Title: wetten.nl - Regeling - EEG-IJkregeling warmwatermeters - BWBR0003463

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003463/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - EEG-IJkregeling warmwatermeters - BWBR0003463", "content": "EEG-IJkregeling warmwatermeters\n\nDe Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zeil,\n\nGelet op artikel 23 van de IJkwet 1937 (Stb. 627) en de artikelen 4, 5, 7, 18, 22, 28 en 30 van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168);\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDeze regeling geldt ten aanzien van de bij artikel 2, eerste lid, onder c, 2\u00b0, van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168) aangewezen warmwatermeters als nader omschreven in punt 1.0 van\n                                    de bij deze regeling behorende bijlage.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe bepalingen van de bij deze regeling behorende bijlage moeten in acht worden genomen bij het verrichten van het onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring\n                                    en bij de eerste EEG-ijk.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: EEG-IJkregeling warmwatermeters.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.\n\n2  Zij treedt in werking met ingang van 1 december 1981.\n\n's-Gravenhage, 26 november 1981\n\nStaatssecretaris\n\nP. H. van Zeil\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nOnder een warmwatermeter, hierna meter genoemd, wordt verstaan een integrerend meetmiddel,\n                                       voorzien van een meetwerk dat een telwerk aandrijft en bestemd voor de continue meting\n                                       van het volume van water met een temperatuur die hoger is dan 30 \u00b0C en niet hoger\n                                       is dan 90 \u00b0C, waarvan de werking berust op een rechtstreeks mechanisch proc\u00e9d\u00e9 waarbij\n                                       gebruik wordt gemaakt van meetkamers met beweegbare wanden of van het effect van de\n                                       snelheid van het water op de draaiing van een beweegbaar orgaan (turbine, schroef,\n                                       enz.).\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet debiet is het quoti\u00ebnt van het volume water dat door de meter stroomt en de doorstroomtijd\n                                       van dat volume.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet in een bepaalde tijd afgeleverde volume is de totale hoeveelheid water die in\n                                       die tijd door de meter is gestroomd.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet maximale meetvermogen Qmax is het grootste debiet waarbij de meter gedurende beperkte bedrijfsperioden moet\n                                       kunnen werken zonder dat hij wordt beschadigd en zonder dat de maximaal toelaatbare\n                                       fouten of de maximaal toelaatbare waarde van het drukverlies worden overschreden.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet nominale meetvermogen Qn is gelijk aan de helft van het maximale meetvermogen Qmax. Uitgedrukt in kubieke meter per uur, dient het nominale meetvermogen ter aanduiding\n                                       van de meter.\n\nBij het nominale meetvermogen Qn moet de meter overeenkomstig zijn normale gebruik, dat wil zeggen zowel ononderbroken\n                                       als met onderbrekingen kunnen werken, zonder dat de maximaal toelaatbare fouten worden\n                                       overschreden.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet minimale meetvermogen Qmin is het debiet van waaraf de meter moet voldoen aan de eisen inzake de maximaal toelaatbare\n                                       fouten. Het wordt vastgesteld als functie van Qn.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet belastingsgebied van een meter is het gebied, dat wordt begrensd door het maximale\n                                       meetvermogen Qmax en het minimale meetvermogen Qmin. Het wordt verdeeld in een onderste en een bovenste zone, waarvoor de maximaal toelaatbare\n                                       fouten verschillen.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet overgangsdebiet Qt is het debiet dat de grens vormt tussen de onderste en de bovenste zone van het belastingsgebied.\n                                       Bij dit debiet vertonen de maximaal toelaatbare fouten een discontinu\u00efteit.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe maximaal toelaatbare fouten zijn de uiterste waarden van de fouten die bij de\n                                       EEG-modelgoedkeuring en de eerste EEG-ijk van een meter zijn toegestaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nOnder drukverlies wordt verstaan het verschil tussen de waterdruk, gemeten aan de\n                                       inlaatzijde en aan de uitlaatzijde van een in een leiding geplaatste meter.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe maximaal toelaatbare fouten bij de eerste EEG-ijk bedragen:\n\nin de onderste zone van het belastingsgebied, van Qmin tot Qt (Qt niet inbegrepen): 5% in plus en in min;\n\nin de bovenste zone van het belastingsgebied, van Qt tot en met Qmax: 3% in plus en in min.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe meters worden naar de waarden van de bovenomschreven begrippen Qmin en Qt overeenkomstig de onderstaande tabel in vier metrologische klassen ingedeeld:\n\nQn\n\nKlasse\n\n<15 m\u00b3/h\n\n>=15 m\u00b3/h\n\nKlasse A\n\nWaarde van Qmin\n\n0,04 Qn\n\n0,08 Qn\n\nWaarde van Qt\n\n0,10 Qn\n\n0,20 Qn\n\nKlasse B\n\nWaarde van Qmin\n\n0,02 Qn\n\n0,04 Qn\n\nWaarde van Qt\n\n0,08 Qn\n\n0,15 Qn\n\nKlasse C\n\nWaarde van Qmin\n\n0,01 Qn\n\n0,02 Qn\n\nWaarde van Qt\n\n0,06 Qn\n\n0,10 Qn\n\nKlasse D\n\nWaarde van Qmin\n\n0,01 Qn\n\nWaarde van Qt\n\n0,015 Qn\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe meters moeten zodanig zijn geconstrueerd dat onder normale gebruiksomstandigheden:\n\n1.  een langdurig gebruik, zonder dat zich storingen voordoen, gewaarborgd is en de mogelijkheid\n                                             tot fraude is uitgesloten, en\n\n2.  aan de voorschriften van deze bijlage wordt voldaan.\n\nWanneer in de meters een toevallig teruglopen van water mogelijk is, moeten zij hiertegen\n                                       bestand zijn zonder dat zij worden beschadigd of zonder dat de metrologische eigenschappen\n                                       een wijziging ondergaan; zij moeten daarbij negatief registreren.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe meter moet zijn uitgevoerd in materialen van een voor het gebruiksdoel passende\n                                       sterkte en duurzaamheid. De meter moet geheel zijn vervaardigd van materialen die\n                                       bestand zijn tegen de normale oorzaken van inwendige en uitwendige corrosie en die\n                                       zo nodig door een geschikte oppervlaktebehandeling beschermd zijn. Temperatuurschommelingen\n                                       van het water tussen 0 \u00b0C en 110 \u00b0C mogen de bij de constructie van de meter gebruikte\n                                       materialen geen wijzigingen doen ondergaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe meters moeten, zonder dat hun goede werking wordt aangetast, zonder in- of uitwendig\n                                       waterlek en zonder dat zij een blijvende vervorming ondergaan, permanent bestand zijn\n                                       tegen een ononderbroken watertemperatuur van 90 \u00b0C en tegen de gelijkmatige waterdruk\n                                       waarop zij zijn berekend. Deze druk wordt maximale bedrijfsdruk genoemd en bedraagt\n                                       ten minste 10 bar.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet drukverlies van de meter wordt vastgesteld aan de hand van de proeven die bij\n                                       het onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring worden verricht; het mag niet groter zijn dan\n                                       0,25 bar bij het nominale meetvermogen, en niet meer dan 1 bar bij het maximale meetvermogen.\n                                       De waarde van het drukverlies dat optreedt bij het maximale meetvermogen wordt vermeld\n                                       in het certificaat van EEG-modelgoedkeuring, met dien verstande, dat die waarde naar\n                                       boven wordt afgerond op 1 bar, 0,6 bar, 0,3 bar of 0,1 bar.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet telwerk moet een betrouwbare, gemakkelijke en ondubbelzinnige aflezing van het\n                                       gemeten watervolume uitgedrukt in kubieke meter, mogelijk maken. De aanwijzing moet\n                                       voldoen aan het beginsel van eenvoudige nevenschikking. Het volume moet kunnen worden\n                                       vastgesteld:\n\n\u2014  hetzij door het opnemen van de stand van \u00e9\u00e9n of meer wijzers op ronde wijzerplaten\n                                             (type a);\n\n\u2014  hetzij door aflezing van opeenvolgende op \u00e9\u00e9n lijn geplaatste cijfers die in \u00e9\u00e9n\n                                             of meer openingen verschijnen (type b);\n\n\u2014  hetzij door een combinatie van beide bovenvermelde systemen (type c).\n\nDe kubieke meter en veelvouden daarvan dienen in zwart te zijn aangegeven, onderverdelingen\n                                       daarvan in rood.\n\nDe werkelijke of schijnbare hoogte van de op \u00e9\u00e9n lijn geplaatste cijfers (typen b\n                                       en c) moet ten minste 4 mm bedragen.\n\nBij telwerken met op \u00e9\u00e9n lijn geplaatste cijfers (typen b en c) moet de beweging van\n                                       de zichtbare cijfers van onder naar boven geschieden.\n\nHet verspringen van een cijferrol met \u00e9\u00e9n eenheid moet zich geheel voltrekken gedurende\n                                       de tijd waarin de cijferrol, behorende tot de naast lagere decade, het laatste tiende\n                                       gedeelte van zijn omwenteling maakt; de rol met de cijfers van de laagste decade mag\n                                       bij type c een continue beweging hebben. Het aantal der gehele kubieke meters moet\n                                       duidelijk worden aangewezen.\n\nOp telwerken met wijzers (typen a en c) moet de draairichting van de wijzers overeenstemmen\n                                       met die van de wijzers van de klok. De in kubieke meter uitgedrukte waarden van het\n                                       schaaldeel van elke wijzerplaat moeten van de vorm 10n zijn, waarbij n een geheel\n                                       positief of negatief getal of nul is, zodat opeenvolgende reeksen decaden worden gevormd.\n                                       Bij de wijzerplaten moeten aanduidingen zoals x 1000, x 100, x 10, x 0,1, x 0,01,\n                                       x 0,001 enz. zijn vermeld.\n\nIn beide gevallen (wijzers en op \u00e9\u00e9n lijn geplaatste cijfers):\n\n\u2014  dient het symbool van de eenheid m\u00b3 op de wijzerplaat of in de onmiddellijke nabijheid\n                                             van de cijferaanwijzing te zijn aangebracht;\n\n\u2014  dient het snelst draaiende visueel waarneembare element dat het controle-element\n                                             vormt en waarvan het schaaldeel \"ijkschaaldeel\" wordt genoemd, een continue beweging\n                                             te hebben. Dit controle-element kan permanent zijn of tijdelijk zijn uitgevoerd door\n                                             toevoeging van afneembare onderdelen. Deze mogen geen waarneembare invloed hebben\n                                             op de metrologische eigenschappen van de meter.\n\nDe lengte van het ijkschaaldeel mag niet kleiner dan 1 mm of groter dan 5 mm zijn.\n                                       De schaalverdeling van het controle-element moet zijn uitgevoerd:\n\n\u2014  hetzij door middel van strepen van gelijke dikte die niet dikker zijn dan een vierde\n                                             deel van de afstand tussen de aslijn van twee opeenvolgende strepen; de strepen mogen\n                                             zich slechts door hun lengte van elkaar onderscheiden;\n\n\u2014  hetzij door contrasterende stroken waarvan de breedte constant is en gelijk aan de\n                                             lengte van het ijkschaaldeel.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet telwerk moet zonder in de nulstand terug te keren ten minste het in kubieke meter\n                                       uitgedrukte volume kunnen aanwijzen dat overeenkomt met 1999 bedrijfsuren bij het\n                                       nominale meetvermogen.\n\nDe waarde van het ijkschaaldeel moet van de volgende norm zijn: 1 x 10n of 2 x 10n of 5 x 10ndm\u00b3, waarin n een geheel positief of negatief getal of nul is. Het ijkschaaldeel moet\n                                       voorts een zodanige waarde hebben dat het mogelijk is om bij een debiet gelijk aan\n                                       het minimale meetvermogen in een meettijd van ten hoogste 1,5 uur een hoeveelheid\n                                       water te meten met een meetonnauwkeurigheid van ten hoogste 0,5% van die hoeveelheid;\n                                       voor de vaststelling van de meetonnauwkeurigheid wordt daarbij uitgegaan van een mogelijke\n                                       afleesfout overeenkomend met de helft van het kleinste schaaldeel. Aan het telwerk\n                                       mag een extra element in de vorm van bijvoorbeeld een ster of een schijf met merkstreep\n                                       zijn toegevoegd met behulp waarvan de beweging van het meetwerk kan worden vastgesteld\n                                       voordat deze duidelijk op het telwerk waarneembaar is.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe meters waarvan de werking berust op een rechtstreeks mechanisch proc\u00e9d\u00e9 waarbij\n                                       gebruik wordt gemaakt van het effect van de snelheid van het water op de draaiing\n                                       van een beweegbaar orgaan dienen te zijn voorzien van een justeerinrichting met behulp\n                                       waarvan de verhouding tussen het aangewezen en het afgeleverde volume kan worden gewijzigd.\n                                       Andere dan de bedoelde meters behoeven niet van een dergelijke inrichting te zijn\n                                       voorzien.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nInrichtingen die de meter bij debieten beneden de waarde Qmin sneller doen lopen, mogen niet aanwezig zijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe meter mag van een inrichting voor het voortbrengen van impulsen zijn voorzien,\n                                       op voorwaarde dat deze inrichting geen merkbare invloed heeft op de metrologische\n                                       eigenschappen van de meter.\n\nDe ijkinstelling kan bepalen dat de keuring bij de eerste EEG-ijk van naar een bepaald\n                                       model vervaardigde meters geautomatiseerd geschiedt; hiervan wordt melding gemaakt\n                                       in het certificaat van EEG-modelgoedkeuring met betrekking tot de naar het goedgekeurde\n                                       model vervaardigde meters. In een zodanig geval dient de aanvrager van de eerste EEG-ijk\n                                       van de betrokken meters deze ten eerste EEG-ijk aan te bieden, voorzien van een blijvende\n                                       of afneembare bijzondere inrichting, die de geautomatiseerde keuring mogelijk maakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nOp elke meter moeten goed leesbaar en onuitwisbaar, bijeen geplaatst of verspreid\n                                       over het huis van de meter, de wijzerplaat van het telwerk of de opschriftenplaat,\n                                       de volgende opschriften zijn aangebracht:\n\na.  de naam of firmanaam van de fabrikant of diens fabrieksmerk;\n\nb.  de metrologische klasse en het nominale meetvermogen Qn in m\u00b3/h;\n\nc.  het jaartal van vervaardiging en een fabrieksnummer;\n\nd.  \u00e9\u00e9n of twee pijlen ter aanduiding van de stromingsrichting;\n\ne.  het EEG-modelgoedkeuringsteken;\n\nf.  de maximale bedrijfsdruk in bar, indien deze meer dan 10 bar kan bedragen;\n\ng.  de maximale bedrijfstemperatuur, in de vorm 90\u00b0C;\n\nh.  'V' of 'H' indien de meter slechts in respectievelijk de verticale of de horizontale\n                                             stand correct kan werken.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nOp een essentieel onderdeel (in principe het huis) moet een zonder demontage zichtbare\n                                       plaats zijn ingericht voor het aanbrengen van het ijkmerk van eerste EEG-ijk.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n4.3.1 De meters moeten zijn voorzien van verzegelingsinrichtingen die zodanig kunnen worden\n                                             verzegeld dat zowel v\u00f3\u00f3r als na de plaatsing van de meter in de leiding het demonteren\n                                             of veranderen van de meter of het bedienen van de justeerinrichting niet mogelijk\n                                             is zonder beschadiging van eerstbedoelde inrichtingen.\n\n4.3.2  Meters, ten aanzien waarvan aannemelijk kan worden gemaakt dat zij bestemd zijn voor\n                                             uitvoer naar een andere EER-Staat, worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen\n                                             van die EER-Staat, door de ijkinstelling of een ijkbevoegde bij de eerste EEG-ijk\n                                             van EEG-zegelmerken voorzien.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring wordt verricht ten aanzien van het model en\n                                       een aantal door de aanvrager, met inachtneming van het bepaalde in punt 5.2.1, ter\n                                       beschikking te stellen proefmeters.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n5.2.1\n\nAantal aan te bieden meters\n\nHet aantal door de aanvrager aan de ijkinstelling ter beschikking te stellen meters,\n                                             het model daarbij inbegrepen, bedraagt:\n\nNominaal meetvermogen\n\nAantal meters\n\nQn< 1,5\n\n10\n\n1,5 <=\n\nQn< 15\n\n3\n\nQn>= 15\n\n2\n\nNaar gelang van het verloop van de proeven kan de ijkinstelling:\n\n\u2014  besluiten dat niet alle aangeboden meters worden beproefd of,\n\n\u2014  de aanvrager extra exemplaren vragen om verdere proeven te verrichten.\n\n5.2.2\n\nDruk\n\nBij proeven bedoeld in punt 5.2.4, moet de druk bij de uitlaat van de meter voldoende\n                                             zijn om cavitatie te voorkomen.\n\n5.2.3\n\nBeproevingsmateriaal\n\nOver het algemeen worden de meters afzonderlijk beproefd, en in elk geval zo dat\n                                             de afzonderlijke eigenschappen van elke meter met zekerheid kunnen worden vastgesteld.\n\nDe ijkinstelling neemt de nodige maatregelen opdat de relatieve onnauwkeurigheid\n                                             bij de meting van het afgeleverde volume, ondermeer voortvloeiend uit de mogelijke\n                                             fouten van de onderzoekinstallatie maximaal 0,3% bedraagt.\n\nDe maximale relatieve onnauwkeurigheid van die installatie bedraagt 5% voor de drukmeting\n                                             en 2,5% voor de meting van het drukverlies.\n\nDe relatieve variatie van de waarde van de debieten gedurende elke proef mag niet\n                                             groter zijn dan 2,5% van Qmin tot Qt(Qt niet inbegrepen) en 5% van Qt tot en met Qmax.\n\nDe onnauwkeurigheid bij de meting van de temperatuur mag ten hoogste 1 \u00b0C bedragen.\n\n5.2.4\n\nProeven\n\n5.2.4.1 Uitvoering van de proeven\n\nDeze proeven, die dienen te worden uitgevoerd in de aangegeven volgorde, omvatten:\n\n1.  onderzoek naar de lekdichtheid;\n\n2.  bepaling van de foutenkrommen als functie van het debiet, waarbij de eventuele invloed\n                                                   van druk en temperatuur wordt nagegaan en rekening wordt gehouden met de installatievoorwaarden\n                                                   die voor de betrokken meter gebruikelijk zijn en door de fabrikant zijn voorzien (lengte\n                                                   van de rechte stukken v\u00f3\u00f3r en achter de meter, vernauwingen, obstakels, enz.);\n\n3.  bepaling van drukverliezen;\n\n4.  versnelde slijtageproef;\n\n5.  beproeving van de bestandheid tegen temperatuurschokken bij meters waarvan het nominale\n                                                   meetvermogen Qn lager dan of gelijk aan 10 m\u00b3/h is.\n\n5.2.4.2 Beschrijving van de proeven\n\nDe proeven worden als volgt uitgevoerd:\n\nHet onderzoek naar de lekdichtheid omvat de volgende twee proeven die bij (85 \u00b1 5)\n                                             \u00b0C worden uitgevoerd, waarbij wordt nagegaan of:\n\na.  elke meter gedurende 15 minuten bestand is tegen een druk die gelijk is aan 1,6 maal\n                                                   de maximale bedrijfsdruk, zonder dat uit- of inwendig lek optreedt;\n\nb.  elke meter gedurende \u00e9\u00e9n minuut bestand is tegen een druk, die gelijk is aan twee\n                                                   maal de maximale bedrijfsdruk, zonder ernstig te worden beschadigd of geblokkeerd\n                                                   te raken.\n\nDe in punt 5.2.4.1. onder 2 en 3 bedoelde proeven moeten bij een voldoende aantal\n                                             debieten worden uitgevoerd om betrouwbare krommen te kunnen opstellen over het gehele\n                                             belastingsgebied.\n\nDe versnelde slijtageproef dient overeenkomstig het in onderstaande tabel bepaalde\n                                             te geschieden:\n\nNominaal meetvermogen van de meter\n\nProefdebiet en temperatuur\n\nAard van de proef\n\nAantal onderbrekingen\n\nDuur van de onderbrekingen\n\nLooptijd bij proefdebiet\n\nAanloop- en vertragingsduur in seconden\n\nQn en (50 \u00b1 5)\u00b0C\n\nOnderbroken\n\n100.000\n\n15 seconden\n\n15 seconden\n\n0,15 (Qn)\u00b2 maar minimaal 1 seconde\n\nQn<= 10m\u00b3/h\n\nQmax en (85 \u00b1 5)\u00b0C\n\nOnonderbroken\n\n100 uur\n\nQn en (50 \u00b1 5)\u00b0C\n\nOnonderbroken\n\n500 uur\n\nQn> 10m\u00b3/h\n\nQmax en (80 \u00b1 5)\u00b0C\n\nOnonderbroken\n\n200 uur\n\n(Qn) is een getal gelijk aan de waarde van Qn in m\u00b3/h\n\nV\u00f3\u00f3r de eerste versnelde slijtageproef en na elke reeks van die proeven worden, onder\n                                             gelijke omstandigheden, de meetfouten bij ten minste de hieronder vermelde debieten\n                                             vastgesteld:\n\nQmin - Qt - 0,5 Qn - Qmax\n\nBij elke proef moet een zodanig volume worden gemeten dat de wijzer of de rol van\n                                             het controle-element \u00e9\u00e9n of meer volledige omwentelingen maakt en dat de effecten\n                                             van de cyclische onregelmatigheid worden ge\u00eblimineerd.\n\nDe beproeving van de bestandheid tegen temperatuurschokken omvat 25 cycli die op de\n                                             volgende wijze moeten worden samengesteld:\n\nWatertemperatuur\n\nDebiet\n\nDuur\n\n(85 \u00b15) \u00b0C\n\nQmax\n\n8 min\n\n\u2013\n\n0\n\n1 tot 2 min\n\nkoud water\n\nQmax\n\n8 min\n\n\u2013\n\n0\n\n1 tot 2 min\n\n5.2.5\n\nGevolgen van de versnelde slijtageproeven\n\nNa elke versnelde slijtageproef en na de beproeving van de bestandheid tegen temperatuurschokken\n                                             dient ten aanzien van elke daarbij betrokken meter geen verandering van de meetfouten\n                                             op te treden die ten opzichte van de oorspronkelijke foutenkromme groter is dan:\n\n3% van Qmin tot Qt (Qt niet inbegrepen)\n\n1,5% van Qt tot en met Qmax.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nIndien uit het onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring blijkt, dat de meter op een zodanige\n                                       wijze met koud water kan worden onderzocht, dat uit de resultaten van dat onderzoek\n                                       kan worden afgeleid of aan de voorschriften met betrekking tot de maximaal toelaatbare\n                                       fouten wordt voldaan, kan de ijkinstelling bepalen dat de nauwkeurigheidsproeven bij\n                                       de eerste EEG-ijk volgens door haar vast te stellen regels met koud water worden uitgevoerd.\n                                       Deze regels hebben onder meer betrekking op de proefdebieten. Zij stelt tevens de\n                                       bij die proefdebieten geldende maximaal toelaatbare fouten vast. De door de ijkinstelling\n                                       vastgestelde regels en maximaal toelaatbare fouten worden in een zodanig geval in\n                                       het certificaat van EEG-modelgoedkeuring vermeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe voor de eerste EEG-ijk benodigde werkruimten en het daarvoor benodigde beproevingsmateriaal\n                                       moeten het mogelijk maken de ijk betrouwbaar en zonder gevaar of tijdverlies uit te\n                                       voeren. Er moet aan de voorschriften van punt 5.2.3 worden voldaan, behalve voor wat\n                                       betreft de temperaturen indien de proeven met koud water worden verricht overeenkomstig\n                                       de desbetreffende bepalingen die eventueel in het certificaat van EEG-modelgoedkeuring\n                                       zijn opgenomen. De meters mogen in serie zijn geschakeld. In dat geval moet de uitlaatdruk\n                                       van alle meters voldoende blijven om cavitatie te voorkomen en moeten zonodig speciale\n                                       maatregelen worden getroffen om onderlinge be\u00efnvloeding van de meters te vermijden.\n\nDe beproevingsinstallatie mag automatische inrichtingen, aftakkingen, doorsnedevernauwingen,\n                                       enz. bevatten, mits elk proefcircuit tussen meter en ijkreservoir duidelijk is bepaald\n                                       en de inwendige lekdichtheid ervan voortdurend kan worden gecontroleerd. Alle watertoevoersystemen\n                                       mogen worden toegepast maar bij parallelschakeling van verschillende proefcircuits\n                                       mag geen onderlinge be\u00efnvloeding ontstaan die onverenigbaar is met het bepaalde in\n                                       punt 5.2.3.\n\nIndien een ijkreservoir in verschillende compartimenten is verdeeld moet de stijfheid\n                                       van de tussenwanden zodanig zijn dat het volume van een compartiment niet meer dan\n                                       0,2% varieert naar gelang de aangrenzende compartimenten leeg of gevuld zijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe eerste EEG-ijk omvat een lekdichtheidsproef en een nauwkeurigheidsproef.\n\n6.2.1\n\nLekdichtheidsproef\n\nDe lekdichtheidsproef mag worden verricht met koud water. Bij deze proef, die gedurende\n                                             1 minuut bij 1,6 maal de maximale bedrijfsdruk wordt uitgevoerd, mag de meter geen\n                                             uit- of inwendig lek vertonen.\n\n6.2.2\n\nNauwkeurigheidsproef\n\n6.2.2.1 Met warm water uitgevoerde proef\n\nDe nauwkeurigheidsproef wordt in beginsel uitgevoerd met water van (50 \u00b1 5) \u00b0C bij\n                                             ten minste drie debieten:\n\na.  tussen 0,9 Qmax en Qmax;\n\nb.  tussen Qt en 1,1 Qt;\n\nc.  tussen Qmin en 1,1 Qmin.\n\nIndien alle meetfouten hetzelfde teken blijken te hebben, moet de meter zodanig zijn\n                                             afgesteld dat niet alle fouten groter zijn dan de helft van de maximaal toelaatbare\n                                             fouten.\n\n6.2.2.2 Met koud water uitgevoerde proef\n\nDe nauwkeurigheidsproef mag met koud water worden uitgevoerd indien het certificaat\n                                             van EEG-modelgoedkeuring daarin voorziet. In dit geval wordt de proef uitgevoerd overeenkomstig\n                                             het bepaalde in het certificaat.\n\nStaatssecretaris\n\nP.H. van Zeil"}