Title: wetten.nl - Regeling - Regeling testmethoden amalgaamafscheiders tandartspraktijken milieubeheer - BWBR0009188

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0009188/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling testmethoden amalgaamafscheiders tandartspraktijken milieubeheer - BWBR0009188", "content": "Regeling vaststelling van de testmethoden voor amalgaamafscheiders\n\nDe Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,\n\nGelet op voorschrift 2.1.4 van Bijlage I behorende bij het Besluit tandartspraktijken milieubeheer (Stb. 1997, 531);\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nEen type amalgaamafscheider als bedoeld in voorschrift 2.1.4 van Bijlage I behorende bij het Besluit tandarts-praktijken milieubeheer, wordt getest volgens de methode die is beschreven in de artikelen 2 tot en met 13.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDe te testen amalgaamafscheider en het testmateriaal worden minstens\n\n10 uur voorafgaande aan de rendementstest bij kamertemperatuur bewaard. Bij de test\n                                    wordt drinkwater gebruikt. In de testopstelling is een waterfilter opgenomen met een\n                                    poriegrootte van 1 mm. Het water, met uitzondering van het water waaraan het testmonster\n                                    is toegevoegd, wordt door dit filter geleid, voordat het de amalgaamafscheider doorstroomt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nBij de rendementstest wordt gebruik gemaakt van een standaard testmonster zoals beschreven\n                                    in de artikelen 4 tot en met 7.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nAls legeringspoeder voor de amal-gaambereiding wordt een poeder gebruikt dat is samengesteld\n                                    uit circa 50 gewichtsprocent zilver, circa 30 gewichtsprocent tin en circa 20 gewichtsprocent\n                                    koper. De maximale afwijking in het gewichtspercentage voor elke stof bedraagt 5 gewichts-procent.\n\nHet legeringspoeder wordt met kwik gemengd in de gewichtsverhouding\n\n1 : 1,2 en wordt daarna tot amalgaampasta gemengd in een amalgaammenger, zodanig dat\n                                    er geen vrij kwik meer in het mengsel aanwezig is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDe verkregen amalgaampasta wordt op een glasplaat met een spatel in porties verdeeld\n                                    van 2 \u00e0 3 mm. De deeltjes moeten vervolgens 48 uur uitharden en daarna tot poeder\n                                    worden verkleind. Hiervoor wordt een kogelmolen gebruikt, gevuld met stalen kogels\n                                    met een diameter van 15 mm. Het toerental van de kogelmolen bedraagt tijdens het maalproces\n                                    1300 toeren per minuut.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nHet poeder wordt verdeeld in de volgende vier fracties:\n\ndeeltjes met een afmeting van 1000 mm tot 2000 mm;\n\ndeeltjes met een afmeting van 350 mm tot 1000 mm;\n\ndeeltjes met een afmeting van 44 mm tot 350 mm;\n\ndeeltjes met een afmeting van 20 mm tot 44 mm.\n\nDe massa van elke fractie bedraagt ten minste 8 gram.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nHet standaard testmonster wordt samengesteld uit:\n\n5 gram deeltjes fractie 1\n\n2,5 gram deeltjes fractie 2\n\n1,5 gram deeltjes fractie 3\n\n1 gram deeltjes fractie 4.\n\nDe totale massa (A) van het testmonster bedraagt 10 gram.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDe testopstelling wordt zo uitgevoerd dat het waterdebiet door de amal-gaamafscheider\n                                    kan worden geregeld en gemeten. Bij het installeren van de amalgaamafscheider worden\n                                    de voorschriften van de fabrikant in acht genomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nHet standaard testmonster met de massa (A) wordt met 2 ml wateront-spanningsvloeistof\n                                    in 1 liter overeenkomstig artikel 2 gefilterd water gedispergeerd. Het verkregen mengsel wordt ten minste 15 minuten\n                                    ultrasoon behandeld, waarbij het mengsel zich bevindt in een bekerglas met een binnendiameter\n                                    van minimaal 7 cm. Tijdens de ultrasoonbehandeling wordt het monster met de hand geroerd.\n                                    Het monster wordt direct na de ultrasoonbehandeling voor de rendementstest gebruikt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nHet rendement van de te testen afscheider wordt bepaald bij het door de fabrikant\n                                    aangegeven maximale waterdebiet. Bij dit debiet wordt het testmonster gelijkmatig\n                                    in minimaal 2 minuten en maximaal 10 minuten aan de amalgaamafscheider toegevoerd.\n                                    Nadat het testmonster is toegevoerd, houdt de waterstroom nog 8 minuten aan. Bij amalgaamafscheiders\n                                    met een sedimenteersysteem bedraagt het volume water daarbij minstens 2 maal het amalgaamafvalwatervolume\n                                    van de afscheider.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDe bepaling van het rendement geschiedt bij een vulgraad van 0 procent en bij een\n                                    vulgraad van 100 procent. Ter simulatie van een vulgraad van 100 procent kan de amalgaamafvalhouder\n                                    van de afscheider tot 70 procent van de maximale vulhoogte met glaskogels en de rest\n                                    met testmateriaal worden gevuld. Tevens wordt een blanco proef uitgevoerd waarbij\n                                    de amalgaamafvalhouder tot 70 procent van de maximale vulhoogte is volgegoten met\n                                    een harde, niet waterdoorlaatbare kunststof.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nHet water-amalgaam mengsel dat de afscheider verlaat, wordt gefilterd over een glasfilter\n                                    nummer 4 en wordt vervolgens onder vacu\u00fcm gedroogd. De massa (B) van het amalgaam\n                                    dat de amalgaamafscheider is gepasseerd, wordt daarna op 3 decimalen nauwkeurig teruggewonnen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nHet afscheidingsrendement h voor amalgaam wordt berekend met de volgende formule:\n\n\u03b7=\n\n(A-B)\n\n.100%\n\nA\n\nEr wordt een gemiddeld rendement bepaald uit 3 testen bij een vulgraad van 0 procent\n                                    en er wordt een gemiddeld rendement bepaald uit 3 testen bij een vulgraad van 100\n                                    procent. Het in het testcertificaat vermelde rendement van de afscheider is het kleinste\n                                    van deze twee gemiddelden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nAan de in de artikelen 2 tot en met 13 beschreven methode zijn in ieder geval gelijkwaardig:\n\na.  de Bau- und Pr\u00fcfungss\u00e4tze f\u00fcr Amalgamabscheider (Fassung November 1988) door het\n                                          Institut f\u00fcr Bautechnik te Berlijn, Duitsland;\n\nb.  de Standard test for separation device for waste containing mercury from waste water\n                                          from dental hygiene units (21 oktober 1980), door Statens Provningsanstalt te Stockholmsen-heten,\n                                          te Zweden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDeze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit tand-artspraktijken milieubeheer in werking treedt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling testmethoden amalgaamafscheiders tandartspraktijken\n                                    milieubeheer.\n\nDeze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.\n\n\u2019s-Gravenhage, 17 december 1997\n\nMinister"}