Source: http://docplayer.pl/1768817-Szwnr2-zp250-55-272-2009-rzeszow-2009-07-07-dotyczy-przetargu-nieograniczonego-na-zakup-dostawe-i-uruchomienie-systemu-rezonansu-magnetycznego.html
Timestamp: 2016-12-09 21:42:42
Legal References Found: art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 32
 ART. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 ART. 38
 ART. 38
 art.38

Document Content:
⭐SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.
SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.
Download "SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego."
1 SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści: I. Czy Zamawiający w związku z tym, że duża wartość tego postępowania zostanie rozłożona na 12 rat a w związku z tym zachodzi konieczność finansowania zgodzi się na dodanie następującego zapisu do umowy określonej w załączniku nr 4: Zastaw rejestrowy Zważywszy, że cena sprzedaży Sprzętu płacona jest przez Kupującego w ratach, Kupujący zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz podmiotu finansującego nabycie Sprzętu zastawu rejestrowego na Sprzęcie na warunkach określonych w umowie zastawu rejestrowego zawieranej pomiędzy Kupującym jako zastawcą i podmiotem finansującym nabycie Sprzętu jako zastawnikiem. Zastaw zabezpieczać będzie wierzytelność podmiotu finansującego nabycie Sprzętu w okresie do pełnej zapłaty Ceny przez Kupującego. Również w związku z powyższym, aby możliwe było ustalenie jak najlepszych warunków finansowania realizacji tego postępowania przetargowego, co bezpośrednio związane jest z przedłożeniem jak najlepszej oferty zwracamy się do Zamawiającego o jak najszybsze przesłanie bilansu jak i rachunku zysków i strat szpitala za 2008 rok. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223 poz ze zm.) odpowiada: 1. Odnośnie dodania zapisów o zastawie rejestrowym - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 2. Odnośnie przesłania bilansu Zamawiający informuje, że bilans zysków i strat szpitala za rok 2008 został opublikowany w Monitorze Polskim B. II. W ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ Zamawiający stawia wymaganie: Wszystkie parametry należy wskazać podając stronę w ofercie i zaznaczyć je w dostarczonych z ofertą materiałach informacyjnych producenta. Czy, z uwagi na fakt, że nie każdy parametr jest expilcite wymieniony w materiałach informacyjnych producenta (takich, jak np.: Dane Techniczne, broszury, itp.), Zamawiający zaakceptuje dla tych parametrów dostarczenie potwierdzenia w postaci Oświadczenia dostawcy, potwierdzonego upoważnieniem m.in. do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych urządzeń? Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223 poz ze zm.) odpowiada, że wyraża zgodę na proponowane w pytaniu potwierdzanie parametrów technicznych.2 III. 1. W załączniku nr 3 punkt 285 Zamawiający wymaga integracji autoryzacji systemów PACS i RIS. Z uwagi na fakt, że systemy RIS i PACS są niezależnymi systemami informatycznymi, których integracja w oparciu o standardy (HL7) nie obejmuje wspólnego zarządzania użytkownikami funkcjonalność ta może być realizowana z zastosowaniem dedykowanego do tej roli systemu, np. Active Directory. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość integracji systemów RIS i PACS w oparciu o usługę Active Directory wymienioną w pkt 343? 2. W załączniku nr 3 punkt 332 Zamawiający wymaga podłączenia do archiwum wymienionych urządzeń. Prosimy o podanie informacji, czy wszystkie z wymienionych urządzeń posiadają interface DICOM. 3. Prosimy o zmianę zapisów w pkt 335 Załącznika nr 3 i jednolicenie ich z zapisem zamieszczonym w SIWZ pkt II.2, czyli: Zaoferowany system rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem będącym wyrobem medycznym musi posiadać aktualne i ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. O wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zm.). 4. W załączniku nr 3 punkt 394 Zamawiający wymaga dostępu do części zamiennych/sprzedaży części zamiennych do proponowanych urządzeń w okresie minimum 10 lat od daty zawarcia umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z tego zapisu części zamiennych do sprzętu komputerowego? W dobie tak szybkiego rozwoju technologii informatycznych w ciągu 10 lat następuje kilkukrotna zmiana w technologiach wytwarzanych komponentów. Żądanie dostępności części komputerów starszych niż 2-3 lata nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Koszty wynikające z konieczności nabycia i magazynowania przez 10 lat komponentów komputerowych są wyższe niż koszt wymiany sprzętu komputerowego na nowy, wykonany w nowszej już technologii (czyli szybszy). 5. W załączniku nr 3 punkt 395 Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji techniczno-serwisowej oferowanych urządzeń. Prosimy o zmianę treści zapisu na Dostarczenie dokumentacji techniczno-serwisowej z zastrzeżeniem informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa w terminie zgodnym z zapisami SIWZ (w języku polskim) dopuszcza się w języku angielskim. 6. W załączniku nr 3 punkt 396 Zamawiający wymaga szkolenia techniczno-serwisowego personelu wskazanego przez Zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb (w ramach umowy) min. 2 osoby. Zwracamy się z prośbą o określenie maksymalnej ilości godzin takiego szkolenia dla jednej osoby oraz maksymalnej ilości osób do przeszkolenia. 7. W załączniku nr 3 punkt 318 Zamawiający wymaga wykonania 25 punktów logicznych z zasilaniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli punkty logiczne i zasilające 230V typu DATA? Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości gniazd energetycznych przy każdym punkcie logicznym. Prosimy o doprecyzowanie umiejscowienia wymaganych punktów logicznych/energetycznych poprzez podanie planu sytuacyjnego z rozmieszczeniem wymaganych punktów. Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób ma zostać poprowadzona instalacja kablowa - podtynkowo, czy natynkowo. 8. W załączniku nr 3 punkt 318 Zamawiający wymaga wykonania lokalnego punktu dystrybucyjnego sieci PD z wyposażeniem w miejscu wskazanych przez Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie umiejscowienia wymaganego punktu dystrybucyjnego poprzez naniesienie go na plan sytuacyjny.3 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223 poz ze zm.) odpowiada: ad.1) Zamawiający wyraża zgodę. ad.2) Zamawiający potwierdza, iż wszystkie systemy wymienione w SIWZ a przewidziane do połączenia z archiwum posiadają interfejs DICOM. ad.3) Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów punktu 335 w załączniku nr 3 nadając mu brzmienie: Zaoferowany system rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem będący wyrobem medycznym musi posiadać aktualne i ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zm.) ad.4) Zamawiający skraca wymóg dostępności części zamiennych do sprzętu komputerowego nie będącego integralną częścią systemu MR do 5 lat. ad.5) Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów punktu 395 w załączniku nr 3 nadając mu brzmienie: Dostarczenie dokumentacji techniczno-serwisowej z zastrzeżeniem informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa w terminie zgodnym z zapisami SIWZ. ad.6) Liczba osób przeznaczonych do szkolenia z zakresu techniczno-serwisowego dla systemu MR 3 osoby. Liczba godzin/osoba 20 oraz szkolenie 3 osób z Sekcji Informatycznej i 1 z Sekcji Aparatury Medycznej odnośnie rzeczy informatycznych ad.7) Na każdy punkt logiczny (kabel) musi przypadać 4 gniazda DATA, preferowany typ montażu podtynkowy. ad.8) Lokalizacja Punktu dystrybucyjnego zostanie ustalone po podpisaniu umowy z wykonawcą na etapie projektowania. IV. 1) Dotyczy załącznika nr 3. Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 1. MAGNES, pkt. 6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania rozwiązania opisanego w następujący sposób: Opis parametru: "Korekta homogeniczności pola wyższego rzędu, aktywowana po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych, typu Advanced Shim, High- Order Shim, High Order Shim Kit (lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Do oryginalnej treści zostały dodane nazwy własne rozwiązań stosowane przez głównych producentów tego typu aparatury z elastycznością zaoferowania ich odpowiedników. Tę dobrą praktykę Zamawiający stosuje także w pozostałej części specyfikacji. Nikogo nie eliminując pozwala ona na wyeliminowanie jakichkolwiek niejednoznaczności poprzez jasne określenie przez Zamawiającego, na jakiej dokładnie funkcjonalności mu zależy.4 2) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 3. CEWKI Prosimy o uzupełnienie oczywistego braku wymogu zaoferowania cewki (zestawu cewek) do badania kręgosłupa, poprzez umieszczenie w sekcji 3. CEWKI, dodatkowego punktu o następującej treści: Opis parametru: Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa, typu array, co najmniej 16-kanałowa, umożliwiająca badanie bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta). Parametr wymagany: Tak, podać typ Badanie kręgosłupa w rezonansie magnetycznym jest jednym z najbardziej powszechnych badań. Pominięcie wymogu zaoferowania cewki (zestawu cewek) do badania kręgosłupa wydaje się być oczywistą pomyłką. Ponadto zwraca uwagę fakt, że w tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 3. CEWKI, punkt 11. jest odniesienie do takiej cewki. 3) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 3. CEWKI, punkt 22. Prosimy o rozwinięcie opisu parametru dotyczącego zaoferowania cewki do badania stawu skokowego w następujący sposób: Opis parametru: Wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu skokowego, co najmniej 4-kanałowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) lub wielokanałowa cewka elastyczna o rozmiarach pozwalających na badanie stawu skokowego, co najmniej 4-kanałowa do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) Badania stawów w rezonansie magnetycznym należą do najbardziej powszechnych badań. Zamawiający winien oczekiwać nowoczesnego rozwiązania: wielokanałowej cewki i możliwości skracania czasu trwania badania dzięki akwizycjom równoległym. 4) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 3. CEWKI. Prosimy o uzupełnienie braku wymogu zaoferowania cewki do badania nadgarstka, poprzez umieszczenie w sekcji 3. CEWKI, dodatkowego punktu o następującej treści: Prosimy o dodanie opisu parametru dotyczącego zaoferowania cewki do badania stawu skokowego w następujący sposób: Opis parametru: Wielokanałowa cewka sztywna do badania nadgarstka, co najmniej 4-kanałowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta lub wielokanałowa cewka elastyczna o rozmiarach pozwalających na badanie nadgarstka, co najmniej 4-5 kanałowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta Parametr wymagany: Tak, podać typ Badania stawów w rezonansie magnetycznym należą do najbardziej powszechnych badań. Zamawiający winien oczekiwać nowoczesnego rozwiązania: wielokanałowej cewki i możliwości skracania czasu trwania badania dzięki akwizycjom równoległym. 5) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 3. CEWKI, punkt 26. Prosimy o rozwinięcie opisu parametru dotyczącego zaoferowania cewki (zestawu cewek) do badania angiograficznego naczyń peryferyjnych w następujący sposób: Opis parametru: Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania angiograficznego naczyń peryferyjnych (kończyny), co najmniej 16-kanałowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta Skoro Zamawiający zamierza wykonywać w rezonansie magnetycznym badania angiograficzne naczyń peryferyjnych, to winien zwrócić szczególną uwagę na uniknięcie jakichkolwiek niejednoznaczności w tym zakresie. W szczególności Zamawiający winien wyeliminować próby zaoferowania mu akwizycji sygnału nadawczo-odbiorczą cewką CP umieszczoną w obudowie magnesu i, z racji znacznego oddalenia od obrazowanej anatomii (czyli źródła sygnału), oferującą nieporównywalnie gorszy stosunek sygnału do szumu (SNR) niż wielokanałowe cewki anatomiczne. Zamawiający oczekiwać nowoczesnego rozwiązania: wielokanałowej cewki i możliwości skracania czasu trwania badania dzięki akwizycjom równoległym. 6) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA, punkt 32. Prosimy o rozwinięcie opisu parametru dotyczącego obciążenia stołu pacjenta w następujący sposób: Opis parametru: Maksymalne obciążenie płyty stołu, wraz z ruchem pionowym stołu, z zachowaniem deklarowanej dokładności pozycjonowania pacjenta >=150kg Do oryginalnej treści został dodany zwrot wraz z ruchem pionowym stołu, mający na celu zabezpieczenie Zamawiającego przed sytuacją, której ryzyka zaistnienia mógł nie być świadomym, przedstawiania mu przez niektórych producentów wysokich wartości maksymalnego obciążenia płyty stołu, zatajając jednocześnie fakt, że pionowy ruch stołu z pacjentem o tak dużej masie nie będzie możliwy. Zamawiający z pewnością nie chce dopuścić do sytuacji, w której otyły, ponad stupięćdziesięciokilogramowy pacjent będzie musiał wskakiwać lub być wnoszony przez personel na stół umieszczony w swoim najwyższym położeniu.6 7) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA, punkt 36. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA. Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA poprzez dodanie następujących punktów podlegających ocenie, związanych z wentylacją i oświetleniem tunelu: Opis parametru: Regulowana wentylacja tunelu. Parametr wymagany graniczny: TAK/NIE Punktacja: TAK 5 pkt., NIE 0 pkt. oraz Opis parametru: Regulowane oświetlenie tunelu. Parametr wymagany graniczny: TAK/NIE Punktacja: TAK 5 pkt., NIE 0 pkt. Najnowsze rozwiązania do badania w rezonansie magnetycznym są zoptymalizowane także pod kątem zapewnienia pacjentowi maksymalnego komfortu badania, który przekłada się na większą wygodę oraz lepsze rezultaty badania (brak artefaktów ruchowych spowodowanych niewygodą, zaniepokojeniem, uczuciem duszności, czy klaustrofobią). 8) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 6. KONSOLA OPERATORSKA (PODSTAWOWA), punkt 47. Prosimy o dokonanie zmian w tym punkcie poprzez: - usunięcie wymagania dotyczącego rekonstrukcji VRT - rozwinięcie wymagania dotyczącego map ADC i map perfuzji i w efekcie nadanie następującego brzmienia temu parametrowi: Opis parametru: Oprogramowanie konsoli operatorskiej co najmniej rekonstrukcje MPR, MIP, SSD, pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie), parametry dyfuzji (obrazy trace-ważone, mapy ADC), parametry perfuzji (wykresy GBP, mapy PBP, mapy TTP). - VRT to funkcjonalność typowo post-processingowa Zamawiający wymaga do tego celu zaoferowania trzech konsol satelitarnych (post-processingowych) i VRT na każdej z nich, stąd posiadanie tej funkcjonalności na konsoli operatorskiej wydaje się zbędne - Rozwinięcie zapisów dotyczących parametrów dyfuzji i perfuzji ma na celu uniknięcie niejednoznaczności.7 9) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 8. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 66. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 33. Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki w następujący sposób: Opis parametru: Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 128x128) < 0,48 ms. W tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 33., kolumna Parametr wymagany graniczny Zamawiający określa już wartość graniczną tego parametru na < 0,48 ms stąd korekta ta jest niezbędna dla uniknięcia niejednoznacznych interpretacji. 10) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 8. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 78. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING) Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING) poprzez dodanie następującego punktu podlegającego ocenie, związanego z sekwencjami z grupy Steady State: Opis parametru: Sekwencja Steady State (stanu ustalonego) do różnicowania płynu od chrząstki stawu (typu DESS lub równoważne) Parametr wymagany graniczny: TAK/NIE Punktacja: TAK 5 pkt., NIE 0 pkt. W tabeli Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 8. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 78., Zamawiający wspomina tylko o jednej sekwencji z grupy Steady State, pożytecznej w badaniach drobnych struktur OUN, pomijając jednak inną sekwencję, niezwykle przydatną w różnicowaniu płynu od chrząstki podczas badań stawów. Zaproponowana zmiana koryguje to przeoczenie. 11) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 8. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 79. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING)8 Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING) poprzez dodanie następującego punktu podlegającego ocenie związanego z badaniami DWI: Opis parametru: Maksymalna wartość b w badaniach DWI [s/mm 2 ] Parametr wymagany graniczny: > 7000 s/mm 2 Punktacja: > 7000 s/mm 2 5 pkt., NIE 0 pkt. Ponieważ wartość b = 7000 s/mm 2 to nie jest maksymalny poziom, którego zaoferowania może spodziewać się Zamawiający należy zastosować punktację premiującą rozwiązania, wykraczające ponad wymaganie graniczne. 12) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 10. KONSOLA SATELITARNA (3 sztuki), punkt oraz 134. Prosimy o modyfikację parametru wymaganego dla punktu poświęconego łączeniu obrazów, następująco: Opis parametru: Łączenie obrazów sagitalnych lub koronalnych dla badań kręgosłupa Parametr wymagany: Tak/Nie, odpowiedź Nie tylko w przypadku, gdy konsola operatorska (podstawowa) dokonuje łączenia obrazów i wysyła gotowe obiekty powstałe w wyniku połączenia na konsolę satelitarną Konsola operatorska (podstawowa) może dokonywać połączenia obrazów z badań krokowych obszarów rozległych (np. badania całego kręgosłupa, całego OUN, angiografia obszarów rozległych) i wysyłać gotowe obiekty powstałe w wyniku takiego połączenia na konsolę satelitarną. Jest to duże przyspieszenie i ułatwienie pracy osobie pracującej na konsoli satelitarnej (lekarz opisujący badanie) osoba to nie musi ona wykonywać już tego kroku post-processingowego samodzielnie. W takiej sytuacji (ale tylko w takiej) nie ma potrzeby wymagać (i to trzykrotnie dla każdej z konsol satelitarnych) oferowania takiej opcji. 13) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, punkty 33, 96, 97 Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, punkt 18. Prosimy o potwierdzenie, że użyte w każdym z tych punktów sformułowanie skanowanie przy użyciu cewek anatomicznych Zamawiający interpretuje jako skanowanie przy użyciu cewek, których elementy odbiorcze dopasowane są do anatomii pacjenta. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie uznaje za skanowanie przy użyciu cewek anatomicznych skanowania przy użyciu nadawczo-odbiorczej cewki CP umieszczonej w obudowie magnesu i znacznie oddalonej od obrazowanej anatomii.9 Doprecyzowanie to ma na celu wyeliminowanie jakichkolwiek niejednoznaczności w interpretacji przez oferentów zapisów w tych punktach. W szczególności Zamawiający winien wyeliminować próby zaoferowania mu, w opisanych przez te punkty sytuacjach, rozwiązań, gdzie skanowanie odbywa się przy użyciu nadawczo-odbiorczej cewki CP umieszczonej w obudowie magnesu i, z racji znacznego oddalenia od obrazowanej anatomii (czyli źródła sygnału), oferującej nieporównywalnie gorszy stosunek sygnału do szumu (SNR) niż wielokanałowe cewki anatomiczne. 14) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 1. MAGNES Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja sekcja 1. MAGNES poprzez dodanie dwóch następujących punktów podlegających ocenie, związanych z jakością homogeniczności pola magnesu i sposobem jej pomiaru: 1. Opis parametru: Typowa homogeniczność pola dla dużego pola widzenia, mierzona w kuli o średnicy 45 cm metodą VRMS Parametr wymagany graniczny: < 0,9 ppm, Podać wartość wyrażoną w ppm oraz ilość płaszczyzn pomiarowych (plane plot) i ilość punktów pomiarowych na płaszczyznę stosowanych przy pomiarze metodą VRMS Punktacja: = 0,9 ppm 0 pkt., < 0,9 ppm 2 pkt. za wartość najmniejszą. Punktacja pozostałych wartości wyliczona zostanie za pomocą proporcjonalności. Dodatkowo za największą ilość punktów pomiarowych (rozumianych jako iloczyn płaszczyzn pomiarowych i ilości punktów pomiarowych w płaszczyźnie pomiarowej) stosowaną w metodzie VRMS 2 punkty i 0 punktów za ilość najmniejszą. Pozostałe wartości zostaną wyliczone za pomocą proporcjonalności 2. Opis parametru: Typowa homogeniczność pola dla małego pola widzenia, mierzona w kuli o średnicy 10 cm metodą VRMS Parametr wymagany graniczny: < 0,05 ppm, Podać wartość wyrażoną w ppm oraz ilość płaszczyzn pomiarowych (plane plot) i ilość punktów pomiarowych na płaszczyznę stosowanych przy pomiarze metodą VRMS Punktacja: = 0,05 ppm 0 pkt., < 0,05 ppm 2 pkt. za wartość najmniejszą. Punktacja pozostałych wartości wyliczona zostanie za pomocą proporcjonalności. Dodatkowo za największą ilość punktów pomiarowych (rozumianych jako iloczyn płaszczyzn pomiarowych i ilości punktów pomiarowych w płaszczyźnie pomiarowej) stosowaną w metodzie VRMS 2 punkty i 0 punktów za ilość najmniejszą. Pozostałe wartości zostaną wyliczone za pomocą proporcjonalności Homogeniczność pola magnesu głównego, podawana dla określonych pól widzenia, jest najważniejszym parametrem opisującym jakość zaoferowanego Zamawiającemu magnesu, czyli najbardziej istotnego (i najcenniejszego) komponentu aparatu. Nadto, z uwagi na stosowanie przy obliczaniu homogeniczności większej lub mniejszej ilości punktów10 pomiarowych przez różnych producentów należy to ujednoznacznić premiując rozwiązania o większej precyzji pomiaru i dające wynik najbardziej zbliżony do rzeczywistego. 15) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 1. MAGNES, punkt 6. Prosimy o wprowadzenie jednoznacznego opisu parametru spójnego z opisem zastosowanym w tabeli Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 1. MAGNES, punkt 7., w następujący sposób: Opis parametru: Maksymalne zużycie helu w ciągu godziny Parametr wymagany graniczny: 0,03 [l/godz] Pozostałe bz. W tabeli Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 1. MAGNES, punkt 7., kolumna Opis parametru Zamawiający określa już definicję i wartość graniczną tego parametru, stąd korekta jest niezbędna dla uniknięcia niejednoznacznych interpretacji. 16) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 3. CEWKI. Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja sekcja 3. CEWKI, poprzez dodanie następujących punktów podlegającego ocenie, związanych z zaoferowanymi cewkami: 1. Opis parametru: Rzeczywista liczba elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania głowy Parametr wymagany graniczny: Podać Punktacja: 5 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne proporcjonalnie mniej 2. Opis parametru: Rzeczywista liczba elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch FOV min. 45 cm, serce, miednica) Parametr wymagany graniczny: Podać Punktacja: 5 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne proporcjonalnie mniej 3. Opis parametru: Rzeczywista liczba elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych)11 Parametr wymagany graniczny: Podać Punktacja: 5 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne proporcjonalnie mniej 4. Opis parametru: Rzeczywista liczba elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania angiograficznego naczyń peryferyjnych (kończyny) Parametr wymagany graniczny: Podać Punktacja: 5 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne proporcjonalnie mniej Premiowanie, poprzez przyznanie punktów, rozwiązań wykorzystujących jak największą liczbę elementów pomiarowych cewek (zestawów cewek) w badaniach dużych obszarów anatomicznych jest jak najbardziej słuszne. Jednak przyjęte przez Zamawiającego wybiórcze podejście i ograniczenie preferencji wyłącznie do dwóch cewek, budzi uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronnego traktowania przez Zamawiającego potencjalnych oferentów. Zaproponowana modyfikacja jest rozszerzeniem idei Zamawiającego, ale do wszystkich wielokanałowych cewek służących do obrazowania dużych obszarów anatomicznych. 17) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA, punkt 17. Prosimy o rozwinięcie opisu parametru dotyczącego obciążenia stołu pacjenta w następujący sposób: Opis parametru: Maksymalne obciążenie płyty stołu, wraz z ruchem pionowym stołu, z zachowaniem deklarowanej dokładności pozycjonowania pacjenta Pozostałe bz. Do oryginalnej treści został dodany zwrot wraz z ruchem pionowym stołu, mający na celu zabezpieczenie Zamawiającego przed sytuacją, której ryzyka zaistnienia mógł nie być świadomym, przedstawiania mu przez niektórych producentów wysokich wartości maksymalnego obciążenia płyty stołu, zatajając jednocześnie fakt, że pionowy ruch stołu z pacjentem o tak dużej masie nie będzie możliwy. Zamawiający z pewnością nie chce, poprzez przyznanie punktów, preferować rozwiązań, w których otyły, ponad stupięćdziesięciokilogramowy pacjent będzie musiał wskakiwać lub być wnoszony przez personel na stół umieszczony w swoim najwyższym położeniu. 18) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA, punkt 19. Wnosimy o zmianę opisu parametru dotyczącego rozmiarów magnesu na następujący: Opis parametru: Długość magnesu wraz z obudową12 Pozostałe bz. Długość magnesu wraz z obudową jest jednoznaczna w interpretacji i jest publikowana przez wszystkich producentów. Definiując ten parametr Zamawiającemu z pewnością zależy na premiowaniu rozwiązań komfortowych i przestronnych, jednak Zastosowany przez Zamawiającego zapis budzi uzasadnione kontrowersje. (przykład: Dwumetrowej długości magnes może mieć długość tunelu w najwęższym miejscu równą 1cm (cały tunel będzie miał średnicę 61cm, z wyjątkiem najwęższego miejsca w postaci 1cm paska o średnicy 60cm). Z drugiej strony metrowej długości magnes o średnicy tunelu 70cm (ale na całej długości tunelu) będzie miał długość tunelu w najwęższym miejscu równą 100cm. Konkurując w zaproponowanej przez Zamawiającego rywalizacji zgrabny i nowoczesny magnes przegra sromotnie z wywołującym klaustrofobię kolosem). 19) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 6. KONSOLA OPERATORSKA, punkt 21. Wnosimy o usunięcie tego punktu w całości. Zamawiający w postępowaniu wymaga zaoferowania dedykowanych rozwiązań do archiwizacji obrazów. Premiować rozwiązań oferujących możliwość gromadzenia większej ilości obrazów na konsoli operatorskiej mija się w tej sytuacji z celem. 20) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 6. KONSOLA OPERATORSKA, punkt 37. Wnosimy o usunięcie tego punktu w całości. Opisany przez Zamawiającego wymóg i zaproponowane przez niego kryteria jego oceny nie znajdują żadnego uzasadnienia klinicznego. 21) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 9. KONSOLA SATELITARNA, punkt 46. Wnosimy o usunięcie tego punktu w całości. Zamawiający w postępowaniu wymaga zaoferowania dedykowanych rozwiązań do archiwizacji obrazów. Premiować rozwiązań oferujących możliwość gromadzenia większej ilości obrazów na konsolach satelitarnych mija się w tej sytuacji z celem. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223 poz ze zm.) odpowiada: Pytanie 1 Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ Pytanie 2. W rozumieniu Zamawiającego skrót OUN rozumiany jest jak Ośrodkowy Układ Nerwowy, czyli mózgowie i rdzeń kręgowy (kanał kręgowy kręgosłup).13 Dla jednoznaczności zapisu Zamawiający doprecyzowuje sekcja 3 pkt 19 załącznika 3 po czym otrzymuje on brzmienie: Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego OUN - mózgowie (głowa) i rdzeń kręgowy (kanał kręgowy kręgosłup) typu: array co najmniej 16 kanałowa, umożliwiająca badanie bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, do akwizycji równoległych typu: ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta). Pytanie 3. Zamawiający doprecyzowuje zapis sekcja 3 pkt. 22 załącznika 3 poczym otrzymuje on brzmienie: Wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu skokowego, co najmniej 4 kanałowa do akwizycji równoległych typu: ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta). Pytanie 4. Zamawiający nie dokona sugerowanego wpisu do załącznika nr 3 SIWZ dot. cewki do badań nadgarstka. Pytanie 5. Zamawiający doprecyzowuje zapis sekcja 3 pkt. 26 załącznika 3 poczym otrzymuje on brzmienie: Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania angiograficznego naczyń peryferyjnych (kończyn), co najmniej 12 kanałowa, do akwizycji równoległych typu: ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta). Pytanie 6. Zamawiający doprecyzowuje zapis sekcja 5 pkt. 32 załącznika 3 poczym otrzymuje on brzmienie: Obciążenie płyty stołu, wraz z ruchem pionowym stołu z zachowaniem deklarowanej dokładności pozycjonowania pacjenta >=150kg. Pytanie 7. Zamawiający nie dokona modyfikacji załącznika 3 SIWZ poprzez dodanie punktów poddanych ocenie związanych z wentylacją i oświetleniem kanału. Pytanie 8. Zamawiający doprecyzowuje zapis sekcji 6 pkt. 47 załącznika 3 poczym otrzymuje on brzmienie: Oprogramowanie konsoli operatorskiej co najmniej rekonstrukcji MPR, MIP, SSD (lub równoważne wg nomenklatury producenta), pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie) parametry dyfuzji (obrazy trace-ważone, mapy ADC), parametry perfuzji (wykresy GBP, mapy PBP, mapy TTP). Pytanie 9. Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w sekcji 8 pkt. 66 załącznika 3 po czym otrzymuje on brzmienie: Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 128x128)<=48ms. Pytanie 10. Zamawiający nie dokona modyfikacji tabeli technicznej załącznika 3 SIWZ poprzez dodanie punktów poddanych ocenie związanych z sekwencjami z grupy Steade State. Pytanie 11. Zamawiający nie dokona modyfikacji załącznika 3 SIWZ poprzez dodanie punktów poddanych ocenie związanych z maksymalną wartością b w badaniach DWI. Pytanie 12. W przypadku, w którym funkcjonalność łączenia obrazów sagitalnych i koronalnych znajduje się na konsoli operatorskiej (podstawowej) Zamawiający wykreśla wymóg - pkt i pkt, 121. Pytanie 13. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w punktach 33, 96, 97 zestawienia warunków granicznych i zestawieniu parametrów ocenianych w punkcie 18 SIWZ (załącznik nr 3).14 Zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ, deklarowane parametry muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta. Pytanie 14. Zamawiający dodaje zapis dot. homogeniczności pola magnetycznego o treści: Opis parametru Homogeniczność pola mierzona metodą VRMS w kuli o średnicy 45cm <=0,9ppm. Parametr wymagany Tak, podać wartość. Zapis ten ze względu na spójność numeracji tabeli technicznej parametrów wymaganych dodany zostaje na jej końcu pod numerem 397. Pytanie 15. Zamawiający nie dokona zmiany o sugerowanej treści sekcji 1 pkt. 6. Jednocześnie dla słusznie zauważonego niejednoznacznego zapisu doprecyzowuje treść tego punktu: Opis parametru - Zużycie helu [litrów/rok] wliczając badania kliniczne i prace serwisowe Parametr wymagany - <=250[litrów/rok]. Pytanie 16. Zamawiający nie dokona modyfikacji załącznika 3 SIWZ poprzez dodanie punktów poddanych ocenie związanych z: - rzeczywistą liczbą elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania głowy, - rzeczywistą liczbą elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania tułowia, - rzeczywistą liczbą elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania głowy i szyi, - rzeczywistą liczbą elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania angiograficznego, Pytanie 17 Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie pytanie nr 6. Pytanie 18 Wobec niejednoznaczności deklarowanych możliwych parametrów dot. wymiarów długości otworu pacjenta Zamawiający rezygnuje z oceny pkt 19 - zestawienia parametrów technicznych podlegających ocenie. Pytanie 19. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ. Pytanie 20. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ. Pytanie 21. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ. W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy przedłuża termin składania ofert w w/w postępowaniu do dnia r. do godz Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Budynek Zamówień Publicznych) w dniu r. o godz Z poważaniem mgr Janusz Solarz DYREKTOR Pokazać jeszcze
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego ul. Katowicka 66A 45-060 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 tel. 077/441 60 01 fax. 077/441 Bardziej szczegółowo Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, 21 listopada 2014 roku Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia DZPiZ.271/327/2/2014 Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Średniopolowy otwarty system do obrazowania rezonansem Bardziej szczegółowo Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej
Przemyśl, 02.05.2013r. Oferenci, którzy złożyli zapytania do warunków zamówienia j/n. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w pomieszczeniu Bardziej szczegółowo ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Katowice, 10.08.2012 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 40 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47 Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o Bardziej szczegółowo DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012
Warszawa dn. 2012-08-03 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie Bardziej szczegółowo GE Healthcare Technologies
GE Healthcare Technologies GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa tel.: 0 22 330 83 00 fax.: 022 330 83 83 NIP: 522 00 19 702 Warszawa, 6. stycznia 2010 r. Pismo wych. Nr 6/2010 Bardziej szczegółowo Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
SzWNr2 ZP/250/80/289/11 Dotyczy przetargu nieograniczonego Rzeszów, 2011.09.02 na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego w Bardziej szczegółowo WYROK z dnia 5 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś
ssygn. akt KIO 2742/11 WYROK z dnia 5 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia Bardziej szczegółowo SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII
Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/103/404/13 Rzeszów, 2013.10.16
SzWNr2 ZP/250/103/404/13 Rzeszów, 2013.10.16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu medycznego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia Bardziej szczegółowo Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka
UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18
SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
REZONANS MAGNETYCZNY SZT. 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Producent / Kraj:. Typ / Model aparatu i gradientów:. Rok wprowadzenia na rynek:.. Data wprowadzenia ostatniej wersji oprogramowania: CE (podać numer, Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15 Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania
Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Bardziej szczegółowo PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php Bardziej szczegółowo MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16
Włocławek, dnia 24. czerwca 2014 r. ZP/06/2014 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do Bardziej szczegółowo Do wiadomości Wykonawców
ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj. Bardziej szczegółowo Zestawienie parametrów
Zestawienie parametrów Pełna nazwa urządzenia: Producent: Lp. Szczegółowa specyfikacja techniczna Wymagane wartości graniczne Podać wartości parametrów oferowanych Punktacja I Magnes 1. Natężenie pola Bardziej szczegółowo Radomsko, dnia 12.05.2015 r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ WP.272.5.2015
Radomsko, dnia 12.05.2015 r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ WP.272.5.2015 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Radomszczańskiego oraz Bardziej szczegółowo ... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:
... Znak: AE/ZP-27-19/15 Tarnów, 2015-03-18 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń : I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt., Bardziej szczegółowo Szanowni Państwo! W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 24.11.2015 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/143/2015 na dostawę rezonansu magnetycznego dla noworodków i niemowląt w ramach projektu Poprawa jakości specjalistycznych Bardziej szczegółowo Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Skarżysko-Kamienna 14.05.2013 r. GKI.271.21.2013.EZ WSZYSCY ZAINTERESOWANI ============================ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/060/ 207 /2013 Rzeszów, 2013.06.12. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej.
SzWNr2 ZP/250/060/ 207 /2013 Rzeszów, 2013.06.12 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Bardziej szczegółowo znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.
znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Bardziej szczegółowo Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Tabela nr 1. Kwota należnego. Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości.
Lp. 1. 2. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Rezonans magnetyczny MRI z wyposażeniem (z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zamówienia, w tym szkoleń) zestaw komputerowy do obsługi Bardziej szczegółowo Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.
Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów, Bardziej szczegółowo Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego
Strona 1 z 6 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego ul. Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin email: przetargpsb@gmail.com www.psb.lublin.pl Lublin, dn. 19.11.2013 r. Wykonawcy ubiegający Bardziej szczegółowo Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015
Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej Bardziej szczegółowo DZPZ/333/2UE PN/2015 Olsztyn, 19 luty 2015 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Bardziej szczegółowo Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.
WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów, Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii
Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu Bardziej szczegółowo Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE
Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w GDAŃSKU 80-563 Gdańsk 17, ul. Oliwska 35, tel. centr.(58)- 524-20-90, fax (58)- 524-27-00, 524-27-04 Sekcja Zamówień Publicznych, tel. (58) 524-20-34, 524-22-09, 524-22-17, Bardziej szczegółowo EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.
EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Bardziej szczegółowo Wodzisław Śląski, dn. 03.08.2015 r.
Wodzisław Śląski, dn. 03.08.2015 r. Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do postępowania prowadzonego Bardziej szczegółowo Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Znak sprawy: SSM/3/PP Gliwice, 11.08.2015r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia Bardziej szczegółowo Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r.
Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121 tel. (017) 85 55 292, fax. (017) 855-52-67, UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI Bardziej szczegółowo SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl, Bardziej szczegółowo TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69
Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania Bardziej szczegółowo Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień Bardziej szczegółowo SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.
projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie Bardziej szczegółowo Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl
Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia Bardziej szczegółowo ZP-1603/15 Radom dn. 26.08.2015
ZP-1603/15 Radom dn. 26.08.2015 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART. 38 UST.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz Bardziej szczegółowo WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW
Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. Bardziej szczegółowo W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:
Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika Bardziej szczegółowo Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.
Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28
SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu monitorowania okołoporodowego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Bardziej szczegółowo Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia
SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia Bardziej szczegółowo Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:
Wrocław, dn. 20.08.2012r. Dotyczy: PN 56/12 - przetarg na dostawę materiałów szewnych Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Pytanie nr 1: Odpowiedź Bardziej szczegółowo P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ. Zakup Energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik
Gmina Gnojnik Gnojnik 363 32-864 Gnojnik Pismo: RIiD.271.6.6.2014 Gnojnik dnia: 2014-07-25 P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na: Zakup Energii elektrycznej Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
Warszawa, dn. 17 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług Bardziej szczegółowo ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Katowice, 02.08.2012 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 40 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47 Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów
Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów dotyczące zapytania ofertowego na zaprojektowanie, sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Sieci Budynkowej w budynku Parku Technologicznego Bardziej szczegółowo li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika
Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla Bardziej szczegółowo W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO.
MSZ.ZP/72243-03/13. Częstochowa,06.06.2013 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia Nr 1 DO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI Bardziej szczegółowo podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.
Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Bardziej szczegółowo Gmina Łagiewniki jako Zamawiający informuje, iż stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ.
~"łooow'~tt""\i'ol, Łagiewniki, dnia 25 maja 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamowlenia publicznego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1
Goleniów, 16.08.2010r. WRIP.3432/10/8/2010 wg rozdzielnika dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
RG.272.3.2015 Strzelce Krajeńskie, dnia 2 marca 2015 roku ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego Bardziej szczegółowo o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego
Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Bardziej szczegółowo (ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/2014)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA 3 NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW WYŻSZEJ Bardziej szczegółowo DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl Bardziej szczegółowo Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę o montaż kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Bardziej szczegółowo DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania
DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ. Uczestnicy postępowania
WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ Uczestnicy postępowania Czołowo, dnia 2015-08-10 dot.: postępowania przetargowego na: Zakup i dostawa paliwa - oleju napędowego spełniającego wymogi określone normą PN-EN Bardziej szczegółowo VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/112/14 na: Ochrona Bardziej szczegółowo Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-01/2014 Radom, dnia 2014.02.13
1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl Bardziej szczegółowo ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r.
ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. Do wiadomości Wykonawców dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na Bardziej szczegółowo Odpowiedź: W załączeniu wypełnione druki Zlecenia na dostarczanie ciepła do poszczególnych obiektów.
Warszawa, dn. 07.12.2015 r Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dot. Przetargu nieograniczonego na Dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej do budynków: Przedszkola nr 337, Przedszkola Bardziej szczegółowo POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS Bardziej szczegółowo Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.
Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 13.07.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 13.07.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę i uruchomienie sieci Bardziej szczegółowo Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie Bardziej szczegółowo DZPZ/333/20UEPN/2015 Olsztyn, 7 września 2015 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy urządzeń Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART. 38 UST.2
ZP-757/15 Radom dn. 28.04.2015 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART. 38 UST.2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 Bardziej szczegółowo Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA
Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montaŝem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, - tomografu Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu Bardziej szczegółowo ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej Bardziej szczegółowo Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu ofert
Numer sprawy : 1/EF/10/ZP Sanok, dnia 26.03.2010r. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29 tel. (+48 13) 46 311 29, (+48 13) 46 419 07 tel./fax. Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Numer pisma: NJ/220/2013 Warszawa, dn. 10.06.2013 Wykonawcy Strona internetowa Odpowiedzi na pytania Wykonawców I W imieniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego jako Bardziej szczegółowo Do: Wykonawców w postępowaniu.
Warszawa, dn. 09.11.2012 r. DO-250-37 TA/12 Do: Wykonawców w postępowaniu. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzedaż energii elektrycznej na Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.wroc.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.wroc.pl Wrocław: Dostawa środków czystości-dogrywka; USK/DZP/PN- 202/2015 Numer ogłoszenia: Bardziej szczegółowo Telemedycyna dzięki nowym technologiom przełamuje bariery geograficzne
Telemedycyna dzięki nowym technologiom przełamuje bariery geograficzne na przykładzie radiologii Telemedycyna i e-zdrowie 2014 24.09.2014 Page # Teleradiologia - historia Telemedycynę zapoczątkował A. Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015
Warszawa, dnia 03 lutego 2016 r. BDG.741.79.2015 / 3 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 WYJAŚNIENIE Bardziej szczegółowo Znak pisma: GRO.271.3.2013 WYKONAWCY (wg rozdzielnika)
Czernichów, dnia 2013-09-24 Znak pisma: GRO.271.3.2013 WYKONAWCY (wg rozdzielnika) STRONA INTERNETOWA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Bardziej szczegółowo Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg.
Chrzanów 2015-06-2015 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i Bardziej szczegółowo Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.
Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
N.270.11.2016 Łódź, 06.05.2016 r. ZAMAWIAJĄCY Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi ul. Legionów 113 91-073 Łódź, tel.(42) 632-26-47 fax. (42) 632-58-41 dot. zamówienia publicznego w trybie Bardziej szczegółowo 6. Optyczny tor nadawczy sygnału RF od maszynowni do pomieszczenia magnesu
ZAŁĄCZNIK Nr 1 OPIS TECHNICZNY Przedmiot zamówienia: system rezonansu magnetycznego kpl. 1 Znak sprawy: Z/48/PN/14 nazwa, typ,... rok produkcji..., producent... Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres