Title: wetten.nl - Regeling - Regeling EEG-tapmaatflessen - BWBR0003208

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003208/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling EEG-tapmaatflessen - BWBR0003208", "content": "Regeling EEG-tapmaatflessen\n\nDe Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp,\n\nGelet op artikel 8, eerste lid, van het Besluit EEG-tapmaatflessen (Stb. 1978, 584);\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder:\n\neen tapmaatfles, voorzien van het EEG-teken;\n\nde strijkvolle inhoud, die op een EEG-tapmaatfles is aangegeven, of het nominale\n                                          volume van een EEG-tapmaatfles, waarop de strijkvolle inhoud niet is aangegeven;\n\nde werkelijke strijkvolle inhoud van een EEG-tapmaatfles, voorzien van een aanduiding\n                                          van de strijkvolle inhoud, of het werkelijk volume van een EEG-tapmaatfles, die niet\n                                          voorzien is van vorenbedoelde aanduiding.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nAls steekproefmethode, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Besluit EEG-tapmaatflessen (Stb. 1978, 584) wordt aangewezen de methode, omschreven in de artikelen 3 en 4 van dit besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 Een steekproef wordt aselect getrokken uit een partij EEG-tapmaatflessen van hetzelfde\n                                          model, hetzelfde maaksel en met dezelfde aangegeven capaciteit.\n\n2 Een steekproef omvat 35 of 40 EEG-tapmaatflessen, naar gelang van de onder punt 2\n                                          van de bijlage van deze regeling omschreven methode voor de verwerking van de resultaten van het\n                                          onderzoek, die door degene die met het onderzoek is belast wordt gekozen.\n\n3 Een eerste steekproef wordt getrokken uit een partij EEG-tapmaatflessen ter grootte\n                                          van een uurproduktie van de fabrikant van die flessen.\n\n4 Indien bij onderzoek van de eerste steekproef niet wordt voldaan aan het goedkeurcriterium,\n                                          behorend bij de door degene die met het onderzoek is belast gekozen methode voor de\n                                          verwerking van de resultaten van dat onderzoek en aangegeven in punt 2 van de bijlage van deze regeling, wordt vervolgens een tweede steekproef aselect getrokken uit een\n                                          partij EEG-tapmaatflessen van hetzelfde model, hetzelfde maaksel en met dezelfde aangegeven\n                                          capaciteit als die van de eerste partij; de grootte van de tweede partij komt overeen\n                                          met een produktieperiode, langer dan een uur, waarvan de duur wordt gekozen door degene\n                                          die met het onderzoek is belast.\n\n5 Indien bij het onderzoek van de tweede steekproef wordt voldaan aan het goedkeurcriterium,\n                                          bedoeld in het vierde lid, vervalt het resultaat van het onderzoek van de eerste steekproef.\n\n6 In afwijking van het vierde lid wordt een tweede steekproef niet getrokken indien\n                                          degene bij wie het onderzoek plaatsvindt:\n\na. aantoont, dat hij een naar het oordeel van de ijkinstelling geschikt bevonden bedrijfscontrolesysteem\n                                                toepast, dat strekt ter naleving van artikel 6 van het Besluit EEG-tapmaatflessen, en\n\nb. aan degene die met het onderzoek is belast inzage verleent van alle bescheiden betreffende\n                                                de toepassing van dat bedrijfscontrolesysteem.\n\n7 In een geval als bedoeld in het zesde lid wordt aan de hand van de bescheiden betreffende\n                                          de bedrijfscontrole, betrekking hebbend op een partij waarvan de grootte overeenstemt\n                                          met het bepaalde in het vierde lid, berekend, of zou zijn voldaan aan het in dat lid\n                                          bedoelde goedkeurcriterium, indien een tweede steekproef zou zijn genomen; ingeval\n                                          aan dat goedkeurcriterium zou zijn voldaan wordt het resultaat van het onderzoek van\n                                          de eerste steekproef als vervallen beschouwd.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nVoor het onderzoek van een steekproef en de verwerking van de resultaten van dat onderzoek\n                                    gelden de regelen, vervat in de bijlage van deze regeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling EEG-tapmaatflessen.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\n1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.\n\n2 Zij treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit EEG-tapmaatflessen in werking treedt.\n\n's-Gravenhage, 27 november 1978\n\nStaatssecretaris\n\nTh. M. Hazekamp\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nRegelen ten aanzien van het onderzoek van een steekproef en de verwerking van de resultaten\n                                    van dat onderzoek, als bedoeld in artikel 4 van de Regeling EEG-tapmaatflessen\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nDe EEG-tapmaatflessen worden leeg gewogen.\n\nZij worden gevuld met water van bekende temperatuur en van bekende soortelijke massa\n                                    tot het vulniveau, dat overeenkomt met de aangegeven capaciteit.\n\nDe flessen worden gevuld gewogen.\n\nDe weging geschiedt met behulp van een voor het gebruiksdoel geschikt meetmiddel.\n\nDe meetfout bij de bepaling van de werkelijke capaciteit mag ten hoogste gelijk zijn\n                                    aan een vijfde van de maximaal toelaatbare fout die geldt voor het nominale volume\n                                    van de EEG-tapmaatfles.\n\n[Regeling vervallen per 01-02-2007]\n\nBij de verwerking van de resultaten van het onder 1 bedoelde onderzoek wordt een van\n                                    de twee hieronder omschreven methoden gevolgd.\n\n2.1. Methode van de standaardafwijking\n\nDe steekproef omvat 35 EEG-tapmaatflessen,\n\n2.1.1. Men berekent (zie 2.1.4.):\n\n2.1.1.1. het gemiddelde\n\nx\n\nvan de gemeten werkelijke capaciteiten van de EEG-tapmaatflessen waaruit de steekproef\n                                    bestaat,\n\n2.1.1.2. de schatting s van de standaardafwijking van de werkelijke capaciteiten xi van de EEG-tapmaatflessen van de partij.\n\n2.1.2. Men berekent:\n\n2.1.2.1. de bovengrens van de specificatie Ts: som van de aangegeven capaciteit en de maximaal toelaatbare fout die voor die capaciteit\n                                    geldt,\n\n2.1.2.2. de benedengrens van de specificatie Ti: verschil tussen de aangegeven capaciteit en de maximaal toelaatbare fout die voor\n                                    die capaciteit geldt.\n\n2.1.3. Goedkeurcriterium:\n\nAan het goedkeurcriterium is voldaan, indien bij substitutie van de waarden van\n\nx\n\nen s aan elk van de drie onderstaande voorwaarden wordt voldaan:\n\nx\n\n+ k \u00b7 s\n\n<\n\nTs\n\nx\n\n- k \u00b7 s\n\n>\n\nTi\n\ns\n\n<\n\nF (Ts - Ti)\n\nwaarin k = 1,57\n\nen F = 0,266\n\n2.1.4. Berekening van het gemiddelde x en van de schatting s.\n\nMen berekent:\n\nde som van de 35 resultaten xi van de metingen van de werkelijke capaciteit:\n\n\u03a3xi\n\nhet gemiddelde van de 35 meetresultaten:\n\n=\n\n\u03a3xi\n\nx\n\n35\n\nde som van de kwadraten der 35 meetresultaten:\n\n\u03a3xi\u00b2\n\nhet kwadraat van de som der 35 meetresultaten:\n\n(\u03a3xi)\u00b2, vervolgens\n\n(\u03a3xi)\u00b2\n\n35\n\nde gecorrigeerde som:\n\nSC = \u03a3(xi\u00b2 -\n\n(\u03a3xi)\u00b2\n\n)\n\n35\n\nschatting van de variantie\n\nv =\n\nSC\n\n34\n\nDe schatting van de standaardafwijking is: s = \u221av\n\n2.2. Methode van de gemiddelde spreiding\n\nDe steekproef omvat 40 EEG-tapmaatflessen.\n\n2.2.1. Men berekent (zie 2.2.4.):\n\n2.2.1.1. het gemiddelde x van de gemeten werkelijke capaciteiten xi van de flessen waaruit de steekproef bestaat,\n\n2.2.1.2. de gemiddelde spreiding\n\nR\n\nvan de gemeten werkelijke capaciteiten xi van de flessen waaruit de steekproef bestaat.\n\n2.2.2. Men berekent de volgende grenswaarden:\n\n2.2.2.1. de bovengrens van de specificatie Ts:\n\nsom van de aangegeven capaciteit en de voor die capaciteit geldende maximaal toelaatbare\n                                    fout.\n\n2.2.2.2. de benedengrens van de specificatie Ti:\n\nverschil tussen de aangegeven capaciteit en de voor die capaciteit geldende maximaal\n                                    toelaatbare fout.\n\n2.2.3. Goedkeurcriterium:\n\nAan het goedkeurcriterium is voldaan, indien bij substitutie van de waarden van\n\nx\n\nen\n\nR\n\naan elk van de drie onderstaande voorwaarden wordt voldaan:\n\nx\n\n+ k' \u00b7\n\nR\n\n<\n\nTs\n\nx\n\n- k' \u00b7\n\nR\n\n>\n\nTi\n\nR\n\n<\n\nF' (Ts - Ti)\n\nwaarin k' = 0,668\n\nen F' = 0,628\n\n2.2.4. Berekening van het gemiddelde\n\nx\n\nen de gemiddelde spreiding\n\nR\n\n.\n\n2.2.4.1. \u2013\n\nx\n\nwordt als volgt bepaald:\n\nmen berekent:\n\nde som van de 40 gemeten werkelijke capaciteiten xi: \u03a3xi\n\nhet gemiddelde van de 40 gemeten werkelijke capaciteiten:\n\n=\n\n\u03a3x\n\nx\n\n40\n\n2.2.4.2.\n\nR\n\nwordt als volgt bepaald:\n\nMen verdeelt de steekproef in chronologische volgorde van steekproefneming in 8 deelsteekproeven\n                                    van elk 5 EEG-tapmaatflessen;\n\nmen berekent:\n\nde spreiding van elke deelsteekproef, dat wil zeggen het verschil tussen de gemeten\n                                          werkelijke capaciteit van de grootste en die van de kleinste der 5 flessen van de\n                                          deelsteekproef; aldus verkrijgt men 8 waarden\n\nR1, R2, ......... R8\n\nde som van de spreidingen van de 8 deelsteekproeven:\n\n\u03a3Ri = R1 + R2 + . . . . . . . . . . . R8\n\nDe gemiddelde spreiding is:\n\n=\n\n\u03a3Ri\n\nR\n\n8\n\n.\n\nStaatssecretaris\n\nTh. M. Hazekamp"}