Title: wetten.nl - Regeling - Reglement op de meters voor elektrische energie BES - BWBR0028692

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0028692/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Reglement op de meters voor elektrische energie BES - BWBR0028692", "content": "Reglement op de meters voor elektrische energie BES\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\nVoor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:\n\nBasisstroom: Waarde van de stroom die als basis dient voor de onderhavige voorschriften.\n\nMaximum stroom: Maximum waarde van de stroom die overeenstemt met de grens van het nauwkeurigheidsgebied\n                                          gesteld in de onderhavige voorschriften.\n\nNominale spanning:  Waarde van de spanning waarop deze voorschriften gebaseerd zijn. Een toestel kan\n                                          \u00e9\u00e9n of meerdere nominale spanningen hebben en/of \u00e9\u00e9n of meerdere spanningsgebieden.\n\nIs van een spanningsgebied de verhouding tussen de hoogste en laagste spanning niet\n                                          meer dan 1,3 dan worden de proeven bij het gemiddelde van deze twee genomen; is deze\n                                          verhouding meer dan 1,3 dan worden alle proeven genomen voor de beide grenswaarden,\n                                          behoudens het gestelde in artikel 7 sub 1 c.\n\nDe constante van een meter: Het aantal toeren van de rotor dat overeenkomt met \u00e9\u00e9n kWh.\n\nFout:  Algebraisch verschil tussen de gemeten waarde van een grootheid en de waarde die\n                                          ze behoort te hebben, uitgedrukt in percenten van deze laatste waarde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\n1 Behoudens de proeven op de juistheid van aanwijzing worden de hierna voorgeschreven\n                                             proeven slechts uitgevoerd bij zoveel exemplaren van een bepaald model meter als nodig\n                                             zal blijken om te kunnen beoordelen of het model aan de gestelde eisen voldoet.\n\n2 Het hoofd van de door de op grond van artikel\u00a010 van de IJkwet BES door het bestuurscollege aangewezen dienst is bevoegd toestemming te verlenen tot\n                                             afwijking van de voorschriften in deze regeling opgenomen mits de bepalingen betreffende\n                                             de juistheid van aanwijzing in acht worden genomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\nMen onderscheidt:\n\n\u2013 \u00e9\u00e9n- en tweepolige \u00e9\u00e9nfase meters met nominale spanningen van respectievelijk 110,\n                                             127 en 220 V;\n\n\u2013 driefase meters met 3 fasedraden zonder nulleider met nominale spanningen van respectievelijk\n                                             100, 190, 220 en 380 V;\n\n\u2013 driefase meters met 2 fasedraden en nulleider;\n\n\u2013 driefase meters met 3 fasedraden en nulleider met nominale spanningen van respectievelijk\n                                             57,7/100, 110/ 190, 127/220 en 220/380 V;\n\n\u2013 meters voor bijzondere doeleinden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\nKenmerken\n\nIedere meter moet de volgende aanduidingen, die niet met eenvoudige middelen kunnen\n                                       worden verwijderd, dragen:\n\na. De naam van de fabrikant of zijn fabrieksmerk;\n\nb. Het type en het serienummer; indien het serienummer aangebracht is op een aan de kap\n                                             bevestigde plaat dient dit nummer bovendien op de grondplaat of op het gestel aangegeven\n                                             te zijn.\n\nc. Het jaar van fabrikage;\n\nd. De aanduiding van het soort meter; deze aanduiding wordt vereenvoudigd bij gebruik\n                                             van navolgende symbolen: elke spanningskring wordt voorgesteld door een streep en\n                                             elke stroomkring door een punt. De punt die een stroomkring van een electromagneet\n                                             voorstelt wordt geplaatst op een der uiteinden van de streep die de spanningskring\n                                             van dezelfde electromagneet voorstelt; het aantal strepen duidt ook het aantal electromagneten\n                                             aan:\n\nduidt aan dat de meter een electromagneet bevat die \u00e9\u00e9n stroomkring en \u00e9\u00e9n spanningskring\n                                                            heeft (\u00e9\u00e9npolig schema).\n\nduidt aan dat de meter een electromagneet bevat die \u00e9\u00e9n spanningskring en twee stroomkringen\n                                                            heeft (tweepolig schema).\n\nduidt aan dat de meter twee electromagneten bevat die elk \u00e9\u00e9n spanningskring en \u00e9\u00e9n\n                                                            stroomkring hebben en gemonteerd zijn volgens de methode van de twee wattmeters (voor\n                                                            driefasige kring zonder nulleider).\n\nduidt aan dat de meter dezelfde bestanddelen als de voorgaande bevat, maar dat hij\n                                                            bestemd is voor een driefasige kring waarvan twee fasen en de nulleider gebruikt worden.\n\nduidt aan dat de meter drie electromagneten bevat die elk een spanningskring en een\n                                                            stroomkring hebben en gemonteerd zijn volgens de methode van de drie wattmeters (voor\n                                                            driefasige kring met nulleider).\n\ne. De nominale frequentie;\n\nf. De nominale spanning (en) in volt. In geval van driefasige kring met nulleider, is\n                                             de nominale spanning de spanning tussen fase en nulleider; haar aanduiding wordt gevolgd\n                                             door een schuin streepje en de aanduiding van de spanning tussen de fasen. Ingeval\n                                             het toestel een spanningsgebied heeft, worden de uiterste waarden van het gebied op\n                                             de plaat aangeduid en gescheiden door een horizontale streep die eindigt op twee pijlen.\n                                             Ingeval het toestel meerdere referentiespanningen heeft, worden de waarden van deze\n                                             spanningen aangeduid en gescheiden door het teken '&.\n\ng. De basisstroom en de maximumstroom, in amp\u00e8re, \u00e9\u00e9n hiervan aangeduid tussen haakjes.\n                                             De aanduidingen d, f en g kunnen op de volgende door voorbeelden aangetoonde wijze\n                                             gegroepeerd worden:\n\nh. de constante van de meter.\n\ni. Als de meter van een bijzonder soort is (dus voorzien is van een teruglooprem, of\n                                             in het geval van een meertarief meter als de spanning van de omschakelrelais afwijkt\n                                             van de nominale spanning van de meter zelf) dient dit op de naamplaat of op een afzonderlijk\n                                             plaatje te zijn aangegeven,\n\nj. Indien de meter de energie registreert via meettrans-formatoren, waarmede in de meterconstante\n                                             rekening is gehouden, dienen de overzetverhouding(en) daarvan aangegeven te worden.\n\nAansluitschema\n\nIedere meter moet voorzien zijn van een aansluitschema dat vastgehecht is aan de binnenkant\n                                       van het klemmendeksel en dat de schikking van de klemmen op de klemmenplaat weergeeft.\n\nHet aansluitschema moet zodanig zijn dat het eigen verbruik van de spanningskringen\n                                       niet aangetekend wordt door de meter.\n\nDe fasenreeks van de driefasige meters wordt door de volgende tekens aangeduid:\n\nRST en N of O (nulleider)\n\nwaarin de fase S 120\u00b0 en de fase T 240\u00b0 achterstand hebben ten opzichte van de fase\n                                       R.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\nAlle isolatiematerialen gebruikt bij de constructie van de meter dienen in wezen niet-hygroscopisch\n                                          te zijn.\n\nAlle delen, welke onder normale gebruiksomstandigheden onderworpen zijn aan corrosie\n                                          dienen deugdelijk tegen corrosie ten gevolge van atmosferische invloeden beschermd\n                                          te zijn. Een eventuele beschermende laag dient niet gevoelig te zijn voor schade door\n                                          het blootstellen aan de lucht onder normale bedrijfsomstandigheden.\n\nHuis\n\nDe meter dient een redelijk stof-dicht huis te hebben, dat op een dergelijke wijze\n                                          verzegeld moet kunnen worden, dat het mechanisme van de meter slechts bereikbaar wordt\n                                          na het verbreken van de zegels.\n\nMetalen huizen voor meters die op een spanning van meer dan 250 V ten opzichte van\n                                          aarde gebruikt zullen worden, dienen voorzien te zijn van een inrichting waarmee een\n                                          effectieve verbinding met een geschikte aardleiding tot stand gebracht kan worden.\n\nRamen\n\nIndien het huis van de meter niet doorzichtig is dienen een of meer raampjes aangebracht\n                                          te zijn voor het aflezen van het telwerk en het observeren van de rotor. Deze raampjes\n                                          dienen afgesloten te zijn door plaatjes van doorzichtig materiaal die niet weggenomen\n                                          kunnen worden zonder dat de zegels verbroken worden.\n\nAansluitingen, klemmenblok\n\nDe aansluitklemmen kunnen gegroepeerd worden in een klemmenblok van voldoende mechanische\n                                          sterkte. Deze klemmen dienen geschikt te zijn voor de verbinding zowel met massieve\n                                          draden als met kabels.\n\nHet dient op eenvoudige wijze mogelijk te zijn om de spanningsklemmen van de stroomklemmen\n                                          los te schakelen.\n\nDe wijze van bevestiging van de geleiders aan de klemmen dient een voldoende en duurzaam\n                                          contact te verzekeren, zodanig dat geen gevaar kan bestaan voor loslaten of ontoelaatbare\n                                          verwarming. De gaten in het isolatiemateriaal die een verlenging van de gaten in de\n                                          aansluitklemmen vormen dienen van voldoende afmetingen te zijn om de isolatie van\n                                          de geleiders te kunnen omvatten.\n\nKlemmendeksel\n\nDe aansluitklemmen van de meter dienen een afzonderlijk deksel te bezitten, dat onafhankelijk\n                                          van de meterkap kan worden verzegeld.\n\nDit klemmendeksel dient de volgende delen af te sluiten: de aansluitklemmen zelf,\n                                          de klemschroeven en, zo gewenst, een voldoende lengte van de uitwendige geleiders\n                                          en de isolatie daarvan.\n\nIndien de meter gemonteerd is dienen de aansluitklemmen niet bereikbaar te zijn dan\n                                          nadat de zegels van het klemmendeksel verbroken zijn.\n\nTelwerk\n\nHet telwerk mag zijn van het trommel- of wijzer-type.\n\nHet dient te registreren in kWh of MWh.\n\nSchalen of trommels die decimale onderdelen van de eenheid aangeven zullen in kleur\n                                          moeten zijn uitgevoerd, of met een gekleurd kader zijn omgeven, terwijl de snelst\n                                          bewegende onderverdeeld dient te zijn en genummerd.\n\nHet telwerk dient in staat te zijn om, beginnend van nul, tenminste 2500 uren de energie\n                                          te registreren die overeenkomt met maximum stroom bij nominale spanningen en een arbeidsfactor\n                                          \u00e9\u00e9n.\n\nDe aanduidingen op het telwerk dienen onuitwisbaar en gemakkelijk leesbaar te zijn.\n\nRotor, draairichting\n\nDe rand van de rotor aan de zijde van een waarnemer, die de meter van voren beziet,\n                                          dient te bewegen van links naar rechts. De draairichting dient door een goed zichtbare,\n                                          onuitwisbare pijl te zijn aangegeven.\n\nDe rand zowel als het bovenvlak van de schjjf moet \u00e9\u00e9n zichtbaar merk dragen van voldoend\n                                          absorberende kleur om het automatisch tellen van de omwentelingen mogelijk te maken.\n                                          Andere merktekens mogen toegevoegd zijn voor stroboscopische of andere beproevingen,\n                                          doch deze merktekens dienen zo geplaatst te zijn, dat deze het gebruik van het voornaamste\n                                          merk voor foto-electrische telling van het aantal omwentelingen niet bemoeilijken.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\na. Spanningscircuits. Het verlies in ieder spanningscircuit van een meter bij zijn nominale\n                                                spanning(en) en bij nominale frequentie mag de volgende waarden niet te boven gaan:\n\ntot 250 V nominale spanning = 2W en 8 VA;\n\nboven 250 V tot 300 V nominale spanning = een toename van 0,02 W en 0,08 VA per V\n                                                boven 250\u00a0V;\n\nboven 300 V tot 600 V nominale spanning = een toename van 0,01 W en 0,04 VA per V\n                                                boven 300\u00a0V.\n\nb. Stroomcircuits. Het schijnbare vermogen dat door elk stroomcircuit van een meter bestemd\n                                                voor gebruik met stroomtransformatoren bij basis stroom wordt opgenomen mag de 2,5\n                                                VA niet te boven gaan.\n\nDi\u00eblectrische sterkte\n\nMeters en hun toebehoren uitgezonderd meettrans-formatoren, die aan andere specificaties\n                                          dienen te voldoen, mogen geen van hun di\u00eblectrische hoedanigheden verliezen, wanneer\n                                          zij aan normale bedrijfsspanningen worden onderworpen. Een meter of accessoire wordt\n                                          geacht deze voorgaande voorwaarde te vervullen als ze met gunstig gevolg de hierna\n                                          gespecificeerde di\u00eblectrische beproeving heeft ondergaan.\n\nBovendien moeten de toegepaste isolatiematerialen zodanig zijn, dat zij hun di\u00eblectrische\n                                          hoedanigheden niet verliezen onder invloed van de atmosferische vochtigheid. Alle\n                                          hygroscopische en brandbare materialen die als isolatie gebruikt worden, moeten een\n                                          behandeling ondergaan hebben om het binnendringen van vocht te voorkomen.\n\nDe di\u00eblectrische proef wordt slechts uitgevoerd op volledige meters en niet op losse\n                                          onderdelen; deze proef wordt slechts eenmaal op een meter gedaan.\n\nDe isolatie tussen alle circuits van een meter enerzijds (met inbegrip van alle metalen\n                                          delen die hiermede in contact staan), uitgezonderd de stroomkringen van hulptoestellen\n                                          die bij spanningen onder 70 V werken, en het gestel van de meter anderzijds dient\n                                          een wisselstroom beproevingsspanning van 2.000 V effectieve waarde te houden. De stroomkringen\n                                          van de hulptoestellen welke bij spanning onder 70 V werken worden bij deze proef met\n                                          het gestel van de meter verbonden.\n\nBij de bovenbeschreven proef worden alle uitwendige metalen delen met het gestel van\n                                          de meter verbonden. Indien de meter een grondplaat uit isolatiemateriaal heeft, wordt\n                                          de meter bij deze proef op een vlakke metalen plaat gelegd, welke plaat met het gestel\n                                          van de meter wordt verbonden.\n\nDe isolatie tussen twee stroom-circuits welke windingen gemeen hebben op dezelfde\n                                          ijzerkern en waartussen de gekoppelde netspanning op zal treden wanneer de meter in\n                                          bedrijf is, dienen een wisselstroom beproevingsspanning van 2.000 V effectieve waarde\n                                          te houden.\n\nDe isolatie tussen elk circuit van de meter, met inbegrip van alle metalen delen die\n                                          hiermede in contact zijn, en ieder ander circuit dat hiervan gescheiden kan worden,\n                                          uitgezonderd de stroomkringen van hulptoestellen welke bij spanningen onder 70 V werken,\n                                          dienen een wisselstroom beproevingsspanning te houden gelijk aan tweemaal de gekoppelde\n                                          nominale spanning doch minstens 600 V.\n\nGedurende deze beproeving dienen de stroomkringen van hulptoestellen, welke bij spanningen\n                                          onder 70 V werken, met het gestel van de meter verbonden te zijn.\n\nDe isolatie tussen het gestel van de meter en de hulp-circuits, welke bij spanningen\n                                          onder 70 V werken, moet een wisselstroom beproevingsspanning van 250 V effectieve\n                                          waarde houden.\n\nDe beproevingsspanning dient zo goed mogelijk sinus-vormig te zijn en de frequentie\n                                          ervan dient tussen 40 en 60 herz te liggen. De spanning dient geleverd te worden door\n                                          een spanningsbron met een vermogen van minstens 500 VA en de beproevingsspanning zal\n                                          voor de tijd van \u00e9\u00e9n minuut aangelegd worden.\n\nTemperatuursverhoging\n\nWanneer alle stroomkringen van de meter de maximum stroom voeren en tevens alle spanningscircuits\n                                          en alle continu belastbare hulpspanningscircuits belast worden met 1, 2 maal de nominale\n                                          spanning, mag de temperatuursverhoging van de windingen van de stroomcircuit (s) van\n                                          de meter de 50\u00b0C niet te boven gaan, bij een omgevingstemperatuur niet hoger dan 40\u00b0C.\n                                          Wanneer windingen van blank koper cq email-draad zijn toegepast, mag deze temperatuursverhoging\n                                          de 60\u00b0C niet te boven gaan.\n\nDe temperatuursverhoging wordt bepaald uit de weerstandsverandering van een van de\n                                          stroomspoelen en wordt gemeten aan de aansluitklemmen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\nDe foutengrenzen voor eenfase meters en voor meerfase meters met symmetrische belasting\n                                          zijn aangegeven in tabel I.\n\nDe foutengrenzen voor meerfase meters met eenfasige belastingen zijn aangegeven in\n                                          tabel II.\n\nDeze grenzen zijn onder de volgende omstandigheden van toepassing:\n\na. De temperatuur dient de gemiddelde omgevingstemperatuur \u00b1 2\u00b0C te zijn.\n\nb. De meter moet in normale bedrijfstoestand zijn en in de normale bedrijfsstand gemonteerd\n                                                zijn.\n\nc. De beproevingsspanning dient gelijk te zijn aan de normale spanning (en) \u00b1 1%. Als\n                                                de meter volgens opgave geschikt is voor een geheel spanningsgebied dienen de foutengrenzen\n                                                aangehouden te worden voor elke spanning binnen dit gebied. Als de meter volgens opgave\n                                                geschikt is voor twee nominale spanningen, dienen de foutengrenzen voor elk van beide\n                                                spanningen aangehouden te worden.\n\nd. De beproevingsfrequentie dient gelijk te zijn aan de nominale frequentie \u00b1 0,5%.\n\ne. Zowel de spanning als de stroom waarmede de meter beproefd wordt dienen in hoofdzaak\n                                                sinusvorming te zijn, met een afwijking in effectieve waarde van niet meer dan 5%.\n\nf. De spanningscircuits moeten gedurende tenminste een een uur aangesloten zijn geweest\n                                                en de stroomcircuits moeten bij elke proef gedurende voldoende tijd met de bij deze\n                                                proef behorende stroom belast zijn geweest zodat de temperatuur een stabiele waarde\n                                                bereikt zal hebben.\n\ng. Er dient geen hinderlijk magnetisch strooiveld aanwezig te zijn.\n\nh. In het geval van trommelregisters dient slechts de snelst bewegende trommel te draaien.\n\ni. Bij meerfasen-meters dient de fasevolgorde te zijn zoals deze op het aansluitschema\n                                                is aangegeven.\n\nj. Indien een inrichting aanwezig is voor het aanwijzen van de maximum belasting dient\n                                                deze afgekoppeld te zijn.\n\nTABEL I\n\nFoutengrenzen van eenfase meters en meerfase meters bij symmetrische belasting (zowel\n                                          stromen als spanningen dienen symmetrisch te zijn):\n\nWaarde van de stroom in procenten van de basiswaarde\n\nArbeidsfactor\n\nFoutengrens in procenten\n\nvan 10% tot maximum\n\n1,0\n\n\u00b1 2,0\n\n5%\n\n1,0\n\n\u00b1 3,0\n\nvan 20% tot maximum\n\n0,5 inductief\n\n\u00b1 2,0\n\nTABEL II\n\nFoutengrenzen van meerfase meters, welke met een eenfase belasting zijn belast, doch\n                                          waarvan de spanningscircuits met symmetrische spanningen zijn bekrachtigd.\n\nDeze beproeving dient achtereenvolgens op alle meetsystemen uitgevoerd te worden.\n\nWaarde van de stroom in procenten van de basiswaarde\n\nArbeidsfactor aan het belaste systeem\n\nFoutengrens in procenten\n\nvan 20\u2013100%\n\n1,0\n\n\u00b1 3,0\n\n100%\n\n0,5 inductief\n\n\u00b1 3,0\n\nTemperatuursco\u00ebffici\u00ebnt\n\nDe temperatuursco\u00ebffici\u00ebnt van de meter bij nominale spanning en nominale frequentie\n                                          mag niet groter zijn dan 0,1% per \u00b0C bij arbeidsfactor gelijk aan \u00e9\u00e9n en enige stroomsterkte\n                                          tussen 10% van de basisstroom en de maximum stroom; noch zal deze temperatuursco\u00ebffici\u00ebnt\n                                          groter mogen zijn dan 0,15% per \u00b0C bij arbeidsfactor 0,5 inductief bij enige stroomsterkte\n                                          tussen 20% van de basis stroom en de boven aangegeven maximum stroom.\n\nNoot: Bij de volgende paragrafen tot \u201eNullast\u2019 zal het voldoende zijn de rotor-snelheden\n                                          onder de verschillende voorgeschreven beproevings-omstandigheden met elkaar te vergelijken\n                                          om de afwijking van de fouten te bepalen.\n\nInvloed van niet-verticale ophanging\n\nEen afwijking van 3\u00b0 in enige richting vanuit de verticale stand mag de aanwijzing\n                                          van de meter met niet meer dan 1% beinvloeden bij een proef met de maximum stroom\n                                          en met niet meer dan 3% bij een beproeving met 5% van de basis stroom; deze beproevingen\n                                          worden uitgevoerd met nominale spanning, nominale frequentie en een arbeidsfactor\n                                          1,0.\n\nInvloed van spanningsafwijking\n\na. Indien de meter slechts voor \u00e9\u00e9n nominale spanning bestemd is, dient een afwijking\n                                                van \u00b1 10% van de nominale spanning bij nominale frequentie en arbeidsfactor 1,0 geen\n                                                grotere afwijking van de fout te veroorzaken dan:\n\n1,5% bij 10% van de basis stroom;\n\n1,0% voor enige waarde van de stroomsterkte tussen basis stroom en maximum stroom.\n\nb. Indien de meter een spanningsgebied heeft dient ze aan bovengenoemde eisen te voldoen\n                                                voor 90% van de onderste en 110% van de bovenste grensspanning.\n\nInvloed van frequentieafwijking\n\nEen afwijking van \u00b1 5% van de nominale frequentie dient geen grotere afwijking van\n                                          de procentuele fout te geven dan aangegeven in tabel III:\n\nTABEL III\n\nPercentage van basis stroom\n\nArbeidsfactor\n\nAfwijking van procentuele fout\n\n10 en 100\n\n1,0\n\n1,5\n\n100\n\n0,5 inductief\n\n1,5\n\nInvloed van kortsluitingen\n\nDe meter moet in staat zijn gedurende 0,5 seconde een stroom gelijk aan onderstaande\n                                          waarden te voeren:\n\n30 x de basis stroom, als deze niet groter is dan 10 A; 20 x de basis stroom, als\n                                          deze groter is dan 10 A.\n\nDe beproevingsstroomkring dient daarbij practisch niet-inductief te zijn, terwijl\n                                          de nominale spanning met nominale frequentie aan de spanningsklemmen van de meter\n                                          moet worden aangelegd.\n\nNa de kortsluitproef laat men de meter gedurende ongeveer een uur afkoelen tot de\n                                          omgevingstemperatuur, waarbij men de spanningscircuits aangesloten laat. Daarna zal\n                                          de meter beproefd worden met nominale spanning, nominale frequentie en basis stroom\n                                          bij arbeidsfactor 1,0.\n\nDe afwijking van de fout dient niet groter te zijn dan 1,5%.\n\nInvloed van de fasevolgorde\n\nIndien meerfase meters stromen en spanningen voeren, die alle een fasevolgorde bezitten\n                                          omgekeerd aan die welke op het aansluitschema is aangegeven, dienen bij symmetrische\n                                          belasting geen grotere afwijkingen van de fouten te ontstaan dan 1,5% t.o.v. die welke\n                                          gemeten zijn onder dezelfde omstandigheden doch bij de voorgeschreven fasevolgorde,\n                                          voor enige waarde van de stroom tussen 50% van de basis stroom en de maximum stroom.\n\nNullast\n\nZonder stroom in de stroomspoel(en) en bij nominale frequentie mag de rotor van de\n                                          meter niet meer dan \u00e9\u00e9n volledige omwenteling maken bij enige spanning tussen 80%\n                                          van de laagste aangegeven spanning en 110% van de hoogste aangegeven spanning. In\n                                          het geval van trommelregisters geldt deze eis wanneer slechts \u00e9\u00e9n trommel draait.\n\nAanloop\n\nBij meters met trommelregister zal deze proef uitgevoerd worden met niet meer dan\n                                          twee trommels in beweging.\n\nDe meter dient aan te lopen en te blijven draaien bij 0,5% van de basis stroom bij\n                                          nominale spanning, nominale frequentie en arbeidsfactor 1,0. Er dient op gelet te\n                                          worden dat de meter onder deze omstandigheden m\u00e9\u00e9r dan een volledige omwenteling maakt.\n\nMaximum Belasting\n\nEen mogelijk aanwezige inrichting voor het aanwijzen van de maximum belasting mag\n                                          bij nominale symmetrische belasting en cos S = 1 niet meer dan 1% fout in de meter\n                                          introduceren.\n\nAfstelmogelijkheden\n\nDe meter, welke zodanig is afgesteld dat ze aan deze voorschriften voldoet, dient\n                                          daarenboven bij nominale spanning en nominale frequentie de volgende regelmogelijkheden\n                                          te bezitten.\n\na. afstelling rem-magneet.\n\n4% snelheidstoename en 6% snelheidsafname bij 50% van de basis stroom en arbeidsfactor\n                                                1,0.\n\nb. afstelling voor lage belasting\n\n\u00b1 4% snelheids verandering bij 5% van de basis stroom en arbeidsfactor 1,0.\n\nc. afstelling inductieve belasting, wanneer de meter een dergelijke instelmogelijkheid\n                                                bezit.\n\n\u00b11% snelheidsverandering bij inductieve arbeidsfactor 0,5 bij 50% van de maximum stroom.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\nBij 0,5% van het nominale vermogen en cos \u0424 = 1 moet de meter bij nominale spanning\n                                          en frequentie reeds registreren.\n\nRegistratie bij verhoogde spanning en onbelaste stroomspoelen\n\nBij onbelaste stroomspoelen en 110% van de nominale spanning mag de meter geen verbruik\n                                          registreren.\n\n% van de basis\n\nFoutengrens in stroomsterkte\n\ncos \u0424= 1\n\n5\n\n+ of -6\n\n10 tot 150\n\n+ of -2\n\n150 \u201e max.\n\n+ of -4\n\nFoutengrenzen voor gereviseerde meerfase meters uit voorraad\n\na. symetrische belasting\n\n% van de basis\n\nFoutengrens in stroomsterkte\n\ncos \u0424 = 1\n\n5\n\n+ of -6\n\n10 tot 150\n\n+ of -2\n\n150 \u201e max.\n\n+ of -4\n\n% van de basis\n\nFoutengrens in stroomsterkte\n\ncos \u0424 = 0,5 inductief\n\n10\n\n+ of -8\n\n20 tot 150\n\n+ of -3\n\n150 \u201e max.\n\n+ of -5\n\nb. systemen afzonderlijk\n\n% van de basis stroomsterkte\n\nverschil in fout tussen de systemen onderling in\n\ncos \u0424 = 1\n\n50 en 100\n\n3\n\ncos \u0424 = 0,5 inductief\n\n50\n\n5\n\nMaximum Belasting\n\nEen mogelijk aanwezige inrichting voor het aanwijzen van de maximum belasting mag\n                                          bij nominale symmetrische belasting en \u0424 = 1 niet meer dan 1,5% fout in de meting\n                                          introduceren.\n\nJustering\n\nDe meters moeten zo goed mogelijk worden gejusteerd. De gemiddelde aanwijzing van\n                                          een serie meters moet nagenoeg juist zijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\nBij 0,8% van het nominale vermogen en cos \u0424 = 1 moet de meter reeds registreren.\n\nFoutengrenzen\n\nDe toegelaten fout is 2% meer dan voor gereviseerde meters uit voorraad is toegestaan,\n                                          behoudens het bepaalde in artikel 8, onder b waar de toegelaten fout ook voor meters uit het net onverkort geldt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2017]\n\n1 Deze regeling berust op artikel\u00a017 van de IJkwet BES.\n\n2 Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement op de meters voor elektrische energie\n                                                BES."}