Source: http://docplayer.pl/3183158-Lublin-2015-05-29-wykonawcy-strona-internetowa-zamawiajacego-www-1wszk-pl.html
Timestamp: 2017-01-20 20:57:21
Legal References Found: art. 38
 Art. 58
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 39
 art. 38
 art. 38

Document Content:
⭐Lublin, Wykonawcy. Strona internetowa zamawiającego
Lublin, Wykonawcy. Strona internetowa zamawiającego
Download "Lublin, 2015.05.29. Wykonawcy. Strona internetowa zamawiającego www.1wszk.pl"
1 Lublin, Wykonawcy Strona internetowa zamawiającego Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Znak sprawy: ZP/PN/15/2015 Zamawiający 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej: 1. Część 9. Czy Zamawiający w ramach gwarancji sprzętu będzie wymagał ubezpieczenia ENDO-CASCO? Odpowiedź; Zamawiający w ramach gwarancji sprzętu będzie wymagał ubezpieczenia ENDO-CASCO dotyczy części nr 1 Aparat RTG typu ramię C : 2. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Określony przez Zamawiającego termin może okazać się niewystarczający. Należy wziąć pod uwagę, że aparat RTG z ramieniem C, jako specjalistyczny sprzęt rentgenodiagnostyczny, produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy, a więc termin ten może być niewystarczający. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy grożą kary umowne. W związku z powyższym, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na termin realizacji do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Dotyczy ust.1 3 wzoru Umowy 3. Rozumiemy, że w w/w/ punkcie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2015r.? Odpowiedź; Zamawiający wymaga sprzętu i aparatury fabrycznie nowych. W SIWZ, w tym we wzorze umowy zaistniała omyłka w miejscu rok produkcji zamawiający określa rok produkcji na 2015, za wyjątkiem części nr 4, w której zamawiający wymaga urządzenie fabrycznie nowego ale dopuszcza rok produkcji W nawiązaniu do ust. 5,6 i 7 3 wzoru Umowy, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie dni roboczych (tj. od pn-pt i z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w czasie naprawy gwarancyjnej, tak jak Zamawiający określił w ust. 5 3 wzoru Umowy. Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji. Odpowiedź; W ust. 5 3 projektu Umowy Zamawiający na końcu dopisuje poniższą treść: Strony oświadczają, iż niniejszej umowy prze dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 5. W nawiązaniu do ust. 7 3 wzoru Umowy, w przypadku części 1: Aparatu RTG typu ramię C zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu udostępnienia sprzętu zastępczego (w przypadku przedłużającej się naprawy ponad 10 dni), a ewentualnie ograniczenie do zapewnienia w sytuacji jw. podzespołu, części urządzenia. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu. Ponadto z dostarczeniem aparatu zastępczego tj. specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C wiąże się szereg czynności związanych z tym procesem. Najpierw należy zdemontować uszkodzony aparat, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego sprzętu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. Natomiast uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, co wiążę się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. Odpowiedź; Tak zamawiający, odnoście Aparatu RTG z ramieniem C odstępuje od wymogu udostępnienia2 aparatu zastępczego (w przypadku przedłużającej się naprawy ponad 10 dni). Natomiast zamawiający wymaga zapewnienia podzespołu lub części urządzenia, umożliwiających wykonywanie badań na posiadanym aparacie. W związku z powyższym na końcu ust. 7 3 projektu Umowy, w odniesieniu do Aparatu RTG z ramieniem C zostaje dospania poniższa treść: Jednocześnie strony zastrzegają w przypadku niemożności naprawy Aparatu RTG z ramieniem C w terminie określonym w zdaniu pierwszym wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zamawiającemu podzespołu lub części o identycznych parametrach umożliwiających wykonywanie badań na posiadanym aparacie, w terminie dwóch dni od daty upływu terminu określonego w ust. 6. W takim przypadku termin wykonania naprawy zostanie uzgodniony pomiędzy stronami. 6. Dotyczy pkt. I Przedmiot zamówienia ppkt. 8 SIWZ: Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że bezpłatny dostęp do kodów serwisowych urządzenia, będzie zagwarantowany na okres trwania umowy pogwarancyjnej? Wyjaśniamy, ze producent nie udostępnia kodów zabezpieczających osobom nieuprawnionym. Producent upoważnił do świadczenia usług serwisowych, wyłącznie serwis Wykonawcy, który odbył odpowiednie szkolenie w zakresie obsługi i serwisowania przedmiotu zamówienia oraz wyłącznie na tej podstawie uzyskał kody serwisowe. Odpowiedź; Urządzenie jest własnością zamawiającego w szczególności po okresie gwarancji zamawiający ma prawo do pełnej dyspozycji swoją własnością, dlatego wymaga bezpłatnego dostępu do kodów serwisowych. Dotyczy ust. 8 3( 11 wg zamawiajacego) projektu umowy i pky 3.3) formularza oferty: 7. Prosimy o modyfikację w/w punktu na: Wynagrodzenie określone w pkt 1), nie obejmuje kosztów związanych z dojazdem pracowników Wykonawcy do lokalu Zamawiającego. Koszty te jeśli nie zostały opłacone bezpośrednio przez Zamawiającego - obciążają go w następującej wysokości: - koszty dojazdów w wysokości wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów od lokalu Wykonawcy do lokalu Zamawiającego w Lublinie (i z powrotem) oraz stawki za 1 km dla samochodu o pojemności skokowej silnika ponad 900 cm 3, według cennika Wykonawcy. Do powyższych kwot zostanie doliczony podatek należny VAT. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na jego żądanie, specyfikację wszystkich refakturowanych kosztów określonych w niniejszym punkcie. 8. Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, prosimy o umieszczenie zapisu, obciążającego również karą Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Odpowiedź; 9. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści urządzenie, myjnię-dezynfektor endoskopowy o specyfikacji jak poniżej: 1) Możliwość mycia endoskopów różnych producentów za pomocą adaptacji przyłączy 2) Proces dezynfekcji w temperaturze 40 stopni Celsjusza 3) Obudowa wykonana ze stali i komora myjni wykonana z odpornego tworzywa 4) Praca w szczelnym systemie zamkniętym, bez kondensatora oparów 5) Wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody do ostatecznego płukania Lampa UV 6) Test szczelności na początku procesu 7) Komora do umieszczania endoskopów na wysokości ok 1 m, drzwi przezroczyste otwierane uchylnie do góry za pomocą kolana w celu uwolnienia rąk 8) Przedmuch urządzenia po zakończeniu procesu 9) Pomiar ilości dozowanych środków z możliwością 10) Urządzenie spełniające normy ISO 13485:2003, EN ISO13485:2003/AC:2009 Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane urządzenie charakteryzuje się niższymi parametrami. 10. Dotyczy: Załącznik nr Aparat RTG typu ramię,,c 3D- 1 szt. WYPOSAŻENIE Integracja z posiadanym systemem RIS i PACS TAK transmisja firmy Alteris transmisja przewodowa lub WiF przewodowa 0 pkt 119. Transmisja przewodowa i WiF - 5 pkt oraz3 WYMAGANE DOKUMENTY Gwarancja min 24 miesiące 126. Tak. Podać 36 miesięcy 5pkt <36 miesięcy 0 pkt 11. Czy Zamawiający zgodzi się na 12 sto miesięczną gwarancję dla nowych licencji systemu RIS/PACS Alteris dla nowo dostarczanego aparatu RTG z ramieniem C? Zamawiający użytkuje system RIS/PACS Alteris również w innych pracowniach diagnostycznych i może zarządzać gwarancją na system w ramach generalnego kontraktu serwisowego. Dotyczy: Załącznik nr Mobilny aparat RTG 1 szt. 12. III POZOSTAŁE WYMAGANIA 36 miesięcy 5 pkt 4 Gwarancja min 24 miesięcy <36 miesięcy 0 pkt Integracja aparatu oraz posiadanego scanera CR z TAK 8 systemem RIS i PACS firmy Alteris Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ, oczywiście zamawiający wymaga aby zakupiony aparat współpracował z dwoma posiadanymi scanerami. 13. Czy Zamawiający zgodzi się na 12 sto miesięczną gwarancję dla nowych licencji systemu RIS/PACS Alteris dla nowo dostarczanego aparatu RTG mobilnego? Zamawiający użytkuje system RIS/PACS Alteris również w innych pracowniach diagnostycznych i może zarządzać gwarancją na system w ramach generalnego kontraktu serwisowego. DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ UMOWA (projekt) Dotyczy wzoru umowy 3 ust Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego, przedmiot umowy zostanie przesłany przez Zamawiającego do autoryzowanego serwisu Wykonawcy (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy). Termin rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej stanowi dzień otrzymania urządzenia w autoryzowanym serwisie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, przystąpić do usunięcia awarii lub wady urządzenia. Okres gwarancji przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej o ile przestój wynosił powyżej 10 dni roboczych.. Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ. Dotyczy wzoru umowy 4 ust. 6 ( 3 wg zamawiającego) 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy urządzenia w terminie 10 dni roboczych licząc od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy). Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ. Dotyczy wzoru umowy 4 ust Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopełnienie zapisu o słowa: Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić. Odpowiedź; Dotyczy wzoru umowy 6 ust. 1 punkt 1) oraz 2) 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%? Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ. Dotyczy wzoru umowy 6 ust. 1 punkt 3) 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%? Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.4 Dotyczy wzoru umowy 6 ust. 1 punkt 4) oraz 5) 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%? Jednocześnie wnosimy o odstąpienie od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy. Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ. 20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe. Odpowiedź; Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego, nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe. Dotyczy: Załącznik nr 1.8. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Nadajnik sygnału EKG Szt. 4 Zasilanie z 4 baterii lub akumulatorów AA 21. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, nie gorsze niż opisane w pkt. 2 oparte o baterię litowopolimerową, ładowalną, zintegrowaną z modułem pamięci urządzenia? Odpowiedź; Z proponowanego w pytaniu rozwiązania można wywnioskować, że urządzenie ma być wyposażone we wbudowany akumulator, który trzeba ładować. Oznacza to, że urządzenie w czasie ładowania jest wyłączone z użytkowania. Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie i podtrzymuje zapis SIWZ. Dotyczy: Załącznik nr 1.8. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Nadajnik sygnału EKG Szt. 4 Nadajnik musi być kompatybilny z posiadanym przez Szpital systemem monitorowania CardioVision 22. W związku z tym, iż Zamawiający wymaga integracji z obecnie posiadanymi systemami, prosimy o podanie danych niezbędnych do wykonania integracji urządzeń z wskazanym systemem. Prosimy o podanie danych technicznych: opis szczegółowy struktury baz danych, opis nazw i tabel, pól, indeksów, typów pól oraz wzajemnych powiązań między tabelami, szczegółowego opisu interfejsów i protokołów wymiany danych istniejących w systemie. Odpowiedź; Zamawiający wymaga kompatybilności urządzenia z posiadanym przez placówkę systemem CardioVision. Producentem systemu jest Amerykańska firma DM Software, NV, USA. Zastosowane przez producenta rozwiązania struktury systemu, wykorzystywanych baz danych, itp. stanowią tajemnicę producenta. Zamawiający nie ma takiej wiedzy, gdyż nie jest ona potrzebna do obsługi całości systemu. Zamawiający dopuszcza inne nadajniki jako równoważne, jeśli ich kompatybilność będzie potwierdzona na piśmie i dopuszczona do użytkowania z systemem CardioVision przez producenta systemu - firmę DM Software Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz 23. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, nie gorsze niż opisane w pkt. 4 o częstotliwości próbkowania na kanał 500 Hz? Nie ma żadnych technicznych podstaw do tego aby próbkować EKG z większą częstotliwością. Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza. Rejestracja 3 kan. EKG z 4 elektrod lub 12 kan. Z 10 elektrod 24. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, nie gorsze niż opisane w pkt. 5 oparte o 3 kanały EKG z 5 elektrod? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza. Rejestrator wyposażony w złącze HDMI wspólne dla kabla pacjenta i komunikacji PC 25. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, nie gorsze niż opisane w pkt. 6: rejestrator wyposażony w złącze USB do transmisji danych? Odpowiedź; ; Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, gdyż większa ilość złącz może zwiększać ryzyko ewentualnych uszkodzeń i tym samym przerw w pracy.5 Impedancja wejściowa ^2MQ 26. Co Zamawiający rozumie przez ^2MQ, jeżeli impedancja wejściowa powinna mieć oznaczenie Ω (Om). Jeżeli Zamawiającemu chodziło o wskazane oznaczenie Ω, to czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z impedancją wejściowa co najmniej 10MOHm? Odpowiedź; Chodzi oczywiście o wartość w MΩ (Mega Ohm). Zamawiający dopuszcza. Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AM 27. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, nie gorsze niż opisane w pkt. 13 oparte o baterię litowo-polimerową, ładowalną zintegrowaną z modułem pamięci urządzenia? Odpowiedź; Z proponowanego w pytaniu rozwiązania można wywnioskować, że urządzenie ma być wyposażone we wbudowany akumulator, który trzeba ładować. Oznacza to, że urządzenie w czasie ładowania jest wyłączone z użytkowania. Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie i podtrzymuje zapis SIWZ. Rejestrator kompatybilny z systemem holterowskim CARDIOSCAN 12 posiadanym przez Zamawiającego 28. W związku z tym, iż Zamawiający wymaga integracji z obecnie posiadanymi systemami, prosimy o podanie danych niezbędnych do wykonania integracji urządzeń z wskazanym systemem. Prosimy o podanie danych technicznych: opis szczegółowy struktury baz danych, opis nazw i tabel, pól, indeksów, typów pól oraz wzajemnych powiązań między tabelami, szczegółowego opisu interfejsów i protokołów wymiany danych istniejących w systemie. Orzecznictwo KIO jednoznacznie wskazuje, iż Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia takich danych, m.in. Wyrok KIO z Sygn. akt: KIO 2053/12 Uwzględnia odwołanie, nakazuje Zamawiającemu dokonanie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w następujący sposób z uwzględnieniem konsekwencji opisanych w uzasadnieniu wyroku: a) podanie w SIWZ w załączniku nr 7 pełnego i wyczerpującego opisu zakresu integracji z systemami, z jakimi dostarczany system ma być integrowany. Specyfikacja zakresu integracji w sposób jasny i precyzyjny ma wskazywać, jaki zakres integracji będzie wymagany, aby uznać, że przedmiot zamówienia został zrealizowany należycie; b) wprowadzenie do SIWZ do załącznika nr 7 pełnej listy systemów, z którymi ma nastąpić integracja wraz z kompletną posiadaną dokumentacją ich interfejsów i protokołów wymiany danych, oraz ze wskazaniem wszystkich technicznych informacji niezbędnych do wykonania integracji; c) udostępnienie wykonawcom w ramach opisu przedmiotu zamówienia pełnej specyfikacji interfejsu i protokołu wymiany danych systemu ( ). Specyfikacja ta musi umożliwiać wykonanie integracji w takim zakresie, w jakim jest to wymagane niniejszym zamówieniem; d) udostępnienie wykonawcom pełnej posiadanej dokumentacji systemów ( ), umożliwiającej: 1) wykonanie integracji w takim zakresie, w jakim jest to wymagane niniejszym zamówieniem; ( ) 3) wprowadzenie do SIWZ oraz wzoru umowy zapewnienia Zamawiającego, że udzieli on niezbędnej pomocy wykonawcy (w możliwym zakresie i na własny koszt) w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które okażą się konieczne do wykonania integracji w takim zakresie, w jakim jest to wymagane niniejszym zamówieniem do przeprowadzenia integracji od firmy ( ) Zatem nie podanie tych informacji stanowi naruszenie przepisów PZP i ogranicza uczciwą konkurencję, ponieważ jedynie obecny dostawca systemu ma wiedzę nt. szczegółowych informacji niezbędnych do dokonania integracji urządzeń, co stawia go w uprzywilejowanej pozycji względem innych wykonawców. Prosimy o podanie informacji jak powyżej LUB prosimy o umożliwienie wymiany systemu na nowy- jako rozwiązania równoważnego. Wówczas prosimy o wskazanie wymaganych parametrów systemu oraz szczegółowych danych niezbędnych do dokonania migracji z obecnie stosowanego systemu do nowego. Prosimy o udostępnienie wykonawcom danych niezbędnych do przeprowadzenia migracji: ilość i rodzaje baz danych, zakres i opis danych w tabelach, relacje pomiędzy danymi, rozmiar baz danych, sposób migracji ze wskazaniem na dane, które mają pierwszeństwo, informacji nt. spójności danych, informacji czy migracja będzie obejmować wyłącznie dane niezbędne do rozpoczęcia pracy w nowym systemie czy również dane historyczne- w tym przypadku prosimy o wskazanie jakie są to dane oraz ich rozmiar. Ponadto prosimy o wprowadzenie do SIWZ zapewnienia, że Zamawiający dostarczy dane do migracji z aktualnie używanych systemów w formacie csv.6 Odpowiedź; Zamawiający wymaga kompatybilności urządzenia z posiadanym przez placówkę systemem CardioScan. Producentem systemu jest Amerykańska firma DM Software, NV, USA. Zastosowane przez producenta rozwiązania struktury systemu, wykorzystywanych baz danych, itp. stanowią tajemnicę producenta. Zamawiający nie ma takiej wiedzy, gdyż nie jest ona potrzebna do obsługi całości systemu. Zamawiający dopuszcza inne rejestratory jako równoważne, jeśli ich kompatybilność będzie potwierdzona na piśmie i dopuszczona do użytkowania z systemem CardioScan przez producenta systemu - firmę DM Software. Orzeczenie KIO z Sygn. Akt: KIO 2053/12 nie odnosi się do obecnego przypadku. W przytoczonym orzeczeniu chodzi o kompleksowe rozwiązania informatyczne, które mają współpracować z różnymi systemami. Aby oferent mógł zaproponować jakieś rozwiązanie, musi znać warunki techniczne środowiska informatycznego, w którym mają pracować zamawiane systemy. W przypadku obecnego postępowania przetargowego taka sytuacja nie ma miejsca. Zamawiający deklaruje gotowość okazania oferentom w swojej siedzibie posiadanych do systemów dokumentów wymaganych przepisami prawa. Dostosowanie posiadanych przez Szpital systemów CARDIOSCAN do współpracy z wielostanowiskowym kluczem dostępowym. 29. Powyższy zapis stawia w uprzywilejowanej pozycji obecnego dostawcę systemu, co stanowi akt nieuczciwej konkurencji i narusza przepisy PZP. Prosimy o usunięcie ww. wymagania. Odpowiedź; Producent posiadanego przez placówkę systemu umożliwia takie rozwiązanie, z którego Zamawiający chce skorzystać kierując się zwiększeniem efektywności wykorzystania posiadanego sprzętu. Zamawiający nie ogranicza się do jednego oferenta, gdyż każdy kto uzyska odpowiednią wiedzę od producenta - firmy DM Software, potwierdzoną pisemnie, może zaproponować wymaganą w SIWZ usługę. Zamawiającemu zależy na rzetelnym wykonaniu wymaganej usługi. 30. Czy Zamawiający wydzieli z części nr 8 rejestrator ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną Szt. 4 oraz urządzenie do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi podczas testu wysiłkowego Szt. 1 i utworzy odrębną część? Zwiększy to znacząco konkurencyjność postępowania poprzez możliwość złożenia ofert przez wykonawców, którzy posiadają w swojej ofercie tylko holtery EKG bądź tylko aparaturę do pomiaru ciśnienia. Odpowiedź; Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie firm podwykonawczych do skompletowania całości pakietu lub złożenia oferty przez konsorcjum firm. 31. Czy Zamawiający dopuści (w części nr 8) 24 miesięczny okres gwarancji dla nadajnika sygnału EKG (sz. 4) oraz urządzenia do automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi podczas testu wysyłkowego (szt. 1)? Producenci w/w aparatów udzielają standardowo 24 miesięcznej gwarancji na w/w aparaty i każdy dodatkowy rok gwarancji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów przy ich zakupie, co podniesie cenę złożonej oferty w części nr 8. Odpowiedź; Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Dotyczy część nr 4 myjnia endoskopów giętkich 1 szt. 32. Pkt. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, które umożliwia mycie endoskopów różnych producentów poprzez zastosowanie dedykowanych konektorów? Opisane w SIWZ rozwiązanie (komora ciśnieniowa) jednoznacznie wskazuje na produkt jednego z producentów, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone wydatki. Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza. 33. Pkt Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie przeprowadzało automatyczną kontrolę szczelności endoskopu w czasie trwania całego procesu, a nie tylko na początku i na końcu lub na początku poszczególnych faz procesu. Odpowiedź; Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 34. Pkt Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO /4 powietrze do suszenia było filtrowane dwustopniowo, z czego drugi stopień jest filtrem absolutnym HEPA klasy min. H14? Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ norma /4 nie wskazuje opisanego wymogu.7 35. Pkt Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w drukarkę zewnętrzną? Odpowiedź;. Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozwiązanie jest mniej funkcjonalne 36. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w dwie niezależne komory mycia, co pozwala na asynchroniczne mycie endoskopów, dzięki czemu możliwa jest szybsza rotacja instrumentów? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza pod warunkiem użycia jednego zestawu środków chemicznych dla obu komór. 37. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona czujniki monitorujące ciśnienie oraz przepływ w kanałach? Rozwiązanie takie gwarantuje, że nawet w przypadku częściowej blokady kanału urządzenie zasygnalizuje problem i zatrzyma proces. W myjniach wyposażonych tylko w jeden czujnik częściowa blokada może nie spowodować załączenia się alarmu, co spowoduje zwolnienie do użycia endoskopu, który nie został poprawnie umyty i zdezynfekowany. Stwarza to zagrożenie zarówno dla pacjenta, jak i personelu Zamawiającego. Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga. Wiążące są zapisy SIWZ. 38. Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane wraz z myjnią środki na bazie aldehydu glutarowego zapewniały również działanie sporobójcze w czasie trwania procesu? Zgodnie z wytycznymi endoskop w czasie re-processingu powinien być poddany dezynfekcji wysokiego poziomu, co chroni zarówno personel, jak i pacjenta. Nowoczesne środki pozwalają na osiągnięcie takich rezultatów również przy zastosowaniu chemii opartej na aldehydzie glutarowym. Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga. Wiążące są zapisy SIWZ. Dotyczy wymagań SIWZ: 39. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykazanie jednej dostawy myjni endoskopowej wykonanej z należytą starannością o wartości ,92 zł brutto? Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga wykazania się co najmniej 1 dostawą wykonaną z należyta starannością, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia 40. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przedłożenie wykazu dostaw na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia Centralnej Sterylizatorni na kwotę ,31 zł, w tym dostawa myjni dezynfektor do wózków i sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem na kwotę ,40 zł, dostawa myjni dezynfektor do narzędzi szt. 3 wraz z wyposażeniem na kwotę ,76 zł? Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga wykazania się co najmniej 1 dostawą wykonaną z należyta starannością, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia 41. Czy Zamawiający zamiast wpisu lub potwierdzenia dokonania zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia, iż wykonawca dopełni obowiązku wynikającego z Art. 58 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych i dokona powiadomienia o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu medycznego nie później niż w terminie 7 dni od daty wprowadzenia wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?. Dotyczy myjnia endoskopów giętkich pozycja Czy Zamawiający wymaga dostawy urządzenia, którego suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych endoskopów odbywa się poprzez filtr Hepa strumieniem ciepłego powietrza? Uzasadnienie: W fazie suszenia powietrze musi być oczyszczone z zanieczyszczeń mikrobiologicznych w przeciwnym razie dojdzie do skażenia endoskopów. Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga. Wiążące są zapisy SIWZ. Dotyczy Załącznik nr 1.1 Ze względu na to, że obecne zapisy dotyczące wymaganych parametrów ograniczają możliwość złożenia oferty przez tylko jednego producenta, a tym samym uniemożliwiają nam, liderowi w produkcji urządzeń radiologicznych złożenie oferty prosimy o pozytywną odpowiedź na poniższe pytania: 43. Punkt 5. Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki w punkcie tym wymagana głębokość ramienia C powinna wynosić min. 70cm? Pragniemy zwrócić uwagę, iż im większa głębokość ramienia C tym większy8 komfort podczas przeprowadzania długich zabiegów z uwagi na swobodę dostępu do pacjenta ale to również możliwość zastosowania szerszych stołów zabiegowych Punkt. 7. Czy Zamawiający dopuści aparat zakresem ruchu wzdłużnego ramienia 20 cm? Jest to wartość nieznacznie odbiegająca od wymaganej i nie ma wpływu na funkcjonalność aparatu. Odpowiedź; Zamawiający dopuści 45. Punkt. 8 i 110. Czy Zamawiający wymaga uzyskania obrazów 3D? Jeżeli nie to czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu ruchu wzdłużnego zmotoryzowanego? Funkcja ta potrzebna jest tylko do uzyskania obrazów 3D. które wyraźnie określa że zamawiający wymaga aparatu z możliwością zobrazowania 3 D 46. Punkt 9. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i oceny parametru szybkość ruchu wzdłużnego min. 20mm/s jeżeli nie wymagane jest generowanie obrazów 3D? które wyraźnie określa że zamawiający wymaga aparatu z możliwością zobrazowania 3 D 47. Punkt 13. Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu orbitalnego ramienia C równy 145 i zrezygnuje z oceny tego parametru? Jest to wartość typowa dla aparatów rtg tym ramię C i wystarczająca do wykonanie wszystkich projekcji kątowych. Odpowiedź; Mamy na uwadze aparat ze zobrazowaniem 3 D dlatego zgodnie z SIWZ 48. Punkt 34 i 35. Czy Zamawiający opisując wymóg dotyczący ruchów ramienia C wokół punktu izocentrum miał na myśli ruchy orbitalne skutkujące uzyskiwaniem obrazów 3D? Jeżeli nie to prosimy o usunięcie tych parametrów. Rozwiązanie takie skutkuje koniecznością napromieniowania pacjenta znacznie większą dawką promieniowania w każdej procedurze medycznej niż przy zastosowaniu ramienia C bez tej funkcjonalności. Odpowiedź; TAK zamawiający wymaga możliwości zobrazowania 3 D 49. Punkt 36, 38 i 39. Czy Zamawiający dopuści aparat bez yoisticka ale z przyciskami na panelu sterowania i ramieniu C do sterowania funkcjonalnościami ramienia C? Jest to rozwiązanie równoważne, a yoistick nie przeszkadza w trakcie wykonywania operacji. 50. Punkt 37. Czy Zamawiający dopuści aparat z 2 pozycjami pamięci ustawień? Jest to wartość nieznacznie odbiegająca od wymaganej i nie ma praktycznego znaczenia dla funkcjonalności aparatu. 51. Punkt 41. Czy Zamawiający dopuści wózek z ramieniem C o szerokości 83 cm? Jest to wartość nieznacznie odbiegająca od wymaganej i nie ma praktycznego wpływu na funkcjonalność aparatu. Odpowiedź; Zamawiający dopuści. 52.Punkt 44 i 84. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat z ramieniem C z detektorem wyposażonym w system ograniczający możliwość kolizji ramienia z pacjentem w oparciu o elektromagnetyczne hamulce z możliwością aktywowania ich na obudowie detektora oraz na panelu sterowania zlokalizowanym np. na ramieniu C oraz przycisk bezpieczeństwa zatrzymujący ruchy ramienia C? 53. Punkt 48. Czy Zamawiający dopuści aparat bez trybu fluoroskopii ciągłej? Ze względu na dostępność fluoroskopii pulsacyjnej o ilości impulsów równej liczbie klatek obrazu we fluoroskopii ciągłej w nowoczesnych ramionach C funkcje ta nie jest potrzebna a stosowanie jej naraża pacjenta na dodatkową dawkę promieniowania. 54. Punkt 49. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony tylko w tryb radiografii cyfrowej? Jest to tryb powszechnie wykorzystywany w radiografii.9 55. Punkt 51. Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem fluoroskopii pulsacyjnej ma? Jest to wartość znacznie większa od wymaganej. Odpowiedź; Zamawiający dopuści 56. Punkt 60. Czy Zamawiający dopuści aparat o całkowitej filtracja 3,8 mmal w tym co najmniej min. 0,1mm Cu? Jest to wartość nieznacznie niższa od wymaganej. 57. Punkt 62. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat z ramieniem C z detektorem wyposażony w kolimator z ołowiową przesłoną przesłoną prostokątną? Wg. powszechnego rozumienia tego parametru kolimator typu Irys to kolimator w postaci wielokąta umożliwiającą kolimację zbliżoną do okręgu. W przypadku detektora o kształcie prostokątnym szersze zastosowanie z uwagi wielkość pola ma kolimator prostokątny szczególnie gdy istnieje możliwość wykorzystania przesłony szczelinowej. W naszym aparacie przesłona szczelinowa ma nieograniczone możliwości obrotu oraz zarówno symetryczne jak i asymetryczne możliwości przesuwu płytek. 