Source: http://docplayer.pl/1665751-Wykonawcy-pobierajacy-materialy-przetargowe-siwz-wszyscy.html
Timestamp: 2017-01-22 05:48:03
Legal References Found: art. 38
 art. 38
 art.38
 art. 38
 art.70
 art.70

Document Content:
⭐Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy
Download "Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy"
1 SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) , fax (0-18) ZP / 30 / 12 pyt. i odp. do SIWZ Nr 1 Zakopane, dnia 23 października 2012 roku Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy W wyniku otrzymanych pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dostawy cyfrowego aparatu RTG, cyfryzacja pośrednia RTG wraz z wyposażenie i oprogramowaniem RIS/PACS dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.), przesyłam Państwu treść pisemnych pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. I. Pytania i odpowiedzi do SIWZ: Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym: 1. Pyt.1. pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z minimalną odległością 60cm od podłogi różnica jest znikoma? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 2. Pyt.2. pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem regulacji +/- 16cm? 12 Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu I pozycji 26 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI I. CYFROWY APARAT RTG sztuk 1 Wymagania ogólne 26. Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu. +/-16 cm W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 3. Pyt.3. pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z rozwiązaniem równoważnym gdzie nie stosuje się ruchu wzdłużnego blatu? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 4. Pyt.4. pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół o wymiarach min 230 x 73cm? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 5. Pyt.5. pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z odległością min. 80mm? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 6. Pyt.6. pkt. 65 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z lampą o szybkości chłodzenia min. 125kHu/min? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 23 7. Pyt.7. pkt. 68 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem w podanym zakresie lecz ręcznym? Odpowiedź: II. Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 8. W pkt 3.4 II.C.9 Specyfikacji oraz Załącznika nr 1 Zamawiający wymaga, aby konsola technika zapewniała wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wiązanie danych pacjenta z płytą wykonywane jest po wykonaniu ekspozycji? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu II.C pozycji 9 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI II.C STACJA / KONSOLA TECHNIKA sztuk 1 9. Wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu lub tylko po badaniu. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy (załącznik nr 2) w 8 pkt 2, Dostawca zobowiązuje się do podjęcia reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian zapisów SIWZ w zakresie 8 ust. 2 projektu umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), który otrzymuje nowe brzmienie: 8 ust. 2. Dostawca zobowiązuje się, za wyjątkiem terminów szczegółowo określonych w tabeli 1 ust. 3 umowy, do podjęcia reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 48h w dni robocze oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminach: 1) bez konieczności sprowadzenia części zamiennych do 3 dni z wyłączeniem dni wolnych od pracy, 2) w razie konieczności sprowadzenia części do 7 dni z wyłączeniem dni 34 wolnych od pracy. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji projekt umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. III. Dotyczy Załączniku nr 1 OFERTA PRZETARGOWA. CYFROWY APARAT RTG. 10. Zamawiający w pozycji 19 wymaga Najniższe położenie blatu stołu od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki 55 cm. Postawiony wymóg jest zbyt wygórowany i nie ma uzasadnienia praktycznego ani diagnostycznego. Dla zapewnienia swobodnego i bezpośredniego posadowienia pacjenta lub przełożenia (przesunięcia) pacjenta z wózka transportowego lub z wózka inwalidzkiego na blatu stołu optymalna, funkcjonalnie i ergonomicznie uzasadniona wysokości blatu stołu od podłogi zawiera się w przedziale cm. Dodatkowo w takim zestawie znajduje się zwodzony stopień podłogowy z podestem oddalonym od podłogi o 25 cm, co o tą wartość zwiększa zakres regulacji. Dlatego wnioskujmy o wyjaśnienie i dopuszczenie minimalnej wysokości blatu w pozycji dolnej 76 cm przy obecności zwodzonego stopienia podłogowego. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 11. Zamawiający w pozycji 23 wymaga Zakres przesuwu zespołu lampa rtg - detektor w pozycji poziomej stołu 110 cm. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie zakresem 108 cm ruchu zespołu lampa rtg - detektor w pozycji poziomej stołu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie zakresu 108 cm ruchu zespołu lampa rtg - detektor w pozycji poziomej stołu. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 12. Zamawiający w pozycji 24 wymaga Zakres przesuwu zespołu lampa rtg - detektor w pozycji pionowej stołu 110 cm. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie zakresem 108 cm ruchu zespołu lampa rtg - detektor w pozycji pionowej stołu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie zakresu 108 cm ruchu zespołu lampa rtg - detektor w pozycji pionowej stołu. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 45 13. Zamawiający w Załączniku nr 1 OFERTA PRZETARGOWA w pozycji 27 wymaga Zakres ruchu podłużnego blatu stołu +/- 60 cm. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie zakresem ruchu wzdłużnego blatu stołu +/- 55 cm. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie zakresu ruchu wzdłużnego blatu stołu +/- 55 cm. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 14. Zamawiający w pozycji 29 wymaga Wymiary blatu 210 cm x 80 cm. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie blatem o szerokości 74 cm. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie blatu o wymiarach 210 x 74 cm. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 15. Zamawiający w pozycji 29 wymaga Zakres napięć fluoroskopii Min kv. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie zakresem napięć fluoroskopii kv. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie zakresu napięć fluoroskopii kv. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu I pozycji 52 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI I. CYFROWY APARAT RTG sztuk 1 Generator klasy HF 52. Zakres napięć fluoroskopii min kv lub kv. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 16. Zamawiający w pozycji 63 wymaga Pojemność cieplna anody 700 khu. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie pojemnością cieplną anody 600 khu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie pojemności cieplnej anody 600 khu. 56 Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 17. Zamawiający w pozycji 68 wymaga Silnikowy ruch skręcania kołpaka z lampą rtg. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie silnikowym skręcaniem kołpaka z lampą rtg do projekcji skośnych. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie takiego rozwiązania konstrukcyjnego. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 18. Zamawiający w pozycji 79 wymaga Głębia obrazu 14 bitów. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie głębią obrazu 12 bitów. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie głębi obrazu 12 bitów. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu I pozycji 79 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI I. CYFROWY APARAT RTG sztuk 1 Cyfrowy panel dedykowany DR/DF do stołu ścianki 79. Głębia obrazu. 12 bitów Dotyczy Załączniku nr 2 Umowa. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 19. Zamawiający w 1 ust. 8 podał: Dostawca jest zobowiązany do wykonania projektu ochrony radiologicznej wraz z obliczeniami osłon stałych w pracwni RTG Zamawiającego, w której zostaną zainstalowane dostarczone urządzenia. Ponadto Dostawca jest zobowiązany uzyskać pozytywną opinię właściwej Stacji Sanepidu oraz pozwolenie na użytkowanie dostarczonych aparatów w pracowni RTG Zamawiającego wraz z niezbędnymi dokumentami, zgodnie z obowiązującymi w tym 67 zakresie przepisami prawa. W świetle obowiązującego prawa procedura taka jest zarezerwowana wyłącznie dla użytkownika sprzętu i pracowni rtg. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian zapisów SIWZ w zakresie 1 ust. 8 projektu umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), który podlega wykreśleniu. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji projekt umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 20. Zamawiający w 6 ust. 2 podał: Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za zwłokę w terminie zakończenia dostawy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, niedostarczonej części dostawy wg cen o których mowa w 4 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad, w szczególności o których mowa w 3 ust. 5 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, towaru posiadającego wady określonego wg cen o których mowa w 4 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w 3 ust. 6, 3) za zwłokę w usunięciu awarii w okresie gwarancji, przekraczającej termin określony w 8 ust. 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, uszkodzonego urządzenia określonego wg cen o których mowa w 4 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10,00 % wartości brutto określonego w 4, ust. 1 niniejszej umowy. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian zapisów SIWZ w zakresie 6 ust. 2 projektu umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), który otrzymuje nowe brzmienie: 6 ust Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za zwłokę w terminie zakończenia dostawy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad, w szczególności o których mowa w 3 ust. 5 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w 3 ust. 6, 3) za zwłokę w usunięciu awarii w okresie gwarancji, przekraczającej termin określony w 8 ust. 2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, 78 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10,00 % wartości brutto określonego w 4, ust. 1 niniejszej umowy. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji projekt umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. IV. 21. Wymagania ogólne pkt. 22 W dobrze pojętym interesie Zamawiającego wnosimy o zmian brzmienia wymaganego parametru na: 22. Zakres obrazowania pacjenta na detektorze stołu w ustawieniu poziomym blatu ścianki. 190 cm Pragniemy zauważyć iż ekspozycje całego pacjenta wykonywane są wyłącznie w pozycji leżącej. Pragniemy również zauwazyć, iż w punkcie 30 Zamawiający wymaga obszaru przezierności blatu 190cm, wraz z proponowanym przez nas zakresem obrazowania detektora umożliwia wykonanie wszystkich standardowych ekspozycji. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu I pozycji 22 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI I. CYFROWY APARAT RTG sztuk 1 Wymagania ogólne 22. Zakres obrazowania pacjenta na detektorze stołu w ustawieniu pionowym blatu ścianki. 190 cm W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 22. Konsola akwizycyjna/operatora pkt. 94 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG ze skalą bitową akwizycji obrazów dla radiografii seryjnej 12 bit? Prosimy o dopuszczenie rozwiązania. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu I pozycji 94 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: 89 WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI I. CYFROWY APARAT RTG sztuk 1 Konsola akwizycyjna / operatora 94. Skala bitowa akwizycji obrazów dla radiografii seryjnej. 12 bit W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 23. Konsola akwizacyjna/operatora pkt. 96 Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie do elektronicznego sklejania obrazów kości długich i kręgosłupa z serii zaprogramowanych zdjęć redukujące zniekształcenia geometryczne w tym w szczególności paralaksy w miejscach tzw. sklejki elektronicznej? Metodę, którą wymaga Zamawiający, tj. metoda ze skręcaniem lampy, gwarantuje oraz redukcję zniekształcenia geometryczne. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu I pozycji 96 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI I. CYFROWY APARAT RTG sztuk 1 Konsola akwizycyjna / operatora 96. Oprogramowanie do elektronicznego sklejania obrazów kości długich i kręgosłupa z serii zaprogramowanych zdjęć redukujące zniekształcenia geometryczne, w tym w szczególności paralaksę w miejscach tzw. sklejki elektronicznej lub funkcja ta jest realizowana poprzez ruch skrętny lampy rtg podczas wykonywania badania. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 24. Konsola akwizacyjna/operatora pkt. 97 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z możliwością używania funkcji ROI w specjalnym trybie kontroli jakości. Funkcji ROI nie używa się standardowych zdjęciach rentgenowskich. Prosimy o pozytywną odpowiedź. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dopuszcza aparat RTG z możliwością 910 używania funkcji ROI w specjalnym trybie kontroli jakości. 25. Wymagania ogólne pkt. 13 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający poprzez Deklaracja zgodności CE dla oferowanego aparatu RTG (nie dla części składowych) rozumie certyfikat CE dla całego systemu RTG łącznie z detektorem i stacją technika. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że przez wymóg Deklaracja zgodności CE dla oferowanego aparatu RTG (nie dla części składowych) rozumie certyfikat CE dla całego systemu RTG łącznie z detektorem i stacją technika. 26. V. Zarządzanie zakładem radiologii Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wystawienia faktury za wykonanie badania spod systemu klasy RIS? w/w funkcja będzie realizowana przy wykorzystaniu odrębnego oprogramowania zintegrowanego z systemem RIS. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 27. Dot. pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wyświetlania listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika który wprowadza wynik? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 28. Dot. pkt. 29, 30 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości zapisu, odczytu dźwiękowego opisu badań? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w związku z faktem iż na chwilę obecną nie posiada urządzenia do zapisu i odczytu w systemie dźwiękowych opisów badań, dopuszcza możliwość złożenia oferty na rozwiązanie bez możliwości zapisu, odczytu dźwiękowego opisu badań. Mając na uwadze powyższe Zamawiający wymaga tylko technicznej możliwości obsługi takowego urządzenia w przypadku późniejszego zakupu. 29. Dot. pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości połączenia dźwiękowego opisu badania z rekordem badania? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 1011 30. Dot. pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości zapisu zużytych zasobów w kontekście wykonanego badania? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 31. Dot. pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości zapisu kilku usług dodatkowych wykonanych w ramach badań? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 32. Dot. pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji analityczno kosztowych? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 33. Dot. pkt. 53 Czy Zamawiający dopuści system bez narzędzia raportowania błędów w systemie? W oferowanym rozwiązaniu informacje dotyczące pracy systemu są raportowane w odrębnym systemie zintegrowanym z oprogramowaniem klasy RIS. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 34. Dot. pkt. 67 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości określania które usługi wymagają planowania? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 35. Dot. pkt. 68, 69 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości planowania badań na wybrany przedział czasowy w zależności od rodzaju jednostki zlecającej i wieku pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 1112 36. Dot. pkt. 71 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez prezentacji obrazów referencyjnych na ekranie wprowadzania wyniku w postaci miniaturek? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. System teleradiologiczny 37. Dot. pkt. 99 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wybrania priorytetów wg których zlecenia będą wysyłane? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 38. Dot. pkt. 100 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wysyłania zlecenia niezawierającego żadnego pliku DICOM? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 39. Dot. pkt. 103 Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliwości pełnego raportowania o błędach wraz z opisem oraz możliwymi metodami naprawienia problemu? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 40. Dot. pkt. 107 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości włączenia anonimizacji zarówno danych zleconych jak i obrazów DICOM? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 41. Dot. pkt. 113 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez oznaczania kluczowych obrazów przed wysłaniem badania do konsultacji? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 1213 42. Dot. pkt. 114 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wyświetlania przewidywanego czasu przesłania badania do konsultacji? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 43. Dot. pkt. 119 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości odbioru plików załączonych do tekstowego wyniku badania? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. VI. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 44. Dot. pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości składowania sekwencji ruchowym? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 45. Dot. pkt. 25, 68 Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które komunikuje się tylko w języku polskim? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu VI pozycji 68 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: VI. WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI SYSTEM ARCHIWIZACJI I DYDTRYBUCJI OBRAZÓW (PACS) komplet Moduł dystrybucji badań dostępny w językach polskim i angielskim. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 1314 46. Dot. pkt. 102 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez kalibracji obrazu? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 47. Dot. pkt. 103 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji notatnika? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 48. Dot. pkt. 109 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez podglądu krzywej EKG dla obrazów angiograficznych? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 49. Dot. pkt. 119 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez archiwum badań obrazów video? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 50. Dot. pkt. 138 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez archiwum dydaktycznego? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. IX. Inne wymagania 51. Dot. pkt. 29, 30 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie do zgłaszania błędów przez inny system niż Bugzilla? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu IX pozycji 29 i 30 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowych pozycji: 1415 IX. WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI INNE 29. Zgłaszanie błędów poprzez system serwisowy. 30. Dostęp do systemu serwisowego. 24/7 V. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 52. TABELA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I FUNKCJI / WARUNKI CYFROWY APARAT RTG punkt 7. Czy w związku z zamiarem wykorzystywania aparatu do wykonywania badań urologicznych Zamawiający oczekuje dostawy wraz z aparatem akcesoriów do tego typu badań np. podpory urologiczne dla pacjenta, podpory dla rąk operatora, zestaw odpływowy urologiczny z workami jednorazowymi? Pragniemy zauważyć, że teoretycznie każdy aparat RTG umożliwia wykonywanie badań urologicznych jednak w praktyce możliwość wykonywania tego typu badań uzależniona jest od możliwości pozycjonowania pacjenta i dostępnych akcesoriów. Jednocześnie wykonywanie badań tego typu w standardowej pozycji pacjenta i bez specjalnych akcesoriów może powodować zalewanie urządzenia płynami co ma wpływ na trwałość aparatu, której zapewnienie powinno leżeć w interesie Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 53. TABELA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I FUNKCJI / WARUNKI CYFROWY APARAT RTG punkt 11. Czy wymagając interkomu do komunikacji głosowej z pacjentem Zamawiający ma na myśli dedykowany przez producenta urządzenia interkom zapewniający dwustronny kontakt z pacjentem z możliwością regulacji głośności wbudowany w aparat czy też popularne interkomy kasowe również spełniają oczekiwania Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że wymagając interkomu do komunikacji głosowej z pacjentem ma na myśli dedykowany przez producenta urządzenia interkom zapewniający dwustronny kontakt z pacjentem z możliwością regulacji głośności wbudowany w aparat. 1516 54. TABELA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I FUNKCJI / WARUNKI CYFROWY APARAT RTG punkt 22. Czy wymóg Zamawiającego należy rozumieć jako możliwość wykonania w pionowym ustawieniu blatu badania całego ciała pacjenta o wzroście min. 200 cm przy użyciu detektora zainstalowanego w urządzeniu, bez konieczności repozycjonowania pacjenta poprzez ręczną zmianę położenia stopnia pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. Patrz odpowiedź na pytanie nr 21 niniejszego pisma. 55. TABELA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I FUNKCJI / WARUNKI CYFROWY APARAT RTG punkt 26. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym zakres ruchu poprzecznego blatu stołu wynosi +/- 15 cm? Wymagana przez Zamawiającego wartość +/-17 cm jest charakterystyczna dla rozwiązań firmy SIEMENS i w sposób merytorycznie nieuzasadniony uniemożliwia konkurowanie różnych rozwiązań. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 56. TABELA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I FUNKCJI / WARUNKI CYFROWY APARAT RTG punkt 27. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym do osiągnięcia wymaganego zakresu obrazowania nie ma potrzeby używania ruchu podłużnego blatu stołu i w związku z tym nie jest on stosowny? Wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie Zakres ruchu podłużnego blatu stołu +/- 60 cm jest charakterystyczne dla rozwiązań firmy SIEMENS. Większość producentów urządzeń tej klasy nie ma potrzeby stosować ruchu wzdłużnego blatu gdyż stosują szeroki zakres przesuwu wzdłużnego lampy z detektorem. Pozwala to na uniknięcie sytuacji gdy np. w pozycji pionowej blatu faktyczny zakres badania musi być zmniejszony aby uniknąć kolizji blatu z podłogą lub sufitem gabinetu w czasie przesuwania blatu. Rozwiązania, w których nie ma konieczności stosowania wzdłużnego przesuwu blatu pozwalają również na lepsze wykorzystanie powierzchni gabinetu. Tym samym wymóg Zamawiającego wskazujący na jeden produkt oraz konkretne rozwiązanie techniczne i nie dopuszczający innych co najmniej równoważnych funkcjonalnie urządzeń jest niezgodny z obowiązującym prawem i rzetelnością w gospodarowaniu publicznymi funduszami. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 16 Pokazać jeszcze
Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bardziej szczegółowo Wyjaśnienie i zmiana treści siwz
Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana Bardziej szczegółowo RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY
AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do Bardziej szczegółowo Tel.fax 58 344-44-40 Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
Tel.fax 58 344-44-40 Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Przedmiot postępowania: Dostawa oraz montaż nowego aparatu rtg do zdjęć kostnych w istniejącej Pracowni Rentgenodiagnostyki Bardziej szczegółowo o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego
Drezdenko, dnia 23 października 2012 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę kompletnego cyfrowego systemu do Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni
Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark Bardziej szczegółowo Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.
Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu Bardziej szczegółowo Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.
Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów, Bardziej szczegółowo Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg.
Chrzanów 2015-06-2015 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i Bardziej szczegółowo SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU
Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres Bardziej szczegółowo Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej
Przemyśl, 02.05.2013r. Oferenci, którzy złożyli zapytania do warunków zamówienia j/n. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w pomieszczeniu Bardziej szczegółowo Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.
WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów, Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6
Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.: Bardziej szczegółowo Dostawa Systemu DR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej. SPDSK w Warszawie
SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Bardziej szczegółowo Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:
Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie Bardziej szczegółowo li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika
Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla Bardziej szczegółowo SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII
Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając Bardziej szczegółowo EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.
EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej
SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z Bardziej szczegółowo Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.
Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny Bardziej szczegółowo DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 03 sierpnia 2012r. ZP-226-19/12 Wszyscy Wykonawcy Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn. 16.10.2013 r. znak sprawy: ZP/220/89/13
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/89/13 Szczecin, dn. 16.10.2013 Bardziej szczegółowo Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać
AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być Bardziej szczegółowo Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ
90-557 Łódź, ul. A. Struga 86 Centrala tel.: (0-42) 637-20-47 Sekretariat tel.: (0-42) 637-64-50 Fax: (0-42) 637-13-73 http://www.zozlodzpolesie.eu e-mail: sekretariat@zozpolesie.nazwa.pl Łódź, dnia 19.08.2015r. Bardziej szczegółowo S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G
Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w Bardziej szczegółowo WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa
Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik tel.: 77 4067890, fax.: 77 4067872 NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467 Prudnik dn. 2013.12.03 WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.
Toruń, dn. 30 marca 201r. L.dz. SSM.DZP.200.22.201 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY
Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie Bardziej szczegółowo Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie Bardziej szczegółowo NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą Bardziej szczegółowo Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Bardziej szczegółowo Formularz ofertowy NIP:... REGON:...
. (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 13 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum, Bardziej szczegółowo DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy Bardziej szczegółowo Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON: Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015
Warszawa, dnia 03 lutego 2016 r. BDG.741.79.2015 / 3 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 WYJAŚNIENIE Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie Bardziej szczegółowo Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików
Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików Bardziej szczegółowo ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r.
ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Bardziej szczegółowo OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz Bardziej szczegółowo WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ
Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje Bardziej szczegółowo Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)
1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok Bardziej szczegółowo SZP-2910-14(41/ZP/11)-
SZP-2910-14(41/ZP/11)- 11 ( 1 ) Płock, dnia 21.11.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-14(41/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 97-102/2011 Katowice, dnia 05.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem Bardziej szczegółowo WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ
Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji Bardziej szczegółowo ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10
Olsztyn, dnia 05-05-2011 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania nr ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń, Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE na:
Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby Bardziej szczegółowo M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A
Górno, dn. 29.03.2013 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno Tel. (17) 77-15-300, Fax (17) 77-28-968, Bardziej szczegółowo Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.
Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu Bardziej szczegółowo ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl Bardziej szczegółowo P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K
Znak sprawy: DZP-271-43/15 Kraków, 2 września 2015 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę systemu dozymetrii względnej Bardziej szczegółowo SP ZOZ ZSM / ZP/230/17.1/2015. Chorzów, dnia 11.05.2015r. Szanowni Wykonawcy
SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 3499-298, faks Bardziej szczegółowo Do wszystkich uczestników postępowania
CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, 16.05.2016 r. CPD.ZP.272.5.2016.RZE.2 PN/1/16/RZE Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bardziej szczegółowo FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa Bardziej szczegółowo wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )
Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o Bardziej szczegółowo Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:
Odpowiedzi udzielone w dniu 31.10.2014 r. na pytania z dnia 30.10.2014 r. do Ogłoszenia o przetargu z dnia 25.10.2014r. Dotyczy: Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art.70 1 i art.70 3 70 5 Kodeksu Bardziej szczegółowo znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I
znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
.. Załącznik Nr 2 (pieczęć firmowa Wykonawcy) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa i montaż Aparatu RTG do wykonywania zdjęć kostnych ze statywem płucnym Bardziej szczegółowo L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014
Dziekan L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu uniwersalnego radia programowalnego Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 20.04.2011 r.
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 52-426-889-13 REGON 141983460 Bardziej szczegółowo Odpowiedź na zapytanie nr 1
Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni Bardziej szczegółowo Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP 380 26/2012
Znak sprawy: DZP 380 26/2012 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala InfoMedica Firmy Asseco Poland Bardziej szczegółowo dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych
Poznań dn. 25.05.2015r 350/38/2015/ 464 Wg rozdzielnika dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do Bardziej szczegółowo WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.
WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X Bardziej szczegółowo NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE Bardziej szczegółowo Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny
SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE Bardziej szczegółowo ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ
Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ
Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego Bardziej szczegółowo Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011
Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54 Bardziej szczegółowo ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r.
Lyski, 22.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY Bardziej szczegółowo NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON: Bardziej szczegółowo Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA
Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montaŝem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, - tomografu Bardziej szczegółowo DZPZ/333/20UEPN/2015 Olsztyn, 7 września 2015 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy urządzeń Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ Bardziej szczegółowo Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny Bardziej szczegółowo Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa
Warszawa, dnia 30.10.2013 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BRPO/BDG/WZP/ZP/215/47(1)/2013 00-090 Warszawa Tel. 0-22 55 17 756 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 55 17 826 Do uczestników postępowania Na Bardziej szczegółowo Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia
Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus Jolly 30 plus DR Jolly 4 plus Producent: Filtracja całkowita Lampa ze stałą anodą Wielkość ognisk 3-punktowy tryb pracy (kv-ma-ms) Bardziej szczegółowo DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl Bardziej szczegółowo CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 48-300 Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 3
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 48-300 Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 3 Znak sprawy: ZP-1/WSPL/2014 Nysa, dnia 15 maja 2014 r. Wykonawcy, którym Bardziej szczegółowo Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu
Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013) Bardziej szczegółowo Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy Bardziej szczegółowo 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /
1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011 Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W CELU WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel./fax. (013) 43 09 547 www.szpital-brzozow.pl e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl SZPiGM 3820/103/2012 Brzozów, 2012-12-03 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Bardziej szczegółowo SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych
D:... D... SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych Wałbrzych, 13.09.2013 r. Znak sprawy: ZP/9/ŁS/2013 Szanowni Wykonawcy! Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, Bardziej szczegółowo TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo Pytania z dnia 18.08.2015 r.
Toszek, 07.09.2015 r. dotyczy: postępowania nr 13/PN/DEG/AS/2015 na zakup aparatu RTG i adaptacja pracowni RTG wraz z serwisem technicznym dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku Na podstawie Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15 Bardziej szczegółowo Do wiadomości Wykonawców
ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj. Bardziej szczegółowo znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:
znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów Bardziej szczegółowo MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT
MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne: Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres