beleid adequaat en overtuigend kan uitdragen en implementeren\n                                          in de organisatie;\n\n4. het spanningsveld tussen het toepassen van het ALARA-principe en de daarmee gepaard\n                                          gaande kosten kan hanteren;\n\n5. zijn positie in de organisatie en naar buiten toe goed kan inschatten (organisatiesensitiviteit)\n                                          en daardoor proportioneel en in een bestuurlijke context kan handelen;\n\n6. op basis van kennis van verschillende detectiemethoden adequaat kan adviseren en oordelen\n                                          over de inzet/toepassing van bepaalde werkwijzen bij bekende en (soms) onbekende stralingsbronnen;\n\n7. bij nieuw- en verbouw kan adviseren over de gewenste bouwkundige voorzieningen met\n                                          betrekking tot stralingsveiligheid;\n\n8. betrouwbaar en reproduceerbaar het stralingsniveau, een oppervlaktebesmetting, de\n                                          activiteit (bijvoorbeeld in excreta) en het dosis(tempo) kan meten (meettechniek,\n                                          meetstatistiek);\n\n9. reguliere kwaliteitsmonitoringsystemen kan opzetten en audits kan houden;\n\n10. geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen kan adviseren voor de te onderscheiden\n                                          werkzaamheden/handelingen (wijze van blootstelling) en situaties (bijvoorbeeld een\n                                          zwangere blootgestelde werker);\n\n11. aan blootgestelde werkers de meest geschikte vorm van persoonsdosimetrie kan toekennen;\n\n12. verkregen meetgegevens kan interpreteren en duiden in het kader van normen en limieten;\n\n13. met radiometrische grootheden kan rekenen;\n\n14. afschermingsberekeningen kan uitvoeren, blootstellingspaden en afgeleide operationele\n                                          limieten kan bepalen en de effectieve (volg)dosis door uitwendige bestraling en inwendige\n                                          besmettingen kan berekenen (via vuistregels, ICRP-modellen en metingen).\n\nDaarvoor is het nodig dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau co\u00f6rdinerend\n                                       deskundige):\n\n1. (voor)kennis heeft van de wiskunde, fysica en scheikunde op het examenniveau van het\n                                          voortgezet onderwijs;\n\n2. over een verzameling van basisvaardigheden beschikt om vakliteratuur te kunnen lezen\n                                          en de inhoud toe te kunnen passen (wiskunde: integreren/differenti\u00ebren, statistiek,\n                                          rekenvaardigheden, werken met rekenbladen (spreadsheets) etc.);\n\n3. kennis heeft van de drie hoofdprincipes van de stralingsbescherming (rechtvaardiging,\n                                          ALARA, limieten);\n\n4. kennis heeft van de basisanatomie en fysiologie van de mens;\n\n5. voor alle toegepaste stralingstypen afschermingsberekeningen kan maken;\n\n6. de verleende Kernenergiewetvergunning kan interpreteren en weet wanneer deze gewijzigd\n                                          moet worden;\n\n7. de terreingrensdosis kan berekenen \u2013 mede via de daartoe gepubliceerde modellen \u2013\n                                          en daarnaast de medewerkers- en bezoekersdoses binnen de terreingrens;\n\n8. kennis heeft van actuele en relevante wet- en regelgeving en de hieromtrent benodigde\n                                          administratie adequaat uitvoert;\n\n9. kennis heeft van beveiliging van stralingsbronnen;\n\n10. een aan de gestelde eisen voldoende vergunningsaanvraag of -wijziging c.q. revisie\n                                          kan opstellen;\n\n11. alle dosis- en aanverwante begrippen kent die in de regelgeving worden genoemd en\n                                          er mee kan werken;\n\n12. de eisen kent die aan een Kernenergiewetdossier worden gesteld en deze kan toepassen\n                                          voor de eigen organisatie;\n\n13. de regels kent en toepast die gelden per onderdeel van de levenscyclus/logistieke\n                                          beheersketen van radioactieve stoffen en bronnen/toestellen;\n\n14. een indeling in speciale, bewaakte en gecontroleerde zones kan maken, inclusief beschrijving\n                                          van vereiste bouwkundige voorzieningen en toegangsprocedures;\n\n15. bekend is met transportregelgeving (ADR) met betrekking tot radioactieve stoffen,\n                                          kan vaststellen of aan de eisen van ADR-klasse 7 moet worden voldaan, etiketten kan\n                                          (her)kennen, een transportindex-bepaling kan uitvoeren en een vervoersdocument correct\n                                          kan invullen;\n\n16. de actuele ICRP-modellen voor inwendige-besmettingsberekeningen kent en er mee kan\n                                          rekenen, met inbegrip van de daarbij voorkomende begrippen zoals U, SEE en SAF;\n\n17. het ALARA-beginsel kan toepassen op handelingen en werkzaamheden van uiteenlopende\n                                          complexiteit;\n\n18. op de hoogte is van de ecologische aspecten van ioniserende straling (gezondheidseffecten\n                                          op planten, dieren en ecosystemen);\n\n19. bekend is met de nuclidenkaart (of analoog) en de daarop vermelde gegevens in berekeningen\n                                          kan toepassen;\n\n20. voldoende kennis en inzicht heeft in de radiobiologie om risicoschattingen te maken\n                                          en daarop gebaseerde adviezen te geven aan (onder andere zwangere) blootgestelden;\n\n21. effectieve, doelgroepgerichte (werk)instructie en voorlichting geeft, zowel individueel\n                                          als in groepen;\n\n22. kennis heeft van de fysische en radiobiologische eigenschappen van alfastraling, b\u00e8tastraling,\n                                          positronen, fotonen, neutronen, protonen en ioniserende straling producerende toestellen\n                                          (met name r\u00f6ntgenapparatuur) en bronnen;\n\n23. secundaire effecten kent bij hoogenergetische straling (remstraling; (\u03b3, n)-reacties);\n\n24. brede algemene kennis heeft van de achtergrondstraling (aard, type, oorsprong, dosisbelasting\n                                          per bronterm en belastingspad).\n\nKerncompetentie 2:\n\nDe stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van co\u00f6rdinerend deskundige handelt\n                                                      een (dreigend) incident of ongewenste gebeurtenis adequaat af.\n\nIn deze context gaat het erom dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau co\u00f6rdinerend\n                                       deskundige):\n\n1. bij een (dreigend) incident, onder druk en op locatie de urgentie/risicogrootte adequaat\n                                          kan inschatten;\n\n2. (verdere) contaminatie van de omgeving kan voorkomen door het toepassen van de juiste\n                                          maatregelen;\n\n3. de daarbij passende maatregelen, detectie- en meetmethoden kan kiezen, initi\u00ebren en/of\n                                          toepassen of laten toepassen en de daaruit voortkomende meetresultaten kan interpreteren;\n\n4. een decontaminatieplan kan opstellen en laten uitvoeren;\n\n5. de verantwoordelijkheid die bij zijn rol past actief op zich kan nemen;\n\n6. een ontstane afwijkende situatie zo nodig binnen een dag terug kan brengen naar de\n                                          normale werkbare situatie (tenzij fysisch onmogelijk);\n\n7. binnen een uur een eerste dosisschatting kan geven aan de hand van meetwaarden en\n                                          gegevens zoals vermeld in het Handboek Radionucliden (of vergelijkbaar);\n\n8. ervoor kan zorgen dat in overleg met de leiding van de organisatie adequate regie\n                                          en samenwerking met andere deskundigen en disciplines plaatsvindt (bijvoorbeeld met\n                                          de afdeling Communicatie/Voorlichting), inclusief melding aan de Inspectie conform\n                                          een vergunningsvoorschrift;\n\n9. het incident kan evalueren en de uitkomsten naar beleid en interne procedures vertaalt.\n\nDaarvoor is het nodig dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau co\u00f6rdinerend\n                                       deskundige):\n\n1. de situatie snel overziet omdat hij bekend is met de bronnen en de locatie, vanwege\n                                          reguliere contacten, verrichte audits en bekendheid met de werkzaamheden/handelingen;\n\n2. praktische vuistregels kent en deze vlot toepast;\n\n3. kennis heeft van (uitwendige) decontaminatiemethoden voor mens en ruimtes;\n\n4. inschat wanneer de situatie acute medische hulp vereist als gevolg van stralingsincidenten;\n\n5. blootgestelde personen (of zij die denken te zijn blootgesteld) op onderbouwde wijze\n                                          geruststelt en het gevoel van veiligheid op de werkvloer terugbrengt.\n\nKerncompetentie 3:\n\nDe stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van co\u00f6rdinerend deskundige kan actief\n                                                      werken aan de eigen deskundigheidsbevordering en aan die van anderen met name binnen\n                                                      de eigen organisatie.\n\nIn deze context gaat het erom dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau co\u00f6rdinerend\n                                       deskundige):\n\n1. met alle betrokkenen (van laag tot hoog in de organisatie) effectief kan communiceren\n                                          over stralingsrisico\u2019s en werkwijzen;\n\n2. het vakgebied stralingsbescherming in brede zin kan overzien en daarin een bepaalde\n                                          diepgang kan verwerven;\n\n3. stralingsrisico\u2019s in een maatschappelijke context kan plaatsten, zowel binnen als\n                                          buiten de organisatie;\n\n4. de relatie tussen de stralingsrisico\u2019s en die van andere agentia en risico\u2019s op de\n                                          werkvloer kan vergelijken met het (arbo)risicobeleid en daarbij rekening kan houden\n                                          met verschillen in risicoperceptie;\n\n5. leesbare werkprotocollen kan opstellen en beoordelen;\n\n6. kan reflecteren op zijn eigen normen en waarden, integriteit en ethiek;\n\n7. zich open kan stellen voor intervisie en kritiek;\n\n8. kan reflecteren op zijn eigen risicoperceptie ten aanzien van stralingsblootstelling;\n\n9. de grens van zijn expertise kan onderkennen en zichzelf bijschoolt.\n\nDaarvoor is het nodig dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau co\u00f6rdinerend\n                                       deskundige):\n\n1. aan het systeem van stralingsbescherming praktische invulling kan geven;\n\n2. in voldoende mate de weg kent op internet en in de literatuur om de eigen kennis up\n                                          to date te houden en bekend is met het systeem van nascholing in Nederland;\n\n3. globaal bekend is met de eigenschappen en risico\u2019s van niet-ioniserende straling;\n\n4. globaal bekend is met de brontermen en handelingen of werkzaamheden in de (inter)nationale\n                                          nucleaire industrie; de medische toepassingen (nucleaire geneeskunde incl. cyclotron,\n                                          radiotherapie, radiodiagnostiek); de industri\u00eble wereld (olie/gas, bagger, niet-destructief\n                                          onderzoek) en de luchtvaart.\n\nBijlage 5.2, onderdeel A: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor medische toepassingen.\n\nDe eindtermen voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische toepassingen\n                                    zijn primair bedoeld voor de medewerker die toezicht houdt op toepassingen met medisch-beeldvormende\n                                    r\u00f6ntgenapparatuur ten einde werknemer en omgeving tegen de nadelige gevolgen van ioniserende\n                                    straling bij radiologische toepassingen te beschermen en daarmee \u2013 indirect \u2013 ook\n                                    de pati\u00ebnt beschermt. De medisch professional is primair verantwoordelijk voor zijn/haar\n                                    medisch handelen en is daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van de pati\u00ebnt\n                                    met inachtneming van de bescherming van werknemer en omgeving.\n\nKerncompetentie 1\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische toepassingen geeft in\n                                                      afstemming met de stralingsbeschermingsdeskundige inhoudelijk adviezen en aanwijzingen\n                                                      van preventieve aard en bewaakt de veiligheid van medewerkers en leden van de bevolking\n                                                      voor de betreffende toepassing op het gebied van ioniserende straling.\n\nNadere typering van de context\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische toepassingen heeft wettelijke\n                                    taken met betrekking tot het verzorgen van opleiding en bij- en nascholing van werknemers\n                                    en het voorlichten van werknemers over toepasselijk vastgestelde procedures en ter\n                                    plekke geldende regelgeving.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       medische toepassingen in staat is:\n\n1. zorg te dragen dat de toepasselijk vastgestelde procedures ten aanzien van stralingsbescherming\n                                          en ter plekke geldende regelgeving worden nageleefd;\n\n2. zorg te dragen dat voorschriften en instructies ter kennis worden gebracht aan medewerkers\n                                          en andere betrokkenen;\n\n3. protocollen op te stellen met betrekking tot stralingshygi\u00ebnisch werken.\n\n4. zorg te dragen voor voorlichting aan derden over stralingsbeschermingsaangelegenheden;\n\n5. werknemers aan te spreken op onveilig/ongewenst gedrag betreffende stralingsveiligheid;\n\n6. uit hoofde van zijn functie contact te onderhouden met werknemers (al dan niet blootgesteld)\n                                          op de afdeling over stralingsbeschermingsaspecten; bij zwangere medewerkers op het\n                                          moment van melding;\n\n7. toezicht te houden op de klinische workflow, zodat het risico van stralingsblootstelling\n                                          van werknemers en leden van de bevolking is geminimaliseerd;\n\n8. de regels, geldende veiligheidsnormen/eisen en protocollen toe te passen ten behoeve\n                                          van stralingsbescherming van personeel, leden van de bevolking en daarmee tevens van\n                                          pati\u00ebnten;\n\n9. zorg te dragen voor de lokale organisatie van persoonsdosimetrie;\n\n10. te controleren dat voor personen die radiologische handelingen verrichten de passende\n                                          persoonsgerichte stralingsbeschermingsvoorzieningen worden getroffen;\n\n11. toe te zien op de uitvoering van werkplekgerelateerde en individuele dosismonitoringsprogramma\u2019s;\n\n12. zorg te dragen voor het juiste gebruik van apparatuur, voorzieningen en beschermingsmiddelen;\n\n13. werkzaamheden te verrichten in overleg met de stralingsbeschermingsdeskundige voor\n                                          de uitvoering van Risico Inventarisaties en Evaluaties Stralingshygi\u00ebne (RIAS);\n\n14. structurele taken te verrichten betreffende kwaliteitsbewaking, stralingsveiligheid\n                                          en de opvolging daarvan (Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus;\n\n15. verbeteruitkomsten te implementeren op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie\n                                          en evaluatie (RI&E) of inspectie- en auditbevindingen;\n\n16. werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de stralingsbeschermingsdeskundige, verband\n                                          houdend met vergunningen en aangifteregelingen;\n\n17. toepassingsspecifieke vragen bij een inspectiebezoek te beantwoorden;\n\n18. in afstemming met stralingsbeschermingsdeskundige de regie bij stralingsincidenten\n                                          te nemen en op de hoogte te zijn van de lokale procedures betreffende incidenten en\n                                          ongevallen.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische\n                                       toepassingen:\n\n1. op de hoogte is van de landelijke standaarden voor RI&E;\n\n2. de methoden kent voor prospectieve risicoanalyse;\n\n3. de systematiek van kwaliteitsborging (PDCA-cyclus) kent;\n\n4. kennis heeft van de drie hoofdprincipes van de stralingsbescherming (rechtvaardiging,\n                                          ALARA, dosislimieten);\n\n5. alle relevante dosis- en aanverwante begrippen kent, begrijpt en kan toepassen die\n                                          in de regelgeving worden genoemd;\n\n6. de aard van r\u00f6ntgenstraling begrijpt en de wijze waarop deze wordt geproduceerd en\n                                          verder het elektromagnetische spectrum, r\u00f6ntgenspectra, interactie van r\u00f6ntgenstraling\n                                          met materie en achtergrondstraling;\n\n7. het ALARA-beginsel toepast op handelingen en werkzaamheden van uiteenlopende complexiteit;\n\n8. bekend is met de gangbare dosisbeperkende hulpmiddelen en de effectiviteit daarvan\n                                          in verschillende situaties.\n\nKerncompetentie 2\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische toepassingen houdt toezicht\n                                                      op het handhaven van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van ioniserende\n                                                      straling binnen het \u2013 door de stralingsbeschermingsdeskundige vastgestelde \u2013 kader\n                                                      van de betreffende medische toepassing(en).\n\nNadere typering van de context\n\nDe rol van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische toepassingen\n                                    is altijd dezelfde: lokaal toezicht houden op de handelingen met straling teneinde\n                                    de stralingsbescherming van werknemers en leden van de bevolking te waarborgen. De\n                                    toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische toepassingen werkt binnen\n                                    de kaders en verantwoordelijkheid van de stralingsbeschermingsdeskundige.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       medische toepassingen in staat is:\n\n1. toezicht te houden op de stralingsbescherming rondom de betreffende medische toepassing;\n\n2. te signaleren wanneer stralingstoestellen alsmede de hulp- en beveiligingsmiddelen\n                                          niet voldoen aan de eisen van goed en veilig werken;\n\n3. onvoorziene gebeurtenissen te signaleren;\n\n4. zorg te dragen voor rapportage en meldingen aan betrokken stralingsbeschermingsdeskundige\n                                          en/of klinisch fysicus;\n\n5. er voor te zorgen dat de afgesproken periodieke controles worden uitgevoerd;\n\n6. kwaliteitsrapportages op te stellen voor de afdeling en de stralingsbeschermingsdeskundige;\n\n7. voor de betreffende medische toepassing een Kernenergiewetdossier kan opstellen en\n                                          bijhouden conform landelijke en lokale richtlijnen;\n\n8. mede zorg te dragen voor het uitvoeren van de taken van de Commissie Stralingshygi\u00ebne;\n\n9. afwijkingen/non-conformiteit met betrekking tot vastgelegde afspraken en procedure\n                                          te rapporteren aan de betrokkenen (bijvoorbeeld arts, MBB\u2019er/laborant, klinisch fysicus,\n                                          stralingsbeschermingsdeskundige);\n\n10. zorg te dragen dat stralingsbronnen (toestellen) die vermeld zijn in vergunning of\n                                          verleende schriftelijke interne toestemming afdoende zijn beveiligd tegen onbevoegd\n                                          gebruik;\n\n11. de verantwoordelijkheid te nemen dat radiologische handelingen die naar zijn oordeel\n                                          een ontoelaatbaar stralingsrisico vormen of een calamiteit (kunnen) veroorzaken worden\n                                          beperkt of be\u00ebindigd conform afgesproken protocollen;\n\n12. zich op de hoogte te stellen van het lokale beleid voor kwaliteitsbewaking en het\n                                          te volgen veiligheidsbeleid.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische\n                                       toepassingen:\n\n1. de functie kent van de verschillende onderdelen van de beeldvormende apparatuur;\n\n2. de invloed kent van het aanpassen van de diverse instelparameters en het gebruiken\n                                          van de diverse opties van een diagnostiektoestel op beeldkwaliteit en dosis;\n\n3. eenvoudige afschermingsberekeningen kan uitvoeren;\n\n4. stralingsniveaus op de correcte wijze weet te meten;\n\n5. voldoende kennis heeft van radiobiologie om de achtergronden van dosislimieten en\n                                          -referentieniveaus te begrijpen en aan derden te kunnen uitleggen;\n\n6. de relevante (meetbare) parameters voor dosimetrie en beeldkwaliteit kent binnen de\n                                          betreffende medische toepassing(en), zoals de operationele grootheden: dosis-oppervlakteproduct,\n                                          DOP; omgevingsdosisequivalent, H*(10) en persoonsdosisequivalent, Hp(10);\n\n7. zich bewust is van de formele aspecten van een toezichthoudende rol en hoe die in\n                                          een (ziekenhuis)organisatie is waar te maken;\n\n8. eventueel noodzakelijke wijzigingen signaleert in de RI&E en de op grond daarvan benodigde\n                                          wijzigingen in de indeling van werknemers en dit voorlegt aan de SBD;\n\n9. afdelingsprotocollen en andere stralingsrelevante zaken kan toetsen aan de Kernenergiewetvergunning\n                                          en de vigerende wet- en regelgeving.\n\nKerncompetentie 3\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische toepassingen werkt actief\n                                                      aan de eigen deskundigheidsbevordering en aan die van medewerkers met betrekking tot\n                                                      de stralingsbescherming bij de betreffende medische toepassing(en).\n\nNadere typering van de context\n\nKennis, met betrekking tot regelgeving, werkmethoden en toepassingen, kan snel verouderen\n                                    en moet daarom continu worden bijgehouden en uitgebreid. Dit geldt niet alleen voor\n                                    de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische toepassingen zelf, maar\n                                    ook voor de werknemers, die binnen het betreffende toepassingsgebied, onder zijn toezicht\n                                    staan.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       medische toepassingen in staat is:\n\n1. zorg te dragen voor eigen bij- en nascholing op het gebied van stralingsbescherming;\n\n2. zorg te dragen voor bij- en nascholing van medewerkers op het gebied van stralingsbescherming;\n\n3. instructie en voorlichting te geven aan nieuwe medewerkers en bij gebruik nieuwe apparatuur,\n                                          inclusief het gebruik van hulpmiddelen die de stralingsbelasting kunnen verlagen;\n\n4. collega\u2019s te trainen bij de implementatie van gewijzigde protocollen waarbij stralingsbescherming\n                                          een rol speelt;\n\n5. effectief te communiceren met alle betrokkenen over stralingsrisico\u2019s en werkwijzen;\n\n6. te reflecteren op eigen competenties, kennis en vaardigheden.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische\n                                       toepassingen:\n\n1. kennis heeft van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving uit (o.a. Kew, Arbo);\n\n2. kennis heeft van de inhoud van de Kernenergiewetvergunning;\n\n3. de relevante aanbevelingen en rapporten van de Overheid (o.a. de ministeries van SZW,\n                                          VWS, ANVS, Inspecties) en beroepsgroepen/commissies (o.a. NVMBR, NVKF, NCS) kent;\n\n4. invulling kan geven aan het systeem van praktische stralingsbescherming binnen de\n                                          betreffende medische toepassing(en);\n\n5. communicatieve en didactische kennis en vaardigheden heeft.\n\nBijlage 5.2, onderdeel B-1: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor tandheelkunde (basisniveau).\n\nOpleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau)\n\nOnderwerp\n\nEQF1\n\n1\n\nAtomaire structuur, stralingsproductie en interactie van straling\n\n\u2013\u00a0Bouw van materie\n\n\u2013\u00a0Ionisatie, excitatie\n\n\u2013\u00a0Elektromagnetische straling\n\n\u2013\u00a0Kwadratenwet\n\n\u2013\u00a0Wisselwerking straling met materie; foto-en comptoneffect\n\n\u2013\u00a0Afhankelijkheid effecten van fotonenergie\n\n\u2013\u00a0Verzwakkingsco\u00ebfficienten en transmissie\n\n4\n\n2\n\nRadiologische grootheden en eenheden\n\n\u2013\u00a0Geabsorbeerde dosis\n\n\u2013\u00a0Stralingsweegfactor en equivalente dosis\n\n\u2013\u00a0Weefselweegfactoren en effectieve dosis\n\n\u2013\u00a0Gray, sievert\n\n4\n\n3\n\nFysische eigenschappen van r\u00f6ntgentoestellen\n\n\u2013\u00a0Bouw en werking r\u00f6ntgenbuis; productie van straling\n\n\u2013\u00a0Stralingskwaliteit en energiespectrum\n\n\u2013\u00a0Invloed buisspanning op dosis en contrast\n\n\u2013\u00a0Invloed van buisstroom op dosis en contrast\n\n\u2013\u00a0Effect van filtering\n\n\u2013\u00a0Bundelbegrenzing\n\n5\n\n4\n\nPrincipes van stralingsdetectie\n\n\u2013\u00a0Dosismeters (zowel persoonlijk als ruimtedosimetrie)\n\n\u2013\u00a0Gebruik van dosismeters (zowel persoonlijk als ruimtedosimetrie)\n\n\u2013\u00a0Beeldvormende systemen (film, SPP, CCD, CMOS e.a.)\n\n4\n\n5\n\nPrincipe van en procedures voor rechtvaardiging\n\n\u2013\u00a0Kosten-baten analyse (rechtvaardiging van het protocol/procedure in het algemeen\n                                                   en voor de specifieke pati\u00ebnt in het bijzonder).\n\n6\n\n6\n\nPrincipes van radiobiologie, biologische effecten van straling\n\n\u2013\u00a0Interactie van straling en levend weefsel\n\n\u2013\u00a0Factoren van invloed op het biologisch effect\n\n\u2013\u00a0Stochastische en deterministische effecten\n\n\u2013\u00a0Principe van lineaire dosis-effect relatie\n\n4\n\n7\n\nRisico\u2019s op tumoren en erfelijke afwijkingen\n\n\u2013\u00a0Latentietijd\n\n\u2013\u00a0Genetische effecten\n\n5\n\n8\n\nOptreden van weefselreacties (deterministische effecten)\n\n4\n\n9\n\nAlgemene principes van stralingsbescherming inclusief optimalisatie\n\n- Effect van afstand\n\n- Effect van filtering\n\n- Effect van diafragmering\n\n- Rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten\n\n- Afschermende werking van materialen\n\n6\n\n10\n\nToepassing van stralingsbescherming\n\n\u2013\u00a0Stralingsrisicoinventarisatie en -analyse\n\n\u2013\u00a0Persoonsdosimetrie\n\n\u2013\u00a0Ruimtedosimetrie\n\n\u2013\u00a0Organisatorische maatregelen\n\n6\n\n11\n\nToepassing van stralingsbescherming ten opzichte van pati\u00ebnten\n\n\u2013\u00a0Toepassing rechtvaardigingsprincipe\n\n\u2013\u00a0Keuze apparatuur\n\n\u2013\u00a0Keuze opnametechniek in relatie tot diagnostische vraagstelling\n\n\u2013\u00a0Bundelbegrenzing\n\n\u2013\u00a0Effecten van filtering\n\n\u2013\u00a0Keuze receptor\n\n\u2013\u00a0Keuze opnametechniek\n\n\u2013\u00a0Beleid van r\u00f6ntgenopnamen en zwangerschap\n\n\u2013\u00a0Kwaliteitsbewaking en foutherkenning\n\n\u2013\u00a0Gebruik van loodkraag (schild) en loodschort\n\n\u2013\u00a0Bepaling van noodzaak overige beschermende maatregelen\n\n6\n\n12\n\nToepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers\n\n\u2013\u00a0Wanneer is persoonsdosimetrie noodzakelijk\n\n\u2013\u00a0Toezicht op stralingsbescherming in de praktijk\n\n\u2013\u00a0Verantwoordelijkheden naar stralingsbeschermingsdeskundige\n\n\u2013\u00a0Stralingshandelingen bij zwangerschap\n\n\u2013\u00a0Bouwkundige aspecten\n\n6\n\n13\n\nDiagnostische referentieniveaus\n\n\u2013\u00a0Intra-orale opnamen\n\n\u2013\u00a0Extra-orale opnamen\n\n\u2013\u00a0Bijzondere opnamen (o.a. CBCT)\n\n\u2013\u00a0Vergelijking met andere opnametechnieken\n\n5\n\n14\n\nRisico bij zwangerschap en voor de foetus\n\n5\n\n15\n\nKwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering\n\n\u2013\u00a0Referentiedoses\n\n\u2013\u00a0Praktijkinstructies en protocollen\n\n\u2013\u00a0Standaardisatie van opnametechniek\n\n\u2013\u00a0Beeldoptimalisatie en beeldbewerking\n\n5\n\n16\n\nNationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen\n\n\u2013\u00a0ICRP-Europese richtlijnen\n\n\u2013\u00a0Kernenergiewet en Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming\n\n\u2013\u00a0Melding en vergunning\n\n\u2013\u00a0Praktijkrichtlijn NMT en veldnormen\n\n5\n\n1 European Qualifications Framework for Lifelong Learning. Het betreft een voorstel\n                                    tot harmonisatie van de verschillende opleidingsniveaus in de landen van de Europese\n                                    Unie, waarbij niveau 1 het laagste niveau is en niveau 8 het hoogste.\n\nBijlage 5.2, onderdeel B-2: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor tandheelkunde (Conebeam CT)\n\nOpleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (Conebeam\n                                                      CT, CBCT)\n\nOnderwerp\n\nEQF\n\n0\n\nDe inhoud van de opleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde\n                                                   (Basisniveau) wordt bekend verondersteld\n\n3\n\nFysische eigenschappen van CBCT\n\n\u2013\u00a0Principe van CBCT\n\n\u2013\u00a0CBCT systemen\n\n\u2013\u00a0Mogelijkheden voor belichtingsinstellingen\n\n\u2013\u00a0Selectie volume en resolutie\n\n\u2013\u00a0Effect van buisspanning\n\n\u2013\u00a0Effect van buisstroom\n\n\u2013\u00a0Effect van beam hardening\n\n5\n\n4\n\nPrincipes van stralingsdetectie bij CBCT\n\n\u2013\u00a0Beeldacquisitiesystemen\n\n\u2013\u00a0Principe van CT-beeldreconstructie\n\n\u2013\u00a0Partial volume effect\n\n\u2013\u00a03D-rendering en visualisatie\n\n5\n\n5\n\nPrincipe van en procedures voor rechtvaardiging\n\n\u2013\u00a0Kosten-baten analyse (rechtvaardiging van het protocol/procedure in het algemeen\n                                                   en voor de specifieke pati\u00ebnt in het bijzonder) met betrekking tot CBCT.\n\n6\n\n10\n\nToepassing van stralingsbescherming bij CBCT\n\n\u2013\u00a0Effect van bundelbegrenzing en beperking Volume of Interest\n\n\u2013\u00a0Effect van aantal basisprojecties\n\n\u2013\u00a0Effect van opnamehoek\n\n\u2013\u00a0Resolutie\n\n\u2013\u00a0Risicoanalyse en vereiste afscherming rondom toestel.\n\n6\n\n11\n\nToepassing van stralingsbescherming ten opzichte van pati\u00ebnten\n\n\u2013\u00a0Effecten van belichtingsinstellingen op de pati\u00ebntendosis\n\n6\n\n12\n\nToepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers\n\n\u2013\u00a0Stralingsbelasting op de omgeving bij CBCT-toestellen\n\n\u2013\u00a0Effecten van belichtingsinstellingen op de omgevingsdosis\n\n6\n\n13\n\nDiagnostische referentieniveaus\n\n\u2013\u00a0Voor verrichtingen met CBCT\n\n5\n\n15\n\nKwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering bij een CBCT\n\n\u2013\u00a0Controle op goede werking\n\n\u2013\u00a0Vereiste training van gebruiker\n\n6\n\n16\n\nNationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen\n\n\u2013\u00a0Besluit stralingsbescherming\n\n\u2013\u00a0Risicoanalyse\n\n\u2013\u00a0Afscherming rondom CBCT-toestel\n\n\u2013\u00a0Melding/vergunning\n\n\u2013\u00a0Rechtvaardiging\n\n\u2013\u00a0SedentexCT\n\n\u2013\u00a0Vergelijking met andere opnamemodaliteiten\n\n\u2013\u00a0Praktijkinstructies en protocollen\n\n6\n\n17\n\nInterpretatie en diagnostiek\n\n\u2013\u00a0Anatomie en het normale beeld\n\n\u2013\u00a0Implantologie\n\n\u2013\u00a0Endodontologie\n\n\u2013\u00a0Gnathologie\n\n\u2013\u00a0Traumatologie\n\n\u2013\u00a0Overige pathologie\n\n\u2013\u00a0Herkennen van fouten in belichtingsinstelling, positionering en gevolgen van mechanische\n                                                   problemen.\n\n\u2013\u00a0Artefacten\n\n6\n\nBijlage 5.2, onderdeel C: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor de veterinaire toepassing van r\u00f6ntgenapparatuur.\n\nDe eindtermen zijn verdeeld in drie categorie\u00ebn met de aanduidingen K (kennis), V\n                                    (vaardigheden) en C (competenties). Deze zijn in de genoemde volgorde hi\u00ebrarchisch\n                                    gerangschikt en een hogere categorie-aanduiding impliceert dat ook aan de voorgaande\n                                    categorie of categorie\u00ebn moet zijn voldaan (K < V < C).\n\nKerncompetentie 1:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de veterinaire toepassing\n                                                      van r\u00f6ntgenapparatuur verricht handelingen en/of houdt toezicht op de uitvoering van\n                                                      de handelingen met r\u00f6ntgentoestellen op een gerechtvaardigde en veilige manier om\n                                                      onnodige blootstelling van zichzelf en anderen te voorkomen. Hierbij worden rechtvaardiging,\n                                                      optimalisatie (ALARA-principe) en de dosislimieten in acht genomen.\n\nNadere typering van de context\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de veterinaire toepassing\n                                    van r\u00f6ntgenapparatuur zal toezien op een verantwoord gebruik van r\u00f6ntgenstraling en\n                                    wanneer mogelijk gebruik maken van alternatieven. Hij dient een actieve rol te vervullen\n                                    in de toepassing van het ALARA-principe als het gaat om afstand nemen en afscherming.\n                                    Ook de opnametechniek is van belang: wanneer r\u00f6ntgenopnamen gemaakt worden met een\n                                    goede opnametechniek en een correcte diagnostische beeldkwaliteit, kan voorkomen worden\n                                    dat er opnamen moeten worden overgemaakt. Dit is een belangrijke vorm van stralenreductie.\n                                    Het is dan ook essentieel voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor de veterinaire toepassing van r\u00f6ntgenapparatuur om praktische vaardigheden op\n                                    te doen tijdens de opleiding.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor de veterinaire toepassing van r\u00f6ntgenapparatuur:\n\n1. toeziet op risicobeperking volgens het ALARA principe en de praktische implicaties\n                                          daarvan (zoals tijd, afstand en afscherming) voor medewerkers en bezoekers van de\n                                          praktijk. Hij zal dit principe adequaat en overtuigend uitdragen en implementeren\n                                          (C);\n\n2. het gebruik van r\u00f6ntgenstraling te allen tijde kan verantwoorden (rechtvaardiging)\n                                          (C);\n\n3. bekend is met strooistralenrichting en actief toeziet de hoeveelheid strooistralen\n                                          te verminderen (bv. door diafragmering) (C);\n\n4. in het kader van afstand nemen, de kwadratenwet weet toe te passen (V);\n\n5. de belangrijkste projectierichtingen bij gezelschapsdieren en paarden kan maken (inclusief\n                                          juiste centrering) en de juiste naamgeving van deze opnamerichtingen gebruikt (V);\n\n6. een correcte belichting voor een opname kan gebruiken en helderheid en contrast kan\n                                          verbeteren door het aanpassen van de kV en mAs (V);\n\n7. wanneer nodig het contrast van een opname kan verbeteren door diafragmeren en/of het\n                                          gebruiken van een strooistralenrooster (V);\n\n8. de invloed kent van kV en mAs op de geabsorbeerde dosis en op de hoeveelheid strooistraling\n                                          (V).\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       de veterinaire toepassing van r\u00f6ntgenapparatuur kennis heeft over:\n\n1. de bouw en onderdelen van de r\u00f6ntgenbuis, lichtvizier en diafragma inclusief hun functies;\n\n2. de buisspanning en buisstroom in relatie tot de kwaliteit van beeldvorming;\n\n3. het mechanisme van het opwekken van r\u00f6ntgenstraling;\n\n4. het energiespectrum en de filterwaarde;\n\n5. de warmteontwikkeling binnen een r\u00f6ntgenbuis en de spreiding hiervan (o.a. draaianode,\n                                          lijnfocusprincipe);\n\n6. de verschillende typen toestellen en detectiemethoden/beeldopnemers (fotografische\n                                          emulsie/analoge film, CR/DR en fluorescopie, inclusief de voor- en nadelen);\n\n7. het gebruik van een strooistralenrooster (inclusief de opnametechnische voordelen\n                                          en consequenties qua belichtingswaarden);\n\n8. de verschillende vormen van onscherpte;\n\n9. het principe van vergroting en vertekening;\n\n10. de veterinaire anatomie, inclusief de kenmerken van de te onderscheiden weefseltypen\n                                          in relatie tot de kwaliteit van de beeldvorming.\n\nKerncompetentie 2:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de veterinaire toepassing\n                                                      van r\u00f6ntgenapparatuur zorgt ervoor dat de administratie voor het beheer en gebruik\n                                                      van de r\u00f6ntgentoestellen volgens de geldende wetgeving op orde is. Hij weet wanneer\n                                                      het nodig is experts te consulteren en volgt na- en bijscholing om kennis op peil\n                                                      te houden en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.\n\nNadere typering van de context\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de veterinaire toepassing\n                                    van r\u00f6ntgenapparatuur is ervoor verantwoordelijk dat met een r\u00f6ntgenapparaat gewerkt\n                                    wordt binnen een veilige werkomgeving (inclusief beschermingsmiddelen) volgens de\n                                    huidige wet- en regelgeving en dient te zorgen voor schriftelijke en mondelinge instructies\n                                    voor medewerkers. Hij ziet erop toe dat een correcte administratie wordt gevoerd en\n                                    weet wanneer hij experts moet raadplegen, bijvoorbeeld voor het opstellen of laten\n                                    goedkeuren van de risicoanalyse. Bij de controle van de administratie wordt ook de\n                                    blootstelling van de medewerkers en derden (inclusief dosislimieten) in ogenschouw\n                                    genomen.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor de veterinaire toepassing van r\u00f6ntgenapparatuur:\n\n1. de grenzen kent van zijn of haar eigen kennis en deskundigheid (C);\n\n2. de rol kent van een geregistreerd stralingsbeschermingsdeskundige en deze indien noodzakelijk\n                                          om ondersteuning vraagt (C);\n\n3. reflecteert op zijn of haar eigen stralingsrisicoperceptie en integriteit en zich\n                                          open stelt voor intervisie en kritiek (C);\n\n4. een overzichtelijk administratief beheersysteem bijhoudt met up-to-date Kernenergiewetdossier\n                                          en stralingshygi\u00ebnisch jaarverslag (V);\n\n5. toeziet op de aanwezigheid van een adequate, door een stralingsbeschermingsdeskundige\n                                          goedgekeurde (en evt. opgestelde) risicoanalyse, gerelateerd aan het gebruiksdoel,\n                                          met inachtneming van de stralingsrichting (V);\n\n6. toeziet op planning en uitvoering van de acceptatietest voor ingebruikneming van een\n                                          toestel, het periodieke onderhoud van het toestel en de periodieke controle van r\u00f6ntgen-\n                                          en stralingsmeetapparatuur en (persoonlijke) beschermingsmiddelen, dit alles door\n                                          of onder toezicht van een stralingsbeschermingsdeskundige (V);\n\n7. heldere werkprotocollen opstelt/beoordeelt en toeziet op naleving hiervan (V);\n\n8. zorg draagt voor een veilige werkomgeving die volgens de wettelijke voorschriften\n                                          is ingericht en aangeduid (C);\n\n9. weet waar en hoe de relevante wet- en regelgeving te raadplegen en zich op de hoogte\n                                          houdt van relevante wijzigingen (V);\n\n10. er op toeziet dat de dosislimieten niet worden overschreden (V);\n\n11. in voldoende mate de weg kent op het internet en in de literatuur om de eigen kennis\n                                          actueel te houden en bekend is met het systeem van na- en bijscholing in Nederland\n                                          en de administratie hiervan (C);\n\n12. geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen kiest voor de werkzaamheden (V);\n\n13. zorgt voor geschikte persoonsdosimetrie voor blootgestelde werkers (V);\n\n14. verbeterpunten implementeert naar aanleiding van uitkomsten van een risicoanalyse\n                                          en/of inspectie.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       de veterinaire toepassing van r\u00f6ntgenapparatuur kennis heeft over:\n\n1. de betrokken overheidsinstanties en inspecties, inclusief Euratom en ICRP;\n\n2. de Kernenergiewet en onderliggende relevante besluiten en regelingen;\n\n3. de verschillende professionele rollen van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                          en de stralingsbeschermingsdeskundige;\n\n4. de vergunnings- en meldingsplicht van r\u00f6ntgentoestellen;\n\n5. dosismeters en persoonlijke controlemiddelen (ionisatiekamers, TLD, GM telbuizen,\n                                          DOP-meter);\n\n6. het principe van dosisreductie door afscherming.\n\nKerncompetentie 3\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de veterinaire toepassing\n                                                      van r\u00f6ntgenapparatuur beschikt over communicatieve vaardigheden om gevraagd en ongevraagd,\n                                                      op overtuigende wijze inhoudelijk adequate adviezen en aanwijzingen van preventieve\n                                                      aard te verstrekken over het werken met ioniserende straling en de stralingsrisico\u2019s\n                                                      aan medewerkers en eigenaren van dieren.\n\nNadere typering van de context\n\nOmdat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de veterinaire toepassing\n                                    van r\u00f6ntgenapparatuur verantwoordelijk is voor het gebruik van r\u00f6ntgenstraling bij\n                                    een dier, moet hij de risico\u2019s hiervan kennen en kunnen uitleggen. Om de risico\u2019s\n                                    goed te begrijpen is kennis over algemene fysische onderwerpen, dosimetrie en de biologische\n                                    effecten van straling essentieel. Om de risico\u2019s op een proactieve en heldere manier\n                                    te kunnen overdragen, dient de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming over\n                                    een professionele houding en communicatieve vaardigheden te beschikken. Naast de communicatie\n                                    met medewerkers en eigenaren van dieren betreft dit ook de communicatie met deskundigen\n                                    en de inspectiedienst.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor de veterinaire toepassing van r\u00f6ntgenapparatuur:\n\n1. indien noodzakelijk met alle betrokkenen mondeling en of schriftelijk communiceert\n                                          over zaken betreffende stralingsbescherming, de stochastische effecten en weefselreacties\n                                          van straling en zwangerschap gerelateerde zaken (humaan) (C);\n\n2. indien noodzakelijk wijst op de risico\u2019s van strooistraling (inclusief de richtingsgevoeligheid\n                                          hiervan) (V);\n\n3. stralingsrisico\u2019s in het perspectief ziet van de andere aanwezige risico\u2019s en de maatschappelijke\n                                          context (V);\n\n4. toelichting kan geven over dosimetrie (geabsorbeerde dosis, equivalente dosis en effectieve\n                                          dosis en stralings- en weefselweegfactoren) en dosis-effect relaties (V);\n\n5. incidenten herkent en beoogt te voorkomen en correct reageert op voorziene en onvoorziene\n                                          onbedoelde gebeurtenissen en deze rapporteert (V).\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       de veterinaire toepassing van r\u00f6ntgenapparatuur kennis heeft over:\n\n1. algemene fysische onderwerpen, inclusief de bouw van het atoom (model van Bohr), ionisatie,\n                                          excitatie, luminescentie, het begrip straling (deeltjes vs. elektromagnetische straling)\n                                          en het elektromagnetisch spectrum;\n\n2. onderscheid tussen ioniserende en niet-ioniserende straling;\n\n3. de fysische eigenschappen van alfa-, b\u00e8ta-, r\u00f6ntgen- en gammastraling;\n\n4. karakteristieke straling en remstraling;\n\n5. de interactiemechanismen van straling;\n\n6. relatie tussen foto-elektrische en Compton-effecten en dikte, dichtheid en atoomnummer\n                                          (Z) van het object en de golflengte van de straling;\n\n7. open vs. gesloten bronnen, uitwendige bestraling vs. inwendige besmetting;\n\n8. de effecten van straling op biologisch materiaal (directe en indirecte effecten/ stochastische\n                                          effecten en weefselreacties (radicalen); effecten op cel- en weefselniveau; somatische\n                                          en genetische effecten en teratogene effecten);\n\n9. methoden voor stralingsmeting en (persoons)dosimetrie;\n\n10. achtergrondstraling.\n\nBijlage 5.2, onderdeel D: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor de splijtstofcyclus.\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de splijtstofcyclus kent twee\n                                    niveaus:\n\n1. toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de splijtstofcyclus (niveau C),\n\n2. toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de splijtstofcyclus (niveau B).\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de splijtstofcyclus niveau\n                                    B is in de nabijheid van een handeling of is oproepbaar. De toezichthoudend medewerker\n                                    stralingsbescherming voor de splijtstofcyclus niveau C zal lokaal aanwezig zijn of\n                                    in de nabijheid zijn van een handeling en zal altijd onder een geconsigneerd toezichthoudend\n                                    medewerker stralingsbescherming voor de splijtstofcyclus niveau B werkzaam zijn.\n\nDe kerncompetenties voor deze twee niveaus worden in bijlage 5.2 onderdelen D-1 en\n                                    D-2 verder uitgewerkt.\n\nBijlage 5.2 onderdeel D-1. Kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor de splijtstofcyclus (niveau C)\n\nKerncompetentie 1:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-C houdt, voor\n                                                      de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, toezicht en handhaaft de relevante\n                                                      wet- en regelgeving op het gebied van ioniserende straling. Hij geeft in afstemming\n                                                      met de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-B op overtuigende\n                                                      wijze inhoudelijk adequate adviezen aan de werknemers en organisatie in het nucleaire\n                                                      veld.\n\nNadere typering van de context\n\nDeze werkzaamheden worden voor een groot deel ter plaatse of in de nabijheid van de\n                                    handeling uitgevoerd. Daarnaast omvatten de werkzaamheden administratieve taken en\n                                    het deelnemen aan regulier overleg. De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    splijtstofcyclus-C schakelt de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-B\n                                    in voor de aan toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-B\n                                    voorbehouden taken en handelt verder binnen de door de toezichthoudend medewerker\n                                    stralingsbescherming splijtstofcyclus-B aangegeven kaders. De toezichthoudend medewerker\n                                    stralingsbescherming splijtstofcyclus-C stemt waar nodig met de toezichthoudend medewerker\n                                    stralingsbescherming splijtstofcyclus-B op professionele wijze af ter waarborging\n                                    van de kwaliteit van de stralingsbescherming bij de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk\n                                    is.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       binnen de nucleaire industrie:\n\n1. audits en inspecties uitvoert op de werkplek;\n\n2. betrouwbaar en reproduceerbaar het stralingsniveau (cps/dosis/dosistempo) en een (oppervlakte)besmetting\n                                          meet;\n\n3. verkregen meetgegevens interpreteert in het kader van dosisbeperkingen en limieten;\n\n4. oordeelt of handelingen voldoen aan de gestelde eisen in de Kernenergiewet (Kew) vergunning, Interne Toestemming (indien van toepassing) en interne regelingen;\n\n5. Inzicht heeft in de risico\u2019s van de industrie waarin hij werkt;\n\n6. proactief bijstuurt: de benodigde instrumenten en vaardigheden inzet om te interveni\u00ebren\n                                          indien dit naar zijn oordeel nodig is;\n\n7. intervenieert door onderbreken/stilleggen van de werkzaamheden indien hiertoe aanleiding\n                                          is;\n\n8. intervenieert door advisering van blootgestelde werknemers, management en toezichthoudend\n                                          medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-B of stralingsbeschermingsdeskundige;\n\n9. bijdraagt aan het opstellen van een adequate risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);\n\n10. bijdraagt aan het opstellen, evalueren en verbeteren van adequate werkplannen en procedures\n                                          en daarbij het principe van een Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) hanteert;\n\n11. bijdraagt aan een vergunningsaanvraag of -wijziging;\n\n12. bijdraagt aan de indeling in bewaakte en gecontroleerde zones, inclusief de beschrijving\n                                          van toegangsprocedures en uitgangsprocedures;\n\n13. het spanningsveld tussen het toepassen van het optimalisatie-/ALARA-principe en de\n                                          daarmee gepaard gaande kosten adequaat hanteert;\n\n14. de brongerichte aanpak en het ALARA principe in de praktijk implementeert;\n\n15. bijdraagt aan adviezen (zowel gevraagd als ongevraagd) voor beleid gericht op risicobeperking\n                                          en praktische implicaties daarvan voor medewerkers, bezoekers en de leefomgeving;\n\n16. adequaat adviseert en oordeelt over inzet/toepassing van bepaalde werkwijzen bij stralingsbronnen;\n\n17. bijdraagt aan de advisering bij nieuw- en verbouw met betrekking tot bouwkundige voorzieningen\n                                          en inrichting in relatie tot de stralingshygi\u00ebne;\n\n18. bijdraagt aan het opzetten van een regulier kwaliteitsmonitoringsysteem in het kader\n                                          van de PDCA-cyclus;\n\n19. geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen adviseert;\n\n20. adviseert over het gebruik van geschikte meetapparatuur;\n\n21. dosimetriegegevens verwerkt van blootgestelde werknemers;\n\n22. controle op besmettingen uitvoert of laat uitvoeren;\n\n23. meetinstrumenten periodiek op juiste werking controleert of laat controleren;\n\n24. blootstellingspaden kent en de effectieve (volg)dosis door uitwendige bestraling en\n                                          inwendige besmettingen berekent;\n\n25. (externe) werkers instrueert en/of begeleidt bij werkzaamheden in nucleair gebied\n                                          waar nodig;\n\n26. op de hoogte is van de \u2018best practices\u2019 en adequate maatregelen om verspreiding van\n                                          radioactieve stoffen te voorkomen en daarnaar handelt;\n\n27. op de hoogte is van de \u2018best practices\u2019 en adequate maatregelen omtrent handelingen\n                                          met splijtstoffen en daarnaar handelt.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend toezichthoudend medewerker stralingsbescherming:\n\n1. (voor)kennis heeft van de wiskunde, fysica, natuurkunde en scheikunde op het examenniveau\n                                          van ten minste het havo of gelijkwaardig;\n\n2. over basisvaardigheden beschikt om vakliteratuur te kunnen lezen;\n\n3. kennis heeft van de basisanatomie en fysiologie van de mens;\n\n4. kennis heeft van radioactief verval (inclusief moeder-dochter relaties);\n\n5. kennis heeft van de fysische eigenschappen van alfastraling, b\u00e8tastraling, fotonen\n                                          en neutronen en in beperkte mate van protonen;\n\n6. bekend is met de nuclidenkaart en de daarop vermelde gegevens in berekeningen kan\n                                          toepassen;\n\n7. kennis heeft van de radiobiologische eigenschappen van alfastraling, b\u00e8tastraling,\n                                          fotonen, neutronen en protonen;\n\n8. kennis en inzicht heeft in de radiobiologie om risicoschattingen te maken;\n\n9. kennis heeft van relevante meetapparatuur en hun geschiktheid voor toepassing bij\n                                          straling van diverse aard;\n\n10. kennis heeft van dosistempo monitoren en besmettingsdetectoren en kennis heeft van\n                                          hun toepassing;\n\n11. adequate afschermingsmaterialen kent voor relevante stralingstypen;\n\n12. correcte afschermingsberekeningen uitvoert voor alle relevante stralingstypen;\n\n13. kennis heeft van secundaire effecten bij straling;\n\n14. dosisberekeningen voor externe straling uitvoert met behulp van bronconstanten en/of\n                                          vuistregels;\n\n15. eenvoudige inwendige-besmettingsberekeningen uitvoert met behulp van dosisconversieco\u00ebffici\u00ebnten\n                                          (e50-waarden);\n\n16. alle dosis- en aanverwante begrippen kent die in de vigerende regelgeving en vergunningen\n                                          worden genoemd;\n\n17. kennis heeft om een audit/inspectie uit te voeren;\n\n18. kennis heeft van de drie hoofdprincipes van de stralingsbescherming (rechtvaardiging,\n                                          optimalisatie/ALARA, limieten);\n\n19. globale kennis heeft van de achtergrondstraling (aard, type, oorsprong, dosisbelasting\n                                          per pad);\n\n20. de regels kent die gelden voor radioactieve afvalstoffen;\n\n21. de vereiste inhoud van een Kernenergiewetdossier en de eisen aan overige administratieve\n                                          verplichtingen kent;\n\n22. kennis heeft van actuele en relevante wet- en regelgeving voor radioactieve stoffen;\n\n23. kennis heeft van actuele en relevante wet- en regelgeving voor kerninstallaties, splijtstoffen\n                                          en ertsen;\n\n24. globale kennis heeft van beveiliging van stralingsbronnen (non-proliferatie);\n\n25. bekend is met transportregelgeving (ADR) met betrekking tot radioactieve stoffen en\n                                          splijtstoffen en ertsen, etiketten (her)kent, een transportindex-bepaling uitvoert\n                                          en een vervoersdocument correct invult;\n\n26. kennis heeft van neutronen activatie;\n\n27. kennis heeft van kriticiteit;\n\n28. kennis heeft over het voorkomen, verzwakken en versterken van kriticiteit;\n\n29. globale kennis heeft van de splijtstofcyclus;\n\n30. globale kennis heeft van uranium verrijking;\n\n31. globale kennis heeft van de werking van een kernreactor (zoals PWR, RR).\n\nKerncompetentie 2:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-C draagt, voor\n                                                      de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, bij aan een adequate afhandeling van\n                                                      een (voorziene) onbedoelde gebeurtenis of (dreigend) incident.\n\nNadere typering van de context\n\nAdequate preventie en voorzorgsmaatregelen sluiten niet uit dat op zeker moment een\n                                    incident, waarbij stralingsrisico\u2019s een rol spelen, dreigt of zich daadwerkelijk voordoet.\n                                    In een dergelijke situatie wordt van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    splijtstofcyclus-C verwacht dat deze eerstelijnsacties onderneemt, de toezichthoudend\n                                    medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-B of stralingsbeschermingsdeskundige\n                                    (waarschuwt en zich vervolgens aan diens aanwijzingen houdt.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming:\n\n1. bij een (dreigend) incident, een adequate inschatting maakt van de urgentie/risicogrootte;\n\n2. bij een (dreigend) incident de passende maatregelen, detectie- en meetmethoden kent,\n                                          toepast of laat toepassen en de daaruit voortkomende meetresultaten interpreteert;\n\n3. de situatie snel overziet omdat hij bekend is met de situatie en de locatie en bekend\n                                          is met de handelingen;\n\n4. bij onbedoelde gebeurtenissen of incidenten (verdere) contaminatie van de omgeving\n                                          voorkomt door het toepassen van de juiste maatregelen;\n\n5. de verantwoordelijkheid die bij zijn rol past actief op zich neemt;\n\n6. bijdraagt aan het terugbrengen van een ontstane afwijkende situatie naar de normale\n                                          werksituatie;\n\n7. bijdraagt aan het opstellen van een decontaminatieplan en dit uitvoert of laat uitvoeren;\n\n8. tijdig een eerste dosisschatting geeft aan de hand van meetwaarden en gegevens zoals\n                                          vermeld in het Handboek Radionucliden (of vergelijkbaar);\n\n9. bijdraagt aan adequate regie en samenwerking met andere deskundigen en disciplines\n                                          (bijvoorbeeld met de afdeling Communicatie/Voorlichting), inclusief eventuele meldingen\n                                          aan de Inspectie;\n\n10. bijdraagt aan de evaluatie van het incident en de vertaling van de uitkomsten daarvan\n                                          naar beleid en interne procedures.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming:\n\n1. kennis heeft van de risico-inventarisatie en -evaluatie;\n\n2. kennis heeft van (uitwendige) decontaminatiemethoden voor mens en materiaal;\n\n3. indien mogelijk in overleg met de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                          splijtstofcyclus-B of stralingsbeschermings-deskundige maar zo nodig zelfstandig inschat\n                                          wanneer de situatie acute medische hulp vereist als gevolg van stralingsincidenten;\n\n4. blootgestelde personen (of zij die denken te zijn blootgesteld) op onderbouwde wijze\n                                          adequaat informeert;\n\n5. globale kennis heeft van gebeurde ongevallen in de nucleaire wereld;\n\n6. praktische vuistregels voor zowel inwendige besmetting (Ainh = 3x neussnuitsel) als\n                                          uitwendige bestraling kent en deze vlot toepast.\n\nKerncompetentie 3:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-C kent zijn positie\n                                                      binnen het bedrijf en communiceert effectief naar zowel blootgestelde werkers als\n                                                      naar de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-B en stralingsbeschermingsdeskundige.\n                                                      Tevens werkt de toezichthoudend medewerker splijtstofcyclus-C actief aan de eigen\n                                                      deskundigheidsbevordering en aan die van anderen waarvoor hij verantwoordelijk is.\n\nNadere typering van de context\n\nMet de juiste houding, overtuiging en communicatieve vaardigheden zal de toezichthoudend\n                                    medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-C effectief zijn werk kunnen uitvoeren.\n                                    Daarnaast is het van belang dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    splijtstofcyclus-C op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen. Kennis, zoals\n                                    met betrekking tot regelgeving en werkmethoden/toepassingen, veroudert soms snel en\n                                    moet daarom continu worden bijgehouden en uitgebreid. Dit geldt niet alleen voor de\n                                    toezichthoudend medewerker stralingsbescherming zelf, maar ook voor de werkers die\n                                    in de organisatie onder zijn toezicht staan. De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    splijtstofcyclus-C heeft taken met betrekking tot de voorlichting aan en instructie\n                                    van (blootgestelde) werkers (al dan niet zwanger). Verder zal de toezichthoudend medewerker\n                                    stralingsbescherming splijtstofcyclus-C betrokken zijn bij calamiteitenoefeningen.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming:\n\n1. met alle betrokkenen (op de eigen werkvloer en de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                          splijtstofcyclus-B of stralingsbeschermingsdeskundige) effectief communiceert over\n                                          stralingsrisico\u2019s, werkwijzen, enz.;\n\n2. het beleid gericht op risicobeperking en praktische implicaties adequaat en overtuigend\n                                          uitdraagt;\n\n3. zijn positie in de afdeling en/of organisatie goed inschat (organisatiesensitiviteit)\n                                          en daardoor proportioneel handelt;\n\n4. op aanwijzing van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-B\n                                          bijdraagt aan de voorbereiding en begeleiding van overheidsinspecties;\n\n5. zich bewust is van zijn positie in de stralingsbeschermingsorganisatie en zijn verhouding\n                                          tot de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-B en daarnaar\n                                          handelt;\n\n6. zijn deelgebied binnen de stralingsbescherming in voldoende mate overziet en daarin\n                                          een bepaalde diepgang verwerft zodat hij daadwerkelijk als deskundig wordt gezien\n                                          en daar overtuigende en onderbouwde adviezen en voorlichting over kan geven;\n\n7. adequate en effectieve, doelgroepgerichte (werk)instructie en voorlichting geeft,\n                                          zowel aan individuen als aan groepen;\n\n8. risico\u2019s voor zwangere (blootgestelde) werknemers kan inschatten en adequaat advies\n                                          kan geven, waar nodig in overleg met een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                          splijtstofcyclus-B en stralingsarts;\n\n9. blootgestelde personen (of zij die denken te zijn blootgesteld) op onderbouwde wijze\n                                          adequaat informeert;\n\n10. de inhoud van, en de deelnemers aan, instructie of voorlichting administreert in het\n                                          Kew-dossier;\n\n11. stralingsrisico\u2019s in een maatschappelijke context plaatst;\n\n12. de relatie tussen de stralingsrisico\u2019s en die van andere risico\u2019s op de werkvloer\n                                          vergelijkt met het (arbo)risicobeleid en daarbij rekening houdt met verschillen in\n                                          risicoperceptie;\n\n13. bijdraagt aan het opstellen en beoordelen van leesbare werkprotocollen;\n\n14. reflecteert op zijn eigen normen en waarden, integriteit en ethiek;\n\n15. de grens van zijn expertise onderkent en zichzelf bijschoolt;\n\n16. zich open stelt voor, of \u2013 indien hij zijn eigen expertise in twijfel trekt \u2013 actief\n                                          verzoekt om intervisie, kritiek of advies, in het bijzonder van de toezichthoudend\n                                          medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-B;\n\n17. reflecteert op zijn eigen risicoperceptie ten aanzien van stralingsblootstelling.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming:\n\n1. verschillende technieken van communicatie kent;\n\n2. ethische problemen herkent;\n\n3. weet wat wordt bedoeld met risicoperceptie;\n\n4. globale kennis heeft van andere risico\u2019s dan stralingsrisico\u2019s binnen het bedrijf\n                                          en de verhouding kent tussen de verschillende risico\u2019s;\n\n5. bekend is met de administratie van instructie in het Kew-dossier;\n\n6. bekend is met bij- en nascholingsmogelijkheden en in voldoende mate de weg kent in\n                                          de literatuur en op internet om de eigen kennis op peil te houden;\n\n7. zich bewust is van (de grenzen van) zijn eigen vaardigheden en competenties.\n\nBijlage 5.2 onderdeel D-2. Kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor de splijtstofcyclus (niveau B)\n\nDe eindtermen voor de opleiding tot toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    splijtstofcyclus op B-niveau bestaan uit twee modules. De eerste module is gelijk\n                                    aan de opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van co\u00f6rdinerend\n                                    deskundige. De tweede module, de module splijtstofcyclus, bestaat uit twee delen:\n\n1. de toezichthoudende taken\n\n2. de specifieke kennis aspecten nucleaire industrie\n\nDeel twee van de module splijtstofcyclus kan ook gebruikt worden voor de toezichthoudend\n                                    medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus op C-niveau in navolging op een opleiding\n                                    verspreidbare stoffen op C-niveau.\n\nDeel een: Toezichthoudende taken\n\nKerncompetentie 1:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus op B niveau houdt,\n                                                      voor de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, toezicht en handhaaft de relevante\n                                                      wet- en regelgeving op het gebied van ioniserende straling. Hij geeft in afstemming\n                                                      met de stralingsbeschermingsdeskundige op overtuigende wijze inhoudelijk adequate\n                                                      adviezen aan de werknemers en organisatie in het nucleaire veld.\n\nNadere typering van de context\n\nDeze werkzaamheden worden voor een groot deel ter plaatse of in de nabijheid van de\n                                    handeling uitgevoerd. Daarnaast omvatten de werkzaamheden administratieve taken en\n                                    het deelnemen aan regulier overleg. De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    splijtstofcyclus-B schakelt de stralingsbeschermingsdeskundige in voor de aan stralingsbeschermings-deskundige\n                                    voorbehouden taken en handelt verder binnen de door de stralingsbeschermingsdeskundige\n                                    aangegeven kaders. De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-B\n                                    stemt waar nodig met de stralingsbeschermingsdeskundige op professionele wijze af\n                                    ter waarborging van de kwaliteit van de stralingsbescherming bij de toepassing waarvoor\n                                    hij verantwoordelijk is.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       binnen de nucleaire industrie:\n\n1. audits en inspecties uitvoert op de werkplek;\n\n2. oordeelt of handelingen voldoen aan de gestelde eisen;\n\n3. inzicht heeft in de risico\u2019s van de industrie waarin hij werkt;\n\n4. proactief bijstuurt: de benodigde instrumenten en vaardigheden inzet om te interveni\u00ebren\n                                          indien dit naar zijn oordeel nodig is;\n\n5. intervenieert door onderbreken/stilleggen van de werkzaamheden indien hiertoe aanleiding\n                                          is;\n\n6. intervenieert door advisering van blootgestelde werknemers, management en stralingsbeschermingsdeskundige;\n\n7. bijdraagt aan het opstellen van een adequate risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);\n\n8. bijdraagt aan het opstellen, evalueren en verbeteren van adequate werkplannen en procedures\n                                          en daarbij het principe van een Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) hanteert;\n\n9. bijdraagt aan een vergunningsaanvraag of -wijziging;\n\n10. bijdraagt aan de indeling in bewaakte en gecontroleerde zones, inclusief de beschrijving\n                                          van toegangsprocedures en uitgangsprocedures;\n\n11. bijdraagt aan adviezen (zowel gevraagd als ongevraagd) voor beleid gericht op risicobeperking\n                                          en praktische implicaties daarvan voor medewerkers, bezoekers en de leefomgeving;\n\n12. bijdraagt aan de advisering bij nieuw- en verbouw met betrekking tot bouwkundige voorzieningen\n                                          en inrichting in relatie tot de stralingshygi\u00ebne;\n\n13. bijdraagt aan het opzetten van een regulier kwaliteitsmonitoringsysteem in het kader\n                                          van de PDCA-cyclus;\n\n14. (externe) werkers begeleidt bij werkzaamheden in nucleair gebied, waar nodig.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming:\n\n1. kennis heeft van neutronen activatie;\n\n2. kennis heeft van kriticiteit;\n\n3. kennis heeft over het voorkomen, verzwakken en versterken van kriticiteit;\n\n4. globale kennis heeft van de splijtstofcyclus;\n\n5. globale kennis heeft van uranium verrijking;\n\n6. globale kennis heeft van de werking van een kernreactor (zoals PWR, RR).\n\nAlle overige kennis en vaardigheden om deze competentie uit te voeren zijn aan bod\n                                    gekomen in de opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige (niveau co\u00f6rdinerend deskundige).\n\nKerncompetentie 2:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus op B niveau draagt,\n                                                      voor de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, bij aan een adequate afhandeling\n                                                      van een (voorziene) onbedoelde gebeurtenis of (dreigend) incident.\n\nNadere typering van de context\n\nAdequate preventie en voorzorgsmaatregelen sluiten niet uit dat op zeker moment een\n                                    incident, waarbij stralingsrisico\u2019s of kriticiteitsrisico\u2019s een rol spelen, dreigt\n                                    of zich daadwerkelijk voordoet. In een dergelijke situatie wordt van de toezichthoudend\n                                    medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus-B verwacht dat deze eerstelijnsacties\n                                    onderneemt en de stralingsbeschermingsdeskundige waarschuwt.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming:\n\n1. globale kennis heeft van gebeurde ongevallen in de nucleaire wereld.\n\n2. kennis heeft van actuele en relevante wet- en regelgeving voor kerninstallaties, splijtstoffen\n                                          en ertsen;\n\nAlle overige kennis en vaardigheden om deze competentie uit te voeren zijn aan bod\n                                    gekomen in de opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige (niveau co\u00f6rdinerend deskundige).\n\nKerncompetentie 3:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus kent zijn positie\n                                                      binnen het bedrijf en communiceert effectief naar zowel blootgestelde werkers als\n                                                      naar de stralingsbeschermingsdeskundige. Tevens werkt de toezichthoudend medewerker\n                                                      stralingsbescherming actief aan de eigen deskundigheidsbevordering en aan die van\n                                                      anderen waarvoor hij verantwoordelijk is.\n\nNadere typering van de context\n\nMet de juiste houding, overtuiging en communicatieve vaardigheden zal de toezichthoudend\n                                    medewerker stralingsbescherming-splijtstofcyclus effectief zijn werk kunnen uitvoeren.\n                                    Daarnaast is het van belang dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming-splijtstofcyclus\n                                    op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen. Kennis, zoals met betrekking\n                                    tot regelgeving en werkmethoden/toepassingen, veroudert soms snel en moet daarom continu\n                                    worden bijgehouden en uitgebreid. Dit geldt niet alleen voor de toezichthoudend medewerker\n                                    stralingsbescherming zelf, maar ook voor de werkers die in de organisatie onder zijn\n                                    toezicht staan. De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming-splijtstofcyclus\n                                    heeft taken met betrekking tot de voorlichting aan en instructie van (blootgestelde)\n                                    werkers (al dan niet zwanger). Verder zal de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming-splijtstofcyclus\n                                    betrokken zijn bij calamiteitenoefeningen.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       splijtstofcyclus op niveau B naast de opgedane vaardigheden in de stralingsbeschermingsdeskundige\n                                       opleiding (niveau co\u00f6rdinerend deskundige) ook:\n\n1. op aanwijzing van de stralingsbeschermingsdeskundige bijdraagt aan de voorbereiding\n                                          en begeleiding van overheidsinspecties;\n\n2. zich bewust is van zijn positie in de stralingsbeschermingsorganisatie en zijn verhouding\n                                          tot de stralingsbeschermingsdeskundige en daarnaar handelt;\n\n3. de relatie tussen de stralingsrisico\u2019s en die van andere risico\u2019s op de werkvloer\n                                          vergelijkt met het (arbo)risicobeleid en daarbij rekening houdt met verschillen in\n                                          risicoperceptie.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming:\n\n1. globale kennis heeft van andere risico\u2019s dan stralingsrisico\u2019s binnen het bedrijf\n                                          en de verhouding kent tussen de verschillende risico\u2019s.\n\nOverige kennis en vaardigheden nodig om kerncompetentie 3 uit te voeren\n\nzijn aan bod gekomen in de opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige (niveau co\u00f6rdinerend\n                                    deskundige).\n\nDeel 2 specifieke nucleaire kennis\n\nKerncompetenties:\n\n1. De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus houdt, voor\n                                                      de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, toezicht en handhaaft de relevante\n                                                      wet- en regelgeving op het gebied van ioniserende straling. Hij geeft in afstemming\n                                                      met de stralingsbeschermingsdeskundige op overtuigende wijze inhoudelijk adequate\n                                                      adviezen aan de werknemers en organisatie in het nucleaire veld.\n\n2. De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus draagt, voor\n                                                      de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, bij aan een adequate afhandeling van\n                                                      een (voorziene) onbedoelde gebeurtenis of (dreigend) incident.\n\n3. De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus kent zijn positie\n                                                      binnen het bedrijf en communiceert effectief. Tevens werkt de toezichthoudend medewerker\n                                                      stralingsbescherming actief aan de eigen deskundigheidsbevordering en aan die van\n                                                      anderen waarvoor hij verantwoordelijk is.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus:\n\n1. kennis heeft van actuele en relevante wet- en regelgeving voor kerninstallaties, splijtstoffen\n                                          en ertsen;\n\n2. kennis heeft van neutronen activatie;\n\n3. kennis heeft van kriticiteit;\n\n4. kennis heeft over het voorkomen, verzwakken en versterken van kriticiteit;\n\n5. globale kennis heeft van de splijtstofcyclus;\n\n6. globale kennis heeft van uranium verrijking;\n\n7. globale kennis heeft van de werking van een kernreactor (zoals PWR, RR);\n\n8. globale kennis heeft van gebeurde ongevallen in de nucleaire wereld.\n\nBijlage 5.2, onderdeel E: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor verspreidbare radioactieve stoffen.\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve\n                                    stoffen kent drie niveaus, waarbij om pragmatische redenen is aangesloten bij de grenzen\n                                    van de Richtlijn Radionuclidenlaboratoria2, die in elk geval voor reguliere handelingen aansluiten bij de graduele aanpak:\n\n1. toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen\n                                          (niveau B) voor radionuclidenlaboratoria op B-niveau (Amax = 2000 Reinh3)\n\n2. toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen\n                                          (niveau C) voor radionuclidenlaboratoria op C-niveau onder directe verantwoordelijkheid\n                                          van een stralingsbeschermingsdeskundige (Amax = 20 Reinh4)\n\n3. toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen\n                                          (niveau D) voor radionuclidenlaboratoria op D-niveau onder directe verantwoordelijkheid\n                                          van een stralingsbeschermingsdeskundige (Amax = 0,2 Reinh5)\n\nDe kerncompetenties voor deze drie niveaus worden in bijlage 5.2, onderdelen E-1,\n                                    E-2 en E-3 nader uitgewerkt.\n\nBijlage 5.2, onderdeel E-1. Kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau B).\n\nVoor een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve\n                                    stoffen (niveau B) zijn geen aparte eindtermen geformuleerd \u2013 deze persoon dient de\n                                    opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van een (algemeen) co\u00f6rdinerend\n                                    deskundige succesvol te hebben afgerond.\n\nBijlage 5.2, onderdeel E-2. Kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C).\n\nKerncompetentie 1:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve\n                                                      stoffen (niveau C) houdt, voor de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, toezicht\n                                                      en handhaaft de relevante wet- en regelgeving op het gebied van ioniserende straling\n                                                      en geeft in afstemming met de stralingsbeschermingsdeskundige op overtuigende wijze\n                                                      inhoudelijk adequate adviezen aan de werknemers en organisatie.\n\nNadere typering van de context\n\nDeze werkzaamheden worden voor een groot deel op of in de nabijheid van het laboratorium\n                                    uitgevoerd. Daarnaast omvatten de werkzaamheden administratieve taken en het deelnemen\n                                    aan regulier overleg. Voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                    verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C) is dit doorgaans een belangrijk nevenbestanddeel\n                                    van zijn overige werkzaamheden. De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C) schakelt de stralingsbeschermings-deskundige\n                                    in voor de aan de stralingsbeschermingsdeskundige voorbehouden taken en handelt verder\n                                    binnen de door de stralingsbeschermingsdeskundige aangegeven kaders. De toezichthoudend\n                                    medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C)\n                                    stemt waar nodig met hem op professionele wijze af ter waarborging van de kwaliteit\n                                    van de stralingsbescherming bij de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C):\n\n1. bijdraagt aan het opstellen van een adequate risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E),\n                                          gerelateerd aan het ondernemingsdoel met inachtneming van de werknemersbelangen; zich\n                                          bewust is van het spanningsveld tussen verschillende (deel)belangen en dat in de praktijk\n                                          soepel en flexibel hanteert zonder het te behalen doel (een veilige werkplek) uit\n                                          het oog te verliezen;\n\n2. adequate werkplannen en procedures opstelt, evalueert en verbetert; daarbij rekening\n                                          houdt met de organisatiespecifieke kenmerken/ risico\u2019s/ toepassingsmogelijkheden/\n                                          aanwezige deskundigheden en daarbij het principe van een Plan-Do-Check-Act-cyclus\n                                          (PDCA-cyclus) hanteert;\n\n3. de brongerichte aanpak in de praktijk kan implementeren;\n\n4. bijdraagt aan adviezen (zowel gevraagd als ongevraagd) voor beleid gericht op risicobeperking\n                                          en praktische implicaties daarvan voor medewerkers, bezoekers van de toepassing en\n                                          de leefomgeving en dit beleid adequaat en overtuigend uitdraagt en implementeert binnen\n                                          de toepassing;\n\n5. het spanningsveld tussen het toepassen van het optimalisatie-/ALARA-principe en de\n                                          daarmee gepaard gaande kosten adequaat hanteert;\n\n6. zijn positie in de afdeling en/of organisatie goed inschat (organisatiesensitiviteit)\n                                          en daardoor proportioneel handelt;\n\n7. zich bewust is van zijn positie in de stralingsbeschermingsorganisatie en zijn verhouding\n                                          tot de stralingsbeschermingsdeskundige en daarnaar handelt;\n\n8. op basis van kennis van verschillende detectiemethoden adequaat adviseert en oordeelt\n                                          over inzet/toepassing van bepaalde werkwijzen bij stralingsbronnen;\n\n9. bijdraagt aan de advisering bij nieuw- en verbouw met betrekking tot bouwkundige voorzieningen\n                                          en inrichting in relatie tot de stralingshygi\u00ebne;\n\n10. betrouwbaar en reproduceerbaar het stralingsniveau (dosistempo), een oppervlaktebesmetting,\n                                          de activiteit (bijvoorbeeld in excreta) en de dosis meet (meettechniek, meetstatistiek);\n\n11. kennis heeft van het periodiek op juiste werking controleren van meetinstrumenten;\n\n12. bijdraagt aan het opzetten van een regulier kwaliteitsmonitoringsysteem in het kader\n                                          van de PDCA-cyclus;\n\n13. geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen adviseert voor de te onderscheiden werkzaamheden/handelingen\n                                          (wijze van blootstelling) en situaties;\n\n14. risico\u2019s voor zwangere (blootgestelde) werknemers kan inschatten en adequaat advies\n                                          kan geven, waar nodig in overleg met een stralingsbeschermingsdeskundige en stralingsarts;\n\n15. aan blootgestelde werkers de meest geschikte vorm van persoons-dosimetrie verstrekt\n                                          en deze beheert;\n\n16. verkregen meetgegevens interpreteert en duidt in het kader van dosisbeperkingen en\n                                          -limieten;\n\n17. correcte afschermingsberekeningen uitvoert, blootstellingspaden en afgeleide operationele\n                                          limieten bepaalt en de effectieve (volg)dosis door uitwendige bestraling en inwendige\n                                          besmettingen berekent.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C):\n\n1. (voor)kennis heeft van de wiskunde, fysica, natuurkunde en scheikunde op het examenniveau\n                                          van ten minste het havo of gelijkwaardig;\n\n2. over basisvaardigheden beschikt om vakliteratuur te kunnen lezen en toe te kunnen\n                                          passen (wiskunde, statistiek, rekenvaardigheden, werken met spreadsheets etc.);\n\n3. kennis heeft van de drie hoofdprincipes van de stralingsbescherming (rechtvaardiging,\n                                          optimalisatie/ALARA, limieten);\n\n4. kennis heeft van de basisanatomie en fysiologie van de mens;\n\n5. voor alle relevante stralingstypen afschermingsberekeningen maakt;\n\n6. de verleende Kernenergiewetvergunning interpreteert en weet wanneer deze gewijzigd\n                                          moet worden;\n\n7. bijdraagt aan de berekening van de terreingrensdosis en de dosis van medewerkers en\n                                          bezoekers;\n\n8. kennis heeft van actuele en relevante wet- en regelgeving;\n\n9. globale kennis heeft van beveiliging van stralingsbronnen;\n\n10. bijdraagt aan een vergunningsaanvraag of -wijziging;\n\n11. alle dosis- en aanverwante begrippen kent die in de vigerende regelgeving en vergunningen\n                                          worden genoemd en er mee werkt;\n\n12. de vereiste inhoud van een Kernenergiewetdossier en de eisen aan overige administratieve\n                                          verplichtingen kent en deze toepast voor de eigen werksituatie;\n\n13. de regels kent en toepast die gelden per onderdeel van de levenscyclus/ logistieke\n                                          beheersketen van radioactieve stoffen (inclusief radioactieve afvalstoffen);\n\n14. bijdraagt aan de indeling in bewaakte en gecontroleerde zones, inclusief de beschrijving\n                                          van vereiste bouwkundige voorzieningen (laboratorium inrichting) en toegangsprocedures;\n\n15. bekend is met transportregelgeving (ADR) met betrekking tot radioactieve stoffen,\n                                          vaststelt of de eisen van ADR klasse 7 van toepassing zijn, etiketten (her)kent, een\n                                          transportindex-bepaling uitvoert en een vervoersdocument correct invult;\n\n16. de ICRP-modellen voor inwendige-besmettingsberekeningen kent en daarmee eenvoudige\n                                          berekeningen uitvoert;\n\n17. het optimalisatie-/ALARA-beginsel toepast op handelingen en werkzaamheden van uiteenlopende\n                                          complexiteit;\n\n18. bekend is met de nuclidenkaart en de daarop vermelde gegevens in berekeningen kan\n                                          toepassen;\n\n19. voldoende kennis en inzicht heeft in de radiobiologie om risicoschattingen te maken\n                                          en daarop gebaseerde adviezen te geven aan (blootgestelde) werknemers;\n\n20. adequate en effectieve, doelgroepgerichte (werk)instructie en voorlichting geeft,\n                                          zowel individueel als in groepen; de inhoud van, en de deelnemers aan deze instructie\n                                          of voorlichting administreert in het Kew-dossier;\n\n21. kennis heeft van de fysische en radiobiologische eigenschappen van alfastraling, b\u00e8tastraling,\n                                          positronen en fotonen en in beperkte mate van neutronen en protonen;\n\n22. kennis heeft van relevante detectiemethoden en hun geschiktheid voor toepassing bij\n                                          radioactieve stoffen van diverse aard;\n\n23. kennis heeft van secundaire effecten bij straling (remstraling);\n\n24. globale kennis heeft van de achtergrondstraling (aard, type, oorsprong, dosisbelasting\n                                          per pad).\n\nKerncompetentie 2:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve\n                                                      stoffen (niveau C) draagt, voor de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, bij\n                                                      aan een adequate afhandeling van een (voorziene) onbedoelde gebeurtenis of (dreigend)\n                                                      incident.\n\nNadere typering van de context\n\nAdequate preventie en voorzorgsmaatregelen sluiten niet uit dat op zeker moment een\n                                    incident, waarbij stralingsrisico\u2019s een rol spelen, dreigt of zich daadwerkelijk voordoet.\n                                    In een dergelijke situatie wordt van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C) verwacht dat deze eerstelijnsacties\n                                    onderneemt, de stralingsbeschermingsdeskundige waarschuwt en zich vervolgens aan diens\n                                    aanwijzingen houdt.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C):\n\n1. bij een (dreigend) incident, een adequate inschatting maakt van de urgentie/risicogrootte;\n\n2. de daarbij passende maatregelen, detectie- en meetmethoden kent, toepast of laat toepassen\n                                          en de daaruit voortkomende meetresultaten interpreteert;\n\n3. de verantwoordelijkheid die bij zijn rol past actief op zich neemt;\n\n4. bijdraagt aan het terugbrengen van een ontstane afwijkende situatie naar de normale\n                                          werksituatie;\n\n5. tijdig een eerste dosisschatting geeft aan de hand van meetwaarden en gegevens zoals\n                                          vermeld in het Handboek Radionucliden (of vergelijkbaar);\n\n6. bijdraagt aan adequate regie en samenwerking met andere deskundigen en disciplines\n                                          (bijvoorbeeld met de afdeling Communicatie/Voorlichting), inclusief eventuele meldingen\n                                          aan de Inspectie;\n\n7. bijdraagt aan de evaluatie van het incident en de vertaling van de uitkomsten daarvan\n                                          naar beleid en interne procedures.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C):\n\n1. de situatie snel overziet omdat hij bekend is met de bronnen en de locatie, bekend\n                                          is met de handelingen en kennis heeft van de risico-inventarisatie en -evaluatie;\n\n2. praktische vuistregels voor zowel inwendige besmetting als uitwendige bestraling kent\n                                          en deze vlot toepast;\n\n3. indien mogelijk in overleg met de stralingsbeschermingsdeskundige maar zo nodig zelfstandig\n                                          inschat wanneer de situatie acute medische hulp vereist als gevolg van stralingsincidenten;\n\n4. blootgestelde personen (of zij die denken te zijn blootgesteld) op onderbouwde wijze\n                                          adequaat informeert.\n\nKerncompetentie 3:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve\n                                                      stoffen (niveau C) werkt actief aan de eigen deskundigheids-bevordering en aan die\n                                                      van anderen waarvoor hij verantwoordelijk is.\n\nNadere typering van de context\n\nKennis veroudert soms snel, zoals met betrekking tot regelgeving en werkmethoden/toepassingen\n                                    en moet daarom continu worden bijgehouden en uitgebreid. Dit geldt niet alleen voor\n                                    de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming zelf, maar ook voor de werknemers\n                                    die in de organisatie onder zijn toezicht staan. De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C) heeft wettelijke taken met betrekking\n                                    tot het verzorgen van opleiding en bij- en nascholing van werknemers en het voorlichten\n                                    van werknemers over toepasselijk vastgestelde procedures en ter plekke geldende regelgeving,\n                                    zoals beschreven in artikel 7.2 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Verder zal de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare\n                                    radioactieve stoffen (niveau C) betrokken zijn bij calamiteitenoefeningen en op aanwijzing\n                                    van de stralingsbeschermingsdeskundige bijdragen aan de voorbereiding en begeleiding\n                                    van overheidsinspecties.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C):\n\n1. met alle betrokkenen (op de eigen werkvloer en de stralingsbeschermingsdeskundige)\n                                          effectief communiceert over stralingsrisico\u2019s, werkwijzen, enz.;\n\n2. zijn deelgebied binnen de stralingsbescherming in voldoende mate overziet en daarin\n                                          een bepaalde diepgang verwerft zodat hij daadwerkelijk als deskundig wordt gezien\n                                          en daar overtuigende en onderbouwde adviezen en voorlichting over kan geven;\n\n3. stralingsrisico\u2019s in een maatschappelijke context plaatst;\n\n4. de relatie tussen de stralingsrisico\u2019s en die van andere agentia en risico\u2019s op de\n                                          werkvloer vergelijkt met het (arbo)risicobeleid en daarbij rekening houdt met verschillen\n                                          in risicoperceptie;\n\n5. leesbare werkprotocollen opstelt/beoordeelt;\n\n6. reflecteert op zijn eigen normen en waarden, integriteit en ethiek;\n\n7. de grens van zijn expertise onderkent en zichzelf bijschoolt;\n\n8. zich open stelt voor, of \u2013 indien hij zijn eigen expertise in twijfel trekt \u2013 actief\n                                          verzoekt om intervisie, kritiek of advies, in het bijzonder van de stralingsbeschermingsdeskundige;\n\n9. reflecteert op zijn eigen risicoperceptie ten aanzien van stralingsblootstelling.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C):\n\n1. aan het systeem van stralingsbescherming praktische invulling geeft binnen zijn toepassing;\n\n2. bekend is met bij- en nascholingsmogelijkheden en in voldoende mate de weg kent in\n                                          de literatuur en op internet en om de eigen kennis op peil te houden;\n\n3. zich bewust is van de kritische succesfactoren van op diverse doelgroepen afgestemde\n                                          (risico)communicatie;\n\n4. zich bewust is van (de grenzen van) zijn eigen vaardigheden en competenties.\n\nKerncompetentie 4: De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare\n                                                      radioactieve stoffen (niveau C) beschikt over kennis, vaardigheden, attitudes en competenties\n                                                      die specifiek betrekking hebben op radioactieve stoffen in verspreidbare vorm.\n\nNadere typering van de context\n\nIn de kerncompetenties 1 tot en met 3 zijn in generieke zin de basiscompetenties weergegeven\n                                    waarover een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve\n                                    stoffen (niveau C) dient te beschikken. De uitwerking van deze competenties is in\n                                    de meeste \u2013 maar niet alle \u2013 gevallen nog algemeen van aard. De toezichthoudend medewerker\n                                    stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C) dient met\n                                    betrekking tot het verspreidbare karakter van radioactieve stoffen specifieke kennis\n                                    te hebben.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C):\n\n1. op de hoogte is van de \u2018best practices\u2019 en adequate maatregelen om verspreiding van\n                                          radioactieve stoffen te voorkomen en daarnaar handelt;\n\n2. bij onbedoelde gebeurtenissen of incidenten (verdere) contaminatie van de omgeving\n                                          voorkomt door het toepassen van de juiste maatregelen, bijdraagt aan het opstellen\n                                          van een decontaminatieplan en dit uitvoert of laat uitvoeren.\n\n3. het gebied \u2018werken met radioactieve stoffen in verspreidbare vorm\u2019 in voldoende mate\n                                          overziet;\n\n4. RI&E methodieken voor verspreidbare radioactieve stoffen toepast;\n\n5. bijdraagt aan het opzetten of aankopen en het implementeren van een administratiesysteem\n                                          voor radioactieve stoffen;\n\n6. besmettingssurveys initieert en uitvoert of laat uitvoeren;\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C):\n\n1. globaal bekend is met toepassingen van radioactieve stoffen in verspreidbare vorm\n                                          in research-, medische of industri\u00eble omgevingen;\n\n2. kennis heeft van (de werking van) de toegepaste meetapparatuur zoals besmettingsmonitoren\n                                          en vloeistofscintillatietellers en deze kan toepassen;\n\n3. kennis heeft van relevante RI&E methodieken en hiermee kan rekenen;\n\n4. kennis heeft en vaardigheden bezit van (uitwendige) decontaminatiemethoden voor mens\n                                          en materiaal;\n\n5. beschikt over goede organisatorische vaardigheden voor het administreren van inkoop,\n                                          verbruik, afval en voorraad van radioactieve stoffen.\n\nBijlage 5.2, onderdeel E-3: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D).\n\nKerncompetentie 1:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve\n                                                      stoffen (niveau D) houdt, voor de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, toezicht\n                                                      en handhaaft de relevante wet- en regelgeving op het gebied van ioniserende straling\n                                                      en geeft in afstemming met de stralingsbeschermingsdeskundige inhoudelijk adequate\n                                                      adviezen van preventieve aard aan de werknemers en organisatie.\n\nNadere typering van de context\n\nDit preventieve werk wordt voor een groot deel op of in de nabijheid van het laboratorium\n                                    uitgevoerd. Daarnaast omvatten de werkzaamheden administratieve taken en het deelnemen\n                                    aan regulier overleg. Voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                    verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D) is dit doorgaans een belangrijk nevenbestanddeel\n                                    van zijn overige werkzaamheden. De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D) schakelt de stralingsbeschermingsdeskundige\n                                    in voor de aan stralingsbeschermings-deskundige voorbehouden taken en handelt verder\n                                    binnen de door de stralingsbeschermingsdeskundige aangegeven kaders. De toezichthoudend\n                                    medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)\n                                    stemt waar nodig met hem op professionele wijze af ter waarborging van de kwaliteit\n                                    van de stralingsbescherming bij de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D):\n\n1. een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) globaal kan begrijpen en ernaar kan\n                                          handelen;\n\n2. bijdraagt aan het opstellen, evalueren en verbeteren van adequate werkplannen volgens\n                                          het principe van een Plan-Do-Check-Act-cyclus;\n\n3. de brongerichte aanpak in de praktijk kan implementeren;\n\n4. bijdraagt aan adviezen voor beleid gericht op risicobeperking en praktische implicaties\n                                          daarvan voor medewerkers;\n\n5. zich bewust is van zijn positie in de stralingsbeschermingsorganisatie en zijn verhouding\n                                          tot de stralingsbeschermingsdeskundige en daarnaar handelt;\n\n6. op basis van globale kennis van verschillende detectiemethoden in overleg met de stralingsbeschermingsdeskundige\n                                          adviseert en oordeelt over inzet/toepassing van bepaalde werkwijzen bij bekende stralingsbronnen;\n\n7. betrouwbaar en reproduceerbaar het stralingsniveau (oppervlaktebesmetting, dosistempo)\n                                          meet;\n\n8. persoonlijke beschermingsmiddelen adviseert en gebruikt voor de te onderscheiden werkzaamheden/handelingen\n                                          (wijze van blootstelling) en situaties;\n\n9. in overleg met een stralingsbeschermingsdeskundige risico\u2019s voor zwangere blootgestelde\n                                          werkers kan inschatten en adequaat advies kan geven;\n\n10. aan blootgestelde werkers, op aanwijzing van de stralingsbeschermingsdeskundige, de\n                                          meest geschikte vorm van persoonsdosimetrie toekent;\n\n11. verkregen meetgegevens interpreteert en duidt in het kader van normen en limieten;\n\n12. de effectieve dosis door uitwendige bestraling via vuistregels berekent of door eenvoudige\n                                          metingen bepaalt en adviezen betreffende afscherming kan geven;\n\n13. aan de hand van eenvoudige berekeningen de effectieve volgdosis door inwendige besmetting\n                                          bepaalt;\n\n14. de stralingsbeschermingsdeskundige inschakelt voor de aan hem voorbehouden taken en\n                                          op professionele wijze zijn contact met de stralingsbeschermingsdeskundige gebruikt.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D):\n\n1. (voor)kennis heeft van de wiskunde, fysica en scheikunde op het examenniveau van het\n                                          havo (profiel NG / NT) / mbo (technische richting).\n\n2. kennis heeft van de drie hoofdprincipes van de stralingsbescherming (rechtvaardiging,\n                                          optimalisatie/ALARA, limieten);\n\n3. globale kennis heeft van de basisanatomie en fysiologie van de mens;\n\n4. voor alle toegepaste stralingstypen afschermingsberekeningen kan interpreteren en\n                                          eenvoudige afschermingsberekeningen kan maken;\n\n5. de vereiste inhoud van een Kernenergiewetdossier en de eisen aan overige administratieve\n                                          verplichtingen kent en deze toepast voor de eigen werksituatie;\n\n6. kennis heeft van actuele en relevante wet- en regelgeving;\n\n7. dosis- en aanverwante begrippen kent die in de Kernenergiewet worden genoemd en er mee werkt;\n\n8. de regels kent en toepast die gelden per onderdeel van de levenscyclus/logistieke\n                                          beheersketen van radioactieve stoffen;\n\n9. de indeling in bewaakte en gecontroleerde zones kent;\n\n10. globaal bekend is met transportregelgeving (ADR7) met betrekking tot radioactieve\n                                          stoffen;\n\n11. bekend is met de nuclidenkaart en de daarop vermelde relevante gegevens in berekeningen\n                                          kan toepassen;\n\n12. voldoende kennis en inzicht heeft in de radiobiologie om risicoschattingen te interpreteren;\n\n13. effectieve, individueel gerichte (werk)instructie geeft;\n\n14. globale kennis heeft van de fysische en radiobiologische eigenschappen van alfastraling,\n                                          b\u00e8tastraling, positronen, fotonen;\n\n15. globaal secundaire effecten kent bij hoogenergetische straling (remstraling);\n\n16. globale kennis heeft van de achtergrondstraling.\n\nKerncompetentie 2:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve\n                                                      stoffen (niveau D) draagt, voor de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, bij\n                                                      aan een adequate afhandeling van een (voorziene) onbedoelde gebeurtenis of (dreigend)\n                                                      incident.\n\nNadere typering van de context\n\nAdequate preventie en voorzorgsmaatregelen sluiten niet uit dat op zeker moment een\n                                    incident, waarbij stralingsrisico\u2019s een rol spelen, dreigt of zich daadwerkelijk voltrekt.\n                                    In een dergelijke situatie wordt van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D) verwacht dat deze eerstelijnsactie\n                                    onderneemt, de stralingsbeschermings-deskundige waarschuwt en zich vervolgens aan\n                                    diens aanwijzingen houdt.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D):\n\n1. bij een (dreigend) incident, in overleg met de stralingsbeschermings-deskundige, de\n                                          urgentie/risicogrootte adequaat inschat;\n\n2. (verdere) contaminatie van de omgeving voorkomt door het toepassen van de juiste maatregelen;\n\n3. de daarbij passende maatregelen, detectie- en meetmethoden kiest, initieert en/of\n                                          toepast en de daaruit voortkomende meetresultaten interpreteert;\n\n4. in overleg met de stralingsbeschermingsdeskundige een decontamina-tieplan opstelt\n                                          en uitvoert;\n\n5. de verantwoordelijkheid die bij zijn rol past actief op zich neemt;\n\n6. tijdig een conservatieve dosisschatting geeft aan de hand van meetwaarden en gegevens\n                                          van de toepaste radioactieve stoffen;\n\n7. bijdraagt aan de evaluatie van het incident.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D):\n\n1. de situatie snel overziet omdat hij bekend is met de bronnen en de locatie, en bekend\n                                          is met de handelingen;\n\n2. praktische vuistregels voor zowel inwendige besmetting als uitwendige bestraling kent\n                                          en deze vlot toepast;\n\n3. blootgestelde personen (of zij die denken te zijn blootgesteld) op onderbouwde wijze\n                                          adequaat informeert.\n\nKerncompetentie 3:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve\n                                                      stoffen (niveau D) werkt actief aan de eigen deskundigheidsbevordering en aan die\n                                                      van anderen waarvoor hij verantwoordelijk voor is.\n\nNadere typering van de context\n\nKennis veroudert soms snel, zoals met betrekking tot regelgeving en werkmethoden/toepassingen\n                                    en moet daarom continu worden bijgehouden en uitgebreid. Dit geldt niet alleen voor\n                                    toezichthoudend medewerker stralingsbescherming zelf, maar ook voor de werknemers\n                                    die in de organisatie onder zijn toezicht staan. De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D) heeft wettelijke taken met betrekking\n                                    tot het verzorgen van opleiding en bij- en nascholing van werknemers en het voorlichten\n                                    van werknemers over toepasselijk vastgestelde procedures en ter plekke geldende regelgeving,\n                                    zoals beschreven in artikel 7.2 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Verder zal de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare\n                                    radioactieve stoffen (niveau D) betrokken zijn bij calamiteitenoefeningen en op aanwijzing\n                                    van de stralingsbeschermingsdeskundige bijdragen aan de voorbereiding en begeleiding\n                                    van overheidsinspecties.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D):\n\n1. met alle betrokkenen (op de eigen werkvloer en de stralingsbeschermingsdeskundige)\n                                          effectief communiceert over stralingsrisico\u2019s, werkwijzen, enz.;\n\n2. zijn deelgebied binnen de stralingsbescherming in voldoende mate overziet en daar\n                                          overtuigende en onderbouwde adviezen en voorlichting over kan geven;\n\n3. de relatie tussen de stralingsrisico\u2019s en die van andere agentia en risico\u2019s op de\n                                          werkvloer vergelijkt met het (arbo)risicobeleid en daarbij rekening houdt met verschillen\n                                          in risicoperceptie;\n\n4. bijdraagt aan het opstellen/beoordelen van leesbare werkprotocollen;\n\n5. reflecteert op zijn eigen normen en waarden, integriteit en ethiek;\n\n6. de grens van zijn expertise onderkent en zichzelf bijschoolt.\n\n7. zich open stelt voor, of \u2013 indien hij zijn eigen expertise in twijfel trekt \u2013 actief\n                                          verzoekt om intervisie, kritiek of advies, in het bijzonder van de stralingsbeschermingsdeskundige;\n\n8. reflecteert op zijn eigen risicoperceptie ten aanzien van stralingsblootstelling.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D):\n\n1. aan het systeem van stralingsbescherming praktische invulling geeft binnen zijn toepassing;\n\n2. in voldoende mate de weg kent op internet en in de literatuur om de eigen kennis op\n                                          peil te houden en zich in overleg met de stralingsbeschermingsdeskundige bijschoolt.\n\n3. zich bewust is van de kritische succesfactoren van op diverse doelgroepen afgestemde\n                                          (risico)communicatie;\n\n4. zich bewust is van (de grenzen van) zijn eigen vaardigheden en competenties.\n\nKerncompetentie 4:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve\n                                                      stoffen (niveau D) beschikt over kennis, vaardigheden, attitudes en competenties die\n                                                      specifiek betrekking hebben op radioactieve stoffen in verspreidbare vorm.\n\nNadere typering van de context\n\nIn de kerncompetenties 1 tot en met 3 zijn in generieke zin de basiscompetenties weergegeven\n                                    waarover een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve\n                                    stoffen (niveau D) dient te beschikken. De uitwerking van deze competenties is in\n                                    de meeste \u2013 maar niet alle \u2013 gevallen nog algemeen van aard. De toezichthoudend medewerker\n                                    stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D) dient met\n                                    betrekking tot het verspreidbare karakter van radioactieve stoffen specifieke kennis\n                                    te hebben.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D):\n\n1. op de hoogte is van de \u2018best practices\u2019 en adequate maatregelen om verspreiding van\n                                          radioactieve stoffen te voorkomen en daarnaar handelt;\n\n2. bij onbedoelde gebeurtenissen of incidenten (verdere) contaminatie van de omgeving\n                                          voorkomt door het toepassen van de juiste maatregelen, bijdraagt aan het opstellen\n                                          van een decontaminatieplan en dit uitvoert of laat uitvoeren.\n\n3. het aandachtsgebied \u2018werken met radioactieve stoffen in verspreidbare vorm\u2019 in voldoende\n                                          mate overziet;\n\n4. RI&E methodieken voor verspreidbare radioactieve stoffen toepast;\n\n5. bijdraagt aan het implementeren van een administratiesysteem voor radioactieve stoffen;\n\n6. besmettingssurvey\u2019s initieert en uitvoert of laat uitvoeren.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D):\n\n1. globaal bekend is met toepassingen van radioactieve stoffen in verspreidbare vorm\n                                          in research-, medische of industri\u00eble omgevingen;\n\n2. globale kennis heeft van (de werking van) besmettingsmonitoren en vloeistofscintillatietellers\n                                          en deze kan toepassen;\n\n3. kennis heeft en vaardigheden bezit van (uitwendige) decontaminatiemethoden voor mens\n                                          en ruimtes;\n\n4. beschikt over voldoende organisatorische vaardigheden voor het administreren van inkoop,\n                                          verbruik, afval en voorraad van radioactieve stoffen.\n\nBijlage 5.2, onderdeel F: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal.\n\nKerncompetentie 1:\n\nHet verrichten van metingen, het houden van toezicht op handelingen met van nature\n                                                      voorkomend radioactief materiaal en het verstrekken van aanwijzingen, het nemen van\n                                                      maatregelen, zodanig dat werkzaamheden verantwoord en veilig uitgevoerd worden in\n                                                      overeenstemming met door de stralingsbeschermingsdeskundige gestelde voorschriften\n                                                      en richtlijnen.\n\nNadere typering van de context\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor handelingen met van nature\n                                    voorkomend radioactief materiaal houdt toezicht op handelingen met van nature voorkomend\n                                    radioactief materiaal waarbij normaal gesproken de blootstelling kleiner is dan 1\n                                    mSv/jaar. Deze handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal worden\n                                    veelal uitgevoerd in een omgeving met andere (overheersende) veiligheid- en gezondheidsrisico\u2019s.\n                                    Om tot een juiste risico inschatting te komen en de juiste afwegingen te kunnen maken\n                                    met betrekking tot de voor te schrijven beschermingsmaatregelen, is het van belang\n                                    dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voldoende bekend is met de\n                                    industrie waarin de handelingen uitgevoerd worden, en dat de toezichthoudend medewerker\n                                    stralingsbescherming zich voldoende op de hoogte stelt van de in deze industrie, en\n                                    tijdens de specifieke handelingen aanwezige veiligheids-, gezondheids- en milieurisico\u2019s.\n                                    De toezichthoudende taken van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming worden\n                                    uitgevoerd binnen de taken en verantwoordelijkheden zoals deze zijn vastgelegd in\n                                    de voorschriften en procedures van de organisatie waarbinnen de handelingen worden\n                                    uitgevoerd. In deze organisatie werkt de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    onder verantwoording van de stralingsbeschermingsdeskundige en legt aan hem zo nodig\n                                    verantwoording af.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal:\n\n1. zorgdraagt voor een veilige en verantwoorde omgang met het van nature voorkomend materiaal,\n                                          door middel van het opvolgen van de door de stralingsbeschermingsdeskundige gestelde\n                                          voorschriften, richtlijnen en aanwijzingen;\n\n2. uitsluitend toezicht houdt op handelingen die gerechtvaardigd zijn en waartoe de toezichthoudend\n                                          medewerker stralingsbescherming door de stralingsbeschermingsdeskundige geautoriseerd\n                                          is;\n\n3. in overleg met betrokkenen de voor de handelingen vereiste beschermingsmiddelen en\n                                          werkmethodiek bepaalt;\n\n4. zorgt voor het juiste gebruik van (persoonlijke) beschermingsmiddelen en indien nodig\n                                          een speciaal werkgebied inricht;\n\n5. in de voorbereiding van en tijdens de uitvoering van handelingen het ALARA principe\n                                          toepast;\n\n6. in staat is toezicht te houden op de naleving van de door de stralingsbeschermingsdeskundige\n                                          gestelde voorschriften, richtlijnen en aanwijzingen, en op de gemaakte werkafspraken;\n\n7. aanvullende maatregelen treft indien dit vanwege de bescherming tegen het van nature\n                                          voorkomend radioactief materiaal noodzakelijk is;\n\n8. handelingen stil legt indien niet aan de gestelde eisen of werkafspraken voldaan kan\n                                          worden;\n\n9. vrijkomende onderdelen, materialen, afval en reststoffen op basis van door de stralingsbeschermingsdeskundige\n                                          gestelde eisen classificeert als besmet of niet-besmet met natuurlijke radionucliden\n                                          en de hoeveelheid van nature voorkomend radioactief materiaal zo veel mogelijk beperkt;\n\n10. in staat is representatieve monsters te nemen en deze conform de voorschriften te\n                                          versturen;\n\n11. zorgt dat met natuurlijke radionucliden besmette onderdelen, materialen, afval en\n                                          reststoffen deugdelijk verpakt en opgeslagen worden;\n\n12. zorg draagt voor de juiste opvolging in geval van calamiteiten.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal:\n\n1. voldoende bekend is met de eigenschappen van ioniserende straling en radioactiviteit,\n                                          de specifieke kenmerken van het van nature voorkomend radioactief materiaal, de schadelijk\n                                          eigenschappen van het van nature voorkomend radioactief materiaal en de wijze waarop\n                                          mens en milieu hiertegen voldoende beschermd kunnen worden;\n\n2. bekend is met de grootheden voor radioactiviteit, besmetting en straling en meeteenheden;\n\n3. bekend is met de door de stralingsbeschermingsdeskundige gestelde voorschriften, richtlijnen\n                                          en aanwijzingen en de wettelijke context hiervan;\n\n4. voldoende bekend is met beschikbare (persoonlijke) beschermingsmiddelen voor handelingen\n                                          met van nature voorkomend radioactief materiaal en de effectiviteit daarvan;\n\n5. bekend is met het ALARA principe en in staat dit toe te passen;\n\n6. voldoende bekend is met de beschikbare meetapparatuur, in staat is deze op een verantwoorde\n                                          wijze te gebruiken en bekend is met de gestelde limieten;\n\n7. bekend is met de gangbare procedures in geval van calamiteiten;\n\n8. zijn kennis en vaardigheden op peil houdt.\n\nKerncompetentie 2:\n\nHet adequaat communiceren met betrokken medewerkers (onder meer voorlichting en instructie),\n                                                      de operationele en/of projectorganisatie en de stralingsbeschermingsdeskundige, en\n                                                      het verzorgen van de door de stralingsbeschermingsdeskundige voorgeschreven rapportage\n                                                      en administratie.\n\nNadere typering van de context\n\nHandelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal kunnen in een omgeving\n                                    met een complexe verantwoordelijkheidsstructuur worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen\n                                    andere werkzaamheden van invloed zijn op handelingen met van nature voorkomend radioactief\n                                    materiaal en zijn vaak meerdere werknemers direct bij de handelingen met van nature\n                                    voorkomend radioactief materiaal betrokken. Het is daarom van belang dat de toezichthoudend\n                                    medewerker stralingsbescherming zich hiervan bewust is en met alle relevante betrokkenen\n                                    effectief communiceert.\n\nIn deze context gaat het er om dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor handelingen met natuurlijke bronnen:\n\n1. bekend is met de taken en de bevoegdheden die betreffende stralingsbeschermingsorganisatie\n                                          aan de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming stelt en de stralingsbeschermingsdeskundige\n                                          informeert indien deze taken niet conform de voorschriften uitgevoerd (kunnen) worden;\n\n2. ervoor zorgt dat betrokken medewerkers voldoende voorlichting ontvangen met betrekking\n                                          tot ioniserende straling, radioactieve stoffen, het van nature voorkomend radioactief\n                                          materiaal en de vereiste beschermingsmaatregelen;\n\n3. voldoende bekend is met voor handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal\n                                          beschikbare (persoonlijke) beschermingsmiddelen en er voor zorgt dat betrokken werknemers\n                                          voldoende ge\u00efnstrueerd worden met betrekking tot de voor de handelingen vereiste beschermingsmiddelen\n                                          en werkmethodiek;\n\n4. de stralingsbeschermingsdeskundige voldoende informeert door middel van voorgeschreven\n                                          rapportages, registraties en meldingen;\n\n5. voldoende overleg voert met de stralingsbeschermingsdeskundige en de stralingsbeschermingsdeskundige\n                                          informeert indien procedures niet werkbaar en/of de uitvoering onvoldoende in overeenstemming\n                                          met het ALARA-principe kan zijn;\n\n6. voldoende overleg heeft met de operationele organisatie en uitvoerenden en zich laat\n                                          informeren over andere veiligheids- en gezondheidsrisico\u2019s die het werk met zich meebrengt;\n\n7. conform de voorschriften het lokale dossier bijhoudt en in geval van wijzigingen en\n                                          afwijkingen de stralingsbeschermingsdeskundige daarover informeert.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal:\n\n1. bekend is met de door de stralingsbeschermingsdeskundige gestelde voorschriften, richtlijnen\n                                          en aanwijzingen en de wettelijke context hiervan;\n\n2. de stralingsbeschermingsdeskundige kent en bekend is met de stralingsbeschermingsorganisatie;\n\n3. bekend is met de taken en de bevoegdheden die de betreffende stralingsbeschermingsorganisatie\n                                          aan de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming stelt;\n\n4. beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden en (achtergrond) informatie om\n                                          voorlichting en instructie te kunnen geven;\n\n5. beschikt over voldoende administratieve vaardigheden.\n\nBijlage 5.2, onderdeel G: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor versnellers.\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers kent drie niveaus,\n                                    welke aansluiten bij de drie niveaus voor de toezichthoudend medewerker voor verspreidbare\n                                    radioactieve stoffen (zie bijlage 5.2, onderdeel E):\n\n1. toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers (niveau B), door\n                                          wie of onder wiens toezicht handelingen worden uitgevoerd met verspreidbare radioactieve\n                                          stoffen met een maximale activiteit groter dan 20 Reinh6 .\n\n2. toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers (niveau C), door\n                                          wie of onder wiens toezicht handelingen worden uitgevoerd met verspreidbare radioactieve\n                                          stoffen met een maximale activiteit tot 20 Reinh.\n\n3. toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers (niveau D), door\n                                          wie of onder wiens toezicht handelingen worden uitgevoerd met verspreidbare radioactieve\n                                          stoffen met een maximale activiteit tot 0,2 Reinh of waarbij geen activering optreedt.\n\nDe kerncompetenties voor de drie niveaus toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor versnellers zijn in onderstaande tabel samengevat.\n\nToezichthoudend medewerkers stralingsbescherming voor versnellers:\n\nKerncompetenties\n\nniveau B\n\nKerncompetenties zoals beschreven voor de stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau\n                                                   van co\u00f6rdinerend deskundige (bijlage 5.1, onderdeel C)\n\nniveau C\n\nKerncompetenties zoals beschreven voor de toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming\n                                                   voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C), aangevuld met de specifieke kerncompetentie\n                                                   5 voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers zoals hieronder\n                                                   beschreven.\n\nniveau D\n\nKerncompetenties zoals beschreven voor de toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming\n                                                   voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D), aangevuld met de specifieke kerncompetentie\n                                                   5 voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers zoals hieronder\n                                                   beschreven.\n\nSpecifieke kerncompetentie voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor versnellers:\n\nKerncompetentie 5:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers beschikt over\n                                                      kennis, vaardigheden en competenties die specifiek betrekking hebben op versnellers.\n\nNadere typering van de context:\n\nKerncompetentie 5 is een doornummering van de kerncompetenties 1 t/m 4 genoemd in\n                                    de leerdoelen van de opleiding voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor verspreidbare radioactieve stoffen, zoals beschreven in de bijlage 5.2, onderdeel\n                                    E-2 (voor niveau C) en onderdeel E-3 (voor niveau D). Hierin geven kerncompetenties\n                                    1 tot en met 3 in generieke zin de basiscompetenties weer waarover een toezichthoudend\n                                    medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen dient te beschikken.\n                                    De uitwerking van deze competenties is in de meeste \u2013 maar niet alle \u2013 gevallen nog\n                                    algemeen van aard. Kerncompetentie 4 van bijlage 5.2, onderdelen E-2 en E-3, beschrijft\n                                    de specifieke leerdoelen voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                    verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C en D) met betrekking tot het verspreidbare\n                                    karakter van radioactieve stoffen.\n\nIn kerncompetentie 5 komen de specifieke leerdoelen aan de orde die de toezichthoudend\n                                    medewerker versnellers niveau C of toezichthoudend medewerker versnellers niveau D\n                                    moet beheersen met betrekking tot het veilig kunnen werken met en rondom een versneller.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor versnellers:\n\n1. op basis van kennis van verschillende detectiemethoden adequaat adviseert en oordeelt\n                                          over inzet/ toepassing van bepaalde werkwijzen bij handeling met alle relevante stralingstypen.\n\n2. bij nieuw- en verbouw naar gelang de afspraken met de stralingsbeschermingsdeskundige\n                                          adviseert over de gewenste bouwkundige voorzieningen met betrekking tot stralingsveiligheid\n                                          en in het bijzonder voor mogelijk te activeren materialen rondom de versneller ter\n                                          minimalisering van radioactief afval bij toekomstige decommissioning.\n\n3. op de hoogte is van de \u2018best practices\u2019 en adequate maatregelen ten bate van de stralingsbescherming\n                                          rondom een versneller en daarnaar handelt;\n\n4. bij onbedoelde gebeurtenissen of incidenten (verdere) bestraling/ contaminatie van\n                                          de omgeving voorkomt door het toepassen van de juiste maatregelen, bijdraagt aan het\n                                          opstellen van de onderdelen (over)bestraling en decontaminatie) in het bedrijfsnoodplan\n                                          en dit uitvoert of laat uitvoeren.\n\n5. het gebied \u2018werken met een versneller\u2019 in voldoende mate overziet;\n\n6. basale kennis heeft van principes van Monte Carlo berekeningen.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       versnellers:\n\n1. voor alle gangbare toegepaste stralingstypen in een eenvoudige casus afschermingsberekeningen\n                                          maakt voor alle relevante stralingstypen.\n\n2. kennis heeft van de fysische en radiobiologische eigenschappen van neutronen, protonen,\n                                          hoogenergetische fotonen en zware (on)geladen deeltjes.\n\n3. secundaire effecten kent bij hoogenergetische straling (remstraling en \u03b3,n-reacties).\n\n4. kennis en vaardigheden bezit over het omgaan met (onverwacht) hoge stralingsvelden\n                                          en (over)bestraling van personen (medewerkers).\n\n5. kennis heeft van activeringsreacties in materiaal rondom de versneller en in lucht.\n\nBijlage 5.2, onderdeel H: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    binnen de industri\u00eble radiografie.\n\nIn de beschrijvingen van de kerncompetenties wordt specifiek onderscheid gemaakt tussen\n                                    kennis (K), vaardigheden (V) en competenties (C).\n\nKerncompetentie 1:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen de industri\u00eble radiografie\n                                                      zorgt voor een veilige uitvoering van lokale taken.\n\nNadere typering van de context\n\nDe handelingen worden binnen de terreingrenzen van het eigen bedrijf of op wisselende\n                                    plaatsen in geheel Nederland uitgevoerd. De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    binnen de industri\u00eble radiografie zal ter plaatse zelfstandig of met collega(\u2019s) moeten\n                                    handelen. Er wordt gewerkt met zeer sterke bronnen van ioniserende straling. Door\n                                    de relatief hoge risico\u2019s zijn verantwoordelijkheidsgevoel en veiligheidsgevoel van\n                                    groot belang.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       binnen de industri\u00eble radiografie:\n\n1. (mede) toezicht houdt tijdens transport, zowel intern als extern (C). De toezichthoudend\n                                          medewerker stralingsbescherming binnen de industri\u00eble radiografie is niet de verantwoordelijk\n                                          persoon tijdens het transport maar zal wel kennis moeten hebben van ADR klasse 7 (K);\n\n2. een werkplek gerelateerde monitoring uitvoert (V);\n\n3. lokale regelgeving en procedures kent (K);\n\n4. werkplannen begrijpt (C);\n\n5. vooraf een risicoschatting maakt en daarbij bepaalt of een werkplan uitgevoerd kan\n                                          worden of dat er contact gezocht moet worden met de verantwoordelijk stralingsbeschermingsdeskundige\n                                          voor nader overleg (C);\n\n6. een gecontroleerde zone correct uitzet (V);\n\n7. de veiligheid waarborgt (V);\n\n8. rekening houdt met lokale omgevingsfactoren (C);\n\n9. werkt volgens het ALARA principe (C);\n\n10. incidenten herkent en voorkomt (C);\n\n11. bij een noodsituatie het gebied veilig stelt en de bedrijfseigen noodprocedure in\n                                          gang zet (C);\n\n12. verslag uitbrengt aan het (lokaal) management (V);\n\n13. juist omgaat met het materiaal bij industri\u00eble radiografie (V);\n\n14. het materiaal bij industri\u00eble radiografie onderhoudt (V);\n\n15. ervoor zorgt dat bronnen op de juiste manier teruggeplaatst worden in de bergplaats\n                                          (V).\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen\n                                       de industri\u00eble radiografie:\n\n1. een degelijke kennis heeft van straling en stralingsbronnen (K), en zich bewust is\n                                          van de mogelijke gevaren die hieruit kunnen ontstaan (C);\n\n2. kennis heeft van chemische notatievormen, rekenkundige voorvoegsels, machten en eenvoudige\n                                          algebra\u00efsche rekenregels (K);\n\n3. kennis heeft van het basisprincipe van radioactief verval (K);\n\n4. bekend is met de eenheden Becquerel en Curie en de omrekenfactor ertussen (K);\n\n5. het verschil kent tussen alfa, b\u00e8ta-, gamma-, r\u00f6ntgen- en neutronen-straling (K);\n\n6. de wisselwerking met materie van gamma, r\u00f6ntgenstraling en neutronen begrijpt (K);\n\n7. kennis heeft van het werkingsprincipe van een r\u00f6ntgenbuis (K);\n\n8. kennis heeft van de invloed van buisspanning en buisstroom (K);\n\n9. kennis heeft van de begrippen geabsorbeerde dosis, equivalente dosis en effectieve\n                                          dosis (K);\n\n10. de orde grootte binnen de dosimetrie begrijpt (V);\n\n11. kennis heeft van de biologische effecten van straling bij hoge en lage dosis (K);\n\n12. op de hoogte is van dosiswaarden door achtergrondstraling (K);\n\n13. weet waarmee het vervoermiddel voor transport van radioactieve bronnen uitgerust moet\n                                          zijn (K);\n\n14. transport index (TI) kan bepalen (K);\n\n15. kennis heeft van de gevaar etiketten en waarschuwingssignalering voor ioniserende\n                                          straling (K);\n\n16. kennis heeft van de drie maatregelen voor het beschermen tegen uitwendige straling\n                                          (afstand, tijd en afscherming) (K);\n\n17. weet wat een dosis(tempo)monitor wel en niet kan meten (K);\n\n18. kennis heeft van het verschil tussen een persoons- en een omgevingsdosistempo-monitor\n                                          (K);\n\n19. kennis heeft van de limietwaarden voor een gecontroleerde zone (K);\n\n20. kennis heeft van het werkingsprincipe van de TLD en EPD (K);\n\n21. kennis heeft van de praktische beveiligingseisen voor hoogactieve bronnen (HASS) en\n                                          van de reden achter de beveiligingseisen (K);\n\n22. kennis heeft van de praktische beveiligingseisen van r\u00f6ntgenapparaten (K);\n\n23. weet wat te doen wanneer er afgeweken moet worden van de standaard procedure (V);\n\n24. kennis heeft van in het verleden gebeurde ongevallen en incidenten met radiografische\n                                          bronnen en de geleerde lessen daaruit begrijpt (K);\n\n25. op de hoogte is van periodieke controle van ingekapselde bronnen (lektesten) en van\n                                          r\u00f6ntgentoestellen (K).\n\nKerncompetentie 2\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen de industri\u00eble radiografie\n                                                      voert een sluitende administratie van de handelingen onder zijn toezicht.\n\nNadere typering van de context\n\nDe administratieve taken zijn een klein maar belangrijk deel van de werkzaamheden.\n                                    Het gaat hier vooral om het voork\u00f3men van het verlies van radioactieve bronnen.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       binnen de industri\u00eble radiografie:\n\n1. de redenen begrijpt voor (V) en in staat is tot het voeren van een sluitende administratie\n                                          (C).\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen\n                                       de industri\u00eble radiografie:\n\n1. op de hoogte is van de voor industri\u00eble radiografie belangrijke (internationale en\n                                          nationale) organisaties en regelgeving (K);\n\n2. bekend is met de uitgangspunten van de kernenergiewet (rechtvaardiging, ALARA, limieten) (K);\n\n3. globale kennis heeft van de vigerende wetgeving omtrent het gebruik van ioniserende\n                                          straling (K);\n\n4. kennis heeft van de wettelijke dosislimieten (K);\n\n5. zijn verantwoordelijkheden kent (C).\n\nKerncompetentie 3:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen de industri\u00eble radiografie\n                                                      onderhoudt contact met de stralingsbeschermingsdeskundige en communiceert op overtuigende\n                                                      wijze met overige werknemers en eventuele omstanders.\n\nNadere typering van de context\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen de industri\u00eble radiografie\n                                    zal voldoende communicatieve vaardigheden moeten bezitten om de werksituatie te beschrijven.\n                                    Ook moet hij voldoende vaardig zijn om omstanders op veilige afstand te houden en\n                                    hen een gerust gevoel te geven. Tot slot moet hij zijn ervaring kunnen delen met zijn\n                                    collega.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       binnen de industri\u00eble radiografie:\n\n1. contacten onderhoudt met de stralingsbeschermingsdeskundige en met het management\n                                          (V);\n\n2. advies en uitleg geeft aan overige werknemers en in staat moet zijn goed om te gaan\n                                          met omstanders (C);\n\n3. begrijpt in welke bedrijfsstructuur hij werkzaam is en wat de wettelijke regels en\n                                          eisen zijn (C).\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen\n                                       de industri\u00eble radiografie:\n\n1. een eenvoudige uitleg over straling kan geven (V);\n\n2. de juiste attitude heeft (C);\n\n3. handigheden beheerst om toeschouwers op de juiste manier te benaderen (C);\n\n4. zijn positie, bevoegdheid en verantwoordelijkheid kent binnen de bedrijfsorganisatie\n                                          (C).\n\nLeerdoelen stralingspracticum voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       binnen de industri\u00eble radiografie:\n\nVanwege het belang dat aan het practicum in de opleiding wordt gehecht, worden op\n                                    basis van de genoemde eindtermen de specifieke en minimale practicumleerdoelen hieronder\n                                    samengevat. De intentie van het practicum is vaardigheden te verwerven die relevant\n                                    zijn voor de werkomgeving.\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen de industri\u00eble radiografie:\n\n1. kan meetapparatuur gebruiken voor het meten van fotonstraling;\n\n2. kan een afscherming construeren bij fotonstraling;\n\n3. voert betrouwbare dosis(tempo)metingen uit;\n\n4. meet invloed op de dosis bij verschillende afstanden tot de bron;\n\n5. meet invloed op strooistraling bij verschillend kV en collimator/blender gebruik;\n\n6. voert oefening uit van het omgaan met een noodsituatie.\n\nBijlage 5.2, onderdeel I: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor meet- en regeltoepassingen.\n\nBijlage 5.2, onderdeel I-1: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor meet- en regeltoepassingen (toestellen en versnellers).\n\nDe eindtermen voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en\n                                    regeltoepassingen (toestellen en versnellers) zijn primair bedoeld voor de medewerker\n                                    die toezicht houdt op toestellen en versnellers, voor zover hiermee handelingen met\n                                    een gering stralingsrisico worden uitgevoerd. Voor versnellers wordt daarbij de grens\n                                    gehanteerd van een versnelspanning kleiner dan 20 mega-elektronvolt, voor zover deze\n                                    normaal gebruikt worden, dus exclusief het toezicht op onderdelen van de versneller\n                                    die geactiveerd kunnen zijn.\n\nKerncompetentie 1\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen\n                                       (toestellen en versnellers) verricht handelingen of houdt toezicht op de uitvoering\n                                       van handelingen, zodanig dat de werkzaamheden verantwoord en veilig uitgevoerd worden\n                                       om onnodige blootstelling van zichzelf en anderen te voorkomen. Hierbij worden de\n                                       gestelde voorschriften en richtlijnen, rechtvaardiging, optimalisatie (ALARA-principe)\n                                       en de dosislimieten in acht genomen.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor meet- en regeltoepassingen (toestellen en versnellers):\n\n1. toeziet op risicobeperking volgens het ALARA-principe en de praktische invulling daarvan\n                                          in de praktijk (zoals tijd, afstand en afscherming). Hij zal dit principe adequaat\n                                          en overtuigend uitdragen en implementeren;\n\n2. zorgdraagt voor een veilig en verantwoord gebruik van de toepassing, door middel van\n                                          het opvolgen van de gestelde voorschriften, richtlijnen en aanwijzingen;\n\n3. zorgt voor het juiste gebruik van (persoonlijke) beschermingsmiddelen en indien nodig\n                                          speciale werkgebieden inricht;\n\n4. in staat is toezicht te houden op de naleving van het gestelde in het zorgsysteem\n                                          en gemaakte werkafspraken;\n\n5. aanvullende maatregelen treft indien dit vanwege de stralingsbescherming noodzakelijk\n                                          is;\n\n6. incidenten herkent, hierop correct reageert en verbeteracties initieert.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       meet- en regeltoepassingen (toestellen en versnellers):\n\n1. voldoende kennis heeft van de eigenschappen van ioniserende straling;\n\n2. voldoende kennis heeft van uitwendige blootstelling en de meeteenheden kan interpreteren;\n\n3. enige kennis heeft van de biologische effecten van straling bij hoge en lage dosis;\n\n4. enige kennis heeft van de begrippen geabsorbeerde dosis, equivalente dosis, effectieve\n                                          dosis en omgevingsdosisequivalent;\n\n5. voldoende kennis heeft van de wettelijke voorschriften en richtlijnen voor meet- en\n                                          regeltoepassingen met toestellen en versnellers;\n\n6. bekend is met de basisprincipes van de stralingsbescherming (rechtvaardiging, ALARA\n                                          en dosislimieten) en in staat is deze toe te passen;\n\n7. voldoende kennis heeft van stralingsmeetapparatuur, dosismeters en beschermingsmiddelen,\n                                          en in staat is deze op een verantwoorde wijze te gebruiken en te onderhouden;\n\n8. het principe van dosisreductie kent: tijdsduur, afstand en afscherming;\n\n9. bekend is met de werking en toepassing van persoonsdosimetrie;\n\n10. bekend is met de wijze hoe te handelen bij incidenten en calamiteiten.\n\nKerncompetentie 2\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen\n                                       (toestellen en versnellers) zorgt ervoor dat de administratie voor het beheer en gebruik\n                                       van de toepassing volgens de geldende wetgeving op orde is. Hij weet wanneer het nodig\n                                       is experts te consulteren en volgt na- en bijscholing om de kennis op peil te houden.\n\nNadere typering van de context:\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen\n                                    (toestellen en versnellers) is er verantwoordelijk voor dat er veilig wordt gewerkt\n                                    volgens de wet- en regelgeving. Hij dient te zorgen voor schriftelijke en mondelinge\n                                    instructies voor medewerkers. Hij draagt zorg voor het gebruik van de juiste meetapparatuur\n                                    en beschermingsmiddelen. Hij ziet erop toe dat een correcte administratie wordt gevoerd\n                                    en weet wanneer hij de stralingsbeschermingsdeskundige moet raadplegen, bijvoorbeeld\n                                    voor het opstellen of laten goedkeuren van de risico-inventarisatie en -evaluatie\n                                    (hierna: de risicoanalyse). Hij zorgt voor een gedegen administratie zoals bijv. ten\n                                    aanzien van de blootstelling van medewerkers en derden. Hij is verantwoordelijk voor\n                                    de kwaliteit van het beheerssysteem op het gebied van stralingsbescherming.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor meet- en regeltoepassingen (toestellen en versnellers):\n\n1. de grenzen kent van zijn eigen kennis en deskundigheid;\n\n2. de rol kent van de geregistreerde stralingsbeschermingsdeskundige en deze indien noodzakelijk\n                                          om ondersteuning vraagt;\n\n3. een overzichtelijk administratief beheersysteem bijhoudt met een up-to-date Kernenergiewetdossier\n                                          en stralinghygi\u00ebnisch jaarverslag;\n\n4. zorgdraagt voor de aanwezigheid van een adequate, door een geregistreerd stralingsbeschermingsdeskundige\n                                          goedgekeurde risicoanalyse, gerelateerd aan het gebruiksdoel, met inachtneming van\n                                          de omgevingsomstandigheden;\n\n5. toeziet op planning en uitvoering van de acceptatietest(en) voor ingebruikneming van\n                                          een toestel of versneller, het periodieke onderhoud van het toestel of versneller,\n                                          en zorgdraagt voor adequate afvoer bij het zich ontdoen van een toestel of versneller;\n\n6. zorgdraagt voor de periodieke controle van stralingsmeetapparatuur;\n\n7. heldere werkprotocollen opstelt of beoordeelt en toeziet op naleving hiervan;\n\n8. zorgdraagt voor een veilige werkomgeving die volgens de wettelijke voorschriften is\n                                          ingericht en aangeduid;\n\n9. weet waar en hoe de relevante wet- en regelgeving te raadplegen en zich op de hoogte\n                                          houdt van relevante wijzigingen;\n\n10. erop toeziet dat ALARA-maatregelen worden ge\u00efmplementeerd en dat dosislimieten niet\n                                          worden overschreden;\n\n11. persoonlijke beschermingsmiddelen kent en zich realiseert dat deze in zijn praktijk\n                                          in de regel niet nodig zijn;\n\n12. kan beoordelen of persoonsdosimetrie voor de toepassing vereist is;\n\n13. verbeteringen implementeert naar aanleiding van uitkomsten van een risicoanalyse of\n                                          inspectie.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       meet- en regeltoepassingen (toestellen en versnellers):\n\n1. kennis heeft van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;\n\n2. voldoende kennis heeft van veiligheidsvoorschriften en -aanduidingen;\n\n3. de verantwoordelijkheidsgebieden van de TMS en de stralingsbeschermingsdeskundige\n                                          kent;\n\n4. de eigen Kernenergiewetvergunning of -registratie begrijpt en weet hoe hij \u2013 veelal\n                                          in overleg met de geregistreerde stralingsbeschermingsdeskundige \u2013 een aanvraag hiertoe\n                                          indient;\n\n5. enige kennis heeft van de toepassingen van meet- en regelapparatuur in de vorm van\n                                          toestellen en versnellers;\n\n6. beschikt over goede administratieve vaardigheden;\n\n7. zijn kennis en vaardigheden op peil houdt.\n\nKerncompetentie 3\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen\n                                       (toestellen en versnellers) beschikt over communicatieve vaardigheden om zowel gevraagd\n                                       en ongevraagd, op overtuigende wijze inhoudelijk adequate adviezen en aanwijzingen\n                                       te geven over het veilig werken met ioniserende straling, als om advies of hulp te\n                                       vragen in voorkomende situaties.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor meet- en regeltoepassingen (toestellen en versnellers):\n\n1. bekend is met de taken en de bevoegdheden van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                          en van de stralingsbeschermingsdeskundige;\n\n2. ervoor zorgt dat betrokken medewerkers voldoende voorlichting en instructie ontvangen\n                                          m.b.t. de gevaarsaspecten en blootstellingsrisico\u2019s van (het gebruik van) het toestel\n                                          of de versneller;\n\n3. voldoende bekend is met de eventueel benodigde beschermingsmiddelen en ervoor zorgt\n                                          dat betrokken medewerkers voldoende ge\u00efnstrueerd zijn met het gebruik;\n\n4. de stralingsbeschermingsdeskundige voldoende raadpleegt over rapportages, registraties\n                                          en meldingen en overleg voert bij afwijkingen of indien anderszins nodig;\n\n5. toelichting kan geven op meetwaarden van stralingsmetingen en dosimetrie;\n\n6. incidenten rapporteert.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       meet- en regeltoepassingen (toestellen en versnellers):\n\n1. kennis heeft over de van toepassing zijnde voorschriften, richtlijnen en aanwijzingen\n                                          en de wettelijke context hiervan;\n\n2. kennis heeft van de taken en bevoegdheden die de betreffende organisatie aan de toezichthoudend\n                                          medewerker stralingsbescherming stelt;\n\n3. kennis heeft van de perceptie van risico\u2019s;\n\n4. beschikt over voldoende communicatieve en didactische vaardigheden om adequate voorlichting\n                                          en instructie te kunnen geven;\n\n5. in staat is de eisen m.b.t. stralingsbescherming uit te dragen binnen de organisatie\n                                          en verslag kan uitbrengen aan de stralingsbeschermingsdeskundige en het management.\n\nBijlage 5.2, onderdeel I-2: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                    voor meet- en regeltoepassingen (ingekapselde radioactieve bronnen)\n\nDe eindtermen voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en\n                                    regeltoepassingen (ingekapselde radioactieve bronnen) zijn primair bedoeld voor de\n                                    medewerker die toezicht houdt op ingekapselde radioactieve bronnen die een gering\n                                    stralingsrisico met zich brengen. Het toezicht op handelingen met vergunningplichtige\n                                    ingekapselde radioactieve bronnen is beperkt tot bronnen in vaste meetopstellingen\n                                    waarbij de blootstelling voor de werknemer onder reguliere omstandigheden kleiner\n                                    is dan 1 mSv/jaar.\n\nKerncompetentie 1\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen\n                                       (ingekapselde radioactieve bronnen) verricht handelingen of houdt toezicht op de uitvoering\n                                       van handelingen, zodanig dat de werkzaamheden verantwoord en veilig uitgevoerd worden\n                                       om onnodige blootstelling van zichzelf en anderen te voorkomen. Hierbij worden de\n                                       gestelde voorschriften en richtlijnen, rechtvaardiging, optimalisatie (ALARA-principe)\n                                       en de dosislimieten in acht genomen.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor meet- en regeltoepassingen (ingekapselde radioactieve bronnen):\n\n1. toeziet op risicobeperking volgens het ALARA-principe en de praktische invulling daarvan\n                                          in de praktijk (zoals tijd, afstand en afscherming). Hij zal dit principe adequaat\n                                          en overtuigend uitdragen en implementeren;\n\n2. zorgdraagt voor een veilig en verantwoord gebruik van de toepassing, door middel van\n                                          het opvolgen van de gestelde voorschriften, richtlijnen en aanwijzingen;\n\n3. zorgt voor het juiste gebruik van (persoonlijke) beschermingsmiddelen en indien nodig\n                                          speciale werkgebieden inricht;\n\n4. in staat is toezicht te houden op de naleving van het gestelde in het zorgsysteem\n                                          en gemaakte werkafspraken;\n\n5. aanvullende maatregelen treft indien dit vanwege de bescherming noodzakelijk is;\n\n6. incidenten herkent, hierop correct reageert en verbeteracties initieert.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       meet- en regeltoepassingen (ingekapselde radioactieve bronnen):\n\n1. voldoende kennis heeft van de eigenschappen van ioniserende straling en radioactiviteit;\n\n2. voldoende kennis heeft van de grootheden voor radioactiviteit en besmetting;\n\n3. voldoende kennis heeft van uitwendige en inwendige blootstelling en de meeteenheden\n                                          kan interpreteren;\n\n4. enige kennis heeft van de biologische effecten van straling bij hoge en lage dosis;\n\n5. enige kennis heeft van de begrippen geabsorbeerde dosis, equivalente dosis, effectieve\n                                          dosis en omgevingsdosisequivalent;\n\n6. voldoende kennis heeft van de wettelijke voorschriften en richtlijnen voor meet- en\n                                          regeltoepassingen met ingekapselde bronnen;\n\n7. bekend is met de basisprincipes van de stralingsbescherming (rechtvaardiging, ALARA\n                                          en dosislimieten) en in staat is deze toe te passen;\n\n8. voldoende kennis heeft van stralingsmeetapparatuur, dosismeters en beschermingsmiddelen,\n                                          en in staat is deze op een verantwoorde wijze te gebruiken en te onderhouden;\n\n9. het principe van dosisreductie kent: tijdsduur, afstand en afscherming;\n\n10. bekend is met de werking en toepassing van persoonsdosimetrie;\n\n11. bekend is met de wijze hoe te handelen bij incidenten en calamiteiten.\n\nKerncompetentie 2\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen\n                                       (ingekapselde radioactieve bronnen) zorgt ervoor dat de administratie voor het beheer\n                                       en gebruik van de toepassing volgens de geldende wetgeving op orde is. Hij weet wanneer\n                                       nodig experts te consulteren en volgt na- en bijscholing om de kennis op peil te houden.\n\nNadere typering van de context:\n\nDe toezichthouder stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen (ingekapselde\n                                    radioactieve bronnen) is er verantwoordelijk voor dat er veilig wordt gewerkt volgens\n                                    de wet- en regelgeving. Hij dient te zorgen voor schriftelijke en mondelinge instructies\n                                    voor medewerkers. Hij draagt zorg voor het gebruik van de juiste meetapparatuur en\n                                    beschermingsmiddelen. Hij ziet erop toe dat een correcte administratie wordt gevoerd\n                                    en weet wanneer hij de stralingsbeschermingsdeskundige moet raadplegen, bijvoorbeeld\n                                    voor het opstellen of laten goedkeuren van de risico-inventarisatie en \u2013 evaluatie\n                                    (hierna: risicoanalyse). Hij zorgt voor een gedegen administratie zoals bijv. ten\n                                    aanzien van de blootstelling van medewerkers en derden. Hij is verantwoordelijk voor\n                                    de kwaliteit van het beheerssysteem op gebied van stralingsbescherming.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor meet- en regeltoepassingen (ingekapselde radioactieve bronnen):\n\n1. de grenzen kent van zijn eigen kennis en deskundigheid;\n\n2. de rol kent van de geregistreerde stralingsbeschermingsdeskundige en deze indien noodzakelijk\n                                          om ondersteuning vraagt;\n\n3. een overzichtelijk administratief beheersysteem bijhoudt waaronder een up-to-date\n                                          Kernenergiewetdossier, en een stralingshygi\u00ebnisch jaarverslag van de toepassing opstelt;\n\n4. zorgdraagt voor de aanwezigheid van een adequate, door een stralingsbeschermingsdeskundige\n                                          goedgekeurde risicoanalyse, gerelateerd aan het gebruiksdoel, met inachtneming van\n                                          de omgevingsomstandigheden;\n\n5. toeziet op planning en uitvoering van de acceptatietest(en) voor ingebruikneming van\n                                          een apparaat dat een ingekapselde bron bevat, op het periodieke onderhoud van dat\n                                          apparaat en op adequate afvoer bij het zich ontdoen van ingekapselde bronnen;\n\n6. ervoor zorgt dat door een daartoe bevoegd persoon lektesten worden uitgevoerd, en\n                                          dat de resultaten daarvan door een geregistreerd stralingsbeschermingsdeskundige worden\n                                          beoordeeld;\n\n7. zorgdraagt voor de periodieke controle van stralingsmeetapparatuur;\n\n8. heldere werkprotocollen opstelt/beoordeelt en toeziet op naleving hiervan;\n\n9. zorgdraagt voor een veilige werkomgeving die volgens de wettelijke voorschriften is\n                                          ingericht en aangeduid;\n\n10. weet waar en hoe de relevante wet- en regelgeving te raadplegen en zich op de hoogte\n                                          houdt van relevante wijzigingen;\n\n11. erop toeziet dat ALARA-maatregelen worden ge\u00efmplementeerd en dat dosislimieten niet\n                                          worden overschreden;\n\n12. persoonlijke beschermingsmiddelen kent en zich realiseert dat deze in zijn praktijk\n                                          in de regel niet nodig zijn;\n\n13. kan beoordelen of persoonsdosimetrie voor de toepassing vereist is;\n\n14. verbeteringen implementeert naar aanleiding van uitkomsten van een risicoanalyse of\n                                          inspectie.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       meet- en regeltoepassingen (ingekapselde radioactieve bronnen):\n\n1. de van toepassing zijnde wet- en regelgeving kent;\n\n2. bekend is met de basisvoorschriften op het gebied van vervoer van radioactieve bronnen\n                                          (ADR klasse 7);\n\n3. voldoende kennis heeft van veiligheidsvoorschriften en veiligheidsaanduidingen;\n\n4. de verantwoordelijkheidsgebieden van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                          en de stralingsbeschermingsdeskundige kent;\n\n5. de eigen Kernenergiewetvergunning of -registratie begrijpt en weet hoe hij \u2013 veelal\n                                          in overleg met de stralingsbeschermingsdeskundige \u2013 een aanvraag hiertoe indient;\n\n6. enige kennis heeft van de toepassingen van meet- en regeltoepassingen van ingekapselde\n                                          radioactieve bronnen;\n\n7. beschikt over goede administratieve vaardigheden;\n\n8. zijn kennis en vaardigheden op peil houdt.\n\nKerncompetentie 3\n\nDe toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen\n                                       (ingekapselde radioactieve bronnen) beschikt over communicatieve vaardigheden om zowel\n                                       gevraagd en ongevraagd, op overtuigende wijze inhoudelijk adequate adviezen en aanwijzingen\n                                       te geven over het veilig werken met ioniserende straling, als om advies of hulp te\n                                       vragen in voorkomende situaties.\n\nIn deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                       voor meet- en regeltoepassingen (ingekapselde radioactieve bronnen):\n\n1. bekend is met de taken en de bevoegdheden van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming\n                                          en van de stralingsbeschermingsdeskundige;\n\n2. ervoor zorgt dat betrokken medewerkers voldoende voorlichting en instructie ontvangen\n                                          m.b.t. de gevaarsaspecten en blootstellingsrisico\u2019s van (het gebruik van) ingekapselde\n                                          radioactieve bronnen;\n\n3. voldoende bekend is met de eventueel benodigde beschermingsmiddelen;\n\n4. de stralingsbeschermingsdeskundige voldoende raadpleegt over rapportages, registraties\n                                          en meldingen en overleg voert bij afwijkingen of indien anderszins nodig;\n\n5. toelichting kan geven op meetwaarden van stralingsmetingen en dosimetrie;\n\n6. incidenten rapporteert.\n\nDaarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor\n                                       meet- en regeltoepassingen (ingekapselde radioactieve bronnen):\n\n1. kennis heeft over de van toepassing zijnde voorschriften, richtlijnen en aanwijzingen\n                                          en de wettelijke context hiervan;\n\n2. kennis heeft van de taken en bevoegdheden die de betreffende organisatie aan de toezichthouder\n                                          stelt;\n\n3. kennis heeft van de perceptie van risico\u2019s;\n\n4. beschikt over voldoende communicatieve en didactische vaardigheden om adequate voorlichting\n                                          en instructie te kunnen geven;\n\n5. in staat is de eisen m.b.t. stralingsbescherming uit te dragen binnen de organisatie\n                                          en verslag kan uitbrengen aan de stralingsbeschermingsdeskundige en het management.\n\nBijlage 5.3, onderdeel A: Opleiding Stralingshygi\u00ebne voor Medisch Specialisten die\n                                    gebruik maken van r\u00f6ntgenapparatuur\n\nDe eindtermen zijn voorzien van de aanduidingen K = kennis (knowledge); V = vaardigheden\n                                    (skills) en C = competenties (competences). Deze drie categorie\u00ebn zijn in de genoemde\n                                    volgorde hi\u00ebrarchisch ondergeschikt: een hogere categorie-aanduiding impliceert dat\n                                    ook aan de voorgaande moet zijn voldaan (K < V < C).\n\nKerncompetentie 1\n\nDe medisch specialist verricht zijn op de juiste wijze gerechtvaardigde medische procedure\n                                                      op zodanige manier, dat de pati\u00ebnt een redelijk lage stralingsbelasting ontvangt,\n                                                      waarbij het totale risico van de procedure voor de pati\u00ebnt zo laag mogelijk wordt\n                                                      gehouden (het ALARA-principe). Bovendien gebruikt de medisch specialist de binnen\n                                                      de klinische context geschikte beeldacquisitietechniek met de geschikte diagnostische\n                                                      beeldkwaliteit (C).\n\nNadere typering van de context\n\nDe procedures onder doorlichting zullen doorgaans worden uitgevoerd in daartoe geschikte\n                                    ruimtes (bewaakte of gecontroleerde zones), zoals operatiekamers, katheterisatiekamers\n                                    of angioruimtes. Vaak \u2013 maar niet altijd en overal, afhankelijk van de lokale afspraken\n                                    \u2013 wordt de doorlichting uitgevoerd of ondersteund door een MBB\u2019er, een verpleegkundige\n                                    of een OK-assistent. Gedurende de procedure is de aanwezige medisch specialist (de\n                                    opdrachtgever conform de Wet BIG) verantwoordelijk voor (optimalisatie van) zowel de dosis die de pati\u00ebnt ontvangt\n                                    als die van de in de onderzoeks- of behandelruimte aanwezige medewerkers.\n\nIn deze context gaat het erom dat de medisch specialist:\n\n1. volgens geaccepteerde professionele medische standaarden handelt met betrekking tot\n                                          de rechtvaardiging van de blootstelling. Hierbij wordt het PROLARA-concept7 gehanteerd, hetgeen inhoudt, dat het stralingsrisico wordt afgewogen naar de totale\n                                          uitkomst van de medische procedure betreffende risico\u2019s en levensverwachting (C);\n\n2. de medische procedure uitvoert met daartoe geschikte (bijvoorbeeld qua projectiemogelijkheden)\n                                          en voor het specifieke doel optimaal ingestelde doorlichtapparatuur, zoals voor pediatrische\n                                          behandelingen, langdurige procedures (V);\n\n3. de r\u00f6ntgenapparatuur op de geschikte wijze voor een specifiek doorlichtprotocol gebruikt,\n                                          daarbij gebruik makend van de aanwezige opties en hulpmiddelen tot dosisreductie (V);\n\n4. zorg draagt voor juiste pati\u00ebntpositionering zonder gebruik te maken van doorlichting\n                                          en de gewenste projectiestanden indien mogelijk direct kiest zonder de proefondervindelijke\n                                          methode met doorlichting te gebruiken (C);\n\n5. handelt volgens standaarden (Good Medical Practice) voor specifieke doorlichtprocedures\n                                          teneinde de totale doorlichttijd te beperken (C).\n\nDaarvoor is het nodig dat de medisch specialist8:\n\n6. de aard van r\u00f6ntgenstraling begrijpt en de wijze waarop deze wordt geproduceerd en\n                                          verder het elektromagnetische spectrum, r\u00f6ntgenspectra, interactie van r\u00f6ntgenstraling\n                                          met materie, achtergrondstraling (K);\n\n7. de functie beschrijft van de onderdelen van de beeldvormende keten (K);\n\n8. beeldkwaliteit globaal beschrijft in termen van resolutie (spatieel en temporeel),\n                                          signaal-ruisverhouding en contrast en het onderscheid benoemd en herkent tussen bijvoorbeeld\n                                          hoog- en laagcontrastbeelden, etc. (K/V);\n\n9. bekend is met de invloed die het aanpassen van verschillende instelparameters of het\n                                          gebruik van diverse opties heeft op beeldkwaliteit en pati\u00ebntendosis en dit toepast:\n                                          buisspanning, kilovolt (kV); buisstroom (mA); filters (extra bundelopharding); wigfilters,\n                                          diafragma (beperken veldgrootte); gepulste doorlichting (pulshoogte, -lengte, -frequentie);\n                                          beeldfrequentie; vastzetten laatste beeld (Last Image Hold); filmmodus (cine; vastzetten\n                                          belichtingswaarde (set point)); hoge-dosis/ lage-dosisbelichtingsregeling; vergroting;\n                                          strooistralenrooster; projectie- en angulatiestanden (PA, LAT etc.); automatische\n                                          belichtingsregeling; geometrie (positie r\u00f6ntgenbuis/positie beeldontvanger en omgekeerde\n                                          kwadratenwet), het gebruik van contrast; routeplanning (road mapping) en deze waar\n                                          nodig toepast (V);\n\n10. de principes van de stralingsbescherming kent en toepast: rechtvaardiging; ALARA,\n                                          dosislimieten voor werkers (K/V);\n\n11. bekend is met de relevante basis- en operationele grootheden (geabsorbeerde dosis,\n                                          intreehuiddosis, orgaandosis (equivalente dosis), effectieve dosis, dosis-oppervlakte-product,\n                                          detectordosis) (K);\n\n12. globaal de dosisverdeling in en rond de pati\u00ebnt beschrijft (verzwakkingscurve, bijdragen\n                                          van strooistraling) (K);\n\n13. de functie kent van de in de r\u00f6ntgenopstelling ingebouwde dosismeter (Dosis-Oppervlakte-Product,\n                                          DOP); op de hoogte is van dosisreferentiewaarden voor diagnostische procedures en\n                                          in voorkomende situaties een klinisch fysicus raadpleegt, bijvoorbeeld wanneer een\n                                          schatting van een orgaandosis of de effectieve dosis nodig is na een intensieve/lange\n                                          doorlichtprocedure (K/V);\n\n14. zich realiseert, dat er speciale pediatrische doorlichtprotocollen bestaan en de doorlichtparameters\n                                          aanpast bij het doorlichten van kinderen in diverse leeftijdsklassen (V);\n\n15. de procedure kent en die volgt indien onjuiste of onbedoelde blootstelling heeft plaatsgevonden\n                                          (V/C);\n\n16. de voor- en nadelen kent van het toepassen van afscherming op de pati\u00ebnt (bijvoorbeeld\n                                          gonadenafscherming, bismut-afdekking, etc.) (K);\n\n17. niet terughoudend is bij het behandelen van een urgente (zwangere) pati\u00ebnt waarbij\n                                          doorlichting nodig is (V).\n\nKerncompetentie 2\n\nDe medisch specialist werkt op een veilige manier volgens het ALARA-principe met r\u00f6ntgenstraling\n                                                      om onnodige blootstelling van zichzelf, de andere aanwezige werkers en eventuele ondersteuners\n                                                      te voorkomen (C).\n\nNadere typering van de context\n\nIn het algemeen zal het werken volgens gebruikelijke protocollen (Good Medical Practice)\n                                    leiden tot geoptimaliseerde pati\u00ebntendoses en relatief lage doses voor de medewerkers,\n                                    met andere woorden: dosisreductie voor de pati\u00ebnt is meestal congruent met een lagere\n                                    dosis voor de arts en de omloopmedewerker. Desondanks moet er \u2013 zeker bij een hoog\n                                    werkaanbod en bij bepaalde procedures \u2013 extra aandacht worden gegeven aan beschermende\n                                    maatregelen voor de medewerkers. De dosislimieten voor de medisch specialist en de\n                                    medewerkers mogen niet worden overschreden.\n\nIn deze context gaat het erom dat de medisch specialist:\n\n18. een persoonsdosismeter draagt indien noodzakelijk of verplicht (V);\n\n19. uitslagen van persoonsdosimetrie relateert aan werkbelasting en type van uitgevoerde\n                                          procedures op specifieke doorlichtapparatuur (V);\n\n20. de geschikte afschermingshulpmiddelen gebruikt (bijvoorbeeld een aan het plafond gemonteerd\n                                          beweegbaar loodglas) (C);\n\n21. zich bewust is van de positie die alle medewerkers innemen rondom een pati\u00ebnt die\n                                          wordt doorlicht en dat hij de voor de procedure niet essenti\u00eble omstanders een grotere\n                                          afstand laat houden of vraagt de ruimte te verlaten (C);\n\n22. niet terughoudend is in de zorg voor en de (acute) behandeling van pati\u00ebnten die (mogelijk)\n                                          radioactief zijn vanwege een voorafgaand nucleair-geneeskundig onderzoek of ten gevolge\n                                          van stralingsincidenten/ ongevallen (V);\n\n23. speciale aandacht geeft aan zwangere medewerkers (dosislimiet foetus, toepassen van\n                                          het ALARA-principe, voldoen aan de gestelde (ziekenhuis) regels, risicoperceptie)\n                                          (C).\n\nDaarvoor is het nodig dat de medisch specialist:\n\n24. de basisprincipes van de stralingsbescherming (tijd, afstand, afscherming) kent en\n                                          in de praktijk toepast om onnodige blootstelling te vermijden (V);\n\n25. de relevante dosislimieten kent (effectieve dosis en equivalente dosis voor geselecteerde\n                                          organen, bijvoorbeeld extremiteiten, ooglens) voor blootgestelde (radiologisch) werkers\n                                          en niet-blootgestelde werkers (niet- radiologisch werkers, zoals verpleging, helpers)\n                                          (K);\n\n26. weet welke posities rond een pati\u00ebnt beter kunnen worden vermeden tijdens doorlichten\n                                          (indien mogelijk) en dit toepast (K/V);\n\n27. de specifieke maatregelen kent die genomen moeten worden indien medewerkers zwanger\n                                          zijn (K);\n\n28. vertrouwd is met de relevante operationele dosisgrootheden (persoonsdosisequivalent,\n                                          Hp(10) en omgevingsdosisequivalent, H*(10))(K);\n\n29. de relatie begrijpt tussen de uitslag van een persoonsdosismeting en de effectieve\n                                          dosis (afhankelijk van de draagpositie van de dosismeter, loodequivalent van het loodschort,\n                                          kV-instelling enzovoort) en hiermee rekening houdt (V);\n\n30. bekend is met de risico\u2019s van radioactiviteit die in speciale medische procedures\n                                          wordt toegepast, zoals de schildwachtkliermethode (sentinel node) met 99mTc en de lokalisatie van niet-palpabele tumoren met 125I en hiermee zodanig omgaat, dat het risico laag blijft (V);\n\n31. de functie en de doelmatigheid kent van de beschikbare afschermings-hulpmiddelen (loodschorten,\n                                          schildklierkraag, loodglasbril) (K).\n\nKerncompetentie 3\n\nDe medisch specialist legt op verzoek of indien noodzakelijk stralingsrisico\u2019s globaal\n                                                      uit aan de pati\u00ebnt, diens familie of andere betrokkenen.\n\nDaarnaast communiceert de medisch specialist met klinisch fysici, MBB\u2019ers, verpleegkundigen/OK-assistenten\n                                                      en stralingsdeskundigen over het optimaliseren van de stralingsbescherming op de afdeling.\n                                                      Daarbij wordt behalve pati\u00ebntenblootstelling ook de blootstelling van de medewerkers\n                                                      en derden in ogenschouw genomen, evenals de wettelijke begrenzingen. De medisch specialist\n                                                      aarzelt niet om wanneer nodig experts (klinisch fysicus, radioloog) te consulteren\n                                                      (C).\n\nNadere typering van de context\n\nAangezien de medisch specialist verantwoordelijk is voor de toegediende stralingsdosis\n                                    aan de pati\u00ebnt, moet hij de risico\u2019s hiervan kennen en kunnen uitleggen. Omdat een\n                                    deel van de kennis een beperkte houdbaarheid heeft, is het van belang dat de medisch\n                                    specialist de funderende principes uit de stralings-hygi\u00ebne en aanverwante vakgebieden\n                                    begrijpt, zodat hij in staat is zijn kennis bij te houden.\n\nIn deze context gaat het erom dat de medisch specialist:\n\n32. de grenzen van zijn eigen kennis en deskundigheid betreffende de effecten van straling\n                                          kent en erkent, de juiste vragen daarover weet te formuleren en zo nodig ondersteuning\n                                          vraagt bij de aangewezen deskundigen (zoals MBB\u2019er of klinisch fysicus) (C);\n\n33. indien noodzakelijk met alle betrokkenen communiceert over zaken betreffende stralingsbescherming\n                                          (V);\n\n34. stralingsrisico\u2019s in het perspectief ziet van de andere aanwezige risico\u2019s en de maatschappelijke\n                                          context (V);\n\n35. op zijn eigen stralingsrisicoperceptie reflecteert (C).\n\nDaarvoor is het nodig dat de medisch specialist:\n\n36. aan een borstvoeding gevende pati\u00ebnt uitlegt, dat blootstelling aan r\u00f6ntgenstraling\n                                          geen reden is om de borstvoeding te onderbreken of staken, maar een toegediend contrastmiddel\n                                          eventueel wel (K, V);\n\n37. de verschillende meebepalende factoren van (stralings)risicoperceptie kent en tevens\n                                          rekening houdt met de valkuilen om effectief te communiceren over stralingsrisico\u2019s\n                                          (V);\n\n38. een globale kennis heeft van de niet-ioniserende stralingsrisico\u2019s in vergelijking\n                                          met die van ioniserende straling (K);\n\n39. onderscheid weet te maken tussen feiten en aannames betreffende de risico's van ioniserende\n                                          straling (K);\n\n40. herkent dat er een gecompliceerde relatie is tussen enerzijds wetenschappelijke kennis\n                                          over stralingsbescherming en anderzijds de soms oplaaiende maatschappelijke onrust\n                                          en persoonlijke emoties hierover (K);\n\n41. de rechtvaardiging als de sleutel tot acceptatie van medische blootstelling aan ioniserende\n                                          straling beschouwt (K);\n\n42. zich bewust is van de verschillende professionele rollen van MBB\u2019ers, klinisch fysici,\n                                          toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming enz. (K);\n\n43. kennis heeft van de effectieve-dosiswaarden van de belangrijkste, meest voorkomende\n                                          medische procedures (K);\n\n44. de dosisbegrippen begrijpt die in de stralingsbescherming worden gebruikt (geabsorbeerde\n                                          dosis, equivalente dosis, effectieve dosis, orgaandosis, intree-huiddosis, foetale\n                                          dosis, ooglensdosis, extremiteitendosis) (K);\n\n45. fundamentele kennis heeft van de relevante aspecten van de radiobiologie van de mens:\n                                          stochastische effecten, weefselreacties, teratogene en genetische effecten (K);\n\n46. op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving betreffende medische stralingstoepassingen\n                                          (K).\n\nBijlage 5.3, onderdeel B: opleiding stralingshygi\u00ebne voor radiotherapeuten-oncoloog\n\nOnderstaande eindtermen hebben als algemeen leerdoel kennis en inzicht te verwerven\n                                    aangaande de basisprincipes van stralingsfysica, radiotherapeutisch toegepaste fysica,\n                                    radiobiologie en stralingshygi\u00ebne. De eindtermen zijn voorzien van de aanduidingen\n                                    K = kennis (knowledge): feiten, principes, theorie\u00ebn, praktijken; V = vaardigheden\n                                    (skills): cognitief en praktisch en C = competenties (competences): verantwoordelijkheid\n                                    en autonomie. Deze drie categorie\u00ebn zijn in de genoemde volgorde hi\u00ebrarchisch ondergeschikt:\n                                    een hogere categorie-aanduiding impliceert dat ook aan de voorgaande moet zijn voldaan\n                                    (K < V < C). Dus een competentie vereist beheersing van de daaronder behorende vaardigheden\n                                    en kennis.\n\nB. Eindtermen stralingshygi\u00ebne voor radiotherapeuten-oncoloog.\n\nB.1. Radiobiologie\n\nKennis\n\nK1\n\nHeeft kennis van de interactie van straling op moleculair niveau\n\nK2\n\nLegt DNA-schade uit\n\nK3\n\nKent de cellulaire effecten en mechanismen van celdood\n\nK4\n\nHeeft kennis van herstel van stralingsschade\n\nK5\n\nVerklaart de celoverlevingscurves\n\nK6\n\nHeeft kennis van de hi\u00ebrarchische opbouw van normale weefselsystemen (compartimenten,\n                                                   celproliferatie, turnover time, end cell systeem, renewal systeem, expanding systeem)\n\nK7\n\nHeeft kennis van verschillen in gevoeligheid voor stralingsge\u00efnduceerde tumorinductie\n                                                   en latente periode tussen solide tumoren en leukemie\u00ebn\n\nK8\n\nVerklaart het effect van zuurstof, sensitizers (sensibilisatoren) en beschermende\n                                                   middelen\n\nK9\n\nVerklaart het effect van tijd-dosisfractionering, linear energy transfer (line\u00efeke\n                                                   energieoverdracht, LET), verschillende stralingsmodaliteiten en de interactie tussen\n                                                   cytotoxische therapie en bestraling\n\nK10\n\nHeeft kennis van voorspellende testen\n\nK10a1\n\nVerklaart verschillen in stralingsrespons tussen gezond weefsel en tumoren als basis\n                                                   voor radiotherapie\n\nK10a2\n\nDefinieert en verklaart stochastische en teratogene stralingseffecten en weefselreacties\n\nVaardigheden\n\nV1\n\nBrengt kennis van klinische en radiologische anatomie, fysica en biologie over op\n                                                   diagnose en therapie\n\nCompetenties\n\ngeen\n\nB.2. Basis van stralingsfysica\n\nKennis\n\nK11\n\nHeeft kennis van de structuur van atomen en kernen\n\nK12\n\nHeeft kennis van radioactief verval\n\nK13\n\nHeeft kennis van radio-isotopen\n\nK13a1\n\nBenoemt en verklaart de interactiemechanismen\n\nK13a2\n\nSpecificeert soorten en orde van grootte van stralingsblootstelling door natuurlijke\n                                                   en kunstmatige bronnen\n\nK13a3\n\nHeeft kennis van principes van afschermingsberekeningen\n\nVaardigheden\n\nV2\n\nAnalyseert de eigenschappen van deeltjes en elektromagnetische straling\n\nV2a\n\nVoert eenvoudige risicoanalyse uit voor stralingsbronnen\n\nCompetenties\n\ngeen\n\nB.3. Toegepaste stralingsfysica voor radiotherapie\n\nKennis\n\nK14\n\nLegt het werkingsprincipe van een r\u00f6ntgenbuis uit\n\nK14a\n\nBegrijpt de werking van CT/CBCT\n\nK15\n\nLegt het werkingsprincipe van een lineaire versneller uit en de stralingsbescherming\n                                                   rondom een versnellerruimte\n\nK16\n\nHeeft kennis van collimatiesystemen\n\nK17\n\nHeeft kennis van apparatuur voor brachytherapie inclusief stralingsbeschermingsaspecten\n\nK18\n\n(vervallen)\n\nK19a\n\nVerklaart de grootheden geabsorbeerde dosis, kerma, orgaan- en effectieve dosis met\n                                                   bijbehorende eenheden\n\nK20\n\nDefinieert de geabsorbeerde dosis in het doelvolume bij uitwendige bestraling\n\nK21\n\nDefinieert geabsorbeerde dosis in het doelvolume bij brachytherapie\n\nK22\n\nGeeft voorbeelden van algoritmes voor 3D-dosisberekeningen\n\nK23\n\nLegt uit hoe de volgende technieken worden toegepast: conformatietherapie, IMRT (intensity\n                                                   modulated radiation therapy), IGRT (image guided radiation therapy), stereotactische\n                                                   radiotherapie en deeltjestherapie\n\nK23a\n\nHeeft kennis van de fysische basisbegrippen die samenhangen met de dosisverdeling\n                                                   van fotonen- elektronen- en protonenbundels\n\nVaardigheden\n\nV3\n\nPast \u2018treatment planning\u2019 toe, inclusief 3D-planning, IMRT en virtuele simulatie.\n                                                   Deze procedures worden toegepast om de behandeling van de pati\u00ebnt voor te bereiden\n\nV4\n\nEvalueert de voordelen van conformatietherapie en andere speciale radiotherapietechnieken\n                                                   (IORT (intraoperatieve radiotherapie), stereotactische radiotherapie)\n\nV5\n\nPast berekeningsmethoden voor 2D-dosisberekeningen toe\n\nV6\n\nOnderzoekt behandelopties in het licht van de prognose\n\nV7\n\nOntwikkelt een behandelstrategie gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en maakt een\n                                                   afweging per pati\u00ebnt voor curatieve dan wel palliatieve uitwendige radiotherapie en/of\n                                                   brachytherapie\n\nV8\n\nAnalyseert en interpreteert wetenschappelijk onderzoek om behandelpraktijken te veranderen\n\nV9\n\nOntwikkelt een strategie voor radiotherapeutische behandeling en toe te passen techniek\n\nV10\n\nPast behandelplannen aan voor wat betreft de individuele situatie van de pati\u00ebnt,\n                                                   zoals conditie v\u00f3\u00f3r behandeling en de toxiciteit van de radiotherapie en systemische\n                                                   behandelingen\n\nV11\n\nEvalueert en voert de regie over pati\u00ebnten die met uitwendige radiotherapie en/of\n                                                   brachytherapie worden behandeld\n\nV12\n\nPast de bestralingsbehandeling aan voor die pati\u00ebnten, waarvoor bijvoorbeeld te grote\n                                                   acute toxiciteit dat noodzakelijk maakt; inclusief correctie voor gemiste dosis\n\nCompetenties\n\nC1\n\nLicht pati\u00ebnten betreffende de radiotherapiebehandeling voor en verleent eventuele\n                                                   nazorg bij behandelreacties\n\nC2\n\nDoet de aanbeveling voor een geschikte dosis en bijbehorend fractioneringsschema voor\n                                                   curatieve of palliatieve uitwendige radiotherapie en brachytherapie\n\nC3\n\nVerifieert een behandelplan voor start van de uitwendige radiotherapie/brachytherapie\n                                                   in samenwerking met klinisch fysici en MBB\u2019ers en is zich bewust van de gevolgen van\n                                                   ieders actie\n\nC4\n\nBepaalt het risico van een uitwendige radiotherapie en brachytherapie-behandelplan\n\nC5\n\nIs betrokken bij IMRT-planning en andere technieken zoals stereotactische bestraling,\n                                                   deeltjestherapie en IGRT\n\nC6\n\nAutoriseert een radiotherapiebehandeling\n\nC7\n\nSelecteert pati\u00ebnten voor therapie met gecombineerde modaliteiten\n\nC8\n\nNeemt de klinische verantwoordelijkheid voor het toepassen van radiotherapie samen\n                                                   met systemische middelen (en waar nodig in samenwerking met andere medisch specialisten\n                                                   die betrokken zijn bij systemische therapie\u00ebn) voor zowel poliklinische als klinische\n                                                   pati\u00ebnten\n\nC9\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor de klinische implicaties van IGRT\n\nC10\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor de klinische implicaties en procedures betreffende\n                                                   brachytherapie met gesloten en open bronnen\n\nB.4. Concepten en uitgangspunten van stralingsbescherming\n\nKennis\n\nK24\n\nLegt de algemene principes van de stralingsbescherming uit, inclusief ALARA\n\nK25\n\nLegt het risico op inductie van secundaire tumoren uit\n\nK26\n\nHeeft kennis van de betekenis van de stralingsweegfactor\n\nK27\n\nLicht de grootheid equivalente dosis toe met inbegrip van de weefselweegfactor\n\nK28\n\nLegt uit wat de gevolgen voor de gezondheid zijn van stralingsblootstelling van werkers\n                                                   en bevolking evenals de wijze van bescherming en de van toepassing zijnde dosislimieten\n\nK29\n\nVerduidelijkt de aanpak van onverwachte/niet-bedoelde blootstellingen\n\nK30\n\nBeschrijft de Europese en nationale wetgeving\n\nK31\n\nBeschrijft de wetenschappelijke grondslagen van de stralingsbescherming\n\nVaardigheden\n\nV13\n\nAnalyseert stochastische effecten en weefselreacties\n\nV14\n\nOnderzoekt onverwachte/niet-bedoelde blootstellingen van pati\u00ebnten\n\nCompetenties\n\nC11\n\nIs betrokken bij kwaliteitsbewaking en volgt het veiligheidsbeleid\n\nC12\n\nNeemt de medische leiding bij onverwachte/niet-bedoelde pati\u00ebntblootstellingen\n\nBijlage 5.3, onderdeel C: opleiding stralingshygi\u00ebne voor radiologen\n\nDe opbouw van de hierna volgende eindtermen is een directe vertaling van de tabellen\n                                    van het Europese MEDRAPET-rapport waarbij de originele nummering en systematiek zijn\n                                    gehandhaafd met betrekking tot de onderdelen radiologie, nucleaire geneeskunde voor\n                                    radiologen, nucleair geneeskundigen en interventieradiologie. Hierin zijn de leerdoelen\n                                    op het gebied van de stralingshygi\u00ebne gedefinieerd waarbij de termen kennis (K), vaardigheden\n                                    (V) en competenties (C) worden gehanteerd in oplopende hi\u00ebrarchische volgorde. Ten\n                                    behoeve van de herkenbaarheid in dit document zijn de eindtermen voor de verschillende\n                                    doelgroepen aangegeven met de toevoeging \u2018r\u2019 voor alle radiologen, \u2018i\u2019 voor interventieradiologen\n                                    en \u2018n\u2019 voor nucleair radiologen (bijv. Kr.1 of Cn.7). Als voorwoord voor ieder deel\n                                    is een corresponderend stuk uit het MEDRAPET-rapport vrij vertaald en op de Nederlandse\n                                    situatie geijkt en verwoord.\n\nAangezien alle volgens de nieuwe opleiding opgeleide radiologen in Nederland enkele\n                                    van oudsher nucleair-geneeskundige verrichtingen gaan uitvoeren zijn enkele eindtermen\n                                    voor nucleair radiologen overgeheveld naar de eindtermen voor alle radiologen, conform\n                                    de suggestie in het MEDRAPET-rapport. Sommige hiervan zijn aangepast met betrekking\n                                    tot het vereiste kennisniveau en hebben een achtervoegsel \u2018a\u2019 gekregen (bijv. Kn.2a).\n                                    Om zo veel mogelijk het Europese brondocument te volgen zijn deze leerdoelen in originele\n                                    vorm blijven staan bij de aanvullende leerdoelen voor nucleair radiologen. Enkele\n                                    specifieke toevoegingen zijn aangeduid met nl.\n\nC.1. Eindtermen stralingshygi\u00ebne voor radiologen\n\nC.1.1 Stralingsfysica\n\nKennis\n\nKr.1\n\nMaakt een overzicht van bronnen en eigenschappen van ioniserende straling\n\nKr.2\n\nBenoemt en verklaart de interactiemechanismen\n\nKr.3\n\nBenoemt en verklaart de mechanismen van radioactief verval\n\nKr.4\n\nVerklaart de interactie van r\u00f6ntgenstraling met materie en de consequenties voor beeldvorming,\n                                                   beeldkwaliteit en stralingsbelasting\n\nKr.5\n\nMaakt een opsomming van de definities, grootheden en eenheden kerma, geabsorbeerde\n                                                   (energie) dosis (Gy), orgaan- en effectieve dosis (Sv) en licht deze begrippen toe,\n                                                   alsmede voor exposietempo en dosistempo\n\nVaardigheden\n\nVr.1\n\nPast stralingsfysica toe om de optimale keuze te maken voor de beeldvormende modaliteit\n\nVr.2\n\nPast stralingsfysica toe om de protocollen te optimaliseren, gebruikt de minimale\n                                                   blootstelling die nodig is om het niveau van beeldkwaliteit te bereiken dat nodig\n                                                   is voor de taak\n\nVr.3\n\nGebruikt de fysicawetten om verstrooiing te minimaliseren en het contrast te optimaliseren\n\nVr.4a\n\nGebruikt de correcte termen om de blootstelling te karakteriseren van de dagelijkse\n                                                   opnames, doorlichtingen en CT-onderzoeken en definieert orgaanrisico, het genetische\n                                                   risico en het risico op kanker en benoemt de (beperkte) toepasbaarheid ervan\n\nC.1.2 Apparatuur\n\nKennis\n\nKr.6\n\nLegt het mechanisme uit van de opwekking van r\u00f6ntgenstraling\n\nKr.7\n\nBenoemt de componenten van een r\u00f6ntgenopstelling en verklaart het proces van het opwekken\n                                                   van r\u00f6ntgenstraling\n\nKr.8\n\nVerklaart de functie van filters en diafragma\u2019s\n\nKr.9a\n\nBenoemt de gebruikelijke digitale beeldopnemers, verklaart hun functie en de relatieve\n                                                   voor- en nadelen\n\nKr.10a\n\nLegt de werking van roosters uit en het effect op beeldkwaliteit en blootstelling\n\nVaardigheden\n\nVr.5\n\nControleert beeldkwaliteit voortdurend om technische defecten te herkennen en corrigeren\n\nVr.6\n\nVraagt om de beste beeldkwaliteit, technische innovatie en dosisreductie tegen de\n                                                   laagste kosten\n\nVr.7\n\nCo\u00f6rdineert de ingebruikname van nieuwe apparatuur met de andere leden van het kernteam\n                                                   (MBB\u2019er, klinisch fysicus, toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming)\n\nVr.8\n\nGebruikt de technische eigenschappen van de specifieke apparatuur en profiteert van\n                                                   alle kwaliteitsverbeterende en dosisreducerende mogelijkheden met inachtneming van\n                                                   de beperkingen van het toestel\n\nCompetenties\n\nCr.1\n\nKiest de meest geschikte apparatuur voor de pati\u00ebnt gebaseerd op de beschikbare middelen\n\nC.1.3 Radiobiologie\n\nKennis\n\nKr.11\n\nBeschrijft stralingseffecten op cellen en DNA\n\nKr.12\n\nBeschrijft cellulaire mechanismen van stralingsrespons, herstel en celoverleving\n\nKr.13\n\nBeschrijft stralingseffecten op weefsels en organen\n\nKr.14\n\nVerklaart verschillen in stralingsrespons tussen gezond weefsel en tumoren als basis\n                                                   voor radiotherapie\n\nKr.15\n\nDefinieert en verklaart stochastische en teratogene stralingseffecten en weefselreacties\n\nKr.16\n\nBeschrijft typen en orde van grootte van stralingsrisico\u2019s ten gevolge van medische\n                                                   blootstelling\n\nVaardigheden\n\nVr.9\n\nInformeert pati\u00ebnten over hun gezondheidsproblemen en de geplande procedure/verrichting\n\nVr.10a\n\nCommuniceert het stralingsrisico in perspectief van rechtvaardiging en optimalisatie\n                                                   van het onderzoek of de behandeling op een begrijpelijke manier met de pati\u00ebnt als\n                                                   er een significant deterministisch of stochastisch risico bestaat of wanneer de pati\u00ebnt\n                                                   een vraag heeft\n\nC.1.4 Stralingshygi\u00ebne algemeen\n\nKennis\n\nKr.17\n\nBeschrijft de basisprincipes van stralingshygi\u00ebne, zoals uiteengezet door de ICRP\n\nKr.18\n\nSpecificeert soorten en orde van grootte van stralingsblootstelling door natuurlijke\n                                                   en kunstmatige bronnen\n\nKr.19\n\nBeschrijft het concept van dosisbepaling en dosismeting voor pati\u00ebnten, beroepsmatig\n                                                   blootgesteld personeel en het publiek\n\nKr.20\n\nVerduidelijkt de aard van de blootstelling en de relevante dosislimieten voor de werker,\n                                                   inclusief orgaandoses en dosislimieten voor zwangere werkers, verzorgers, familieleden\n                                                   en het algemene publiek\n\nKr.21nl\n\nSomt ge\u00efndiceerde en niet-ge\u00efndiceerde onderzoeken bij vraagstellingen volgens richtlijnen\n                                                   op\n\nVaardigheden\n\nVr.11\n\nCommuniceert met de verwijzer over rechtvaardiging; stelt indien noodzakelijk een\n                                                   ander onderzoek voor\n\nVr.12a\n\nPast rechtvaardiging toe in de dagelijkse radiologische praktijk en bij medisch-wetenschappelijk\n                                                   onderzoek, met inachtneming van bestaande richtlijnen, maar ook in individuele gevallen\n                                                   (bijv. polymorbiditeit)\n\nCompetenties\n\nCr.2\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor de keuze van de beeldvormende modaliteit voor de individuele\n                                                   pati\u00ebnt (radiologische opname, CT, alternatieven zoals echo of MRI), waarbij het risico\n                                                   van de ziekte, leeftijd, geslacht en afmeting van de pati\u00ebnt, het dosisniveau van\n                                                   de procedure en blootstelling van verschillende kritische organen in ogenschouw wordt\n                                                   genomen\n\nCr.3\n\nInformeert zowel de pati\u00ebnt als de staf over zwangerschapsgerelateerde zaken in de\n                                                   stralingshygi\u00ebne\n\nCr.4\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor het beleid t.a.v. pati\u00ebntdosis in verschillende beeldvormende\n                                                   modaliteiten en is zich bewust van de hoogte van de bijbehorende specifieke pati\u00ebntdoses\n\nC.1.5 Stralingshygi\u00ebne in de radiologie (r\u00f6ntgenstraling)\n\nKennis\n\nKr.21\n\nDefinieert ALARA en de toepasbaarheid in een radiologische werkomgeving\n\nKr.22\n\nLicht de concepten en hulpmiddelen voor dosisbeheersing toe in de diagnostische radiologie\n                                                   voor zowel volwassen als pediatrische pati\u00ebnten\n\nKr.23\n\nVerklaart de factoren die beeldkwaliteit en dosis in de diagnostische radiologie be\u00efnvloeden\n\nKr.24\n\nBeschrijft de methoden en hulpmiddelen voor dosisbeheersing in diagnostische radiologie:\n                                                   opnamen, doorlichting, CT, mammografie en die voor pediatrische pati\u00ebnten.\n\nKr.25\n\nVerklaart de basisconcepten van het meten en berekenen van pati\u00ebntdoses voor de verschillende\n                                                   modaliteiten in de diagnostische radiologie\n\nKr.26\n\nBeschrijft de belangrijkste afwegingen die van belang zijn voor de stralingshygi\u00ebne\n                                                   bij het ontwerpen van een radiologieafdeling\n\nKr.27\n\nMaakt een overzicht van de diagnostische procedures die buiten de radiologieafdeling\n                                                   worden gemaakt met daarbij behorende relevante afwegingen inzake de stralingshygi\u00ebne\n\nKr.28\n\nMaakt een overzicht van te verwachten doses (referentiepersoon) voor veel voorkomende\n                                                   diagnostische procedures\n\nKr.29\n\nBeschrijft het kwantitatieve risico en de dosisbepaling voor werkers en het algemene\n                                                   publiek in de diagnostische radiologie\n\nKr.30\n\nLicht de concepten en hulpmiddelen toe voor het optimaliseren van stralingshygi\u00ebne\n\nKr.a nl\n\nLicht de ethische en juridische aspecten toe betreffende de stralingsblootstelling\n                                                   van vrijwilligers bij medisch onderzoek\n\nVaardigheden\n\nVr.13\n\nOptimaliseert beeldvormende protocollen door standaard uitvoeringsprocedures te gebruiken\n                                                   (SOP\u2019s) en door deze aan te passen aan de specifieke afmetingen van de pati\u00ebnt\n\nVr.14a\n\nGebruikt specifieke pediatrische protocollen en weegt daarbij de van een volwassen\n                                                   pati\u00ebnt afwijkende anatomische verhoudingen en weefselsamenstelling af die gevolgen\n                                                   hebben voor de instelling van de apparatuur, maar ook het verhoogde risico, de gevoeligheid\n                                                   en de specifieke pathologie van elke leeftijdsgroep\n\nVr.15\n\nKiest het beste compromis tussen risico-voordeelverhouding, beeldkwaliteit, en stralingsblootstelling\n                                                   van geval tot geval\n\nVr.16\n\nHoudt toezicht op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ondersteunt monitoring\n                                                   van de werkplek en van individuen. Ondersteunt het bepalen van de blootstelling, onderzoek\n                                                   en opvolging, toezicht op de gezondheid en het registreren hiervan\n\nVr.17\n\nPast stralingshygi\u00ebnische maatregelen toe in de diagnostische radiologie (maken van\n                                                   opnames, doorlichting bij interventies, CT, mammografie en pediatrische pati\u00ebnten)\n                                                   en adviseert over het gebruik\n\nVr.18\n\nBlijft in de dagelijkse praktijk binnen de richtlijn/referentieniveaus\n\nVr.19\n\nMaakt afmetings-specifieke protocollen voor hoge-dosisprocedures\n\nVr.20\n\nSchat orgaandoses en effectieve doses voor diagnostische onderzoeken, gebaseerd op\n                                                   meetbare blootstellingsparameters (DOP, DLP)\n\nVr.a nl\n\nMeldt blootstelling aan straling van vrijwilligers/pati\u00ebnten als gevolg van medisch\n                                                   onderzoek in klinische studies aan voor ethische en wettelijke goedkeuring\n\nCompetenties\n\nCr.5\n\nAdviseert pati\u00ebnten over de stralingsgerelateerde risico\u2019s en voordelen van een geplande\n                                                   procedure\n\nCr.6\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor rechtvaardiging van stralingsblootstelling voor iedere\n                                                   individuele pati\u00ebnt, met speciale aandacht voor zwangere pati\u00ebnten\n\nCr.7\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor de keuze en de uitvoering van de diagnostische procedure\n                                                   met de laagste dosis uitgaande van een gegeven aanvraag van een verwijzer\n\nCr.8\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor het optimaliseren van de opnametechniek/het protocol\n                                                   die/dat wordt gebruikt voor een gegeven diagnostische procedure gebaseerd op pati\u00ebnt-specifieke\n                                                   informatie\n\nCr.9\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor het bij hoge-dosisprocedures (CT, interventieprocedure)\n                                                   toepassen van een aan de afmeting van de pati\u00ebnt en aan de probleemstelling aangepast\n                                                   individueel protocol\n\nCr.10\n\nImplementeert de concepten en hulpmiddelen voor het optimaliseren van de stralingshygi\u00ebne\n\nCr.a nl\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor het voldoen aan wettelijke en ethische vereisten bij\n                                                   het blootstellen van vrijwilligers aan straling bij medisch onderzoek of pati\u00ebnten\n                                                   in klinische studies\n\nC.1.6 Kwaliteit\n\nKennis\n\nKr.31\n\nDefinieert kwaliteitsbewaking in de radiologie, het management hiervan en de verantwoordelijkheden,\n                                                   beschrijft een programma voor kwaliteitsbewaking en stralingshygi\u00ebne voor diagnostische\n                                                   radiologie\n\nKr.32\n\nMaakt een overzicht van de belangrijkste componenten van beeldkwaliteit en de relatie\n                                                   met pati\u00ebntblootstelling\n\nKr.33\n\nLegt de principes uit van diagnostische referentieniveaus\n\nVaardigheden\n\nVr.21\n\nPast standaarden toe voor acceptabele beeldkwaliteit. Voert analyses uit van onjuiste\n                                                   opnamen. Begrijpt de effecten van beelden van slechte kwaliteit op de diagnostische\n                                                   betrouwbaarheid\n\nVr.22\n\nVermijdt onnodige stralingsblootstelling gedurende zwangerschap door de pati\u00ebnt voor\n                                                   het onderzoek te screenen (waarschuwingsbordjes, vragenlijst, zwangerschapstest, etc.)\n\nVr.23\n\nControleert de ge\u00ebigende beschermingsmaatregelen bij blootstelling van een zwangere\n                                                   pati\u00ebnte tweemaal (afmeting en positionering van het r\u00f6ntgenveld, focus-huidafstand,\n                                                   juiste bundelfiltratie, beperking en vastlegging van de doorlichtduur, uitsluiten\n                                                   van niet-essenti\u00eble projecties, vermijden van herhaalde opnames)\n\nVr.24\n\nOntwikkelt een afdelingsbeleid om de doses voor de medewerkers ALARA te houden\n\nCompetenties\n\nCr.11\n\nHoudt toezicht op kwaliteitscontroleprocedures en op alle apparatuur die met pati\u00ebntblootstelling\n                                                   in verband staat\n\nCr.12\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor het vaststellen van formele werkmethoden (SOP\u2019s)\n\nCr.13\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor organisatorische zaken en de implementatie van verantwoordelijkheden\n                                                   en lokale afspraken\n\nCr.14\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor het organiseren van de radiologische werkstroom teneinde\n                                                   blootstellingen die niet zijn bedoeld of per ongeluk worden gedaan te voorkomen en\n                                                   voor de adequate afhandeling van een dergelijke gebeurtenis\n\nC.1.7 Wet- en regelgeving\n\nKennis\n\nKr.34\n\nMaakt een overzicht van nationale en internationale organisaties die zijn betrokken\n                                                   bij wetgevende processen over stralingshygi\u00ebne\n\nKr.35\n\nSpecificeert het relevante wetgevingskader (besluiten, richtlijnen, voorschriften,\n                                                   etc.) dat de medische toepassing van ioniserende straling in Nederland en in de EU\n                                                   bestuurt\n\nKr.36\n\nSpecificeert het relevante wetgevingskader dat in de praktijk van de diagnostische\n                                                   radiologie in Nederland richtinggevend is\n\nVaardigheden\n\nVr.25\n\nVindt en past de relevante regelgeving en richtlijnen toe voor elke klinische situatie\n                                                   in de radiologie\n\nCompetenties\n\nCr.15\n\nNeemt verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wettelijke vereisten betreffende beroepsmatige\n                                                   en publieke stralingsblootstelling\n\nCr.16\n\nNeemt verantwoordelijkheid om te voldoen aan het ALARA-principe betreffende beroepsmatige\n                                                   en publieke stralingsblootstelling\n\nCr.17\n\nNeemt verantwoordelijkheid om overeenkomstig de regelgeving voor de bescherming van\n                                                   de pati\u00ebnt te werken (DRN\u2019s, waar toepasbaar)\n\nC.1.8 Aanvullende leerdoelen voor aios radiologie in het begin van de opleiding\n\nDeze leerdoelen zijn een naar voren gehaalde selectie uit die voor Nucleair Radiologen\n                                    ten behoeve van het onderwijs in het begin van de opleiding vanwege het (beperkte)\n                                    gebruik door alle radiologen van open en ingekapselde bronnen voor diagnostische doeleinden\n                                    (zie verderop in dit document; de oorspronkelijke nummering is aangehouden). Deze\n                                    naar voren gehaalde leerdoelen zijn uitsluitend van toepassing op de door de radioloog\n                                    protocollair uitgevoerde nucleair geneeskundige verrichtingen. Sommige leerdoelen\n                                    (aangevuld met \u2018a\u2019) zijn aangepast voor de doelgroep, waarbij het uitgangspunt is\n                                    dat een nucleair radioloog/nucleair geneeskundige op de afdeling primair verantwoordelijk\n                                    is voor het geheel van de stralingshygi\u00ebnische aspecten. De radioloog voert bepaalde\n                                    verrichtingen protocollair uit.\n\nC.1.9 Stralingshygi\u00ebne pati\u00ebnt in de nucleaire geneeskunde\n\nKennis\n\nKn.1\n\nSpecificeert het relevante kader van wet- en regelgeving betreffende de uitoefening\n                                                   van de nucleaire geneeskunde in Nederland\n\nKn.2\n\nMaakt een opsomming van verwachte doses voor de gebruikte nucleair geneeskundige verrichtingen\n\nKn.3\n\nLegt de ordegrootte uit van het stralingsrisico als functie van de pati\u00ebntdosis, geslacht,\n                                                   leeftijd en de behandelprognose\n\nKn.8a\n\nHeeft kennis van de principes en het ermee gepaard gaande proces van toediening van\n                                                   radiofarmaca (intraveneus, oraal en per inhalatie) en heeft basiskennis van het fysiologisch\n                                                   gedrag van radiofarmaca en de gevolgen daarvan voor de geabsorbeerde doses\n\nKn.9a\n\nHeeft kennis van de te nemen actie na onjuiste toediening van radiofarmaca\n\nKn.13\n\nVerklaart de opties voor het optimaliseren van de pati\u00ebntdosis voor CT tijdens het\n                                                   gebruiken van gecombineerde beeldvormende modaliteiten zoals PET/CT, SPECT/CT etc.\n\nVaardigheden\n\nVn.1a\n\nPast de principes van rechtvaardiging (inschatting van risico/voordeel) toe en heeft\n                                                   kennis van optimalisatie (inclusief ALARA) met inachtneming van bestaande richtlijnen\n                                                   over de indicaties voor de gebruikte nucleair geneeskundige verrichtingen\n\nVn.3a\n\nPast voor iedere uitgevoerde diagnostische nucleair geneeskundige verrichting de Europese\n                                                   en nationale wetten, voorschriften, aanbevelingen en standaarden toe met betrekking\n                                                   tot pati\u00ebntveiligheid\n\nVn.10\n\nIdentificeert klinische indicaties die het gebruik van lage-dosis-CT toestaan in de\n                                                   multimodale beeldvormende procedures\n\nCompetenties\n\nCn.1\n\nAdviseert pati\u00ebnten over de risico\u2019s en voordelen van een geplande nucleair geneeskundige\n                                                   verrichting\n\nCn.2\n\nNeemt de verantwoordelijkheid voor de rechtvaardiging van de stralingsblootstelling\n                                                   van elke pati\u00ebnt, met speciale afweging voor zwangere pati\u00ebnten\n\nCn.3\n\nNeemt op basis van de aanvraag van de verwijzend arts verantwoordelijkheid voor de\n                                                   keuze en uitvoering van de nucleair geneeskundige verrichting met de minste dosisbelasting,\n                                                   rekening houdend met zowel de beschikbaarheid van radiofarmaca als met andere beeldvormende\n                                                   modaliteiten, welke al dan niet ioniserende stralingsbelasting voor de pati\u00ebnt geven\n\nCn.4\n\nNeemt verantwoordelijkheid om te voldoen aan referentiedoses waar dat van toepassing\n                                                   is\n\nC.1.10 Stralingsbescherming voor medewerkers en omgeving in de nucleaire geneeskunde\n\nKn.17\n\nBeschrijft algemene regels voor het werken met open en ingekapselde radioactieve bronnen\n                                                   (kwaliteitscontrole/markering)\n\nC.2. Aanvullende eindtermen stralingshygi\u00ebne voor interventieradiologen\n\nC.2.1 Stralingsfysica\n\nKennis\n\nKi.1\n\nBegrijpt de speciale vereisten van beeldvorming en de beeldkwaliteitsaspecten bij\n                                                   doorlichten\n\nVaardigheden\n\nVi.1\n\nPast stralingsfysica toe om interventieprotocollen te optimaliseren, waarbij minimale\n                                                   blootstelling wordt gebruikt om de gewenste procedure-uitkomst te bereiken\n\nC.2.2 Apparatuur\n\nKennis\n\nKi.2\n\nVerklaart en begrijpt in detail de volgende eigenschappen van doorlichttoestellen:\n                                                   flat-panel/ beeldversterker-detectoren (inclusief problemen met beeldversterkers zoals\n                                                   geometrische vertekening, effecten van magneetvelden in de omgeving), continue en\n                                                   gepulste acquisitie (inclusief beeldfrequentie, automatische helderheidsregeling,\n                                                   hoge-dosistempo-doorlichting, filmopnames, \u2018last image hold\u2019 en \u2018road mapping\u2019)\n\nVaardigheden\n\nVi.2\n\nGebruikt de technische eigenschappen van het specifieke toestel, van dag tot dag,\n                                                   waarbij alle kwaliteitsverbeterende en dosisreducerende mogelijkheden worden benut,\n                                                   waarbij de beperkingen van het interventie-doorlichtstatief worden onderkend\n\nCompetenties\n\nCi.1\n\nKiest de beste interventieapparatuur voor de pati\u00ebntenpopulatie, gebaseerd op de beschikbare\n                                                   middelen/voorzieningen\n\nC.2.3 Radiobiologie\n\nKennis\n\nKi.3\n\nLicht radiobiologische dosis-effectrelaties toe die relevant zijn voor interventieradiologie\n                                                   met betrekking tot pati\u00ebntveiligheid, inclusief discussie over de fysische en biologische\n                                                   achtergrond; respons van weefsel na bestraling op moleculair, cellulair en macroscopisch\n                                                   niveau; modellen van stralingsge\u00efnduceerde tumoren, erfelijkheidsrisico\u2019s; en stralingseffecten\n                                                   voor volwassenen, kinderen en op de conceptie\n\nC.2.4 Stralingshygi\u00ebne in de interventieradiologie (r\u00f6ntgenstraling)\n\nKennis\n\nKi.4\n\nDefinieert ALARA en de toepasbaarheid bij de interventiepraktijk\n\nKi.5\n\nLegt de betekenis uit van rechtvaardiging en optimalisatie zoals toegepast voor interventiepraktijken\n\nKi.6\n\nVerduidelijkt de concepten en hulpmiddelen om voor volwassen en pediatrische pati\u00ebnten\n                                                   de dosis te beheersen bij interventieprocedures\n\nKi.7\n\nLicht de factoren toe die beeldkwaliteit en dosis be\u00efnvloeden bij interventieradiologie\n\nKi.8\n\nBeschrijft de methoden en hulpmiddelen voor dosisbeheersing in de interventieradiologie\n\nKi.9\n\nLegt de basisconcepten uit voor pati\u00ebntdosismeting en -berekening in de interventieradiologie\n\nKi.10\n\nBeschrijft de belangrijkste afwegingen relevant voor stralingsbescherming bij het\n                                                   ontwerp van een interventiekamer\n\nKi.11\n\nMaakt een overzicht van te verwachten doses (referentiepersoon) voor de belangrijkste\n                                                   interventieprocedures\n\nKi.12\n\nVerklaart kwantitatief het risico en de dosisbepaling voor werkers en publiek bij\n                                                   interventieradiologie\n\nKi.13\n\nVerklaart en bediscussieert de meest recente onderbouwing van lage-dosiseffecten op\n                                                   interventieradiologen\n\nVaardigheden\n\nVi.3\n\nOptimaliseert de procedureprotocollen door SOP\u2019s te gebruiken en deze aan de pati\u00ebntomvang\n                                                   aan te passen\n\nVi.4\n\nKiest per situatie het beste compromis tussen de verhouding nadeel/voordeel, beeldkwaliteit,\n                                                   uitkomst van de procedure en de stralingsbelasting\n\nVi.5\n\nHoudt toezicht op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door de interventiestafleden,\n                                                   ondersteunt de monitoring van werkplekken en personen en het vaststellen van de blootstelling,\n                                                   nader onderzoek en opvolging hiervan, het gezondheidstoezicht en het vastleggen hiervan\n\nVi.6a\n\nAdviseert over stralingshygi\u00ebnische maatregelen en past deze toe voor alle relevante\n                                                   organen\n\nVi.7\n\nMaakt een schatting van de effectieve dosis ten gevolge van interventieprocedures\n                                                   gebaseerd op meetbare blootstellingsparameters (DOP, huiddosis)\n\nVi.8\n\nSchat in wanneer een hoge huiddosis is te verwachten\n\nVi.9\n\nBerekent het risico voor de pati\u00ebnt uit de gemeten waarden van de dosimetriegrootheden\n                                                   die worden gebruikt om schadelijke biologische effecten vast te stellen\n\nCompetenties\n\nCi.2\n\nAdviseert pati\u00ebnten over de stralingsgerelateerde risico\u2019s en voordelen van een geplande\n                                                   interventieprocedure\n\nCi.3\n\nNeemt voor iedere individuele pati\u00ebnt die een interventieprocedure ondergaat de verantwoordelijkheid\n                                                   voor de justificatie van de stralingsblootstelling, met speciale aandacht voor zwangere\n                                                   (of mogelijk zwangere) pati\u00ebnten\n\nCi.4\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor het optimaliseren van de techniek/het protocol dat\n                                                   bij een bepaalde interventieprocedure wordt gebruikt, gebaseerd op de specifieke behoeftes\n                                                   van de pati\u00ebnt\n\nCi.5a\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor het toepassen van de principes van rechtvaardiging\n                                                   (afweging voor- en nadelen), optimalisatie (inclusief ALARA) en het opzetten van referentieniveaus\n                                                   (indien relevant, anders het bepalen van te verwachten doses) teneinde de pati\u00ebnt\n                                                   te beschermen tegen onnodig stralingsrisico\n\nCi.6\n\nNeemt de verantwoordelijkheid voor het toepassen van de optimale (aan de afmeting\n                                                   en het probleem aangepast) individuele protocollering voor hoge-dosisprocedures (TIPS\n                                                   etc.)\n\nCi.7a\n\nNeemt de verantwoordelijkheid voor het vermijden van hoge huiddoses, die deterministische\n                                                   effecten kunnen veroorzaken en voor de optimalisatie van de procedure als deterministische\n                                                   effecten onvermijdelijk zijn\n\nCi.8\n\nVolgt pati\u00ebnten om na te gaan of er deterministische effecten optreden\n\nCi.9\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor dosisbeperking en voert routines in die dosisbeperking\n                                                   van de staf verzekeren\n\nC.2.5 Kwaliteit\n\nKennis\n\nKi.14\n\nDefinieert kwaliteitsbewaking in de interventieradiologie. Legt de taken en verantwoordelijkheden\n                                                   uit.\n\nKi.15\n\nSomt de belangrijke componenten op van beeldkwaliteit en de relatie hiervan met de\n                                                   blootstelling van de pati\u00ebnt bij een procedure\n\nKi.16a\n\nLegt het principe uit van diagnostische referentieniveaus bij interventieprocedures\n                                                   waar dat relevant voor is of anders de te verwachten doses. Begrijpt de effecten van\n                                                   beelden van slechte kwaliteit bij interventieprocedures\n\nVaardigheden\n\nVi.10\n\nBegrijpt de effecten van beelden van slechte kwaliteit bij interventieprocedures\n\nVi.11\n\nVermijdt onnodige blootstelling van de pati\u00ebnt gedurende interventieprocedures door\n                                                   de gebruikte technieken te optimaliseren (positionering en afmeting van de bundel,\n                                                   gonadenafscherming, focus-huidafstand, juiste bundelfiltratie, beperking van de doorlichttijd\n                                                   en het vastleggen daarvan, geen onnodige projecties gebruiken)\n\nVi.12\n\nOntwikkelt een afdelingsbeleid om de doses van de interventiemedewerkers en -staf\n                                                   zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden\n\nC.2.6 Wet- en regelgeving\n\nKennis\n\nKi.17\n\nSpecificeert het relevante regelgevingskader dat van toepassing is op de praktijk\n                                                   van de interventieradiologie in Nederland\n\nVaardigheden\n\nVi.13\n\nPast de gevonden relevante richtlijnen toe op elke klinische situatie in de interventieradiologie\n\nCompetenties\n\nCi.10\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de richtlijnen voor de bescherming\n                                                   van de pati\u00ebnt (inclusief referentieniveaus per procedure, waar toepasbaar)\n\nC.3 Aanvullende eindtermen stralingshygi\u00ebne voor nucleair radiologen\n\nC.3.1 Stralingshygi\u00ebne pati\u00ebnt in de nucleaire geneeskunde\n\nKennis\n\nKn.1\n\nSpecificeert het relevante kader van wet- en regelgeving betreffende de uitoefening\n                                                   van de nucleaire geneeskunde in Nederland\n\nKn.2\n\nMaakt een opsomming van verwachte doses voor de gebruikelijke nucleair geneeskundige\n                                                   verrichtingen\n\nKn.3\n\nLegt de ordegrootte uit van het stralingsrisico als functie van de pati\u00ebntdosis, geslacht,\n                                                   leeftijd en de behandelprognose\n\nKn.4\n\nLegt de principes en hulpmiddelen uit om de aangepaste activiteit te bepalen voor\n                                                   pediatrische nucleair geneeskundige verrichtingen (EANM pediatrische doseringstabel)\n\nKn.5\n\nLegt de relevante regelgeving uit betreffende de keuze voor poliklinische behandeling\n                                                   met radionucliden dan wel opname van de pati\u00ebnt, inclusief ontslagcriteria\n\nKn.6\n\nVerklaart het principe en de procedure van kwaliteitsbewaking voor niet-beeldvormende\n                                                   apparatuur zoals activiteitsmeters (dosiskalibratoren) en meetsondes (probes)\n\nKn.7\n\nVerklaart het principe en de procedure van kwaliteitsbewaking voor beeldvormende apparatuur,\n                                                   zoals gammacamera\u2019s, SPECT, PET (en de combinatie met CT)\n\nKn.8a\n\nBeschrijft de principes en het ermee gepaard gaande proces van toediening van radiofarmaca\n                                                   (intraveneus, oraal en per inhalatie) en heeft basiskennis van het fysiologisch gedrag\n                                                   van radiofarmaca en de gevolgen daarvan voor de geabsorbeerde doses\n\nKn.9\n\nBeschrijft de te nemen actie na onjuiste toediening van radiofarmaca\n\nKn.10\n\nLegt de klinische consequenties uit van therapie met radiofarmaca aan een (mogelijk)\n                                                   zwangere pati\u00ebnt of een pati\u00ebnt die zwanger wordt in de weken na toediening\n\nKn.11\n\nBeschrijft de procedures hoe om te gaan met incontinente pati\u00ebnten\n\nKn.12\n\nLegt de belangrijkste factoren uit die bepalend zijn voor de optimalisatie van de\n                                                   beeldkwaliteit versus de toegediende dosis (activiteit), zoals: de keuze van collimator,\n                                                   energievenster of tomografisch reconstructie-algoritme\n\nKn.13\n\nVerklaart de opties voor het optimaliseren van de pati\u00ebntdosis voor CT tijdens het\n                                                   gebruiken van gecombineerde beeldvormende modaliteiten zoals PET/CT, SPECT/CT etc.\n\nKn.14\n\nVerklaart de basisprincipes van het MIRD-schema, inclusief tijdsge\u00efntegreerde activiteit\n                                                   in de bron-regio (gecumuleerde activiteit) en tijdsge\u00efntegreerde activiteitsco\u00ebffici\u00ebnt\n                                                   (verblijftijd)\n\nKn.15\n\nVerklaart op basis van een radioactief jodium-uptake meting welke procedure wordt\n                                                   gebruikt voor de behandeling van een benigne schildklieraandoening\n\nKn.16\n\nSomt de therapeutische nucleair geneeskundige verrichtingen op die minder frequent\n                                                   of in gespecialiseerde instituten worden uitgevoerd en de daarbij horende speciale\n                                                   stralingshygi\u00ebnische aspecten\n\nKn.a nl\n\nSomt ge\u00efndiceerde en niet-ge\u00efndiceerde onderzoeken bij vraagstellingen volgens richtlijnen\n                                                   op\n\nKn.25\n\nLicht de ethische en juridische aspecten toe betreffende de stralingsblootstelling\n                                                   van vrijwilligers bij medisch onderzoek waarbij radiofarmaca worden toegediend\n\nVaardigheden\n\nVn.1\n\nPast de principes van rechtvaardiging (inschatting van risico/voordeel) en optimalisatie\n                                                   (inclusief ALARA) toe, met inachtneming van bestaande richtlijnen over de indicaties\n                                                   voor nucleair geneeskundige verrichtingen\n\nVn.2\n\nBesluit welke radiofarmaca en procedures worden gebruikt, met inachtneming van dosisreferentieniveaus\n\nVn.3\n\nPast voor iedere diagnostische of therapeutische verrichting Europese en nationale\n                                                   wetten, voorschriften, aanbevelingen en standaarden toe met betrekking tot pati\u00ebntveiligheid\n\nVn.4\n\nEvalueert het stralingsrisico voor embryo/foetus ten opzichte van de voordelen van\n                                                   een nucleair geneeskundige verrichting\n\nVn.5\n\nBepaalt de toe te passen dosis (activiteit) voor pediatrische pati\u00ebnten, afhankelijk\n                                                   van de lichaamsmassa\n\nVn.6\n\nBerekent orgaandoses en effectieve dosis vanuit verblijftijden, daarbij gebruikmakend\n                                                   van daartoe ontwikkelde software-hulpmiddelen\n\nVn.7\n\nKiest de toe te passen procedure voor de behandeling van benigne schildklierziekte,\n                                                   op basis van de verkregen gegevens van de radioactief jodium-uptake meting\n\nVn.8\n\nStelt een pati\u00ebnt-specifiek behandelplan op (samen met een klinisch fysicus) voor\n                                                   een gegeven nucleair geneeskundige therapie\n\nVn.9\n\nOntwerpt geschikte veiligheidsmaatregelen voor het te volgen beleid voor opgenomen\n                                                   pati\u00ebnten die therapeutische doses radiofarmaca toegediend hebben gekregen\n\nVn.10\n\nIdentificeert klinische indicaties die het gebruik van lage-dosis-CT toestaan in multimodale\n                                                   beeldvormende procedures\n\nVn.11\n\nOntwerpt geschikte maatregelen voor de afwikkeling van onbedoelde of accidentele blootstelling\n                                                   aan radioactiviteit, bijv. extravasale toediening\n\nVn.17\n\nMeldt blootstelling aan straling van vrijwilligers/pati\u00ebnten als gevolg van medisch\n                                                   onderzoek in klinische studies aan voor ethische en wettelijke goedkeuring\n\nCompetenties\n\nCn.1\n\nAdviseert pati\u00ebnten over de risico\u2019s en voordelen van een geplande nucleair geneeskundige\n                                                   verrichting\n\nCn.2\n\nNeemt de verantwoordelijkheid voor de rechtvaardiging van de stralingsblootstelling\n                                                   van elke pati\u00ebnt, met speciale afweging voor zwangere pati\u00ebnten\n\nCn.3\n\nNeemt op basis van de aanvraag van de verwijzend arts verantwoordelijkheid voor de\n                                                   keuze en uitvoering van de nucleair geneeskundige verrichting met de minste dosisbelasting,\n                                                   rekening houdend met zowel de beschikbaarheid van radiofarmaca als met andere beeldvormende\n                                                   modaliteiten, welke al dan niet ioniserende stralingsbelasting voor de pati\u00ebnt geven\n\nCn.4\n\nNeemt verantwoordelijkheid om te voldoen aan referentiedoses waar dat van toepassing\n                                                   is\n\nCn.5\n\nNeemt de verantwoordelijkheid voor het op basis van pati\u00ebnt-specifieke informatie\n                                                   optimaliseren van het soort radiofarmacon en de toegediende dosis (activiteit) dat\n                                                   wordt gebruikt voor een bepaalde diagnostische nucleair geneeskundige verrichting\n\nCn.6\n\nNeemt de verantwoordelijkheid voor het optimaliseren van de CT-pati\u00ebntdosis bij multimodale\n                                                   beeldvormende modaliteiten, afhankelijk van de klinische situatie en de eigenschappen\n                                                   van het beeldvormende apparaat\n\nCn.7\n\nBewaakt kwaliteitscontroleprocedures voor alle apparatuur die van belang is voor pati\u00ebntblootstelling\n                                                   (bijv. activiteitsmeters, meetsondes, beeldvormende apparatuur zoals gammacamera\u2019s,\n                                                   SPECT, PET)\n\nCn.8\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor therapeutische nucleair geneeskundige verrichtingen\n                                                   betreffende indicatiestelling en naleving van geautoriseerde protocollen\n\nCn.9\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor het toepassen van de optimale dosis (activiteit) voor\n                                                   een gegeven therapeutische nucleair geneeskundige verrichting zoals bepaald in een\n                                                   pati\u00ebnt-specifiek behandelplan (opgesteld samen met een klinisch fysicus)\n\nCn.10\n\nImplementeert standaardprotocollen voor alle diagnostische nucleair geneeskundige\n                                                   verrichtingen die regelmatig plaatsvinden\n\nCn.11\n\nImplementeert standaardprotocollen voor alle therapeutische nucleair geneeskundige\n                                                   verrichtingen die regelmatig in een kliniek worden uitgevoerd\n\nCn.12\n\nImplementeert standaardprotocollen voor het afhandelen van onbedoelde of accidentele\n                                                   blootstelling aan ioniserende straling\n\nCn.13\n\nAdviseert borstvoeding gevende pati\u00ebnten over tijdelijke of definitieve stopzetting\n                                                   hiervan naar gelang het toegediende radiofarmacon en de toegediende dosis activiteit\n\nCn.14\n\nAdviseert zowel mannelijke als vrouwelijke pati\u00ebnten over de periode gedurende welke\n                                                   zij conceptie zouden moeten voorkomen na een radionuclidentherapie\n\nCn.21\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor het voldoen aan wettelijke en ethische vereisten bij\n                                                   het blootstellen van vrijwilligers aan straling bij medisch onderzoek of pati\u00ebnten\n                                                   in klinische studies\n\nC.3.2 Stralingsbescherming voor medewerkers en omgeving in de nucleaire geneeskunde\n\nKennis\n\nKn.17\n\nBeschrijft algemene regels voor het werken met open en ingekapselde radioactieve bronnen\n                                                   (kwaliteitscontrole/markering)\n\nKn.18\n\nBeschrijft de belangrijkste afwegingen die van belang zijn voor de stralingsbescherming\n                                                   bij het ontwerp van een nieuwe afdeling nucleaire geneeskunde, inclusief een radionuclidenlaboratorium\n                                                   voor de bereiding van radiofarmaca of handelingen met open bronnen\n\nKn.19\n\nLegt de aard en de bronnen van inwendige en externe stralingsblootstelling uit voor\n                                                   medewerkers op de afdeling nucleaire geneeskundige en voor het publiek\n\nKn.20\n\nLegt het kwantitatieve risico en de wijze van dosisbepaling uit voor medewerkers op\n                                                   de afdeling nucleaire geneeskunde\n\nKn.21\n\nMaakt een overzicht van nucleair geneeskundige verrichtingen die een potentieel hoge\n                                                   dosis op de extremiteiten of de ooglens kunnen veroorzaken, zoals het gebruik van\n                                                   hoge-energie-b\u00e8tastralers\n\nKn.22\n\nLegt het kwantitatieve risico en de wijze van dosisbepaling (waar van toepassing)\n                                                   uit voor publieke blootstelling, met betrekking tot nucleair geneeskundige verrichtingen\n\nKn.23\n\nBeschrijft waaraan wettelijk moet worden voldaan betreffende het beheer en gebruik\n                                                   van open en gesloten radioactieve bronnen; inclusief de vereisten voor opslag, afscherming,\n                                                   het vastleggen van gegevens en controle (audit)\n\nKn.231\n\nBeschrijft waar wettelijk aan moet worden voldaan met betrekking tot het beheer en\n                                                   de afvoer van radioactief afval en het transport van radioactief materiaal\n\nKn.24\n\nMaakt een overzicht van de relevante dosislimieten voor medewerkers (inclusief orgaandoses),\n                                                   voor zwangere medewerkers en het algemene publiek alsmede voor familieleden en verzorgers\n\nKn.25\n\nVerplaatst naar 3.1\n\nKn.26\n\nMaakt een overzicht van de relevante zaken betreffende beroepsmatige blootstelling\n                                                   die gekoppeld zijn aan alle gespecialiseerde procedures die in de eigen kliniek worden\n                                                   verricht en licht dit toe, bijv. radiosynovectomie, \u2018targeted\u2019-therapie\u00ebn met alfa-\n                                                   of b\u00e8tastralers\n\nVaardigheden\n\nVn.12\n\nOntwikkelt een afdelingsbeleid voor het veilig hanteren van open en ingekapselde radioactieve\n                                                   bronnen (o.a. opslag, afscherming, administratie, transport, afval)\n\nVn.13\n\nOntwikkelt een afdelingsbeleid om zowel de dosis van medewerkers door externe bestraling\n                                                   als die door inwendige besmetting (inhalatie, ingestie) zo laag als redelijkerwijs\n                                                   mogelijk is te houden\n\nVn.14\n\nIdentificeert procedures die speciale operationele stralingsbeschermingsmaatregelen\n                                                   vereisen, bijv. extra afscherming of bediening op afstand\n\nVn.15\n\nIdentificeert procedures die speciale dosismonitoring vereisen, bijv. vingerdosimetrie\n                                                   of bepaling van inwendige besmetting\n\nVn.16\n\nIdentificeert procedures die vereisen, dat aan de pati\u00ebnt (en familie en verzorgers)\n                                                   instructie wordt gegeven over het minimaliseren van de stralingsbelasting (uitwendig\n                                                   en inwendig)\n\nVn.17\n\nVerplaatst naar 3.1\n\nVn.18\n\nOntwikkelt beleid in de organisatie voor het optimaliseren van de blootstelling van\n                                                   pati\u00ebnten en medewerkers aan ioniserende straling voor alle gespecialiseerde nucleair\n                                                   geneeskundige verrichtingen en procedures\n\nCompetenties\n\nCn.15\n\nNeemt verantwoordelijkheid om te voldoen aan wettelijke vereisten en het ALARA-principe\n                                                   met betrekking tot beroepsmatige blootstelling en blootstelling van publiek op de\n                                                   eigen afdeling aan (ioniserende) straling\n\nCn.16\n\nNeemt verantwoordelijkheid voor het vaststellen van formele werkmethoden (SOP\u2019s)\n\nCn.17\n\nImplementeert een \u2013 bij de te verrichten procedures met bijbehorende risico\u2019s \u2013 passend\n                                                   monitoring programma voor werkers voor zowel externe bestraling als inwendige besmetting\n\nCn.18\n\nImplementeert een afdelingsbeleid om zwangere werkers te beschermen tegen inwendige-besmetting\n\nCn.19\n\nImplementeert instructies aan pati\u00ebnten die de afdeling verlaten na een diagnostische\n                                                   nucleair geneeskundige verrichting, in het bijzonder met indium-111\n\nCn.20\n\nGeeft instructie aan pati\u00ebnten die na therapie met radionucliden worden ontslagen\n                                                   (klinisch dan wel poliklinisch), in het bijzonder indien jodium-131 is toegediend\n                                                   voor de behandeling van schildklierkanker of hyperthyreo\u00efdie\n\nCn.21\n\nVerplaatst naar 3.1\n\nCn.22\n\nImplementeert standaardprotocollen voor alle gespecialiseerde procedures die regelmatig\n                                                   worden verricht in de eigen kliniek\n\nLijst van grondstoffen en bouwmaterialen die gezien de uitgezonden gammastraling in\n                                    aanmerking moeten worden genomen, omdat ze kunnen leiden tot een overschrijding van\n                                    het betreffende referentieniveau van 1 millisievert in een kalenderjaar en om die\n                                    reden aandacht vragen vanuit het oogpunt van de stralingsbescherming.\n\n1. Natuurlijke materialen:\n\na. Aluinschalie.\n\nb. Bouwmaterialen of grondstoffen van natuurlijke magmatische oorsprong:\n\n\u2013 granitoiden (zoals graniet, syeniet en orthogneis);\n\n\u2013 porfier;\n\n\u2013 tuf;\n\n\u2013 puzzolaan;\n\n\u2013 lava;\n\n\u2013 zirkoonzand.\n\n2. Grondstoffen op basis van restmateriaal uit industrie\u00ebn:\n\n\u2013 vliegas;\n\n\u2013 fosfo(r)gips;\n\n\u2013 fosforhoudende slakken;\n\n\u2013 tinslakken;\n\n\u2013 koperslakken;\n\n\u2013 slib van de aluminiumproductie;\n\n\u2013 restmateriaal van de staalproductie."}