58. Punkt 66. Czy Zamawiający dopuści pojemność cieplną kołpaka min 2 560kHU? Pojemność ta w połączeniu z innymi elementami systemu chłodzenia lampy RTG pozwala na wykonywanie długich procedur operacyjnych bez potrzeby przerwy operacji na czas chłodzenia lampy. Odpowiedź; Nie zgodnie z SIWZ proponowana wartość jest wielokrotnie mniejsza od wymaganej. 59. Punkt 10. Czy Zamawiający dopuści aparat o skali szarości w post-procesingu min. 16bit? Jest to wartość równa wartości skali szarości uzyskiwanej na detektorze a tym samym zastosowanie tej skali nie wprowadza nadinterpretacji obrazu na etapie post-processingu. 60. Punkt 104. Czy Zamawiający dopuści monitory o kontraście 600:1? Jest to wartość dostosowana do skali szarości wymaganej dla detektora. 61. Punkt 109. Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcjonalności ale z funkcją doboru parametrów jasności w zależności od parametrów wykonywanej ekspozycji zapewniającą optymalne parametry obrazowania? 62. Punkt 111. Czy Zamawiający dopuści powszechnie używany standard DICOM 3.0 bez funkcji Media Class używanej tylko przez firmę Zhim? 63. Punkt 113. Czy Zamawiający dopuści nagrywanie obrazów w formacie TIFF, AVI oraz DICOM 3.0 poprzez port USB? Formaty te są wystarczające do odtworzenia zapisu bez utraty jakości na dowolnym urządzeniu. 64. Punkt 117. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru? Aparat wyposażony jest w dwa wyjścia o wysokiej rozdzielczości DVI. Dotyczy Załącznik nr 1.3 Ze względu na to, że obecne zapisy dotyczące wymaganych parametrów ograniczają możliwość złożenia oferty przez tylko jednego producenta a tym samym uniemożliwiają nam, liderowi w produkcji urządzeń radiologicznych złożenie oferty prosimy o pozytywną odpowiedź na poniższe pytania: 65. Punkt 8. Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki i w punkcie tym wymagana liczba programów anatomicznych powinna wynosić min 700? Pragniemy zwrócić uwagę, że większa liczba programów anatomicznych pozwala na szybkie i optymalne dobranie parametrów ekspozycji do badanej anatomii. Odpowiedź; Zamawiający zmienia wymóg na min. 250 programów anatomicznych. Patrz zmodyfikowany Załącznik 1.310 66. Punkt 11. Czy Zamawiający dopuści zakres obrotu kolimatora +/-90º? Jest to wartość wystarczająca do skoligowania każdej badanej anatomii. Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza. Patrz zmodyfikowany Załącznik Punkt 12. Czy Zamawiający dopuści zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej +/-165º? Jest to wartość wystarczająca do wykonanie wszystkich ekspozycji przyłóżkowych. Odpowiedź; Zamawiający nie wyraża zgody, proponowany zakres może ograniczyć możliwość wykonania projekcji na łóżkach ortopedycznych. 68. Punkt 13. Czy Zamawiający dopuści rotację ramienia wokół osi pionowej +/-180º? Jest to wartość wystarczająca do wykonania wszystkich ekspozycji przyłóżkowych. Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza. Patrz zmodyfikowany Załącznik Punkt 13, 14, 15. Czy Zamawiający dopuści nowoczesną lampę jednoogniskową z ogniskiem 0,8? Ognisko to pozwala na przeniesienie większych obciążeń prądowych niż ognisko 1,3 co zapewnia zdecydowanie większą jakość obrazowania nawet w badaniach pacjentów otyłych. Odpowiedź; Zamawiający nie wyraża zgody, lampy jednoogniskowe mają niższą pojemność cieplną anody i są mniej efektywne przy wykonywaniu ekspozycji o dużej mocy, ponadto małe ognisko zapewnia lepszą rozdzielczość przy zdjęciach małych struktur kostnych np. dłoni. 70. Punkt 17. Czy Zamawiający dopuści pojemność cieplną anody 122kHU? W nowoczesnych lampach o wysokoobrotowych prędkościach anody wartość ta jest wystarczająca do efektywnego rozpraszania ciepła i wykonania kilkuset ekspozycji w ciągu godziny. Odpowiedź; Zamawiający nie wyraża zgody, lampy o niższej pojemności cieplnej anody są mniej efektywne przy wykonywaniu ekspozycji o dużej mocy 71. Punkt 19. Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki i w punkcie tym wymaga prędkość obrotów anody powinna wynosić 9000 obr/min? Odpowiedź; Zamawiający wymaga prędkość obrotów anody 3000 obr/min i dopuszcza wyższe wartości 72. Punkt 21. Czy Zamawiający dopuści mocowanie lampy na składanym wysięgniku nie teleskopowym? Rozwiązanie to jest bardziej funkcjonalne niż teleskopowe: pozwala na zabezpieczenie lampy przed uszkodzeniami podczas transportu oraz minimalizuje wielkość aparatu po złożeniu do transportu. Odpowiedź; Zamawiający nie wyraża zgody, konstrukcja z obrotową kolumną umożliwia pracę pomiędzy łóżkami pacjenta bez konieczności obracania całego aparatu, które w naszych warunkach jest często niemożliwe. 73. Punkt 32. Czy Zamawiający dopuści wielkość piksela 148 µm? Jest to wartość nieznacznie różniąca się od wymaganej. Zbyt mały rozmiar piksela powoduje powstawanie szumów w obrazie obniżając jakość diagnostyczną obrazu oraz zwiększają dawkę promieniowania konieczną do uzyskania obrazu. Odpowiedź; Zamawiający zmienia wymóg na min. 200 µm. Patrz zmodyfikowany Załącznik Punkt 33. Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość 3,3 lp/mm? Jest to wartość nieznacznie odbiegająca od wymagane i związana jest z wielkością piksela wymienionego w punkcie 32. Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza. Patrz zmodyfikowany Załącznik 1.3 dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - projekt Umowy 3 pkt. 9 : Zamawiający wymaga: 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania Wykonawcy, świadczenia usług serwisowych po upływie okresu gwarancji - wykonania napraw pogwarancyjnych (usługi pogwarancyjne). W takim przypadku usługi pogwarancyjne będą rozliczane według stawki godzinowej pracy specjalisty w wysokości zł (słownie:.złotych) powiększonej o należny podatek VAT. Strony przyjmują, iż jednostką rozliczeniową czasu pracy pracowników Wykonawcy jest jedna godzina. 75. Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, czy usługi pogwarancyjne będą rozliczane na podstawie odrębnej umowy. Odpowiedź; Usługi pogwarancyjne będą rozliczane na podstawie odrębnego zlecenia/umowy która może być zawarta po zakończeniu okresu gwarancji. 76. Wnosimy o usunięcie zapisu w wysokości zł (słownie:.złotych) oraz dodanie zapisu oraz koszt jednorazowego dojazdu do zamawiającego, w związku z powyższym proponujemy zapis:11 Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania Wykonawcy, świadczenia usług serwisowych po upływie okresu gwarancji wykonania napraw pogwarancyjnych (usługi Pogwarancyjne). W takim przypadku usługi pogwarancyjne będą rozliczane według stawki godzinowej pracy specjalisty powiększonej o należny podatek VAT oraz koszt jednorazowego dojazdu do Zamawiającego. Strony przyjmują, iż jednostką rozliczeniową czasu pracy pracowników Wykonawcy jest jedna godzina. Część 4- Myjnia endoskopów giętkich : Dotyczy pkt Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga skutecznego suszenia powierzchni wewnętrznych (kanałów) endoskopów jak i powierzchni zewnętrznych ciepłym powietrzem filtrowanym zgodnie z normą PN EN przy pomocy wbudowanej suszarki? Odpowiedź; ; Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Dotyczy pkt Zgodnie z normą PNE EN producent zobowiązany jest do zabezpieczenia kodem dostępu do ustawień i funkcji urządzenia mających wpływ na bezpieczeństwo i poprawną pracę urządzenia. Zgodnie z dyrektywą/ustawą o wyrobach medycznych, kody serwisowe musza być dostępne dla osób/podmiotów spełniających warunki Rozdziału 11 Art., 90 pkt. 5 Ustawy o wyrobach medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że bezpłatny dostęp do kodów serwisowych po okresie gwarancji ma być zapewniony dla osób/podmiotów spełniających powyższe warunki. Odpowiedź; Urządzenie jest własnością zamawiającego w szczególności po okresie gwarancji zamawiający ma prawo do pełnej dyspozycji swoją własnością, dlatego wymaga bezpłatnego dostępu do kodów serwisowych. 80. W związku z ogłoszonym przez Szpital postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 2015/S z dnia 27 kwietnia br. zwracamy się z prośbą i sugestią o unieważnienie pakietu nr 7 - systemów monitorowania pacjenta 4 komplety. Opisanie w przedmiocie zamówienia monitorów jako kompatybilnych z monitorami firmy Emtel uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej, narusza zasadę uczciwej konkurencji i naraża Szpital na zakup urządzeń powyżej średniej ceny rynkowej. Chcemy również zwrócić Pana uwagę na niski stopień zaawansowania technologicznego i przestarzałą konstrukcję monitorów oferowanych przez firmę Emtel. W świetle planów rozbudowy i modernizacji Szpitala - nowy Blok Operacyjny, nowa Intensywna Terapia, nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy - logicznym byłoby zaplanowanie i przeprowadzenie unifikacji sprzętu, w tym monitorów zgodnych z nowoczesną technologią, wzajemnie kompatybilnych i pracujących w jednym systemie software'owym. Pozwala to znacznie obniżyć koszty obsługi serwisowej, umożliwia unifikację i kompatybilność sprzętu. Ponieważ monitory na Blok Operacyjny, Intensywną Terapię i Szpitalny Oddział Ratunkowy wymagają pomiaru wielu parametrów życiowych pacjenta - zakup na odziały powinien być logicznym następstwem monitorów wybranych na oddziały zabiegowe. W związku z powyższym, kierując się interesem publicznym, zwracamy się z prośbą o rozważenie unieważnienia tego postępowania i /lub przesunięcia go po dacie wyboru rodzaju sprzętu na oddziały zabiegowe. Odpowiedź; Nie zgodnie z SIWZ. Zamawiający w sposób jednoznaczny opisał cel planowanego zakupu. Mając na uwadze racjonalne wydatkowanie środków publicznych planowany zakup ma zwiększyć możliwości Szpitala w zakresie monitorowania funkcji życiowych pacjentów możliwie najmniejszym kosztem ( wykorzystanie posiadanych central i kardiomonitorów). Odnośnie zarzutu niskiej jakości wymienionych w pytaniu kardiomonitorów informuję pytającego że sprzęt wymienionego producenta jest wysoko oceniany na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych, mała awaryjność,niskie koszty naprawy do chwili obecnej pracują w Szpitalu kardiomonitory z 2002r. Ponadto informujemy że zakupy stanowiące wyposażenie SOR oraz nowych oddziałów będą przedmiotem odrębnych postępowań przetargowych w stosownym czasie. KOMENDANT 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie Lublin, r, płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski Podobne dokumenty
Toruń, dn. 30 marca 201r. L.dz. SSM.DZP.200.22.201 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj. Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok Bardziej szczegółowo o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego
Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8
SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.: Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej
SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do Bardziej szczegółowo DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania
DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13.
Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015
Warszawa, dnia 03 lutego 2016 r. BDG.741.79.2015 / 3 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 WYJAŚNIENIE Bardziej szczegółowo Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011
Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54 Bardziej szczegółowo P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K
SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 3499-298, faks Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii
Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu Bardziej szczegółowo EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.
EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bardziej szczegółowo PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki
Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5. Bardziej szczegółowo Pytanie nr 2: Czy Zamawiający oczekuje doręczenia dokumentu licencyjnego, a jeżeli tak, to w jakim terminie?
GOZ-353-2214-9/15 Warszawa, dnia 10.07.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa dostępu do baz danych systemu Bardziej szczegółowo NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/060/ 207 /2013 Rzeszów, 2013.06.12. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej.
SzWNr2 ZP/250/060/ 207 /2013 Rzeszów, 2013.06.12 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Bardziej szczegółowo OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY
Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.... Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18
SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. Bardziej szczegółowo Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.
Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)
Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Bardziej szczegółowo Do wszystkich zainteresowanych: Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do w/w przetargu.
ZOZ/ZP P/29/11 Busko Zdrój, dnia 11 lipca 2011 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 14.000 Euro, którego przedmiotem jest Bardziej szczegółowo Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego Bardziej szczegółowo SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII
Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
.. Załącznik Nr 2 (pieczęć firmowa Wykonawcy) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa i montaż Aparatu RTG do wykonywania zdjęć kostnych ze statywem płucnym Bardziej szczegółowo Formularz ofertowy NIP:... REGON:...
. (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 13 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum, Bardziej szczegółowo PROJEKT Umowa sprzedaży
PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP, Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011 Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY. Umowa nr...
Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do..., Bardziej szczegółowo PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia
PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie Bardziej szczegółowo Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:
UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła Bardziej szczegółowo Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2 Bardziej szczegółowo Wg rozdzielnika Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne
Poznań, dnia 2015-09-23 EZ/350/80/2015/ 1079 Wg rozdzielnika Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne Dotyczy: przetargu nieograniczonego 80/2015 Zakup i dostawa środków chemicznych Bardziej szczegółowo Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie Bardziej szczegółowo UMOWA... /2010/ KA. 1 Przedmiot umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ ZP/PN/1/2010/KA UMOWA... /2010/ KA zawarta we Wrocławiu, w dniu.. 2010 roku, pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Chorób Serca MEDINET Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bardziej szczegółowo na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy
Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną Bardziej szczegółowo Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: Bardziej szczegółowo TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt.
Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Aparat ekg Bardziej szczegółowo MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE
MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej Bardziej szczegółowo Gmina Łagiewniki jako Zamawiający informuje, iż stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ.
~"łooow'~tt""\i'ol, Łagiewniki, dnia 25 maja 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamowlenia publicznego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA Bardziej szczegółowo WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r.
WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659 Bardziej szczegółowo Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.
Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Bardziej szczegółowo WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 30.08.2011 LICZBA STRON: 6
SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z UL. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl, Bardziej szczegółowo Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE
Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W CELU WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel./fax. (013) 43 09 547 www.szpital-brzozow.pl e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl SZPiGM 3820/103/2012 Brzozów, 2012-12-03 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Bardziej szczegółowo Załącznik nr 4b do SIWZ
Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Bardziej szczegółowo Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.
Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów, Bardziej szczegółowo INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Poznań, dnia 28 października 2015 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII Lesław Szabłoński do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ Nasz znak: AD-O.272.17.2015 Dot. Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15
Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)
zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym Bardziej szczegółowo L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach 64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Skierniewice: Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby oddziału kardiologii Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia Oddziału Neurologii Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę i montaż telebimu w ramach realizacji projektu pod tytułem Telemost pomiędzy Limanową i Dolnym Kubinem - ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Bardziej szczegółowo Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej
Przemyśl, 02.05.2013r. Oferenci, którzy złożyli zapytania do warunków zamówienia j/n. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w pomieszczeniu Bardziej szczegółowo Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)
Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47, Bardziej szczegółowo UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15
W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, Bardziej szczegółowo SZP-2910-14(41/ZP/11)-
SZP-2910-14(41/ZP/11)- 11 ( 1 ) Płock, dnia 21.11.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-14(41/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne
Poznań, dnia 23-12-2013 m EZ/350/114/2013/ 1544 wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne dotyczy: ZAKUP I DOSTAWA URZADZEŃ MEDYCZNYCH przetarg Bardziej szczegółowo WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa
Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik tel.: 77 4067890, fax.: 77 4067872 NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467 Prudnik dn. 2013.12.03 WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku
WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich
ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby Bardziej szczegółowo ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną Bardziej szczegółowo Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
SzWNr2 ZP/250/80/289/11 Dotyczy przetargu nieograniczonego Rzeszów, 2011.09.02 na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego w Bardziej szczegółowo Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax
Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI Bardziej szczegółowo Postanowienia ogólne umowy
Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Bardziej szczegółowo Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015
Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej Bardziej szczegółowo Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt.
Zaproszenie do złożenia oferty Niniejszym mam przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na: KARDIOMONITORY - 4 szt. zgodnie z przedstawionymi niżej wymaganiami: 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Parametry Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014
Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym Bardziej szczegółowo L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014
Dziekan L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu uniwersalnego radia programowalnego Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8460011, faks 022 8466567.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia) Warszawa: Dostawa dwóch kamer do filmowania szybkoklatkowego Bardziej szczegółowo Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
Strona 1 z 6 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego ul. Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin email: przetargpsb@gmail.com www.psb.lublin.pl Lublin, dn. 19.11.2013 r. Wykonawcy ubiegający Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie Bardziej szczegółowo V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Sosnowiec: Dostawa i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM Emotion 6 Numer ogłoszenia: 266760 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Bardziej szczegółowo II. Cena i warunki płatności
UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora Bardziej szczegółowo dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych
Poznań dn. 25.05.2015r 350/38/2015/ 464 Wg rozdzielnika dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, Bardziej szczegółowo Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 31.05.2011 r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Bardziej szczegółowo RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY
AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do Bardziej szczegółowo INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO
INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i Bardziej szczegółowo Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny Bardziej szczegółowo Wyjaśnienie i zmiana treści siwz
Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana Bardziej szczegółowo Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Unii Bardziej szczegółowo Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038 Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 5 do SIWZ
UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl
1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową Bardziej szczegółowo li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika
Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla Bardziej szczegółowo Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
Kraków, dnia 06.06.2013r. DZPiZ 271-119/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa leków różnych, onkologicznych i opatrunków według XVII pakietów Numer Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres