Title: wetten.nl - Regeling - Meetcode gas LNB - BWBR0037935

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037935/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Meetcode gas LNB - BWBR0037935", "content": "Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202161,\n                                    houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet\n                                    (Meetcode gas LNB)\n\nDe Autoriteit Consument en Markt,\n\nGelet op artikel 12f, eerste lid van de Gaswet;\n\nBesluit:\n\nDe Meetcode gas LNB bevatten de voorwaarden inzake de volume- en capaciteitsmetingen\n                                          op de aansluitingen of systeemverbindingen op het landelijk gastransportnet alsmede\n                                          de gaskwaliteitsmetingen in het landelijk gastransportnet.\n\nBegrippen, die in de Gaswet of de Begrippencode gas zijn gedefinieerd, hebben de in de Gaswet of Begrippencode gas gedefinieerde betekenis.\n\nHet meetsysteem omvat een samenstel van meetinstallaties die gebruikt worden ter bepaling\n                                          van gashoeveelheid, gashoeveelheid per uur, gaskwaliteit en/of hoeveelheid energie\n                                          van het gas.\n\nHet meetsysteem voldoet aan de volgende specificaties:\n\nmeetonzekerheid in hoeveelheid energie op maandbasis\n\n\u2264 1%\n\nmeetonzekerheid in hoeveelheid energie per uur\n\n\u2264 2%\n\nbeschikbaarheid data per uur (gemiddelde op jaarbasis)\n\n\u2265 99%\n\nmaximale storingsduur meting en/of data acquisitie\n\n24 uur\n\nbeschikbaarheid Gaschromatograaf (GC) (op jaarbasis)\n\n\u2265 95%\n\nDe in 1.3 vermelde eisen gelden op basis van 95% betrouwbaarheid.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet slaat de voor het meetproces en\n                                          voor het beheersproces conform de hoofdstukken 2 en 3 van deze Meetcode gas LNB relevante parameters op in een register. De gegevens in\n                                          dit register kunnen door de aangeslotene of de regionale netbeheerder worden opgevraagd\n                                          voor zover die zijn eigen aansluiting of systeemverbinding betreffen. Na opvraging\n                                          worden de gegevens binnen 15 werkdagen ter beschikking gesteld.\n\nDe lokale data acquisitiesystemen van de meetinstallaties zijn op afstand uitleesbaar\n                                          met een frequentie van minimaal eenmaal per 5 minuten ten behoeve van online informatievoorziening.\n\nMet de in deze Meetcode gas LNB bedoelde meetinrichting wordt gelijkgesteld een meetinrichting\n                                          die rechtmatig is vervaardigd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van\n                                          de Europese Unie dan wel rechtmatig is vervaardigd of in de handel is gebracht in\n                                          een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe\n                                          strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoet aan\n                                          eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau\n                                          dat met de eisen genoemd in deze Meetcode gas LNB wordt nagestreefd.\n\nVoor alle meetinstallaties van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet voert\n                                          deze het beheer en onderhoud zodanig uit dat blijvend wordt voldaan aan de gestelde\n                                          functionele eisen.\n\nWerkzaamheden aan meetinstallaties van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet\n                                          mogen uitsluitend verricht worden door medewerkers van de netbeheerder van het landelijk\n                                          gastransportnet of personen die tot het verrichten van de werkzaamheden zijn gemachtigd\n                                          door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet.\n\nDe uitvoering van de werkzaamheden wordt opgetekend door degene die de werkzaamheden\n                                          heeft uitgevoerd in daarvoor bestemde dossiers. Hierbij worden vastgelegd de datum,\n                                          de aard van de werkzaamheden, de uitvoerder van de werkzaamheden, de resultaten van\n                                          de controles, alsmede eventuele bijzonderheden. Deze gegevens worden op verzoek door\n                                          de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan betreffende aangeslotene of\n                                          regionale netbeheerder ter beschikking gesteld. Na opvraging worden de gegevens binnen\n                                          15 werkdagen ter beschikking gesteld.\n\nNadat een meetinstallatie of onderdeel daarvan door de netbeheerder van het landelijk\n                                          gastransportnet is verwijderd bewaart deze de relevante ijk- en kalibratiecertificaten\n                                          ten minste tot 1 jaar na verwijdering. Deze gegevens worden op verzoek door de netbeheerder\n                                          van het landelijk gastransportnet aan betreffende aangeslotene of regionale netbeheerder\n                                          ter beschikking gesteld. Na opvraging worden de gegevens binnen 15 werkdagen ter beschikking\n                                          gesteld.\n\nDe hoeveelheid gas onder bedrijfscondities wordt uitsluitend gemeten met gasmeters\n                                          die voldoen aan de eisen voor gasmeters van klasse 1,0 volgens instrument specifieke\n                                          bijlage MI-002 van Richtlijn 2004/22/EG van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten.\n\nDe bepaling van de geleverde hoeveelheid gas onder normaalcondities gebeurt met de\n                                          ptz-methode: omrekening met behulp van de gemeten druk, de gemeten temperatuur en\n                                          de berekende compressibiliteit.\n\nDe meetinrichting voor de bepaling van de geleverde hoeveelheid gas onder normaalcondities\n                                          bestaat uit een gasmeter, een temperatuuropnemer, een drukopnemer en een Elektronisch\n                                          Volume Herleidings Instrument (EVHI).\n\nDe gasmeter is ofwel voorzien van een mechanisch telwerk ofwel gebaseerd op elektronische\n                                          verwerking van meetsignalen.\n\nEen gasmeter voorzien van een mechanisch telwerk is uitgerust met een laagfrequente\n                                          (LF) pulsgever gekoppeld aan het mechanisch telwerk en een hoogfrequente (HF) pulsgever.\n                                          Dit type gasmeter beschikt over een controlemogelijkheid om de correcte werking van\n                                          de gasmeter te verifi\u00ebren, bijvoorbeeld een HF/LF-controle. Indien aangeschaft na\n                                          1 januari 2012 is dit type gasmeter uitgerust met een voorziening waarmee de telwerkstand\n                                          op afstand uitleesbaar is.\n\nEen gasmeter gebaseerd op elektronische verwerking van meetsignalen is uitgerust met\n                                          een seri\u00eble output, een elektronisch aangestuurd pulssignaal, seri\u00eble communicatie\n                                          voor diagnostische doeleinden en een voorziening die de werking van de gasmeter verzekert\n                                          tijdens uitval van voedingsspanning. Tevens beschikt dit type meter over een elektronisch\n                                          signaal waarmee het verschil wordt aangegeven tussen een toestand waarin de gasmeter\n                                          correct functioneert en waarin deze niet correct functioneert.\n\nDe gasmeter dient bij aanschaf te beschikken over een toelating afgegeven onder de\n                                          Metrologiewet of de IJkwet. De gasmeter dient daar waar beschikbaar, te voldoen aan de (inter)nationale normen\n                                          (bijvoorbeeld ISO, CEN, NEN) die voor het betreffende type gasmeter gepubliceerd zijn.\n                                          Voor turbinegasmeters is EN 12261, voor rotorgasmeters is EN 12480 en voor ultrasone-gasmeters\n                                          is ISO 17089 van toepassing.\n\nDe gasmeter moet voorzien zijn van een kalibratiecertificaat van een erkende kalibratieinstelling\n                                          waarbij geldt dat de gebruikte kalibratiefaciliteit:\n\n\u2013 geaccrediteerd is conform ISO/IEC 17025 voor het uitvoeren van dergelijke kalibraties;\n\n\u2013 traceerbaar is naar de Europese Geharmoniseerde Referentie Waarde voor hoge druk aardgas\n                                                onder stromingsconditie;\n\n\u2013 voor kalibratie van turbinegasmeters voldoet aan de eisen zoals gesteld in EN 12261\n                                                annex A.\n\nNaast de bepalingen uit 2.1.1 geldt dat:\n\n\u2013 de flowgewogen gemiddelde miswijzing bij de hoogste druk waarbij gekalibreerd is ongeveer\n                                                nul bedraagt. Onder \u201cnul\u201d wordt verstaan zo dicht bij nul als technisch mogelijk is.\n\n\u2013 bij de hoogste druk waarbij gekalibreerd wordt de miswijzing in het gebied tussen\n                                                0,25*Qmax en Qmax kleiner dan 0,5% is, waarbij Qmax het maximale debiet is onder bedrijfscondities\n                                                waarbij de gasmeter gebruikt mag worden.\n\n\u2013 in het gebied tussen 0,25*Qmax en Qmax mag het verschil tussen de miswijzing bij de\n                                                hoogste druk waarbij gekalibreerd is en de miswijzing bij de laagste druk waarbij\n                                                gekalibreerd is niet groter zijn dan 0,7%.\n\n\u2013 indien een gasmeter is voorzien van een \u201cbeperkt opschrift\u201d voor de drukklasse, ze\n                                                binnen het aangegeven bereik wordt gebruikt.\u201d\n\nIndien als gasmeter een turbinemeter wordt gebruikt dan is deze toepasbaar in de volgende\n                                          drukklassen:\n\nDrukklasse\n\nToepasbaar bij een overdruk van\n\nIndien gekalibreerd bij een overdruk van\n\nANSI 150\n\nAlle drukken\n\nAtmosferisch en 8 bar\n\nANSI 150\n\nTussen 4 en 8 bar\n\n8 bar ijk; geen lage druk kalibratie\n\nANSI 300\n\nAlle drukken\n\n8 bar en 20 of 35 bar\n\nANSI 600\n\nAlle drukken\n\n8 of 20 bar en 50 of 60 bar\n\nIndien als gasmeter een rotormeter wordt gebruikt dan is deze toepasbaar in de volgende\n                                          drukklasse:\n\nDrukklasse\n\nToepasbaar bij een overdruk van\n\nIndien gekalibreerd bij een overdruk van\n\nANSI 150\n\nTot 16 bar\n\nAtmosferisch en 8 bar\n\nGasmeters worden ingebouwd volgens het voorschrift van de fabrikant van de gasmeter\n                                          met dien verstande dat er bij de turbinegasmeter sprake is van een rechte aanstroomlengte\n                                          van ten minste 5 maal de nominale leidingdiameter (5D), voorafgegaan door een stroomrichter,\n                                          en een afstroomlengte van ten minste 2D. Voor een rotorgasmeter geldt geen minimale\n                                          aan- en afstroomlengte. Bij een ultrasone-gasmeter is er sprake van een rechte aanstroomlengte\n                                          en afstroomlengte volgens ISO 17089. Bestaande installaties met een turbinegasmeter\n                                          die niet aan de eis van aanstroomlengte van 5D voldoen worden niet aangepast indien\n                                          de aanstroomlengte 4D of meer bedraagt.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet controleert periodiek (steekproefsgewijs)\n                                          in gebruik zijnde gasmeters op een, door de van overheidswege aangestelde toezichthouder\n                                          op de Metrologiewet, goedgekeurde systematische wijze.\n\nVoor meetinrichtingen met een jaarafname van 250 miljoen m3(n) of meer per meetstraat, wordt met ingang van 1 januari 2014 de door de gasmeter\n                                          gemeten hoeveelheid gas gecorrigeerd voor de afwijking van de betreffende gasmeter\n                                          conform het bij deze gasmeter behorende kalibratiecertificaat.\n\nVoor de bepaling van de geleverde hoeveelheid gas onder normaalcondities wordt de\n                                          door de gasmeter bij bedrijfscondities gemeten hoeveelheid gas met behulp van een\n                                          EVHI herleid tot m3(n) volgens de volgende formule:\n\nwaarin:\n\nVn= het aantal m\u00b3(n);\n\nV = de gemeten hoeveelheid gas in m\u00b3 bij p en t (bedrijfscondities);\n\np = de absolute druk waaronder het gas de volumemeter passeert in bar;\n\nt = de temperatuur waaronder het gas de volumemeter passeert in \u00b0C.\n\nZ = compressibiliteit onder bedrijfscondities\n\nZn= compressibiliteit onder normaalcondities\n\nDe drukopnemer voor het vaststellen van de druk p wordt aangesloten op de plaats waar\n                                          de druk bij kalibratie van de gasmeter maatgevend was. De drukopnemer moet bij ingebruikname\n                                          zijn voorzien van een kalibratiecertificaat van een erkende kalibratieinstelling.\n\nBij turbine- en ultrasone-gasmeters wordt de temperatuuropnemer voor het vaststellen\n                                          van de temperatuur t geplaatst in een zogenaamde \u201cmeet- en impulsring\u201d achter de gasmeter,\n                                          ofwel direct achter de gasmeter, waarbij de maximale afstand tussen uitlaatflens van\n                                          de gasmeter en de temperatuuropnemer 0,5 m bedraagt. Bij rotorgasmeters bevindt de\n                                          meet- en impulsring zich aan de inlaatzijde van de rotormeter. De temperatuuropnemer\n                                          moet bij ingebruikname zijn voorzien van een kalibratiecertificaat van een erkende\n                                          kalibratieinstelling.\n\nHet EVHI gebruikt als ingangssignaal voor het bepalen van de gemeten hoeveelheid gas\n                                          onder bedrijfscondities V de seri\u00eble output, het HF- of het LF-signaal van de gasmeter.\n\nDe berekening van de compressibiliteiten Z en Zn in het EVHI geschiedt conform de SGERG-methodiek (ISO 12213-3) of AGA NX19-mod. methodiek,\n                                          afhankelijk van de uitvoering van het EVHI.\n\nDe voor de werking van het EVHI benodigde ingestelde waarden calorische bovenwaarde,\n                                          relatieve dichtheid, molair percentage CO2 en molair percentage N2 worden door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet bepaald op basis van\n                                          langjarige gemiddelden van het ter plekke voorkomende gas en planningsgegevens van\n                                          de te verwachten toekomstige gasstromen. Deze waarden worden door de netbeheerder\n                                          van het landelijk gastransportnet op haar website gepubliceerd.\n\nOp het volgens 2.4.1 bepaalde geleverde hoeveelheid gas onder normaalcondities wordt nog een correctie\n                                          toegepast:\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet past achteraf deze correctie toe\n                                          voor de invloed van de feitelijke gaskwaliteit (op het tijdstip van de meting) op\n                                          de herleiding van het volume, dat wil zeggen op de door het EVHI bepaalde waarde voor\n                                          de compressibiliteit Z. Deze correctie wordt de Z-correctie genoemd. Bij het bepalen\n                                          van de omvang van de Z-correctiefactor Cfz worden de in 2.4.6 genoemde ingestelde waarden gebruikt en de volgens 3.1.5 bepaalde gerealiseerde waarden. Ten gevolge van de Z-correctie worden geen extra\n                                          eisen gesteld aan de in het EVHI geprogrammeerde ingestelde waarden en is er evenmin\n                                          sprake van een seizoensafhankelijke instelling. Bij deze correctie wordt gewerkt met\n                                          de SGERG methodiek of een gelijkwaardige methodiek voor de uiteindelijke bepaling\n                                          van de compressibiliteit.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet controleert ten minste 3 maal per\n                                          jaar de gasmeter uitwendig op regelmatig lopend telwerk, afwezigheid van vocht achter\n                                          glas en op een aanvaardbaar geluidsniveau. Tevens wordt 3 maal per jaar de in bedrijf\n                                          zijnde gasmeter gesmeerd.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet controleert het EVHI, de temperatuuropnemer,\n                                          de drukopnemer met controle apparatuur die voldoet aan onderstaande eisen:\n\nOnderdeel\n\nMaximaal toegestane afwijking gemeten waarde t.o.v. referentiewaarde\n\nKalibratiefrequentie\n\nReferentiedrukopnemer\n\n0,1%\n\n2 x per jaar\n\nReferentietemperatuuropnemer\n\n0,1 K\n\n2 x per jaar\n\nIn het controleproces vindt een bewaking plaats op systematische afwijkingen, zijnde\n                                          afwijkingen tussen meetinstrumenten en controleapparatuur die meermaals in dezelfde\n                                          richting voorkomen. Deze bewaking vindt plaats volgens ISO 7871 of een vergelijkbare\n                                          methode. De bewaking staat bekend onder de naam CUSUM techniek. De CUSUM techniek\n                                          houdt in dat herhaalde afwijkingen in dezelfde richting tot een correctieve actie\n                                          leiden indien zij gezamenlijk een drempelwaarde overschrijden, terwijl zij ieder voor\n                                          zich als \u201cniet significant\u201d beoordeeld zouden worden.\n\nDe CUSUM techniek wordt toegepast op de controle resultaten voor de druk- en temperatuuropnemers\n                                          en voor de Gaschromatografen (GC\u2019s) (testanalyses, zie 3.3.5).\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet kalibreert \u00e9\u00e9n keer per jaar elk\n                                          EVHI. Voor het bepalen van de miswijzing van het EVHI wordt een controleapparaat (inclusief\n                                          referentiedruk en -temperatuuropnemer) parallel geschakeld. De miswijzing van het\n                                          EVHI (herleidingsfout) is het procentuele verschil tussen de met behulp van het EVHI\n                                          bepaalde conversiefactor en de conversiefactor van het controleapparaat, betrokken\n                                          op de laatstgenoemde conversiefactor. Een controle van het EVHI bestaat uit ten minste\n                                          2 metingen binnen \u00e9\u00e9n controle.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet controleert \u00e9\u00e9n keer per jaar de\n                                          drukopnemer door de drukopnemer van de EVHI te vergelijken met de referentiedrukopnemer\n                                          van het controleapparaat.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet controleert \u00e9\u00e9n keer per jaar de\n                                          temperatuuropnemer door de temperatuuropnemer van de EVHI te vergelijken met de referentietemperatuuropnemer\n                                          van het controleapparaat.\n\n[Vervallen]\n\n[Vervallen]\n\nIndien bij de controles genoemd in 2.7.5 t/m 2.7.7 de netbeheerder van het landelijk gastransportnet een afwijking vindt groter dan\n                                          de toegestane afwijking (zie onderstaande tabel), dan voert deze binnen 4 weken een\n                                          vervolgonderzoek en een eventuele justering of vervanging uit. Tevens wordt er een\n                                          nieuwe controle uitgevoerd. Wanneer de herleidingsfout groter is dan 1% dan neemt\n                                          de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de betreffende in gebruik zijnde\n                                          meetinrichting direct uit bedrijf en wordt een reserve meetinrichting in bedrijf genomen.\n                                          Wanneer de herleidingsfout groter is dan 1,5% dan corrigeert de netbeheerder van het\n                                          landelijk gas-transportnet de meetresultaten conform 4.1.7 of 4.6.5 voor systeemverbindingen en 4.1.7 voor aansluitingen op het landelijk gastransportnet.\n\nControle frequentie\n\nTe bepalen afwijkingen\n\nMaximaal toelaatbare afwijking\n\n1 x per jaar\n\nHerleidingsfout\n\n0,5%\n\nVerschil herleidingsfout van de metingen\n\n0,3%\n\np-fout\n\n0,4%\n\nCUSUM p\n\nactiegrens\n\n0,45%\n\ndrempelwaarde\n\n0,08%\n\nt-fout\n\n0,5 K\n\nCUSUM t\n\nactiegrens\n\n0,45 K\n\ndrempelwaarde ISM 999\n\n0,15 K\n\ndrempelwaarde overig\n\n0,08 K\n\nDe aangeslotene of de regionale netbeheerder kunnen individuele controleresultaten\n                                          van de betreffende aansluiting of systeemverbinding opvragen bij de netbeheerder van\n                                          het landelijk gastransportnet. Na opvraging worden de gegevens binnen 15 werkdagen\n                                          ter beschikking gesteld.\n\nTer illustratie is het beschreven controleproces samengevat in onderstaand schema:\n\nEen lokaal data-acquisitiesysteem, separaat of als ge\u00efntegreerd onderdeel van het\n                                          EVHI, registreert op de plek van de meting aan het einde van elk uur drie tellerstanden:\n                                          tellerstanden voor de gasmeter, de niet-herleidbare gashoeveelheid en de herleidbare\n                                          gashoeveelheid. De laatste twee zoals bepaald door het EVHI op basis van de gasmeter\n                                          op het tijdstip van registratie.\n\nDe bijdrage van de onnauwkeurigheid van de klok van het lokale data-acquisitiesysteem\n                                          aan de bepaling van de hoeveelheid per uur bedraagt maximaal 0,05%. De klok van het\n                                          lokale data-acquisitiesysteem wordt ten minste dagelijks gesynchroniseerd met een\n                                          centrale klok. Bij een tijdsynchronisatie met een tijdsverschil groter dan 18 seconden\n                                          vindt er een correctie op de uurwaarden plaats op basis van dat tijdsverschil.\n\nIndien het lokaal data-acquisitiesysteem geen ge\u00efntegreerd onderdeel van het EVHI\n                                          vormt, vindt de overdracht van de telwerkstand van de gasmeter naar het data-acquisitiesysteem\n                                          indien mogelijk plaats op basis van een ander signaal dan het signaal dat gebruikt\n                                          wordt voor de herleiding door het EVHI. De overdracht van de EVHI-standen naar het\n                                          data-acquisitiesysteem vindt plaats via pulsen of via een seri\u00eble verbinding. De telwerken\n                                          van het data-acquisitiesysteem worden afgeleide telwerken genoemd. De afgeleide telwerken\n                                          lopen synchroon met primaire telwerken van de gasmeter en het EVHI.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet borgt dat de afgeleide telwerken\n                                          synchroon lopen met de primaire telwerken. In het geval dat de signaaloverdracht tussen\n                                          de gasmeter, het EVHI en/of het lokaal data-acquisitiesysteem gebaseerd is op pulssignalen\n                                          wordt dit geborgd door hierop ten minste vier maal per jaar een controle uit te voeren.\n                                          Bij constatering van verschillen worden de telwerken van het data-acquisitiesysteem\n                                          gesynchroniseerd aan de primaire telwerken op de gasmeter en het EVHI. Het daarbij\n                                          betrokken volume verschil wordt verwerkt als correctie volgens 4.3.3 en/of als restvolume volgens 4.4.3.\n\nHet lokale data-acquisitiesysteem legt met de data de door de meetinrichting gegenereerde\n                                          storingsinformatie vast.\n\nDoel van de gaskwaliteitbepaling is het vaststellen van de calorische bovenwaarde\n                                          en het bepalen van de voor de uitvoering van 2.4.7 benodigde waarden.\n\nBij de gaskwaliteitbepaling worden de relatieve concentraties bepaald van de onderstaande\n                                          componenten, waarbij tevens een indicatie van het werkgebied is gegeven.\n\nComponenten\n\nMinimum [mol%]\n\nMaximum [mol%]\n\nMethaan\n\n65,0\n\n96,0\n\nEthaan\n\n0,2\n\n11,0\n\nPropaan\n\n0,1\n\n4,0\n\n2-methylpropaan (Iso-butaan)\n\n0,01\n\n0,9\n\nNormaal-butaan\n\n0,01\n\n0,9\n\nNeo-pentaan (2,2 dimethylpropaan)\n\n0,001\n\n0,5\n\nMethylbutaan (Iso-pentaan)\n\n0,001\n\n0,6\n\nNormaal-pentaan\n\n0,001\n\n0,6\n\nC6+\n\n0,001\n\n0,5\n\nN2\n\n0,3\n\n17,0\n\nCO2\n\n0,2\n\n11,0\n\nDe gaskwaliteitbepaling wordt uitgevoerd door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet\n                                          en bestaat uit een gaskwaliteitmeting en een gaskwaliteitsysteem.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet voert de gaskwaliteitmeting uit\n                                          met een gaschromatograaf (GC) of een of meerdere apparaten waarmee de gaskwaliteit\n                                          bepaald kan worden met gelijkwaardige nauwkeurigheid conform 1.3.2 en 3.2.4.\n\nHet gaskwaliteitsysteem bepaalt de gaskwaliteit op een aansluiting of systeemverbinding\n                                          uitgaande van een of meerdere gaskwaliteitmetingen met een nauwkeurigheid die leidt\n                                          tot een nauwkeurigheid van de bepaling van de hoeveelheid energie die gelijk is aan\n                                          of beter dan de specificaties in 1.3.2.\n\nDe GC voert de gasanalyse uit op grond van op representatieve punten uit het landelijk\n                                          gastransportnet getrokken gasmonsters. De GC heeft een nominale analyseslag van 15\n                                          minuten of minder.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet maakt de plaatsen waar een GC is\n                                          opgesteld bekend door middel van een openbare rapportage op haar website.\n\nUit de gassamenstelling bepaald door de GC worden de calorische bovenwaarde en de\n                                          relatieve dichtheid berekend volgens ISO 6976.\n\nDe onnauwkeurigheid van de bepaling van de calorische bovenwaarde is niet groter dan\n                                          0,4% van de bepaalde waarde.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet voert voor ingebruikname van een\n                                          GC en bij de vervanging van componenten (bijvoorbeeld de detector) een multi-level\n                                          kalibratie uit. Bij een multi-level kalibratie wordt van 7 directe componenten een\n                                          kalibratie-lijn bepaald op basis van zeven punten in het gewenste werkgebied. De directe\n                                          componenten zijn N2, CO2, methaan, ethaan, propaan, iso-butaan, en normaal-butaan.\n\nTer controle van de goede werking van de GC wordt wekelijks automatisch een controle\n                                          uitgevoerd met een gecertificeerd kalibratie- of testgas. De wekelijkse controle omvat\n                                          3 analyses. Controle vindt plaats op basis van statistische controlemethodieken. De\n                                          details van deze controlemethodiek worden door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet\n                                          op haar website gepubliceerd. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet rapporteert\n                                          in de jaarlijkse evaluatie van het meetproces conform 4.5.1 dat middels deze wekelijkse controles voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitseisen.\n\nDe in 3.3.1 en 3.3.2 genoemde kalibratiegassen worden gravimetrisch aangemaakt volgens ISO 6142 en van\n                                          een certificaat voorzien voor elk van de 7 componenten volgens ISO 6711. De GC waarmee\n                                          de controle van het aangemaakte kalibratiegas wordt uitgevoerd is gekalibreerd met\n                                          primair referentie materiaal. Na controle en goedkeuring van het nieuw gemaakte kalibratiegas\n                                          wordt een certificaat gemaakt volgens ISO 6141.\n\nTer controle van de juiste werking van de GC voert de netbeheerder van het landelijk\n                                          gastransportnet maandelijks een testgas analyse uit. Een testgas is een monster van\n                                          gas getrokken uit het landelijk gastransportnet. De gaskwaliteit van het testgas voor\n                                          een GC moet liggen in het gerealiseerde werkgebied van de betreffende GC. Het testgas\n                                          dient voorzien te zijn van een certificaat die de calorische bovenwaarde, vastgesteld\n                                          op basis van een laboratoriumanalyse, vermeldt. De testgas-test omvat minimaal 3 analyses.\n                                          Er wordt gerekend op basis van het gemiddelde van de laatste twee analyses. Bij een\n                                          verschil tussen analyse resultaat en het certificaat groter dan 0,3% wordt een onderzoek\n                                          ingesteld, zo nodig gevolgd door een correctieve actie aan de GC, en dient de netbeheerder\n                                          van het landelijk gastransportnet een voorstel tot correctie van de meetwaarden conform\n                                          4.1.7 of 4.6.5 te doen.\n\nIn het testgas-proces vindt een bewaking plaats op systematische afwijkingen. Deze\n                                          bewaking vindt plaats volgens ISO 7871 of een vergelijkbare methode. Deze methode\n                                          staat bekend als de CUSUM methode, zie 2.7.3.\n\nEen lokaal data-acquisitiesysteem, separaat of als ge\u00efntegreerd onderdeel van de GC,\n                                          registreert op de plek van de meting voor elke analyseslag de verkregen analysewaarden\n                                          volgens 3.1.2, de bepaalde waarden volgens 3.2.3 en het tijdstip van registratie. Per kwartier worden de resultaten opgeslagen voor\n                                          verwerking conform 4.1.1.\n\nDe klok van het lokale data-acquisitiesysteem wordt ten minste dagelijks gesynchroniseerd\n                                          met een centrale klok.\n\nHet lokale data-acquisitiesysteem legt met de data tevens de door de meetinstallatie\n                                          gegenereerde storingsinformatie vast.\n\nEen gaskwaliteitsysteem bevat een controlemethodiek waarmee vastgesteld wordt dat\n                                          voldaan wordt aan de eisen volgens 1.3.2.\n\nDe voor het toegepaste gaskwaliteitsysteem benodigde (instel) parameters en controlemethodieken\n                                          worden door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet op basis van configuratie\n                                          van het landelijk gastransportnet bepaald en actueel gehouden. Deze (instel) parameters\n                                          en controlemethodieken worden door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet\n                                          jaarlijks op haar website gepubliceerd.\n\nDe meetgegevens conform 2.8.1, 2.8.5, 3.4.1 en 3.4.3 worden minimaal eenmaal per dag door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet\n                                          verzameld en verwerkt.\n\n[Vervallen]\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet controleert de gegevens bij de verwerking\n                                          op volledigheid en verifieert de gegevens.\n\nBij de verificatie van de gashoeveelheidmeting vindt door de netbeheerder van het\n                                          landelijk gastransportnet controle plaats op de juiste overbrenging van de signalen\n                                          van de gasmeter naar het EVHI en van de juiste herleiding door het EVHI. Deze verificatie\n                                          vindt plaats op de data per uur. Eenzelfde verificatie vindt plaats op maandbasis,\n                                          met het oogmerk eventuele lange-termijn effecten op te sporen. Metingen die niet voldoen\n                                          aan gestelde criteria worden aan een nader onderzoek onderworpen. De geldende criteria\n                                          zijn afhankelijk van de specifieke situatie ter plekke van de meting en worden op\n                                          verzoek door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan betreffende aangeslotene\n                                          of regionale netbeheerder ter beschikking gesteld. Na opvraging worden de gegevens\n                                          binnen 15 werkdagen ter beschikking gesteld.\n\nBij de verificatie van de gaskwaliteitmeting wordt een plausibiliteitcontrole uitgevoerd\n                                          op de verkregen analysewaarden en de afgeleide grootheden volgens 3.2.3.\n\nDe verificatie vindt zodanig plaats dat de in 1.3.2 genoemde beschikbaarheideisen gerealiseerd kunnen worden.\n\nEventueel door de meetinstrumenten gegenereerde storingsinformatie en andere bijzondere\n                                          situaties zijn aanleiding tot een automatische correctie of een nader onderzoek naar\n                                          de juistheid van de gegevens, zo nodig gevolgd door een handmatige correctie.\n\nVoor alle systeemverbindingen tussen het landelijk gastransportnet en het regionale\n                                          gastransportnet worden alle gevonden fouten in de gashoeveelheidmeting of de gaskwaliteitsmeting\n                                          door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet gecorrigeerd binnen de termijnen\n                                          zoals genoemd in artikelen 2.6.1 van de Allocatiecode gas. Voor de overige aansluitingen worden gevonden fouten in de gashoeveelheidsmeting\n                                          of gaskwaliteitsmeting door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet gecorrigeerd\n                                          binnen de termijnen zoals genoemd in artikel 2.5.1 van de Allocatiecode gas.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet houdt alle correcties in de data\n                                          in logboeken bij. In deze logboeken worden minimaal vermeld de originele meetwaarde,\n                                          de vervangende meetwaarde, de reden van wijziging, de wijze van wijziging, het tijdstip\n                                          van wijziging en de uitvoerder van de wijziging.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet past een correctieprocedure toe\n                                          in geval het meetinstrument voor de gaskwaliteitmeting onbeschikbaar is vanwege een\n                                          storing, het uitvoeren van een testgasprocedure of onderhoud en het meetinstrument\n                                          zelf geen vervangende waarde bepaalt. Voor deze periode worden meetwaarden vervangen\n                                          door het gemiddelde van de drie voorliggende correcte waarden. De eerste waarde voor\n                                          de correctieperiode is uitgesloten.\n\nBij storingen langer dan 60 uur in de bepaling van de calorische bovenwaarde overlegt\n                                          de netbeheerder van het landelijk gastransportnet met de betreffende regionale netbeheerder\n                                          over de te gebruiken waarde. Indien sprake is van een storing langer dan 60 uur in\n                                          de bepaling van de calorische bovenwaarde voor een enkelvoudige aangeslotene dan treedt\n                                          de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in overleg met deze aangeslotene.\n\nOnder de omstandigheden die volgens 4.1.7 leiden tot een automatische correctie of een nader onderzoek van de data door de\n                                          netbeheerder van het landelijk gastransportnet vallen in ieder geval: werkzaamheden\n                                          aan de meetinrichting, vervanging van apparatuur, spanningsuitval op de gehele meetinrichting\n                                          of een onderdeel daarvan, storingsmeldingen van apparatuur en het volgens 2.8.4 gelijkstellen van tellerstanden van meetinstrumenten en hiervan afgeleide tellerstanden\n                                          in data acquisitiesystemen.\n\nIndien over een bepaalde periode geen waarden per uur beschikbaar zijn maar de totale\n                                          hoeveelheid die gedurende die periode gemeten is wel bekend is, verdeelt de netbeheerder\n                                          van het landelijk gastransportnet deze totale hoeveelheid over de periode overeenkomstig\n                                          een qua belastingcurve vergelijkbare periode indien deze overeenkomstigheid plausibel\n                                          is.\n\nIndien bij een tellerstandsynchronisatie volgens 2.8.4 een verschil geconstateerd wordt, onderzoekt de netbeheerder van het landelijk gastransportnet\n                                          de reeds beschikbare historische data op periodes waarin waarden per uur ontbreken.\n                                          Dat deel van het verschil dat plausibel is toe te schrijven aan een periode zonder\n                                          waarden per uur wordt verwerkt conform 4.3.2, terwijl het resterende verwerkt wordt als restvolume conform 4.4.4.\n\nHet afgeleide telwerk van de herleide hoeveelheid van het EVHI bepaalt de gashoeveelheid\n                                          per uur, eventueel gecorrigeerd conform 4.3 en 2.4.7.\n\nDe geleverde hoeveelheid energie per uur is gelijk aan de gemeten hoeveelheid gas,\n                                          bepaald volgens 4.4.1, maal de calorische bovenwaarde van dit gas in het betreffende uur, bepaald volgens\n                                          3.1.3.\n\nEen hoeveelheid gas die niet aan een uur is toe te schrijven bestaat uit een hoeveelheid\n                                          niet herleid gas die niet aan een uur is voor te schrijven, welke hoeveelheid gas\n                                          het \u2018restvolume dV\u2019 wordt genoemd, en een hoeveelheid herleid gas die niet aan een\n                                          uur is toe te schrijven, welke hoeveelheid gas het restvolume \u0394Vn wordt genoemd. Het restvolume dV bestaat uit de som van het eventuele verschil tussen\n                                          het volume bepaald met de gasmeter en het niet herleide volume bepaald door het EVHI\n                                          plus de hoeveelheid die bij een synchronisatie van de afgeleide telwerken van de gasmeter\n                                          en/of het niet herleid volume van het EVHI conform 2.8.4 bepaald is minus de hoeveelheid gas welke conform 4.3.3 is gebruikt ter correctie van een periode waarin waarden per uur ontbreken. Het restvolume\n                                          dV wordt per dag herleid met de gemiddelde gerealiseerde herleidingfactor voor de\n                                          betreffende dag voor de betreffende meetinrichting. Tevens wordt een daggemiddelde\n                                          Z-correctiefactor voor de gerealiseerde gaskwaliteit uitgerekend en toegepast.\n\nHet restvolume \u0394Vn bestaat uit de hoeveelheid die bij een synchronisatie van het afgeleide telwerk voor\n                                          het herleid volume van het EVHI conform 2.8.4 bepaald is minus de hoeveelheid gas die conform 4.3.3 gebruikt is ter correctie van een periode waarin waarden per uur ontbreken. Voor\n                                          het restvolume \u0394Vn wordt per dag een daggemiddelde Z-correctiefactor voor de gerealiseerde gaskwaliteit\n                                          uitgerekend en toegepast.\n\nRestvolumes dV en \u0394Vn kunnen ook ontstaan bij tijdsynchronisatie van de interne klok van de data acquisitie\n                                          apparatuur.\n\nIndien de vaststelling van restvolumes dV en \u0394Vn door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet plaatsvindt per dag gerekend\n                                          van 0.00 uur tot 24.00 uur worden deze toegeschreven aan de gasdag met dezelfde datumaanduiding\n                                          als de kalenderdag.\n\nPer maand wordt de som van de dagwaarden van het herleide en Z-gecorrigeerde restvolume\n                                          dV plus de som van de dagwaarden van het Z-gecorrigeerde restvolume \u0394Vn bepaald en vermenigvuldigd met de maandgemiddelde volumegewogen calorische bovenwaarde.\n                                          Het resultaat wordt \u2018restenergie\u2019 genoemd.\n\nDe geleverde hoeveelheid energie per maand is gelijk aan de som van de hoeveelheden\n                                          per uur volgens 4.4.2. plus de hoeveelheid restenergie conform 4.4.7.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet voorziet meetgegevens een kenmerk\n                                          waarmee wordt aangegeven of ze voldoen aan de eisen aan de meetonzekerheid in hoeveelheid\n                                          energie per uur conform 1.2. Dit kenmerk wordt het nauwkeurigheidskenmerk genoemd. Meetgegevens worden standaard\n                                          geacht nauwkeurig te zijn. Meetgegevens waarvan na correctie volgens 4.2 en/of 4.3 niet met zekerheid kan worden bepaald of ze voldoen aan de algemene eisen zoals geformuleerd\n                                          in 1.2.2 worden gemarkeerd als \u2018onnauwkeurig\u2019. Meetgegevens welke gecorrigeerd zijn\n                                          conform 4.3.2 worden geacht nauwkeurig te zijn.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet evalueert jaarlijks de gashoeveelheidbepaling\n                                          en gaskwaliteitbepaling en rapporteert hierover in algemene zin door middel van een\n                                          openbare rapportage op de website; de resultaten zijn niet direct herleidbaar naar\n                                          individuele metingen.\n\nIndien de regionale netbeheerder dan wel de netbeheerder van het landelijk gastransportnet\n                                          gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de meetresultaten niet juist zijn, dienen\n                                          zij elkaar hierover zo spoedig mogelijk te informeren, met vermelding van de gegronde\n                                          reden(en). Indien over de meetresultaten naar aanleiding van deze mededeling verschil\n                                          van mening tussen de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale\n                                          netbeheerder ontstaat, zullen zij een nader onderzoek instellen, elkaar over de uitkomst\n                                          van dit onderzoek informeren en in onderling overleg trachten het geschil op te lossen.\n                                          Onverminderd het gestelde in artikel 19 van de Gaswet kunnen de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerder\n                                          gezamenlijk een derde partij benoemen om het geschil tussen hen op te lossen indien\n                                          zij samen geen overeenstemming bereiken. Deze derde partij kan eveneens nader onderzoek\n                                          instellen. De kosten van deze derde partij en van dit onderzoek komen voor rekening\n                                          van degene die in het ongelijk wordt gesteld.\n\nIndien de situatie, bedoeld in 4.6.1, zich voordoet en dit leidt tot een correctie, zal de netbeheerder van het landelijk\n                                          gastransportnet de betrokken erkende programmaverantwoordelijke(n) hierover informeren\n                                          en hem (hen), indien en voor zover noodzakelijk, betrekken bij het overleg waarin\n                                          wordt getracht het geschil op te lossen.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet of de regionale netbeheerder kan\n                                          het initiatief nemen tot een correctie naar aanleiding van interne controles conform\n                                          2.7, 3.3 of 4.1 indien de afwijking groter is dan 1,5%. Indien bij een controle van de volumeherleiding\n                                          conform 2.7 een afwijking wordt geconstateerd groter dan 1,0% dan wordt de betreffende meting\n                                          direct uit bedrijf genomen terwijl bij een afwijking groter dan 1,5% er een correctie\n                                          plaats zal vinden.\n\nDe netbeheerder van het landelijk gastransportnet voert correcties uitsluitend uit\n                                          indien de daarin betrokken hoeveelheid energie meer bedraagt dan 25000 kWh (\u2245 2.559\n                                          m3(n;35,17)) per maand.\n\nCorrecties van systeemverbindingen worden verwerkt binnen de in 4.1.8 gestelde termijn.\n\n[Vervallen per 26-05-2018]\n\nDit artikel betreft de controle op de chemische samenstelling en ruikbaarheid van\n                                          het (te transporteren) gas voor zover deze nog niet zijn behandeld in de 3.1 tot en met 3.5.\n\nOnder overige parameters voor gaskwaliteit wordt verstaan:\n\n\u2013 Wobbe index\n\n\u2013 Zuurstofgehalte\n\n\u2013 Gehalte aromatische koolwaterstoffen\n\n\u2013 Anorganische zwavelgehalte\n\n\u2013 Mercaptaangehalte (Alkylthiolen)\n\n\u2013 Totaal zwavel\n\n\u2013 Odorant- gehalte (THT).\n\nDe ruikbaarheid van het gas is direct gekoppeld aan het odorant en wordt daarom getoetst\n                                          op basis van het odorant gehalte.\n\nOm het gas naar \u2018gas\u2019 te laten ruiken wordt THT aan het gas toegevoegd. Het gas wordt\n                                          geacht over voldoende ruikgraad te beschikken indien op de controlepunten ten minste\n                                          10 mg/m3 THT wordt aangetroffen.\n\nVoor de gaskwaliteitmetingen worden de volgende bepalingsmethoden gebruikt:\n\nHoedanigheid\n\nMethode\n\nDetectieniveau\n\nOnzekerheid\n\nFrequentie\n\nWobbe index\n\nISO 6974 + 6976\n\n0,5%\n\nContinu\n\nZuurstof\n\nISO 6974\n\n0,01 mol %\n\n5%\n\nContinu on-line meting op N2-injectiepunten; Overig; steekproefsgewijs\n\nAromaten\n\nISO 6975\n\n5%\n\nSteekproefsgewijs\n\nAnorganisch gebonden zwavel in H2S\n\nISO 19739\n\n0,4 mg/m3\n\n1 mg\n\nContinue on-line metingen + steekproefsgewijs\n\nAlkylthiolen S-gehalte\n\nISO 19739\n\n1 mg/m3\n\n2 mg\n\nSteekproefsgewijs\n\nTotale gehalte zwavel\n\nISO 19739\n\n1 mg/m3\n\n1 mg\n\nSteekproefsgewijs\n\nTHT-gehalte\n\nApparaatspecifiek\n\n< 13%\n\nEens in de drie weken THT meting op iedere odorisatie locatie\n\nVoor de beoordeling van de Wobbe index WS na een mengstation moet rekening worden gehouden met de meet- en regelonnauwkeurigheid\n                                          van het mengstation. In verband hiermee mag door de netbeheerder van het landelijk\n                                          gastransportnet worden gestuurd op de contractuele grenswaarde voor WS mits de resulterende overschrijdingen op uurbasis liggen binnen een normale verdeling\n                                          rond de grenswaarde met een standaarddeviatie van 0,1 MJ/m3(n). Bij overschrijding van deze limietcurve vindt een extra controle plaats van de\n                                          voor de WS controle gebruikte GC. Er is pas sprake van een contractuele overschrijding wanneer\n                                          binnen een maand de limietcurve met meer 0,09 MJ/m3(n), zijnde de standaarddeviatie voor de WS bepaald met de GC, wordt overschreden. Bij overschrijding van de limietcurve zonder\n                                          dat er sprake is van een contractuele overschrijding wordt de betreffende locatie\n                                          de volgende maand opnieuw gecontroleerd.\n\nDe Meetvoorwaarden Gas \u2013 LNB, zoals vastgesteld bij besluit van 21 november 2006 en\n                                       nadien diverse malen gewijzigd, wordt ingetrokken.\n\nDit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de\n                                       Staatscourant waarin het is geplaatst.\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Meetcode gas LNB.\n\nDit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\n\u2019s-Gravenhage, 21 april 2016\n\nDe Autoriteit Consument en Markt,\n\nF.J.H. \nDon\n\nbestuurslid"}