Source: https://www.lukasz.med.pl/bip/?id=1332&det=det
Timestamp: 2018-05-22 04:15:51
Legal References Found: art. 92
 art. 93
 art. 93
 art. 89
 art. 89
 art. 89
 art. 89

Document Content:
40/2015 zakup dostawa instalacja sprzętu: stołu rehabilitacyjnego, lampy zabiegowej, pompyinfuzyjnej, wózków, aparatu EKG, stolików, komory grzewczej, regału na kontenery, wagi, ogrzewacza krwi i płynów
Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup dostawa , instalacja i uruchomienie : STÓŁ DO REHABILITACJI I MASAŻU LAMPA ZABIEGOWA POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA WÓZEK REANIMACYJNY OSŁONA RTG STOŁU ZABIEGOWEGO REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG APARAT EKG 12 -KANAŁOWY
Numer ogłoszenia: 63608 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup dostawa , instalacja i uruchomienie : STÓŁ DO REHABILITACJI I MASAŻU LAMPA ZABIEGOWA POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA WÓZEK REANIMACYJNY OSŁONA RTG STOŁU ZABIEGOWEGO REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG APARAT EKG 12 -KANAŁOWY.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1. STÓŁ DO REHABILITACJI I MASAŻU SZT.1 ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNIECZEJ Zakres 2. LAMPA ZABIEGOWA SZT.1. PORADNIA CHIR. DZIECIĘCEJ Zakres 3. POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA SZT.2. (ODDZ. KARDIOLOGII) Zakres 4. WÓZEK REANIMACYJNY SZT.1 (ODDZ. KARDIOLOGII) Zakres 5. OSŁONA RTG STOŁU ZABIEGOWEGO SZT.1. (PRACOWNIA ANGIOGRAFII) Zakres 6. REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG SZT.1 ( PORADNIA KARDIOLOGICZNA) Zakres 7. APARAT EKG 12 -KANAŁOWY SZT.1 ( PORADNIA KARDIOLOGICZNA) Zakres 8. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA NARZĘDZI SZT.3. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 9. STOLIK (MAYO) SZT.4. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 10. STOLIK NA NARZĘDZIA DO INSTRUMENTOWANIA SZT. 1. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 11. WÓZEK POD DIATERMIĘ SZT.2. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 12. KOMORA GRZEWCZA SZT.1. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 13. WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA SZT.1 (BLOK OPERACYJNY) Zakres 14. STOLIK ANESTEZJIOLOGICZNY SZT.1. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 15. STACJA PRZEGLĄDOWA DO ZDJĘĆ NA SALĘ OPERACYJNĄ SZT.1. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 16. REGAŁ NA KONTENERY Z NARZĘDZIAMI SZT.10. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 17. APARAT DO KONWEKCYJNEGO OGRZEWANIA PACENTÓW SZT.1. (ANESTEZJILOGIA) Zakres 18. ELEKTRONICZNA WAGA ŁÓŻKOWA I DIALIZOWA DO ZAASTOSOWANIA W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII WRAZ Z WÓZKIEM TRANSPORTOWYM SZT/KPL.1. (ANESTEZJILOGIA) Zakres 19. PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ KRWII I PŁYNÓW SZT.1. (ANESTEZJILOGIA).
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga
6) Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych 7) szczegółowy opis dla oferowanego wyrobu (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. 8) Załączyć dopuszczenie produktu do obrotu D00-09-009, oraz Aktualną Deklarację zgodności dla oferowanego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych dot. Zakres nr 18. 9) Załączyć Oświadczenie producenta, że oferowana komora grzewcza jest zgodna z normą PN EN 60601-1-2:2007 EMC - Norma dla Medycznych Urządzeń Elektrycznych - Kompatybilność elektromagnetyczna (nie zakłóca pracy innej aparatury medycznej ), oraz Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych dot. Zakresu nr 12
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: STÓŁ DO REHABILITACJI I MASAŻU.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STÓŁ DO REHABILITACJI I MASAŻU SZT.1 ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNIECZEJ.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: LAMPA ZABIEGOWA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LAMPA ZABIEGOWA SZT.1. PORADNIA CHIR. DZIECIĘCEJ.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA SZT.2. (ODDZ. KARDIOLOGII).
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: WÓZEK REANIMACYJNY.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WÓZEK REANIMACYJNY SZT.1 (ODDZ. KARDIOLOGII).
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: OSŁONA RTG STOŁU ZABIEGOWEGO.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OSŁONA RTG STOŁU ZABIEGOWEGO SZT.1. (PRACOWNIA ANGIOGRAFII).
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG SZT.1 ( PORADNIA KARDIOLOGICZNA).
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: APARAT EKG 12 -KANAŁOWY.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: APARAT EKG 12 -KANAŁOWY SZT.1 ( PORADNIA KARDIOLOGICZNA).
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: WÓZEK DO PRZEWOŻENIA NARZĘDZI.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WÓZEK DO PRZEWOŻENIA NARZĘDZI SZT.3. (BLOK OPERACYJNY).
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: STOLIK (MAYO).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STOLIK (MAYO) SZT.4. (BLOK OPERACYJNY).
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: STOLIK NA NARZĘDZIA DO INSTRUMENTOWANIA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STOLIK NA NARZĘDZIA DO INSTRUMENTOWANIA SZT. 1. (BLOK OPERACYJNY).
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: WÓZEK POD DIATERMIĘ.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WÓZEK POD DIATERMIĘ SZT.2. (BLOK OPERACYJNY).
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: KOMORA GRZEWCZA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMORA GRZEWCZA SZT.1. (BLOK OPERACYJNY).
CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: KOMORA GRZEWCZA.
CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: STOLIK ANESTEZJIOLOGICZNY.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STOLIK ANESTEZJIOLOGICZNY SZT.1. (BLOK OPERACYJNY).
CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: STACJA PRZEGLĄDOWA DO ZDJĘĆ NA SALĘ OPERACYJNĄ.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STACJA PRZEGLĄDOWA DO ZDJĘĆ NA SALĘ OPERACYJNĄ SZT.1. (BLOK OPERACYJNY).
CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: REGAŁ NA KONTENERY Z NARZĘDZIAMI.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: REGAŁ NA KONTENERY Z NARZĘDZIAMI SZT.10. (BLOK OPERACYJNY).
CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: APARAT DO KONWEKCYJNEGO OGRZEWANIA PACENTÓW.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: APARAT DO KONWEKCYJNEGO OGRZEWANIA PACENTÓW SZT.1. (ANESTEZJILOGIA).
CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: ELEKTRONICZNA WAGA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ELEKTRONICZNA WAGA ŁÓŻKOWA I DIALIZOWA DO ZAASTOSOWANIA W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII WRAZ Z WÓZKIEM TRANSPORTOWYM SZT/KPL.1. (ANESTEZJILOGIA).
CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ KRWII I PŁYNÓW SZT.1. (ANESTEZJILOGIA).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ KRWII I PŁYNÓW SZT.1. (ANESTEZJILOGIA).
Specyfikacja - 2015-03-23 (0150323091711-siwz spr.40.doc)
Załącznik - 2015-03-23 (0150323091716-forl og. nr 2 spr.40.doc)
Załącznik - 2015-03-23 (0150323091719-kodeks etyki zal. nr 6 spr.40.pdf)
Załącznik - 2015-03-23 (0150323091723-oswiadczenia 4, 5, spr.40.doc)
Załącznik - 2015-03-23 (0150323091728-umowa nr 3- spr.40.doc)
Załącznik - 2015-03-23 (0150323091730-zal.1- 1a spr.40.doc)
Załącznik - 2015-04-01 (0150401123640-rysunek do pisma z dnia 30.03.2015r..doc)
Załącznik - 2015-04-01 (0150401123651-zal.1- 1a spr.40-modyfikacja zakres 19.doc)
Załącznik - 2015-04-07 (0150407133923-rysunek do pisma z dnia 01.04.2015r..doc)
Załącznik - 2015-04-07 (0150407140026-rysunek do pisma z dnia 07.04.2015r..doc)
Załącznik - 2015-04-07 (0150407140306-rysunek do pisma z dnia 31.03.2015r..doc)
Sprostowanie: dodano: 2015-03-27
Tarnów, dnia 27.03.2015r
znak pisma: SWLOG-271/ 40 /KK/ 1302 / 15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.
W związku z przygotowywanymi odpowiedziami na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 10.04.2015r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 10.04.2015r. o godz. 11.30. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
Odpowiedzi na pytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
Odpowiedź: dodano: 2015-03-27
Pytanie: dodano: 2015-04-01
znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1348 /15
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:
Dotyczy: Zakres nr 4 – Wózek reanimacyjny (O. Kardiologii) – 1 szt.
Czy (dla pkt. 3) Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w 5 szuflad blokowanych na specjalnych, zintegrowanych prowadnicach?
Czy (dla pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w szuflady zamykane, ale bez możliwości ich samoczynnego zamykania?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Czy (dla pkt. 13) Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny posiadający wymiary: szerokość 910 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1000 mm i wysokość bez kół ok. 850 mm?
Czy (dla pkt. 14) Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w okienka/tabliczki z możliwością umieszczenia na nich opisu zawartości szuflady?
Czy (dla pkt. 15) Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w blaty z gładkiego tworzywa, tworzywowe uchwyty oraz praktyczne odbojniki?
Zamawiający dopuszcza wózek reanimacyjny wyposażony w blaty z gładkiego tworzywa ale nie dopuszcza tworzywowe uchwyty oraz obojniki.
Dotyczy: Zakres nr 13 – Wózek do transportu pacjenta (Blok Operacyjny) – 1 szt.
Czy (dla pkt. 2) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta o długości całkowitej 1980 mm?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wózek ma służyć do przewozu pacjentów o nietypowej budowie ciała.
Czy (dla pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta posiadający leże o szerokości 620 mm?
Czy (dla pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta posiadający hydrauliczną regulację wysokości w zakresie 550 – 820 mm, sterowanie za pomocą pedału nożnego z obu stron wózka?
Czy (dla pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta wyposażony w szczyty (uchwyty do pchania) w postaci rur wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo?
Czy (dla pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta wyposażony w barierki boczne ze stali lakierowanej proszkowo, składane z boku leża, min. 2 poziome proste elementy?
Czy (dla pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta wyposażony w materac tapicerowany w kolorze niebieskim?
Czy (dla pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta posiadający centralną blokadę czterech kół z kołem kierunkowym; koła o średnicy 150 mm; blokada uruchamiana dźwignią nożną wykonana ze stali lakierowanej proszkowo umieszczoną nad kołami od strony nóg pacjenta?
Dotyczy: Zakres nr 14 – Stolik anestezjologiczny (Blok Operacyjny) – 1 szt.
Czy (dla pkt. 3) Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny posiadający wymiary: długość 910 mm, szerokość 610 mm, wysokość 1000 mm?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Rozmiar wózka ma znaczenie w pracy pielęgniarki anestezjologicznej na Bloku Operacyjnym.
Czy (dla pkt. 7) Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny posiadający 4 szuflady na specjalnych, zintegrowanych prowadnicach, 4 szuflady o wys. wewnętrznej 15 cm?
Załącznikiem do pismo są rysunki przedstawiające wyżej opisany asortyment i umieszczone do pobrania na stronie Zamawiającego pod nazwą pliku: rysunek do pisma z dnia 30.03.2015r.
Odpowiedź: dodano: 2015-04-01
znak pisma: SWLOG-271/40/KK/ 1348 /15
W odpowiedzi na zapytania z dnia 26.03.2015r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 dot.: Pak. 17 – Konwekcyjny Ogrzewacz Pacjenta
Czy Zamawiający dopuści zakresy regulacji temperatur wynoszące odpowiednio: 36C, 40C , 44C i temp. pokojowa , jako nieznacznie różniące się od wymaganych?
Czy zamawiający dopuści 1 prędkość przepływu powietrza przystosowaną do skutecznej terapii wszystkimi typami kocyków?
Czy zamawiający dopuści podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia,
w którym pierwszy stopień aktywuje się przy temperaturze 45-46 C, a drugi poziom wraz z alarmami uruchamia się w przy temp. 50C?
Pyt.4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wynoszących 30x19x24 [cm], jako nieznacznie różniące się od wymaganych?
Czy Zamawiający dopuści kołderki 2-warstwowej niepalnej, niepochłaniającej płynów włókniny dla Pacjentów dorosłych na całe ciało o wymiarach wynoszących 203x102 [cm] ?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza gdyż rozmiar co najmniej 230 cm jest potrzebny dla ludzi o większej masie ciała.
Czy zamawiający dopuści urządzenie bez wizualizacji konieczności wymiany filtra,
w oferowanym urządzeniu producent zaleca coroczna wymianę, co eliminuje konieczność posiadania tego wskaźnika?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. O wymianie filtra powinien decydować realny cza pracy aparatu a zewnętrzna wizualizacji zwraca na to uzytkującemu wyraźnie uwagę.
Pytanie nr 7 dot.: Pak. 19 – Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym system grzania realizowany jest poprzez zastosowanie specjalnej linii z płaszczem wodnym, co eliminuje występowanie tzw. Gorących punktów i chroni krew i związki krwiozastępcze przed ich uszkodzeniem?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wytraźnie w opisie SIWZ wskazuje aparat bez udziału wody i innych płynów.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada zintegrowanego uchwytu do przenoszenia?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Do bezpiecznego przenoszenia aparatu niezbędny jest uchwyt.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wymiennikiem ciepła, w postaci uniwersalnego, sterylnego przewodu przedłużającego dostępnego w 1 wersji o długości 2,24 m ze złączem luer lock, jako wystarczającej długości i zapewniający utrzymanie stałej temperatury na całej długości?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiającemu zależy na różnych rozmiarach drenu w zależności od potrzeb.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym stała, domyślną temperaturą jest temperatura 41C, bezpieczna dla krwi i płynów krwiozastępczych?
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym osiągnięcie temperatury zadanej realizowane jest w ciągu ok. 7 minut od pierwszego uruchomienia po dłuższym przestoju, a do kolejnego użycia urządzenie jest gotowe prawie natychmiast?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Czas rozpoczęcia ogrzewania infuzji ma bardzo duże znaczenie u pacjentów wymagających natychmiastowego zabiegu. Czas 7 minut jest za długi.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego klasą odporności na wilgoć jest klasa IPX1?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza ponieważ skala wilgotności wskazana w SIWZ staniowi parametrowo, większą odporność na kontakt z wilgocią.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które spełnia wymogi europejskie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, potwierdzonej normami EN bez informacji w instrukcji obsługi o normach komitetu CISPR, jako, że normy CISPR są podrzędnymi w stosunku do norm IEC?
Tak, Zamawiajacy dopuszcza urządzeni, które spełnia wymogi europejskie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, potwierdzonej normami EN i wykreśla z załącznika nr 1-1A Zakres 19 z pkt. 13 słowa “potwierdzone instrukcją obsługi (...)”.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym alarm akustyczny i wizualny uruchamia się po przekroczeniu temperatury 43,1C?
 Zal nr 1-1A spr 40 – modyfikacja Zakres nr 19
Pytanie nr 1 dot.: Pakiet nr 17 Aparat do konwekcyjnego ogrzewania pacjentów
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 konwekcyjnego systemu ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza, przeznaczonego do pracy ciągłej.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 oraz 10 urządzenia do ogrzewania pacjenta z jedną prędkością przepływu powietrza, zapewniając efektywną regulację temperatury pacjenta.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 Dotyczy pakiet nr 3 pompa strzykawkowa
Prosimy o dopuszczenie pompy z klawiaturą numeryczną pkt 3.
Pytanie nr 2 Dotyczy: Pakiet nr 7 : Aparat EKG
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG GE MAC1600 bez ekranu dotykowego?
Zwracamy uwagę iż panele dotykowe w żadnym wypadku nie nadają się do dezynfekcji, co jest bardzo ważnym elementem rygoru higienicznego podczas standardowego postępowania klinicznego w pracy szpitalnej.
Pytanie nr 3 Dotyczy: Pakiet nr 19: Przepływowy ogrzewacz krwi i płynów
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych , który posiada pozytywną opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dotyczącą podgrzewania krwii, o nastepujących parametrach technicznych:
- Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub postawienia na płaskiej powierzchni
Tak, Zamawiający dopuszcza takie umocowanie.
- System zapewniający „suche grzanie”- bez udziału wody lub innych płynów, bez uchwytu do przenoszenia
Nie, Zamawiający nie dopuszcza ponieważ do bezpiecznego przenoszenia aparatu niezbędny jest uchwyt.
- pracujący ze sterylnymi jednorazowymi wymiennymi wkładami 4 ml dedykowanymi dla jednego pacjenta mocowanymi w elemencie grzejnym blisko miejsca wkłucia pacjenta (op. 10 szt)
Nie, Zamawiający nie dopuszcza ponieważ przy wkłuciu w bezpośredniej bliskości pacjenta nie ma miejsca na umieszczenie dodatkowych elementów (w tym przypadku grzewczega).
- Stała temperatura podgrzewania 400C, czas od włączenia podgrzewacza do uzyskania temp 400 C nie więcej niż 10 sek.
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Możliwość regulacji temperatury daje zamawiającemu większą swobodę w sterowaniu tym parametrem.
- Panel sterujący przedstawiający komunikaty dla użytkownika, waga sterownika 1,6 kg
Tak, Zamawiający dopuszcza
- Urządzenie klasy 1, uziemione, typ BF, wodoodporność: Ogrzewacz: IEC 529 IPX7 30-minutowe zanurzenie na głębokość 91,4 cm; Sterownik: IEC 529 IPX1 krople wody; Kartridż jednorazowego użytku: IEC 529 IPX8 Stałe zanurzenie
- Przystosowany do pracy ciągłej, Kompatybilność elektromagnetyczna : urządzenie spełnia wymagania normy EN60601-1-2, (skalsyfikowany jako sprzęt klasy A, Grupy 1) potwierdzone,
-Kontrola alarmów po każdorazowym podłączeniu do sieci elektrycznej oraz samoczynny test funkcji urządzenia podczas rozpoczęcia ogrzewania sygnalizowany sygnałem akustycznym
- Automatyczny kodowany kolorystycznie alarm jeżeli temperatura płynu jest <33°C , <35°C czy >=42°C
- Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie ponad 42 stopnie C, alarm optyczny
- Stała temperatura podgrzewania 400C
Pytanie nr 3 Dotyczy SIWZ i wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z §5 ust. 1b wzoru umowy ( dla pakietów 2,3,5,6,7,12,15,17,18 i dla pakietów 1,4,8,9,10,11,13,14,16,19) do 0,2% wartości brutto przedmiotu, którego zwłoka dotyczy?
Czy w zakresie pakietu 3, 7 i 19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 7 dni roboczych?
Pytanie nr 1 dot Zakresu nr 13
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta o długości 2050 mm?
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z leżem o wymiarach 1950 x 573 mm?
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z hydrauliczna regulacją wysokości w zakresie 600-900 mm?
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z uchwytami do pchania wykonanymi ze stali węglowej, pokrytej chromem?
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali węglowej, pokrytej chromem?
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z dźwigniami blokady kół znajdującymi się bezpośrednio przy kołach, od strony nóg pacjenta (centralna blokada kół, z blokadą kierunkową)?
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z kołami o średnicy 150 mm?
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z hydrauliczna regulacją wysokości w zakresie 650-950 mm?
Tarnów, dnia 31.03.2015r.
Pytanie nr 1 Dotyczy: zakres nr 2 - Lampa zabiegowa
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy o temperaturze barwowej 4500K. Oferowane rozwiązanie zapewnia idealne odwzorowanie koloru tkanek.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy o wgłębności świetlnej 130 cm.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy wyposażonej w stabilny statyw na 5 kółkach.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy o żywotności źródeł światła 30000h. Oferowana lampa zapewnia doskonałe właściwości świetlne źródła światła przez cały okres żywotności.
Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zbyt mała żywotność źródła światła.
Pytanie nr 1 dot.: Zakresu nr 4
Czy Zamawiający w Zakresie nr 4 – Wózek reanimacyjny 1 szt. dopuści wózek o poniższej specyfikacji:
Akcesoria: regulowany wieszak na płyny infuzyjne, obrotowa podstawa pod defibrylator, płyta umożliwiająca przeprowadzenie RKO, uchwyt na butlę z tlenem, uchwyt na zużyte materiały - m.in. igły, strzykawki, probówki
Szuflady: samoczynne domykanie wymiary: 569mm x 398 mm x 76 mm, 569mm x 398 mm x 155 mm, 569 mm x 398 mm x 234 mm
WYMIARY: szerokość: 690mm, głębokość : 518mm, wysokość 1006mm, Wysokość bez kół 872mm
Pytanie nr 1 dot.: Zakres 5 – Osłona RTG do stołu operacyjnego
Prosimy o dopuszczenie osłony do stołu operacyjnego wykonanej z powlekanej gumy rentgenoochronnej 0,5 mm Pb w kolorze białym, wykończonej granatową lamówką, mocowanej do szyny stołu operacyjnego za pomocą uniwersalnych uchwytów sprzętowych, z prowadnicą wykonaną ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, połączoną trzpieniem umożliwiającym ustawienie części ruchomej w zakresie do 90 stopni, o wymiarach części stałej 70x80 cm oraz części ruchomej 50 x 80 cm, z możliwością wykonania prawego lub lewego, w zależności od tego po której stronie ma być montowana, bez dodatkowych osłon górnych.
Rysunek pytającego przedstawiający wyżej opisany asortyment, do pobrania na stronie Zamawiającego pod nazwą pliku: rysunek do pisma z dnia 31.03.2015r.
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Brak osłonek górnych stanowi dodatkowe narażenie na promieniowanie dla personelu wykonującego kilka zabiegów rocznie.
Pytanie nr 2 Zakres 19 - Przepływowy ogrzewacz płynów infuzyjnych i krwi
Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy podgrzewacza przepływowego produkcji niemieckiej, opartego na identycznej zasadzie działania jak opisany w SWIZ, różniącego się nieznacznie cechami użytkowymi.
- dopuszczenie następujących rodzajów drenów (pkt. 6):
 zestaw o długości 460 cm ze złączem luer, z pułapką pęcherzyków, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym szt.10.
 zestaw o długości 460 cm ze złączem luer, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym szt.10
 kompletny przyrząd infuzyjny: igła biorcza dwukanałowa, przeciwbakteryjny filtr powietrza, komora kroplowa L=55 mm 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml, wielkość oczek do płynów 15 mikronów, długość drenu 400 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik Luer – Lock – 10 szt,
Nie, Zamawiający nie dopuszcza gdyż wymaga również zestawów o długości 350 cm ze złączem luer lock i zaciskiem rolkowym dla dzieci.
- dopuszczenie temperatury domyślnej po włączeniu 38O (pkt. 7)
- dopuszczenie wydajności ogrzewania pozwalającej osiągnięcie temperatury płynu 38°C od temperatury pokojowej w czasie poniżej 1 minuty (Pkt. 8)
- dopuszczenie wagi 2,5 kg (Pkt. 10)
- dopuszczenie wizualnego alarmu niskiej temperatury, który uaktywnia się w przypadku gdy temperatura osiągnięta jest niższa o ponad 2OC w stosunku do temperatury zaprogramowanej (Pkt. 15)
- dopuszczenie automatycznego wyłączenia grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie ponad 43O C z alarmem dźwiękowym i optycznym (Pkt. 16)
- odstąpienie od wymogu używania do ciśnienia 300 mmHg potwierdzonego instrukcją używania aparatu (Pkt. 17)
Zamawiający wykreślił z załącznika nr 1-1A Zakres 19 z pkt. 13 słowa “potwierdzone instrukcją obsługi (...)”.
Pytanie: dodano: 2015-04-07
Tarnów, dnia 01.04.2015r.
znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1420 /15
Pytanie nr 1 dot.: Zakresu 2
pkt 3: Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy w 15 diod LED. Ilość diod nie ma żadnego praktycznego znaczenia jeżeli chodzi o użytkowanie lampy
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną lampę.
pkt 5: Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy o temperaturze barwowej: 4 750 K.
pkt 14. Prosimy o dopuszczenie lampy o całkowitym poborze mocy 50W co tylko nieznacznie odbiega od wymogów Zamawiającego.
pkt 16, 17: Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy która ma możliwość ustawienia czaszy na wysokości 816 mm od podłoża oraz na maksymalnej wysokości 2001mm (jak na schemacie).
pkt 20: Prosimy o sprostowanie: ramie wychodzące z podstawy i łączące się z drugim ramieniem (środkowym) ma możliwość ruchomości w pionie a nie w poziomie. Winno być:Możliwość obrotu pionowego ramienia wychodzącego z podstawy jezdnej o min 30 stopni w płaszczyźnie pionowej
pkt 21: Prosimy o dopuszczenie lampy z możliwością podnoszenia oraz opuszczania lampy w pionie w zakresie 98 stopni
Rysunek pytającego przedstawiający wyżej opisany asortyment, do pobrania na stronie Zamawiającego pod nazwą pliku: rysunek do pisma z dnia 01.04.2015r.
Odpowiedź: dodano: 2015-04-07
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 dot.: Zakres 7. APARAT EKG 12 -KANAŁOWY SZT.1 ( PORADNIA KARDIOLOGICZNA)
Załącznik Nr 1A do SIWZ Parametry wymagane, pkt. 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu EKG z bezdotykowym kolorowym ekranem graficzny LCD TFT o przekątnej ekranu 7” i rozdzielczości 800 x 480 pikseli z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń EKG? Zaletą oferowanego rozwiązania jest sterowanie funkcjami aparatu za pomocą definiowanych klawiszy funkcyjnych z nawigacją menu ekranowego oraz dostęp do pełnej klawiatury alfanumerycznej typu membramowego przystosowanej do zastosowań szpitalnych, charakteryzującej się odpornością na zanieczyszczenia i ścieranie.
Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowany aparat EKG
Tarnów, dnia 03.04.2015r.
Dotyczy zakresu nr 2 – Lampa zabiegowa bezcieniowa
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną w 36 diod ?
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowaną lampę.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4300 K ?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o współczynniku oddawania barw Ra>93 ?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o średnicy czaszy lampy wynoszącej 350 mm?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o głębokości oświetlenia 80 cm ?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zbyt głębokie oświetlenie przy zabiegu.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę na statywie jezdnym na 5 kółkach ?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę na statywie jezdnym o wym. fi 652 mm?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez możliwości obrotu pionowego ramienia wychodzącego z podstawy jezdnej o min. 30 stop. w płaszczyźnie poziomej
Dotyczy zakresu nr 9 – stoliki typu Mayo
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach tylko nieznacznie odbiegających od wymaganych a mianowicie: 740x490 mm?
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowany stolik.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik regulowany w zakresie od 960 do 1370 mm? Zaproponowany parametr tylko nieznacznie odbiega od tego wymaganego w specyfikacji.
Dotyczy zakresu nr 14 – Stolik anestezjologiczny
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach 720x715x985 mm ?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zbyt mała przestrzeń sali operacyjnej. Stolik stanowi element wyposażenia sali.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik bez zabezpieczenia przed uderzeniami wokół całego wózka ? W miejsce zabezpieczenia oferujemy odbojniki tworzywowe umieszczone nad każdym kołem.
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Stolik będzie używany we wszystkich salach operacyjnych stąd musi posiadać wymagane przez Zamawiającego zabezpieczenia.
Zadanie nr 9 : stolik typu Mayo – 4 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo z regulowaną wysokością blatu w zakresie od 900mm do 1370mm?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo z czterema kołami o średnicy 50mm w tym dwa z blokadą?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że małe kółka powodują niestabilność stolika.
Zadanie nr 13 : wózek do transportu pacjenta – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta o całkowitej długości 2040mm?
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowany wózek.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta o całkowitej szerokości z poręczami 750mm?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta o całkowitej szerokości szerokości leża 600mm?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 500-910 mm?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta z indywidualną blokadą kół w tym jedno koło posiadające blokadę kierunkową?
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wózek do transportu pacjenta posiadającego regulację pozycji Trendelenburga i Anty-Trendelenburga?
Dopuszcza, ale nie wymaga.
Zadanie nr 2 : lampa zabiegowa bezcieniowa
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową bezcieniową wykonaną w technologii LED z 18 diodami?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową bezcieniową temperaturą barwową na poziomie 4300K?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową bezcieniową z możliwością obrotu czaszy lampy o kąt 210o praz obrotu ramienia utryzmującego lampę w przegubie w płaszczyźnie pionowej o kąt 270o?
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowaną lampę
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo z blatem o wymiarach 650x530mm?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zaproponowane rozmiary znacznie odbiegają od oczekiwań zamawiającego.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo z regulacją wysokości blatu w zakresie 850mm do 1200mm?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Górny parametr regulacji ma istotne znaczenie dla Zamawiającego, gdyż często operowani są pacjenci z dużą nadwagą, co uniemożliwi odpowiednie ustawienie stolika nad pacjentem z narzędziami.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo z podstawą wyposażoną w koła o średnicy 75mm?
Zadanie nr 14 : stolik anestozjologiczny
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wymiarach: 620x525mm i wysokości 1020mm?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony w krążki odbojowe na każdym rogu wózka?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony w 5 szuflad w tym jedna szuflada o wysokości 195mm?
Tak, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony w składany blat boczny?
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości późniejszego zamontowania dodatkowego wyposażenia.
Tarnów, dnia 07.04.2015r.
Pytanie nr 1 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zakres nr 2. Lampa zabiegowa szt. 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową wyposażoną w 13 diod wykonanych w technologii HD-LED? Różnica 1 diody w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność lampy i nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe, istotne wymagania dotyczące oświetlenia tj. temperatura barwowa, średnica oświetlanego pola oraz żywotność. Pragniemy zauważyć, że dla użytkownika ilość diod nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z płynną regulacją plamy świetlnej w zakresie od 180 do 360mm? Regulacja plamy świetlnej w proponowanym zakresie wystarcza do przeprowadzenia każdego zabiegu medycznego i pozwala na oświetlenie również obszaru o średnicy 140mm.
Pytanie nr 3 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zakres nr 4. Wózek reanimacyjny szt.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek:
- o wymiarach 635x645x940mm [szerokość x głębokość x wysokość]? Podane wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie są odczuwalne w praktyce, poza tym wózki zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący komfort pracy personelu medycznego.
- o wysokości bez kół na poziomie 815mm? Oferowany parametr zależny jest od kół wózka, które w oferowanym modelu mają średnicę aż 125mm, co znacznie zwiększa jego mobilność.
- którego czoła szuflad wyposażone są w przezroczyste pojemniki (okienka) z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady zamiast magnetycznych identyfikatorów? Jest to rozwiązanie umożliwiające dokładne opisanie zawartości szuflad. Ponadto identyfikatory na magnesach mogą odpaść od wózka podczas przetaczania.
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opisany wózek posiada w swoich wymiarach tylko 4 szuflady, co znacznie ogranicza możliwość użytkowania go na Oddziale Kardiologii i nie spełnia to oczekiwań zakupywanego sprzętu.
Pytanie nr 4 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zakres nr 14. Stolik anestezjologiczny szt.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o wymiarach 635x645x940mm [szerokość x głębokość x wysokość]? Podane wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie są odczuwalne w praktyce, poza tym wózki zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący komfort pracy personelu medycznego.
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wysokość stolika ma wpływ na komfort pracy pielęgniarski anestezjologicznej.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o wymiarach 635x645x1045mm [szerokość x głębokość x wysokość]? Podane wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie są odczuwalne w praktyce, poza tym wózki zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący komfort pracy personelu medycznego.
Dotyczy: Zakres nr 4 – wózek reanimacyjny – 1 szt.
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wózka o następujących parametrach:
- wózek z kołami Ø 150 mm, z oponkami nie brudzącymi podłoża, 2 z hamulcem
- 5szuflad na prowadnicach teleskopowych, blokowane (2 o wys. 75mm, 2 o wys. 155 mm, 1 o wys. 235mm)
- szuflady z uchwytami z kolorowymi nakładkami (5 kolorów nakładek do wyboru) wraz z możliwością oznaczenia zawartości szuflady(zamiast magnetycznych identyfikatorów)
- 2 tworzywowe kosze na odpady, każdy o poj. 8 litrów otwierane kolanem
- pojemnik na ostre elementy wraz z uchwytem mocowanym na wysięgniki kroplówki
- dodatkowy blat wysuwany z boku wózka
- szuflady zamykane na zamek centralny
- regulowany wieszak na płyny infuzyjne w pionie
- półka pod defibrylator obrotowa o 360 stopni, umożliwiająca mocowanie defibrylatora (pasy zabezpieczające) z regulowaną szerokością (360-495mm x 280 mm)
- wymiary wózka: bez akcesoriów 670x620mm (szer. x głęb.), z akcesoriami ok. 850x620 (szer. x głęb.)
- wysokość wózka (do blatu) 1020 mm, wysokość wózka bez kół 870 mm
- blaty z gładkiego tworzywa, szuflady (podobnie jak korpus wózka ze stali malowanej proszkowo) z tworzywowymi kolorowymi nakładkami, praktyczny odbój podstawy wózka
- dodatkowo wózek wyposażony w: 3 uchylne tworzywowe półki z boku wózka na akcesoria dodatkowe, z tyłu wózka (tył wózka podobnie jak boki wózka z wytrzymałego tworzywa sztucznego) wyposażony w przestrzeń na cewniki
Zamawiający dopuszcza wyżej opisany wózek.
Pytanie nr 2 Dotyczy: Zakres nr 8 – wózek do przewożenia narzędzi – 3 szt.
1) Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wózków wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI304 (tzw. nierdzewna)?
2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika wyposażonego w cztery blaty wykonane ze stali nierdzewnej z ogranicznikami z czterech (rant o wysokości 20mm) stron uniemożliwiającymi zsuwanie się przedmiotów.
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Stolik (wózek) z uwagi na przeznaczenie, często musi być dezynfekowany środkami spirytusowymi , które w stali nierdzewnej mogą powodować wżery. Zamawiający wymaga stolik wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
Pytanie nr 3 Dotyczy: Zakres nr 9 – stolik typu Mayo – 4 szt.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika typu Mayo o wymiarach 700x500mm, który jedynie nieznacznie odbiega od wymiarów wymaganych, co nie powinno wpływać na komfort pracy użytkownika.
Nie, zamawiający nie dopuszcza. W SIWZ Zamawiający określił wymiary minimalne ze względu na duże zróżnicowanie zabiegów operacyjnych wykonywanych w bloku wieloprofilowym.
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie stolików typu Mayo wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI304 (tzw. nierdzewna)?
Tak, Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymogu blatu ze stali kwasoodpornej.
Czy Zamawiający dopuści stoliki Mayo z regulacją wysokości w zakresie od 830 do 1170 mm? Czy Zamawiający dopuści stolik Mayo wyposażony w 4 antystatyczne kółka Ø 75 mm, w tym 2 z hamulcem?
Zamawiający dopuszcza stolik na 4 antystatyczne kółka Ø 75 mm ale nie dopuszcza regulacji w proponowanych zakresach.
Pytanie nr 6 Dotyczy: Zakres nr 14 – stolik anestezjologiczny – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózek ze stali nierdzewnej, z blatem z tworzywa ABS, o wymiarach 685x600 mm (szer. x głęb.), wysokość 1000 mm?
Nie, zamawiający nie dopuszcza. Mała przestrzeń ma sali operacyjnej do wózków o większych rozmiarach.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka gdzie system zabezpieczeń stanowią odbojniki w postaci krążków z tworzywa umieszczone nad kołami?
Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem z podniesionymi brzegami z 4 stron, oraz z wyprofilowanym uchwytem do prowadzenia wózka?
Czy Zamawiający dopuści wózek bez blatu bocznego?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Stolik boczny jest dla Zamawiającego niezbędny do pisania dokumentacji pacjenta.
Czy Zamawiający dopuści wózek z 4 szufladami, w tym 3 o wys. wewnętrznej 135 mm i 1 o wys. wewnętrznej 205 mm?
Czy Zamawiający dopuści wózek z 4 szufladami, w tym 2 o wys. wewnętrznej 45 mm i 2 o wys. wewnętrznej 205 mm?
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymiar szuflad jest zbyt mały.
Pytanie nr 12 Pytania dotyczące umowy:
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności przeprowadzenia instalacji i uruchomienia sprzętu z zakresu nr 1 (stół do rehabilitacji i masażu), który dostarczany jest do Zamawiającego praktycznie gotowy do użytku . Jednocześnie prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeszkolenia personelu Zamawiającego w odniesieniu do sprzętu z zakresu nr 1. Oferowany stół jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą stołu w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.
Zamawiający w zakresie nr 1 wymaga tylko dostawy zgodnie z Projektem Umowy dla Zakresu nr 1 (strona 4).
Rysunki przedstawiające wyżej opisany asortyment, do pobrania na stronie Zamawiającego pod nazwą pliku: rysunek do pisma z dnia 07.04.2015r.
Pytanie: dodano: 2015-04-08
Odpowiedź: dodano: 2015-04-08
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-19
Nasz znak : SWLOG-271 /40 /KK / 2072 / 15	Tarnów, 2015-05-15
Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i instalację sprzętu i aparatury wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców:
Meden-Inmed Sp.zo.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
Zakres 1 – 3.131,92 PLN
NaturFarm Piotr Wojciechowski, Dąbrówka ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo
Zakres 2 – 5.718,60 PLN
TechMix Katarzyna Płonka ul. Sobieskiego 391a, 43-300 Bielsko-Biała
Zakres 4– 4.799,52 PLN
01	Model Medical S.A. ul. Na Dołach 6, 30-704 Kraków
Zakres 5 – 15.216,49 PLN
016	PZL Cezal Lublin Spz.o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin
Zakres 6 – 4.338,66 PLN
ALVO Sp.z o.o. Sp.K. ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel
Zakres 8 – 4.374,00 PLN
08	Empireum ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna	Zakres 12 – 17.958,00 PLN
Formed Spz.o.o. Sp.K. Aleja Legionów 21A, 34-300 Żywiec
Zakres 13 – 4.276, 80 PLN
TRIBO Sp. z.o.o. ul. Aleja Pokoju 5, 86-060 Nowa Wieś Wielka
Zakres 14 – 5.032,80 PLN
Zakres 16 – 15.990,00 PLN
Medicavera Spz.o.o. ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin
Zakres 17 – 7.873,20 PLN
PZL Cezal Lublin Spz.o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin
Zakres 18 – 15.006,60 PLN
08	Empireum ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna
Zakres 19 – 6.372,00 PLN
Zakres 3, 10,11, 15, – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”.
Zakres 7, 9 – unieważniony art. 93.1.4) cyt.:” cena najkorzystniejszej oferty (...) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (...)” .tj kwotę: dla Zakresu nr 7 – 4.536,00 dla Zakresu nr 9 – 6.534,00 PLN
2	Meden-Inmed	10,00	0,00
Meden-Inmed	81,00	0,00	81,00
5	Klaromed	5,08	10,00
Klaromed	41,18	9,00	50,18
7	Konkret	3,82	1,00
Konkret	30,98	0,90	31,88
17	TBK Medical P	8,79	10,00
TBK Medical P	71,18	9,00	80,18
4	NaturFarm	10,00	10,00
NaturFarm	81,00	9,00	90,00
7	Konkret	4,77	1,00
Konkret	38,60	0,90	39,50
17	TBK Medical P	6,16	10,00
TBK Medical P	49,87	9,00	58,87
10	TechMix	10,00	10,00
TechMix	81,00	9,00	90,00
11	Multimed	7,05	10,00
Multimed	57,14	9,00	66,14
1	Model Medical	10,00	0,00
Model Medical	81,00	0,00	81,00
3	Kredos	10,00	10,00
Kredos	81,00	9,00	90,00
16	Cezal Lublin	11,06	1,00
Cezal Lublin	89,60	0,90	90,50
14	Alvo	10,00	10,00
Alvo	81,00	9,00	90,00
8	Empireum	10,00	0,00
Empireum	81,00	0,00	81,00
12	Formed	10,00	0,00
Formed	81,00	0,00	81,00
15	Tribo	10,00	10,00
Tribo	81,00	9,00	90,00
17	TBK Medical P	9,05	10,00
TBK Medical P	73,28	9,00	82,28
6	Medicavera	10,00	0,00
Medicavera	81,00	0,00	81,00
16	Cezal Lublin	10,00	0,00
Cezal Lublin	81,00	0,00	81,00
zakres 19	PUNKTY
6	Medicavera	7,52	0,00
Medicavera	60,92	0,00	60,92
8	Empireum	10,00	10,00
Empireum	81,00	9,00	90,00
01 – Model Medical S.A. ul. Na Dołach 6, 30-704 Kraków
02- Meden-Inmed Sp.zo.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
03 – Kredos ul. Popiełuszki 10/21, 10-695 Olsztyn
04 – NaturFarm Piotr Wojciechowski, Dąbrówka ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo
05 – Klaromed Sp. z.o.o. ul. Sobieskiego 123, 05-070 Sulejówek
06 – Medicavera Spz.o.o. ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin
07- Konkret Damgmara Fik Marcin Mazurkiewicz Sp.J. ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno
08 – Empireum ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna
09 – Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
010- TechMix Katarzyna Płonka ul. Sobieskiego 391a, 43-300 Bielsko-Biała
011 – Multimed Sp. zo.o. ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź
012 – Formed Spz.o.o. Sp.K. Aleja Legionów 21A, 34-300 Żywiec
013 – PHU Technomex Spz.o.o. ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
014 – ALVO Sp.z o.o. Sp.K. ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel
015 – TRIBO Spz.o.o. ul. Aleja Pokoju 5, 86-060 Nowa Wieś Wielka
016 – PZL Cezal Lublin Spz.o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin
017 – TBK Medical Partner Spz.o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec
018 – GE Medical Systems ul. Wołoska 9, 02.583 Warszawa
3. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:
 013 - PHU Technomex SP.zo.o. ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice w Zakresie nr 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Brak załącznika nr 1 – Formularza cenowego dla Zakresu nr 1.
 015 – TRIBO Spz.o.o. ul. Aleja Pokoju 5, 86-060 Nowa Wieś Wielka w Zakresie nr 8 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6) Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – zawiera błędy w obliczeniu ceny: Oferta w zakresie nr 8 zawiera cenę obliczoną z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT.
 017 TBK Medical Partner Spz.o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec –w Zakresie nr 18 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6) Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – zawiera błędy w obliczeniu ceny: Oferta w zakresie nr 18 zawiera cenę obliczoną z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT.
Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 25.05.2015r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów
Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego emailem, oryginał wysłano pocztą.
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-26
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r. wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:
W dniu 26.05. 2015r. podpisano umowę z Wykonawcami: