Source: http://docplayer.pl/55803907-Szpital-powiatowy-im-dr-tytusa-chalubinskiego-w-zakopanem.html
Timestamp: 2018-06-20 07:51:52
Legal References Found: art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 12
 art. 11

Document Content:
1 SZPITAL POWIATOWY im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tel. (+48 18) , fax (+48 18) ZP / 16 / 17 pyt. i odp. do SIWZ Nr 1 Zakopane, dnia 12 lipca 2017 roku Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy W wyniku otrzymanych pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz ze zm.), przesyłam Państwu treść pisemnych pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. I. Pytania i odpowiedzi do SIWZ: Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym: Pakiet nr 1 Łóżka szpitalne z manualna regulacją 10 szt. 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 pozycji 3 tabeli wymaganych parametrów, w 3. Łóżka szpitalne z manualną regulacją 10 sztuk Leże czterosegmentowe regulowane ręcznie za pomocą np. mechanizmu śrubowego wspomaganego sprężyną gazową lub regulowane hydraulicznie lub regulowane elektrycznie, umożliwiające regulację wysokości segmentu pleców oraz segmentu nóg (regulacja pleców kąt segmentu oparcia pleców w zakresie od 0º do minimum 70º, kąt uniesienia segmentu nóg w zakresie od 0º do minimum 34º). Leże wypełnione stalowymi panelami lub płytami HPL. Pokrycie konstrukcji i leża lakierem proszkowym kolor biały.
2 przetargowej w zakresie Pakietu Nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 2. Czy zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030mm? 3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem czterosegmentowym z segment pleców i uda regulowanymi przy pomocy sprężyny gazowej? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 niniejszego pisma. 4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową siatką? 5. Czy Zamawiający dopuści łóżka z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża na ¾ długości z dodatkowym protektorem wypełniającym leże do całej długości? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 pozycji 4 tabeli wymaganych parametrów, w 4. Łóżka szpitalne z manualną regulacją 10 sztuk Łóżka wyposażone w barierki boczne o długości minimum ¾ długości leża z możliwością szybkiego złożenia. przetargowej w zakresie Pakietu Nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem dopasowanym do jego wymiarów w jednolitym pokrowcu gwarantującym właściwości wodoodporności z pianką naciętą w sposób dopasowany do segmentów leża? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 pozycji 7 tabeli wymaganych parametrów, w Łóżka szpitalne z manualną regulacją 10 sztuk
3 7. Do każdego łóżka materac dopasowany do jego wymiarów. Materac z pianki poliuretanowej 4 komorowy o grubości 10 cm +/- 2 cm z pokrowcem wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym z możliwością prania odporny na dezynfekcję. Pokrowiec 4 częściowy z zamkami (każdy segment materaca wyposażony w osobny zamek). LUB Do każdego łóżka materac dopasowany do jego wymiarów. Materac jednokomorowy z pianki poliuretanowej o grubości 10 cm +/- 2 cm z pokrowcem wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym z możliwością prania odporny na dezynfekcję. Pokrowiec jednolity z zamkiem (suwak minimum na jednym dłuższym i na jednym krótszym boku). przetargowej w zakresie Pakietu Nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II Pakiet nr 1 Łóżko szpitalne z elektryczna regulacja 10 szt. 7. Czy Zamawiający dopuści łóżka z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża na ¾ długości z dodatkowym protektorem wypełniającym leże do całej długości? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 pozycji 12 tabeli wymaganych parametrów, w 12. Łóżka szpitalne z elektryczną regulacją 10 sztuk Łóżka wyposażone w barierki boczne o długości minimum ¾ długości leża z możliwością szybkiego złożenia. przetargowej w zakresie Pakietu Nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 8. Czy zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030mm? 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem dopasowanym do jego wymiarów w jednolitym pokrowcu gwarantującym właściwości wodoodporności z pianką naciętą w sposób dopasowany do segmentów leża? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 pozycji 17 tabeli wymaganych parametrów, w
4 17. Łóżka szpitalne z elektryczną regulacją 10 sztuk Do każdego łóżka materac dopasowany do jego wymiarów. Materac z pianki poliuretanowej 4 komorowy o grubości 10 cm +/- 2 cm z pokrowcem wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym z możliwością prania odporny na dezynfekcję. Pokrowiec 4 częściowy z zamkami (każdy segment materaca wyposażony w osobny zamek). LUB Do każdego łóżka materac dopasowany do jego wymiarów. Materac jednokomorowy z pianki poliuretanowej o grubości 10 cm +/- 2 cm z pokrowcem wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym z możliwością prania odporny na dezynfekcję. Pokrowiec jednolity z zamkiem (suwak minimum na jednym dłuższym i na jednym krótszym boku). przetargowej w zakresie Pakietu Nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową siatką? II. Dotyczy: pakiet nr 1 Łóżko szpitalne z manualną regulacją 10 szt. 11. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość całkowitą 225 cm? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 pozycji 1 tabeli wymaganych parametrów, w 1. Łóżka szpitalne z manualną regulacją 10 sztuk Łóżka szpitalne z manualną regulają wysokości o wymiarach: długość całkowita cm, szerokość całkowita cm, bezpieczne obciążenie robocze minimum 200 kg. przetargowej w zakresie Pakietu Nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 12. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację wysokości w zakresie od 47 do 84 cm? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 pozycji 2 tabeli wymaganych parametrów, w
5 Łóżka szpitalne z manualną regulacją 10 sztuk 2. Łóżka z regulacją wysokości w minimanlym zakres ruchu od 47 do 70 cm. przetargowej w zakresie Pakietu Nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 13. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże czterosegmentowe regulowane ręcznie za pomocą mechanizmu śrubowego bez konieczności stosowania sprężyny gazowej? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania 14. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu pleców w zakresie 0 63 (+/- 2 )? 15. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu nóg w zakresie 0 42 (+/- 2 )? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 niniejszego pisma. 16. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże wypełnione płytami HPL? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 niniejszego pisma. 17. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające pokrycie konstrukcji i leża w kolorystyce biało-szarej? 18. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 koła z możliwością indywidualnej blokady? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 pozycji 5 tabeli wymaganych parametrów, w
6 Łóżka szpitalne z manualną regulacją 10 sztuk 5. Łóżka wyposażone w 4 koła, minimum 2 koła z możliwością blokady. przetargowej w zakresie Pakietu Nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 19. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty demontowalne bez użycia narzędzi w kolorze jasnoszarym z możliwością wyboru wklejki kolorystycznej (10 kolorów do wyboru)? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 pozycji 6 tabeli wymaganych parametrów, w 6. Łóżka szpitalne z manualną regulacją 10 sztuk Szczyty wykonane z tworzywa, demontowalne bez użycia narzędzi w kolorze białym i wstawką jasno szarą lub odwrotnie (kolor do akceptacji przez zamawiającego przed realizacją zamówienia). przetargowej w zakresie Pakietu Nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 20. Czy Zamawiający dopuści materac dopasowany do wymiarów łóżka, z pianki poliuretanowej, 1 komorowy o grubości 10 cm z pokrowcem wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym z możliwością prania, odporny na dezynfekcję, pokrowiec jednoczęściowy z zamkiem w kształcie litery L? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 niniejszego pisma. Dotyczy: pakiet nr 1 Łóżko szpitalne z elektryczną regulacją 10 szt. 21. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość całkowitą 220 cm? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 pozycji 9 tabeli wymaganych parametrów, w 9. Łóżka szpitalne z elektryczną regulacją 10 sztuk Łóżka szpitalne z elektryczną regulacją wysokości o wymiarach: długość całkowita cm, szerokość całkowita cm, bezpieczne obciążenie robocze minimum 200 kg, zasilanie elektryczne V /50 Hz.
7 przetargowej w zakresie Pakietu Nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 22. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości w zakresie od 41,5 do 81,5 cm? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie przedstawiony w pytaniu zakres regulacji wysokości spełnia wymagania opis przedmiotu zamówienia dokonane przez zamawiającego w SIWZ. 23. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu pleców w zakresie 0 70 (+/- 5 )? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 pozycji 11 tabeli wymaganych parametrów, w 11. Łóżka szpitalne z elektryczną regulacją 10 sztuk Leże regulowane elektrycznie składające się z 4 segmentów (z możliwością regulacji pleców kąt segmentu oparcia pleców w zakresie od 0º do minimum 70º oraz kąt uniesienia segmentu nóg w zakresie od 0º do minimum 34º). Leże wypełnione stalowymi panelami lub płytami HPL. Pokrycie konstrukcji i leża lakierem proszkowy kolor biały. przetargowej w zakresie Pakietu Nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 24. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu nóg w zakresie 0 47 (+/- 2 )? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 23 niniejszego pisma. 25. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże wypełnione płytami HPL? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 23 niniejszego pisma. 26. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające pokrycie konstrukcji i leża w kolorystyce biało-szarej? 27. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty demontowalne bez użycia narzędzi w kolorze jasnoszarym z możliwością wyboru wklejki kolorystycznej (10 kolorów do wyboru)?
8 SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 pozycji 14 tabeli wymaganych parametrów, w 14. Łóżka szpitalne z elektryczną regulacją 10 sztuk Szczyty wykonane z tworzywa, demontowalne bez użycia narzędzi w kolorze białym i wstawką jasno szarą lub odwrotnie (kolor do akceptacji przez zamawiającego przed realizacją zamówienia). przetargowej w zakresie Pakietu Nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 28. Czy Zamawiający dopuści materac dopasowany do wymiarów łóżka, z pianki poliuretanowej, 1 komorowy o grubości 10 cm z pokrowcem wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym z możliwością prania, odporny na dezynfekcję, pokrowiec jednoczęściowy z zamkiem w kształcie litery L? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 9 niniejszego pisma. III. Pakiet 1 - łóżka szpitalne 29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia 42 dni od dnia podpisania umowy do 55 dni? zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktów 9.1 i 20.6 przedmiotowej SIWZ w zakresie terminu realizacji dostawy, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowego punktów: Punkt 9.1 SIWZ Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszym postępowaniem przetargowym mają zostać zrealizowane w następującym wymaganym terminie: W terminie 56 dni licząc od dnia podpisania umowy. Punkt 20.6 SIWZ Ocena punktowa w kryterium Termin wykonania dokonana zostanie na podstawie terminu wykonania wskazanego przez wykonawcę w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Zamawiający zastrzega, że wykonawca jest zobowiązany określić termin wykonania dostawy na okres nie dłuższy niż 56 dni oraz nie krótszy niż 35 dni licząc od dnia podpisania umowy. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin wykonania krótszy niż 35 dni otrzyma ilość punktów jak dla okresu 35 dniowego. Oferta
9 wykonawcy, który nie zaproponuje żadnego terminu wykonania lub termin wykonania dłuższy niż 56 dni będzie odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej SIWZ. przetargowej w zakresie Pakietu Nr 1 i Pakietu Nr 2 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II IV. Zadanie nr: 1 Łóżka szpitalne w ilości 20 sztuk. 30. Czy Zamawiający w pkt 3 dopuści barierki ze stali malowanej farbą proszkową składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni pod ramą leża, montowane pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, barierka zabezpieczająca pacjenta jest zgodna z normą PN-EN ? Barierki zabezpieczają pacjenta na długości ¾ leża. Pozostałą część zabezpieczona za pomocą odejmowalnych protektorów. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 niniejszego pisma. 31. Czy Zamawiający w pkt 1 dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm? Zadanie nr: 2 Szafki przyłóżkowe w ilości 20 sztuk 32. Czy Zamawiający w pkt 5 dopuści szafkę, gdzie blat boczny jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS? V. Pakiet Nr 2 Szafki przyłóżkowe 20 szt. 33. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 91 cm? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 2 pozycji 1 tabeli wymaganych parametrów, w Szafki przyłóżkowe 20 sztuk
10 1. Szafki szpitalne przyłóżkowe ze składanym blatem bocznym o wymiarach: wysokość całkowita cm, szerokość całkowita cm, głębokość całkowita cm. przetargowej w zakresie Pakietu Nr 2 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 34. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 52 cm? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 33 niniejszego pisma. 35. Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 45 cm? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie przedstawiona w pytaniu głębokość szafki spełnia wymagania opis przedmiotu zamówienia dokonane przez zamawiającego w SIWZ. 36. Czy Zamawiający dopuści szafkę z wolną przestrzenią między szufladą i komorą o wysokości 16 cm? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 2 pozycji 2 tabeli wymaganych parametrów, w 2. Szafki przyłóżkowe 20 sztuk Szafki dwustronne wyposażone w jedną szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami. Między szufladą i komorą wolna przestrzeń o wysokości cm z dostępem z dwóch stron. Jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory. przetargowej w zakresie Pakietu Nr 2 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 37. Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 2 pozycji 3 tabeli wymaganych parametrów, w 3. Szafki przyłóżkowe 20 sztuk Szuflada otwierana w obie strony na prowadnicach kulkowych lub ślizgowych. Szuflada wyposażona w uchwyty.
11 przetargowej w zakresie Pakietu Nr 2 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 38. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w blat boczny o wymiarach 66 x 43 cm? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 2 pozycji 5 tabeli wymaganych parametrów, w 5. Szafki przyłóżkowe 20 sztuk Blat boczny szafek wykonany z płyty HPL. Blat boczny o wymiarach x cm z regulowaną bezstopniową wysokością, wspomagany sprężyną gazową w minimalnym zakresie od cm (+/- 2 cm) składany do boku szafki. przetargowej w zakresie Pakietu Nr 2 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 39. Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie od 80 do 110 cm? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 38 niniejszego pisma. Pakiet Nr 1 łóżka szpitalne z manualną regulacją 10 szt. 40. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem czterosegmentowym regulowanym ręcznie za pomocą mechanizmu śrubowego, bez wspomagania sprężyną gazową? 41. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta uniesienia segmentu nóg w zakresie 0-34? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 niniejszego pisma. Pakiet Nr 1 łóżka szpitalne z elektryczną regulacją 10 szt. 42. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta uniesienia segmentu nóg w zakresie 0-34? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 23 niniejszego pisma. VI. Pakiet nr 1
12 43. Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 29 niniejszego pisma. 44. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z manualną regulacją gdzie regulacja oparcia pleców i segmentu uda odbywa się za pomocą sprężyny gazowej, regulacją segmentu podudzia wspomagana jest mechanizmem zapadkowym, a regulacja wysokości leża odbywa się za pośrednictwem pompy hydraulicznej? 45. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z manualną regulacją z leżem wypełnionym metalową siatką? 46. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z manualną regulacją, z barierkami bocznymi o długości około ¾ długości leża? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 niniejszego pisma. 47. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z manualną regulacją wyposażone w materac z pianki poliuretanowej z nacięciami w odpowiednich miejscach (dostosowujący się do łamanego leża), w jednym pokrowcu z zamkiem w kształcie litery L (suwak na jednym dłuższym i na jednym krótszym boku materaca)? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 niniejszego pisma. 48. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z elektryczną regulacją o bezpiecznym obciążeniu na poziomie 200 kg? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 21 niniejszego pisma. 49. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z elektryczną regulacją o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm? 50. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z elektryczną regulacją, z leżem wypełnionym metalową siatką?
13 51. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z elektryczną regulacją z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70 oraz segmentu uda w zakresie 0-40? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 23 niniejszego pisma. 52. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z elektryczną regulacją z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70 oraz segmentu uda w zakresie 0-43? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 23 niniejszego pisma. 53. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z elektryczną regulacją, z barierkami bocznymi o długości około ¾ długości leża? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 7 niniejszego pisma. 54. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wyposażone w materac z pianki poliuretanowej z nacięciami w odpowiednich miejscach (dostosowujący się do łamanego leża), w jednym pokrowcu z zamkiem w kształcie litery L (suwak na jednym dłuższym i na jednym krótszym boku materaca)? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 9 niniejszego pisma. Pakiet nr Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 29 niniejszego pisma. 56. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 51 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 33 niniejszego pisma. 57. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 590 x 345 mm? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 38 niniejszego pisma. 58. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie mm? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie przedstawiony w pytaniu zakresy regulacji wysokości blatu spełnia wymagania opis przedmiotu zamówienia dokonane przez zamawiającego w SIWZ. 59. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym oraz blatem głównym w kolorze białym? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 2 pozycji 6 tabeli wymaganych parametrów, w
14 6. Szafki przyłóżkowe 20 sztuk Drzwiczki szafek, szuflada i płyta wierzchnia szafki oraz blat boczny w jednym kolorze jasno szarym lub opcja płyta wierzchnia, blat boczny i korpus kolor biały, drzwiczki szafek szuflada w kolorze jasno szarym (kolor do akceptacji przez zamawiającego przed realizacją zamówienia) pozostałe np. korpus szafki metalowy kolor biały. przetargowej w zakresie Pakietu Nr 2 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II VII. Dotyczy: pakiet 1 - Łóżka szpitalne z manualną regulacją 10 sztuk 60. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 218cm oraz szerokości 99,5cm? 61. Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 200kg, zgodnym z wymogami normy bezpieczeństwa EN ? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 11 niniejszego pisma. 62. Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną regulacją wysokości leża w zakresie 42 76cm? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie przedstawiony w pytaniu zakresy regulacji wysokości leża spełnia wymagania opis przedmiotu zamówienia dokonane przez zamawiającego w SIWZ. 63. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0 34? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 niniejszego pisma. 64. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami, tworzywowymi, dzielonymi, zabezpieczającymi pacjenta na ¾ długości leża, spełniające wymogi normy bezpieczeństwa EN , z możliwością szybkiego złożenia? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 niniejszego pisma. 65. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem i pokrowcem jednokomorowym, z wyprofilowaną pianką poliuretanową, dopasowującą się do segmentów leża? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 niniejszego pisma. Dotyczy: pakiet 1 - Łóżka szpitalne z elektryczną regulacją 10 sztuk 66. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 218cm oraz szerokości 99,5cm?
15 Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania 67. Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną regulacją wysokości leża w zakresie 37 73,5cm? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie przedstawiony w pytaniu zakresy regulacji wysokości leża spełnia wymagania opis przedmiotu zamówienia dokonane przez zamawiającego w SIWZ. 68. Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 200kg, zgodnym z wymogami normy bezpieczeństwa EN ? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 21 niniejszego pisma. 69. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami, metalowymi, zabezpieczającymi pacjenta na ¾ długości leża, spełniające wymogi normy bezpieczeństwa EN , z możliwością szybkiego złożenia? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 7 niniejszego pisma. 70. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem i pokrowcem jednokomorowym, z wyprofilowaną pianką poliuretanową, dopasowującą się do segmentów leża? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 9 niniejszego pisma. VIII. Pakiet numer 1: Łóżka szpitalne z manualną regulacją wysokości 10 szt. 71. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją wysokości? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 niniejszego pisma. 72. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości 218 cm? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 11 niniejszego pisma. 73. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresoe od 35 do 81 cm? Oferowany parametr jest korzystniejszy. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie przedstawiony w pytaniu zakresy regulacji wysokości leża spełnia wymagania opis przedmiotu zamówienia dokonane przez zamawiającego w SIWZ. 74. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczną regulacją segmentu pleców oraz uda? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 niniejszego pisma. 75. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym płytą HPL?
16 Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 niniejszego pisma. 76. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pokryciem konstrukcji i leża w kolorze RAL 7035 (jasny popiel)? 77. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z poręczami bocznymi zapobiegającymi pacjenta na ¾ długości leża z możliwością szybkiego złożenia? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 niniejszego pisma. 78. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem przeciwodleżynowym jednolitym, bezkomorowym z pokrowcem paro przepuszczalnym, nieprzemakalnym z jednym zamkiem? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 niniejszego pisma. Łóżka szpitalne z manualną regulacją wysokości 10 szt. 79. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości 218 cm? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 21 niniejszego pisma. 80. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresoe od 35 do 81 cm? Oferowany parametr jest korzystniejszy Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie przedstawiony w pytaniu zakresy regulacji wysokości leża spełnia wymagania opis przedmiotu zamówienia dokonane przez zamawiającego w SIWZ. 81. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym płytą HPL? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 23 niniejszego pisma. 82. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pokryciem konstrukcji i leża w kolorze RAL 7035 (jasny popiel)? 83. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z poręczami bocznymi zapobiegającymi pacjenta na ¾ długości leża z możliwością szybkiego złożenia? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 7 niniejszego pisma. 84. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem przeciwodleżynowym jednolitym, bezkomorowym z pokrowcem paro przepuszczalnym, nieprzemakalnym z jednym zamkiem? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 9 niniejszego pisma.
17 Pakiet numer 2: Szafki przyłóżkowe 20 szt. 85. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o szerokości całkowitej 51,5 cm? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 33 niniejszego pisma. 86. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę w której szuflada otwiera się w obie strony na prowadnicach ślizgowych? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 37 niniejszego pisma. 87. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z szerokością blatu bocznego wynoszącego 59 cm? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 38 niniejszego pisma. 88. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z regulacją blatu bocznego w zakresie od 74 do 104 czm? Oferowany parametr jest korzystniejszy. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 38 niniejszego pisma. IX. PAKIET Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 12 tygodni od momentu podpisania umowy? Akceptacja umożliwi nam złożenie oferty korzystnej cenowo. 90. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 8 tygodni od momentu podpisania umowy? Akceptacja umożliwi nam złożenie oferty korzystnej cenowo. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 29 niniejszego pisma. Łóżka szpitalne z manualną regulacją - 10 szt 91. Czy Zamawiający dopuści barierki boczne zabezpieczające pacjenta na ¾ długości z możliwością szybkiego złożenia? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 niniejszego pisma. 92. Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w indywidualną blokadę? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 18 niniejszego pisma. 93. Czy Zamawiający dopuści szczyty demontowane bez użycia narzędzi w kolorze niebieskim?
18 Łóżka szpitalne z elektryczną regulacją - 10 szt 94. Czy Zamawiający dopuści barierki boczne zabezpieczające pacjenta na ¾ długości z możliwością szybkiego złożenia? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 7 niniejszego pisma. 95. Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w indywidualną blokadę? SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 pozycji 13 tabeli wymaganych parametrów, w Łóżka szpitalne z manualną regulacją 10 sztuk 13. Łóżka wyposażone w 4 koła, minimum 2 koła z możliwością blokady. przetargowej w zakresie Pakietu Nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II 96. Czy Zamawiający dopuści szczyty demontowane bez użycia narzędzi w kolorze niebieskim? PAKIET NR Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 12 tygodni od momentu podpisania umowy? Akceptacja umożliwi nam złożenie oferty korzystnej cenowo.
19 II. Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ: Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów przedmiotowej SIWZ, które stają się jej integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla Wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ). 1. Ulega zmianie punkt 3.3 SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt 3.3 SIWZ Dostawa fabrycznie nowych łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w punkcie 3.1.1) niniejszej SIWZ obejmuje wyrób o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: 1. PAKIET Nr 1 Łóżka szpitalne z manualną regulacją 10 sztuk Łóżka szpitalne z manualną regulają wysokości o wymiarach: długość całkowita cm, szerokość całkowita cm, bezpieczne obciążenie robocze minimum 200 kg. 2. Łóżka z regulacją wysokości w minimanlym zakres ruchu od 47 do 70 cm Leże czterosegmentowe regulowane ręcznie za pomocą np. mechanizmu śrubowego wspomaganego sprężyną gazową lub regulowane hydraulicznie lub regulowane elektrycznie, umożliwiające regulację wysokości segmentu pleców oraz segmentu nóg (regulacja pleców kąt segmentu oparcia pleców w zakresie od 0º do minimum 70º, kąt uniesienia segmentu nóg w zakresie od 0º do minimum 34º). Leże wypełnione stalowymi panelami lub płytami HPL. Pokrycie konstrukcji i leża lakierem proszkowym kolor biały. Łóżka wyposażone w barierki boczne o długości minimum ¾ długości leża z możliwością szybkiego złożenia. 5. Łóżka wyposażone w 4 koła, minimum 2 koła z możliwością blokady Szczyty wykonane z tworzywa, demontowalne bez użycia narzędzi w kolorze białym i wstawką jasno szarą lub odwrotnie (kolor do akceptacji przez zamawiającego przed realizacją zamówienia). Do każdego łóżka materac dopasowany do jego wymiarów. Materac z pianki poliuretanowej 4 komorowy o grubości 10 cm +/- 2 cm z pokrowcem wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym z możliwością prania odporny na dezynfekcję. Pokrowiec 4 częściowy z zamkami (każdy segment materaca wyposażony w osobny zamek).* LUB Do każdego łóżka materac dopasowany do jego wymiarów. Materac jednokomorowy z pianki poliuretanowej o grubości 10 cm +/- 2 cm z pokrowcem wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym z możliwością prania odporny na dezynfekcję. Pokrowiec jednolity z zamkiem (suwak minimum na jednym dłuższym i na jednym krótszym boku).* * W składanej ofercie niewłaściwe skreślić 8. Łóżka wyposażone w stojak do kroplówek.
20 Łóżka szpitalne z elektryczną regulacją 10 sztuk Łóżka szpitalne z elektryczną regulacją wysokości o wymiarach: długość całkowita cm, szerokość całkowita cm, bezpieczne obciążenie robocze minimum 200 kg, zasilanie elektryczne V /50 Hz. Łóżka z elektryczną regulacją wysokości w minimanlym zakres ruchu od 45 do 70 cm. Leże regulowane elektrycznie składające się z 4 segmentów (z możliwością regulacji pleców kąt segmentu oparcia pleców w zakresie od 0º do minimum 70º oraz kąt uniesienia segmentu nóg w zakresie od 0º do minimum 34º). Leże wypełnione stalowymi panelami lub płytami HPL. Pokrycie konstrukcji i leża lakierem proszkowy kolor biały. Łóżka wyposażone w barierki boczne o długości minimum ¾ długości leża z możliwością szybkiego złożenia. 13. Łóżka wyposażone w 4 koła, minimum 2 koła z możliwością blokady. 14. Szczyty wykonane z tworzywa, demontowalne bez użycia narzędzi w kolorze białym i wstawką jasno szarą lub odwrotnie (kolor do akceptacji przez zamawiającego przed realizacją zamówienia). 15. Łóżka wyposażone w stojak do kroplówek Regulacja elektryczna wysokości segmentu pleców i segmentu nóg za pomocą pilota. Do każdego łóżka materac dopasowany do jego wymiarów. Materac z pianki poliuretanowej 4 komorowy o grubości 10 cm +/- 2 cm z pokrowcem wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym z możliwością prania odporny na dezynfekcję. Pokrowiec 4 częściowy z zamkami (każdy segment materaca wyposażony w osobny zamek).* LUB Do każdego łóżka materac dopasowany do jego wymiarów. Materac jednokomorowy z pianki poliuretanowej o grubości 10 cm +/- 2 cm z pokrowcem wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym z możliwością prania odporny na dezynfekcję. Pokrowiec jednolity z zamkiem (suwak minimum na jednym dłuższym i na jednym krótszym boku).* * W składanej ofercie niewłaściwe skreślić Warunki gwarancji 18. Okres gwarancji minimum 24 miesiące. 19. Bezpłatny serwis gwarancyjny. 20. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. 2. Ulega zmianie punkt 3.4 SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt 3.4 SIWZ Dostawa fabrycznie nowych szafek przyłóżkowych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w punkcie 3.1.2) niniejszej SIWZ obejmuje wyrób o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych:
21 PAKIET Nr Szafki przyłóżkowe 20 sztuk Szafki szpitalne przyłóżkowe ze składanym blatem bocznym o wymiarach: wysokość całkowita cm, szerokość całkowita cm, głębokość całkowita cm. Szafki dwustronne wyposażone w jedną szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami. Między szufladą i komorą wolna przestrzeń o wysokości cm z dostępem z dwóch stron. Jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory. Szuflada otwierana w obie strony na prowadnicach kulkowych lub ślizgowych. Szuflada wyposażona w uchwyty. Szafki na 4 kółkach z bieżnikiem nie brudzącym średnica minimum fi 50 mm, minimum dwa koła z blokadą indywidualną. Blat boczny szafek wykonany z płyty HPL. Blat boczny o wymiarach x cm z regulowaną bezstopniową wysokością, wspomagany sprężyną gazową w minimalnym zakresie od cm (+/- 2 cm) składany do boku szafki. Drzwiczki szafek, szuflada i płyta wierzchnia szafki oraz blat boczny w jednym kolorze jasno szarym lub opcja płyta wierzchnia, blat boczny i korpus kolor biały, drzwiczki szafek szuflada w kolorze jasno szarym (kolor do akceptacji przez zamawiającego przed realizacją zamówienia) pozostałe np. korpus szafki metalowy kolor biały. Warunki gwarancji 7. Okres gwarancji minimum 24 miesiące. 8. Bezpłatny serwis gwarancyjny. 9. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. 3. Ulega zmianie punkt 9.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt 9.1 SIWZ Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszym postępowaniem przetargowym mają zostać zrealizowane w następującym wymaganym terminie: W terminie 42 dni licząc od dnia podpisania umowy. UWAGA Zaoferowanie wykonania zamówienia w terminie wskazanym powyżej stanowi wymaganie, które wykonawca musi spełnić, aby jego oferta podlegała ocenie. Skrócenie przez wykonawcę terminu wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym kryterium, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 20 niniejszej SIWZ.
22 4. Ulega zmianie punkt 20.6 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt 20.6 SIWZ Ocena punktowa w kryterium Termin wykonania dokonana zostanie na podstawie terminu wykonania wskazanego przez wykonawcę w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Zamawiający zastrzega, że wykonawca jest zobowiązany określić termin wykonania dostawy na okres nie dłuższy niż 56 dni oraz nie krótszy niż 35 dni licząc od dnia podpisania umowy. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin wykonania krótszy niż 35 dni otrzyma ilość punktów jak dla okresu 35 dniowego. Oferta wykonawcy, który nie zaproponuje żadnego terminu wykonania lub termin wykonania dłuższy niż 56 dni będzie odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej SIWZ. 5. Ulega zmianie Załącznik Nr 1 do SIWZ Wzór formularza oferty przewtargowej, który otrzymuje nowe brzmienie: Nowy zmodyfikowany wyjaśnieniami z dnia 12 lipca 2017 roku wzór formularza oferty przewtargowej będący załącznikiem nr 1 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w postaci załącznika nr 1. W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, a zarazem zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (patrz Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej) zgodnie z niniejszą modyfikacją zapisów SIWZ, a to: 6. Ulega zmianie Punkt 17.9 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt 17.9 SIWZ Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub opakowaniu, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący sposób: Nazwa i adres wykonawcy: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, Zakopane Sekretariat Dyrektora
23 Oferta na: Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych Nie otwierać przed: 17 lipca 2017 roku przed godz. 12:15 7. Ulega zmianie Punkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt 18.1 SIWZ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem , ul. Kamieniec 10 Sekretariat Dyrektora Szpitala (Sekretariat mieści się w budynku głównym Szpitala II piętro), do dnia 17 lipca 2017 roku, do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 17.9 niniejszej SIWZ. ; 8. Ulega zmianie Punkt 18.4 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt 18.4 SIWZ Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Kamieniec 10, Zakopane, w Sekretariacie Dyrektora Szpitala Sala Konferencyjna (Sekretariat mieści się w budynku głównym Szpitala II piętro), w dniu 17 lipca 2017 roku o godzinie 12:15.. Załączniki: 1. Załącznik Nr 1 Zmodyfikowany wzór formularza oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ). UWAGA!!! Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej. Z poważaniem: DYREKTOR SZPITALA POWIATOWEGO im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mgr Regina Tokarz Otrzymują: 1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ, 2. A/a.
24 Załącznik Nr 1 do pisma z dnia 12 lipca 2017 roku dot. pyt. i odp. do SIWZ Nr 1 FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA DLA Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec Zakopane W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych 1. DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: Wykonawca/Wykonawcy: Nazwa: Adres:. ul./nr:. kod/miejscowość/województwo:. NIP:.. REGON:..... KRS/CEiDG: Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: telefon:... faks: www:. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Oferuję wykonanie zamówienia pn. Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych w szczegółowym zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w punkcie 3 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do udziału w niniejszym postępowaniu.
25 Pakiet Nr ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 1 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: ŁĄCZNA CENA OFERTOWA,.. zł brutto Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi... %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 1 (łóżek szpitalnych) zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: Lp. Charakterystyka opis Ilość Cena jedn. netto Wartość netto VAT w % Wartość brutto 1. Łóżka szpitalne z manualną regulacją Łóżka szpitalne z elektryczną regulacją 10 Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą łóżek szpitalnych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.). Oferuję dostawę fabrycznie nowych łóżek szpitalnych z manualną regulacją o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: Lp Wymagane parametry graniczne warunki Wymagana wartość paramretru Oferowane parametry Należy opisać / NIE oraz określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru Łóżka szpitalne z manualną regulacją 10 sztuk Producent/Firma: Urządzenie typ/model:.. Kraj pochodzenia:.. Rok produkcji:.... Nazwa zakładu serwisowego:.. Adres zakładu serwisowego: Łóżka szpitalne z manualną regulają wysokości o wymiarach: długość całkowita cm, szerokość całkowita cm, bezpieczne obciążenie robocze minimum 200 kg. 2. Łóżka z regulacją wysokości w minimanlym zakres ruchu od 47 do 70 cm. 3. Leże czterosegmentowe regulowane ręcznie za pomocą np. mechanizmu śrubowego wspomaganego sprężyną gazową lub regulowane hydraulicznie lub regulowane elektrycznie, umożliwiające regulację wysokości segmentu pleców oraz segmentu nóg (regulacja pleców kąt segmentu oparcia pleców w zakresie od 0º do minimum 70º, kąt uniesienia segmentu nóg w zakresie od 0º do minimum 34º). Leże wypełnione stalowymi
26 panelami lub płytami HPL. Pokrycie konstrukcji i leża lakierem proszkowym kolor biały. Łóżka wyposażone w barierki boczne o długości minimum ¾ długości leża z możliwością szybkiego złożenia. Łóżka wyposażone w 4 koła, minimum 2 koła z możliwością blokady. Szczyty wykonane z tworzywa, demontowalne bez użycia narzędzi w kolorze białym i wstawką jasno szarą lub odwrotnie (kolor do akceptacji przez zamawiającego przed realizacją zamówienia). Do każdego łóżka materac dopasowany do jego wymiarów. Materac z pianki poliuretanowej 4 komorowy o grubości 10 cm +/- 2 cm z pokrowcem wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym z możliwością prania odporny na dezynfekcję. Pokrowiec 4 częściowy z zamkami (każdy segment materaca wyposażony w osobny zamek).* LUB Do każdego łóżka materac dopasowany do jego wymiarów. Materac jednokomorowy z pianki poliuretanowej o grubości 10 cm +/- 2 cm z pokrowcem wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym z możliwością prania odporny na dezynfekcję. Pokrowiec jednolity z zamkiem (suwak minimum na jednym dłuższym i na jednym krótszym boku).* * Niewłaściwe skreślić 8. Łóżka wyposażone w stojak do kroplówek. Lp Oferuję dostawę fabrycznie nowych łóżek szpitalnych z elektryczną regulacją o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: Wymagane parametry graniczne warunki Wymagana wartość paramretru Oferowane parametry Należy opisać / NIE oraz określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru Łóżka szpitalne z elektryczną regulacją 10 sztuk Producent/Firma: Urządzenie typ/model:.. Kraj pochodzenia:.. Rok produkcji:.... Nazwa zakładu serwisowego:.. Adres zakładu serwisowego: Łóżka szpitalne z elektryczną regulacją wysokości o wymiarach: długość całkowita cm, szerokość całkowita cm, bezpieczne obciążenie robocze minimum kg, zasilanie elektryczne V /50 Hz. Łóżka z elektryczną regulacją wysokości w minimanlym zakres ruchu od 45 do 70 cm. Leże regulowane elektrycznie składające się z 4 segmentów (z możliwością regulacji pleców kąt segmentu oparcia pleców w zakresie od 0º do minimum 70º oraz kąt uniesienia segmentu nóg w zakresie od 0º do minimum 34º). Leże wypełnione stalowymi panelami lub płytami HPL. Pokrycie konstrukcji i leża lakierem
27 proszkowy kolor biały Łóżka wyposażone w barierki boczne o długości minimum ¾ długości leża z możliwością szybkiego złożenia. Łóżka wyposażone w 4 koła, minimum 2 koła z możliwością blokady. Szczyty wykonane z tworzywa, demontowalne bez użycia narzędzi w kolorze białym i wstawką jasno szarą lub odwrotnie (kolor do akceptacji przez zamawiającego przed realizacją zamówienia). Łóżka wyposażone w stojak do kroplówek. Regulacja elektryczna wysokości segmentu pleców i segmentu nóg za pomocą pilota. Do każdego łóżka materac dopasowany do jego wymiarów. Materac z pianki poliuretanowej 4 komorowy o grubości 10 cm +/- 2 cm z pokrowcem wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym z możliwością prania odporny na dezynfekcję. Pokrowiec 4 częściowy z zamkami (każdy segment materaca wyposażony w osobny zamek).* LUB Do każdego łóżka materac dopasowany do jego wymiarów. Materac jednokomorowy z pianki poliuretanowej o grubości 10 cm +/- 2 cm z pokrowcem wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym z możliwością prania odporny na dezynfekcję. Pokrowiec jednolity z zamkiem (suwak minimum na jednym dłuższym i na jednym krótszym boku).* * Niewłaściwe skreślić Warunki gwarancji 18. Bezpłatny serwis gwarancyjny. 19. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. 20. Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni. 21. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Oświadczam(y), że oferowane powyżej łóżka szpitalne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiadają i spełniają wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3 przedmiotowej SIWZ oraz są kompletne i gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów TERMIN GWARANCJI: Określam termin pełnej gwarancji dostarczonych urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 24 miesiący): TERMIN GWARANCJI miesięcy
28 od momentu dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego wykonanej dostawy TERMIN WYKONANIA: Określam termin wykonania dostawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego na okres (maksymalnie 56 dni): TERMIN WYKONANIA dni licząc od dnia podpisania umowy.. Pieczęć wykonawcy... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
29 Pakiet Nr ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 2 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: ŁĄCZNA CENA OFERTOWA,.. zł brutto Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi... %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 2 (szafek przyłóżkowych) zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: Lp. Charakterystyka opis Ilość Cena jedn. netto Wartość netto VAT w % Wartość brutto 1. Szafki przyłóżkowe 20 Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą szafek przyłóżkowych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.). Oferuję dostawę fabrycznie nowych szafek przyłóżkowych o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: Lp Wymagane parametry graniczne warunki Wymagana wartość paramretru Szafki przyłóżkowe 20 sztuk Oferowane parametry Należy opisać / NIE oraz określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru Producent/Firma: Urządzenie typ/model:.. Kraj pochodzenia:.. Rok produkcji:.... Nazwa zakładu serwisowego:.. Adres zakładu serwisowego: Szafki szpitalne przyłóżkowe ze składanym 1. blatem bocznym o wymiarach: wysokość całkowita cm, szerokość całkowita cm, głębokość całkowita cm. 2. Szafki dwustronne wyposażone w jedną szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami. Między szufladą i komorą wolna przestrzeń o wysokości cm z dostępem z dwóch stron. Jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory. 3. Szuflada otwierana w obie strony na prowadnicach kulkowych lub ślizgowych. Szuflada wyposażona w uchwyty. 4. Szafki na 4 kółkach z bieżnikiem nie brudzącym średnica minimum fi 50 mm, minimum dwa koła z blokadą indywidualną. 5. Blat boczny szafek wykonany z płyty HPL. Blat boczny o wymiarach x cm z regulowaną bezstopniową wysokością,
30 6. wspomagany sprężyną gazową w minimalnym zakresie od cm (+/- 2 cm) składany do boku szafki. Drzwiczki szafek, szuflada i płyta wierzchnia szafki oraz blat boczny w jednym kolorze jasno szarym lub opcja płyta wierzchnia, blat boczny i korpus kolor biały, drzwiczki szafek szuflada w kolorze jasno szarym (kolor do akceptacji przez zamawiającego przed realizacją zamówienia) pozostałe np. korpus szafki metalowy kolor biały. Warunki gwarancji 7. Bezpłatny serwis gwarancyjny. 8. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. 9. Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni. 10. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Oświadczam(y), że oferowane powyżej szafki przyłóżkowe wraz z dodatkowym wyposażeniem posiadają i spełniają wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3 przedmiotowej SIWZ oraz są kompletne i gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów TERMIN GWARANCJI: Określam termin pełnej gwarancji dostarczonych urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 24 miesiący): TERMIN GWARANCJI miesięcy od momentu dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego wykonanej dostawy TERMIN WYKONANIA: Określam termin wykonania dostawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego na okres (maksymalnie 56 dni): TERMIN WYKONANIA dni licząc od dnia podpisania umowy.. Pieczęć wykonawcy... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
Znak sprawy: SPZPO /ZP/ 4/ 09 OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE Przetargu nieograniczonego z wartością zamówienia mniejszą niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy