Title: wetten.nl - Regeling - EEG-IJkregeling alcoholmeters en areometers voor alcohol - BWBR0003349

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003349/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - EEG-IJkregeling alcoholmeters en areometers voor alcohol - BWBR0003349", "content": "EEG-IJkregeling alcoholmeters en areometers voor alcohol\n\nDe Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp,\n\nGelet op artikel 23 van de IJkwet 1937 (Stb. 627) en de artikelen 22 en 28 van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168);\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDeze regeling geldt ten aanzien van alcoholmeters en areometers voor alcohol, bestemd\n                                    ter bepaling van het alcoholvolumegehalte of het alcoholmassagehalte van een mengsel\n                                    van water en alcohol, als nader omschreven in punt 1.1 van de bij deze regeling behorende\n                                    bijlage.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe bepalingen van de bij deze regeling behorende bijlage moeten in acht worden genomen bij het verrichten van het onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring\n                                    en bij de eerste EEG-ijk.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 In afwijking van het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van de Algemene IJkregeling is het uit twee delen bestaande ijkmerk van eerste EEG-ijk voor alcoholmeters en\n                                          areometers voor alcohol samengesteld uit:\n\na. voor zover het betreft het eerste deel: de kleine letter \u2018e\u2019 en de kenletter of kenletters\n                                                van de EER-Staat, door of vanwege welke de eerste EEG-ijk is verricht en\n\nb. voor zover het betreft het tweede deel: de laatste twee cijfers van het jaartal van\n                                                het jaar, waarin de eerste EEG-ijk is verricht, met dien verstande dat het tweede\n                                                deel zich bevindt tussen de kleine letter \u2018e\u2019 en de kenletter of kenletters bedoeld\n                                                onder a.\n\n2 De in het eerste lid, onder a, bedoelde kenletters zijn voor Nederland \u2018NL\u2019 en voor\n                                          de andere EER-Staten die welke in bijlage 3, onder 1, van de Algemene IJkregeling\n                                          zijn bekendgemaakt.\n\n3 Aan de kenletter(s), bedoeld in het eerste lid, onder a, kan, voor zover die tekens\n                                          door of vanwege een andere EER-Staat worden aangebracht, een kencijfer zijn toegevoegd\n                                          ter aanduiding van het ijkkantoor, onder welks verantwoordelijkheid de eerste EEG-ijk\n                                          is verricht.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: EEG-IJkregeling alcoholmeters en areometers voor\n                                    alcohol.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.\n\n2 Zij treedt in werking met ingang van 1 november 1980.\n\n's-Gravenhage, 27 oktober 1980\n\nStaatssecretaris\n\nTh. M.  Hazekamp\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nAlcoholmeters zijn meetinstrumenten, vervaardigd uit glas, voor het meten van:\n\nhetzij het alcoholmassagehalte,\n\nhetzij het alcoholvolumegehalte, van een mengsel van water en alcohol.\n\nZij worden, naar de gemeten grootheid, massa-alcoholmeters of volume-alcoholmeters\n                                       genoemd.\n\nAreometers voor alcohol zijn meetinstrumenten, vervaardigd uit glas en ingericht voor\n                                       het meten van de dichtheid van een mengsel van water en alcohol.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe alcoholmeters en de areometers voor alcohol moeten zijn voorzien van een schaalverdeling\n                                       die is afgestemd op een referentietemperatuur van 20 \u00b0C met gebruikmaking van de waarden\n                                       die in de internationale alcoholtabellen, gepubliceerd door de Internationale Organisatie\n                                       voor Wettelijke Metrologie, zijn vermeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe schaalverdeling moet zijn ingericht voor aflezingen op het niveau van het vrije\n                                       horizontale vloeistofoppervlak.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nAlcoholmeters en areometers voor alcohol zijn meetinstrumenten van glas bestaande\n                                       uit:\n\neen cilindrische drijver die aan het ondereinde kegelvormig of bolrond uitloopt om\n                                             geen luchtbellen vast te houden,\n\neen holle cilindrische steel die aan de bovenzijde van de drijver is vastgesmolten;\n                                             het boveneinde van de steel is gesloten.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet buitenoppervlak van het meetinstrument is een omwentelingslichaam om de hoofdas.\n\nDe dwarsdoorsnede mag geen abrupte veranderingen vertonen.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nOnderin de drijver moet zich een verzwaring bevinden waarmee de massa van het meetinstrument\n                                       op de juiste waarde is gebracht.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nIn de steel bevindt zich een schaalverdeling, die op een vast in de steel bevestigde\n                                       cilindrische drager is aangebracht,\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet glas dat is gebruikt voor de vervaardiging van de meetinstrumenten moet doorzichtig\n                                       zijn en vrij van gebreken die de aflezing van de schaalverdeling kunnen bemoeilijken.\n\nHet moet een kubieke uitzettingsco\u00ebfficient hebben van (25 \u00b1 2) (10\u2013\u2073 \u00b0C\u2013\u2071).\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nHet materiaal waaruit de verzwaring bestaat moet aan de bodem van het meetinstrument\n                                       zijn bevestigd. Nadat het meetinstrument gedurende \u00e9\u00e9n uur in horizontale stand op\n                                       een temperatuur van 80 \u00b0C is gehouden en vervolgens in dezelfde stand is afgekoeld,\n                                       dient het meetinstrument, indien men het weer laat drijven, zich in een dusdanige\n                                       stand te bevinden dat zijn hoofdas een hoek van ten hoogste 1 \u00b030' met de verticaal\n                                       maakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe meetinstrumenten moeten een schaalverdeling hebben van het in punt 4.5 of 4.6\n                                          bedoelde type, en mogen niet voorzien zijn van een andere schaalverdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe schaalverdeling en de opschriften, zoals bedoeld in punt 7.1, moeten zijn aangebracht\n                                          op een schaaldrager met een glad en niet glanzend oppervlak.\n\nDeze drager moet vast op zijn plaats in de steel worden gehouden; met behulp van een\n                                          geschikte inrichting moet elke verplaatsing van de schaalverdeling en de drager ten\n                                          opzichte van de steel kunnen worden vastgesteld.\n\nDe drager, de schaalverdeling en de opschriften mogen, na gedurende 24 uur aan een\n                                          temperatuur van 70 \u00b0C te zijn blootgesteld, geen enkel spoor van vervorming, verkleuring\n                                          of verkoling vertonen.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe deelstrepen moeten:\n\ngelegen zijn in een vlak dat loodrecht staat op de as van het meetinstrument,\n\nzwart zijn uitgevoerd en duidelijk en onuitwisbaar zijn aangebracht,\n\nfijn, scherp en van gelijke dikte van niet meer dan 0.2 mm zijn.\n\nBuiten het meetbereik van de nominale schaalverdeling mogen de strepen een andere\n                                          kleur hebben.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe lengte van de korte strepen van de schaalverdeling moet ten minste *1/5 van de\n                                          omtrek van de steel bedragen, die van de middellange strepen ten minste *1/3 en die\n                                          van de lange strepen ten minste de helft van deze omtrek.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe nominale schaalverdelingen van de alcoholmeters geven het alcoholvolumegehalte\n                                          onderscheidenlijk het alcoholmassagehalte aan. Zij moeten een meetbereik hebben van\n                                          ten hoogste 10% vol onderscheidenlijk 10% mas voor het alcoholvolumegehalte onderscheidenlijk\n                                          het alcoholmassagehalte.\n\nDe schaaldeelwaarde bedraagt 0,1% vol onderscheidenlijk 0,1% mas.\n\nDe schaalverdeling moet 5 tot 10 schaaldelen bevatten buiten het nominale meetbereik,\n                                          naar boven en naar beneden.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe nominale schaalverdelingen van de areometers voor alcohol moeten de gemeten dichtheid\n                                          in kilogram per kubieke meter aangeven. Zij moeten een meetbereik hebben van ten hoogste\n                                          20 kg/m\u2073.\n\nDe schaaldeelwaarde bedraagt 0,2 kg/m\u2073.\n\nDe schaalverdeling moet 5 tot 10 schaaldelen buiten het nominale meetbereik bevatten,\n                                          naar boven en naar boven, doch behoeft niet te worden voortgezet tot dichtheidswaarden\n                                          groter dan 1 000 kg/m\u2073.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nOp de alcoholmeters moet elke tiende deeltreep, gerekend van een eindstreep van de\n                                       nominale schaalverdeling af, een lange streep zijn. Er moet een middellange deelstreep\n                                       tussen twee achtereenvolgende lange deelstrepen zijn en vier korte deelstrepen tussen\n                                       een lange deelstreep en een middellange deelstreep. Alleen de lange deelstrepen zijn\n                                       becijferd.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nOp de areometers voor alcohol moet elke vijfde deelstreep, gerekend van een eindstreep\n                                       van de nominale schaalverdeling af, een lange streep zijn. Er moeten vier korte deelstrepen\n                                       tussen twee achtereenvolgende lange deelstrepen zijn.\n\nAlleen elke vijfde of tiende deelstreep is becijferd.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe eindstrepen van de nominale schaalverdeling moeten met een volledig getal becijferd\n                                       zijn.\n\nBij areometers voor alcohol mogen bij de overige deelstrepen verkorte getallen zijn\n                                       geplaatst.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe meetinstrumenten moeten tot een van de volgende nauwkeurigheidsklassen behoren:\n\nklasse I: De gemiddelde lengte van een schaaldeel moet ten minste 1,5 mm zijn. De\n                                             meetinstrumenten van deze klasse mogen geen ingebouwde thermometer hebben;\n\nklasse II: De gemiddelde lengte van een schaaldeel moet ten minste 1,05 mm zijn. De\n                                             meetinstrumenten van deze klasse mogen een ingebouwde thermometer hebben;\n\nklasse III: De gemiddelde lengte van een schaaldeel moet ten minste 0,85 mm zijn.\n                                             De meetinstrumenten van deze klasse mogen een ingebouwde thermometer hebben.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe buitenmiddellijn van de drijver moet tussen 19 en 40 mm liggen.\n\nDe buitenmiddellijn van de steel moet ten minste gelijk zijn aan 3 mm voor de meetinstrumenten\n                                       van de klassen I en II en ten minste 2,5 mm voor die van klasse III. Het gedeelte\n                                       van de steel, dat zich boven de hoogste deelstreep van de schaalverdeling bevindt,\n                                       dient een lengte van ten minste 15 mm hebben.\n\nDe dwarsdoorsnede van de steel moet gelijke afmetingen behouden over een lengte van\n                                       ten minste 5 mm beneden de laagste deelstreep van de schaalverdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe volgende opschriften moeten duidelijk leesbaar en onuitwisbaar op de schaaldrager\n                                       zijn aangebracht:\n\nde aanduiding van de nauwkeurigheidsklasse I of II of III;\n\nkg/m\u2073 of % vol of % mas;\n\n20 \u00b0C;\n\nethanol;\n\nde naam of de handelsnaam van de fabrikant of diens merk;\n\nhet fabrieksnummer van het meetinstrument;\n\nhet EEG-modelgoedkeuringsteken.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nOp de drijver mag de massa van het meetinstrument, uitgedrukt tot in milligrammen,\n                                       worden vermeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe maximaal toelaatbare fouten voor de alcoholmeters en de areometers voor alcohol\n                                       bedragen:\n\nvoor de meetinstrumenten van klasse I: plus of min een half schaaldeel bij elke gemeten\n                                             waarde;\n\nvoor de meetinstrumenten van klasse II en III: plus of min een schaaldeel bij elke\n                                             gemeten waarde.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe eerste EEG-ijk wordt verricht bij ten minste drie meetpunten, verspreid over het\n                                       gehele nominale meetbereik van de schaal.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe alcoholmeters en de areometers voor alcohol die behoren tot de nauwkeurigheidsklasse\n                                    II of III mogen een ingebouwde thermometer hebben De ingebouwde thermometer moet aan\n                                    de navolgende voorschriften voldoen:\n\nde thermometer is een glazen kwikthermometer;\n\nde thermometer is voorzien van een schaalverdeling met schaaldelen van 0,1\u00b0C, 0,2\u00b0C\n                                          of 0,5\u00b0C; deze schaalverdeling behoeft zich niet tot de waarde van 0\u00b0C uit te strekken;\n\nde maximaal toelaatbare fout in plus of min bedraagt;\n\n0,1\u00b0C indien de thermometer schaaldelen heeft van 0,1\u00b0C;\n\n0,2\u00b0C indien de thermometer schaaldelen heeft van 0,2\u00b0C of 0,5\u00b0C;\n\nde minimale lengte van een schaaldeel bedraagt:\n\n0,8 mm voor thermometers met schaaldelen van 0,1\u00b0 en 0.2\u00b0C;\n\n1 mm voor thermometers met schaaldelen van 0,5\u00b0C;\n\nde strepen mogen niet dikker zijn dan een vijfde van de lengte van het schaaldeel.\n\nBij de eerste EEG-ijk wordt de fout van de ingebouwde thermometer bepaald bij ten\n                                          minste drie punten binnen het meetbereik van de schaalverdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nOp de achterzijde van de alcoholmeters en de areometers voor alcohol dient in het\n                                    bovenste derde gedeelte van de drijver een plaats voor het ijkmerk van eerste EEG-ijk\n                                    te zijn vrijgehouden.\n\nDe merking door de ijkinstelling of een ijkbevoegde geschiedt door middel van de zandstraaltechniek.\n                                    In verband daarmede zijn de letters en cijfers op bepaalde plaatsen onderbroken zonder\n                                    dat daardoor aan de goede leesbaarheid afbreuk wordt gedaan.\n\nMij bekend,\n\nStaatssecretaris\n\nTh. M. Hazekamp"}