Source: http://docplayer.pl/686320-Rzeszow-dnia-30-stycznia-2013-r-do-uczestnikow-postepowania-przetargowego-dotyczy.html
Timestamp: 2017-01-17 07:18:16
Legal References Found: art. 38
 art. 15
 art. 31
 art.38
 art. 38
 art. 38

Document Content:
⭐Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :
Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :
Download "Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :"
1 Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej, znak: OR-IV I. Zmiana terminu składania ofert: Zamawiający informuje, że w związku z modyfikacją ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w wyniku niżej udzielonych odpowiedzi na pytania, ulega zmianie termin składania ofert na dzieo r. Miejsce i godzina składania ofert pozostają bez zmian. Rozdział 10, pkt SIWZ otrzymuje brzmienie: Kopertę należy zaadresowad w następujący sposób: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznych Znak sprawy: OR-IV Nie otwierad przed dniem r. do godz Rozdział 11, pkt SIWZ otrzymuje brzmienie: Termin składania ofert upływa w dniu: r. do godz Rozdział 11, pkt SIWZ otrzymuje brzmienie: Termin otwarcia ofert : r., o godz II. Odpowiedzi na pytania Wykonawców: W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przytacza treśd pytao oraz udziela następujących odpowiedzi: Pytanie 1 VI Oprogramowanie radiologiczne musi integrowad się z portalem e-rejestracja i realizowad Czy z portalem e-rejestracja oprogramowanie radiologiczne może się kontaktowad przy pomocy protokołu HL7? 12 Zamawiający usuwa pkt. VI (pkt VI sprzed modyfikacji 14 stycznia 2013 r.). Kolejne ustępy otrzymują odpowiednio numerację kolejną. Pytanie 2 VI Wszystkie funkcje dostarczonego oprogramowania radiologicznego za wyjątkiem dystrybucji obrazów modułu podstawowego i modułu rozszerzonego przeznaczone dla użytkowników muszą byd dostępne pod systemami Linux i Windows i MacOS X. Prosimy o bardziej szczegółowy opis wymienionych modułów. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie dostępne pod systemami linux i Windows Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie Wszystkie funkcje dostarczonego oprogramowania radiologicznego za wyjątkiem dystrybucji obrazów modułu podstawowego i modułu rozszerzonego przeznaczone dla użytkowników muszą byd dostępne pod systemami Linux i Windows" Pytanie 3 VI Moduł dystrybucji obrazów, moduł podstawowy i moduł rozszerzony działa pod systemami Linux, Windows, MacOS X Czy Zamawiający zaakceptuje system radiologiczny, w którym PACS Webowy umożliwia pracę przeglądarce diagnostycznej działającej pod kontrolą systemu Windows i Linux? Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie Moduł dystrybucji obrazów, moduł podstawowy i moduł rozszerzony działa pod systemami Linux, Windows" Pytanie 4 Zamawiający wymaga: VI Możliwośd pracy skanera (rodzaj B) jednocześnie z użyciem kaset wykonanych w technologii proszkowej oraz igłowej w zakresie różnego typu badao (np. do radiologii ogólnej - technologia proszkowa, a do mammografu technologia igłowa) bez konieczności modyfikowania konfiguracji sprzętowej i oprogramowania skanera. Zamawiający specyfikując 261 kaset różnych rozmiarów nie wymienił rządnej kasety igłowej. W związku z powyższym wymóg obsługi i dostępności kaset igłowych jest bez zasadny i ma na celu jedynie ograniczenie zasady uczciwej konkurencji. Ponadto Zamawiający wymaga dostawy tylko 2 stacji technika z modułem mammograficznym a 9 czytników typu B. Czyli będzie posiadał możliwośd wykorzystania tej funkcjonalności jedynie na 2 z 9 czytników, płacąc za dostępnośd tej możliwości aż na 9 czytnikach. Prosimy o wykreślenie wymagania. 23 Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie "Możliwośd pracy skanera jednocześnie z użyciem zamawianych dla tego skanera kaset ogólnodiagnostycznych wykonanych w technologii dedykowanej przez producenta skanera (proszkowe i/lub igłowe) bez konieczności modyfikowania konfiguracji sprzętowej i/lub oprogramowania skanera." Pytanie 5 Zamawiający wymaga: VI Kamera sucha z dwoma formatami błon dostępnymi on-line o następujących parametrach: nienaświetlona błona jest nieczuła na światło dzienne. Powyższy warunek jest możliwy do spełnienia jeżeli kamera wykorzystuje tylko jedną z dwóch dostępnych metod drukowania błon. Powyższy wymóg jest charakterystyczny dla kamer firmy Agfa, które wykorzystują metodę termiczną. Natomiast pozostali wykonawcy wykorzystują równoważną metodę - laserową. Prosimy o wykreślenie wymagania. Intencją Zamawiającego jest postawienie wymagania ładowania / uzupełniania / wymiany błon (lub paczek błon) przy świetle dziennym. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie Kamera sucha z dwoma formatami błon dostępnymi on-line o następujących parametrach: nienaświetlone błony lub paczki błon można ładowad, uzupełniad i wymieniad w urządzeniu przy świetle dziennym, w przypadku błon w paczkach istnieje możliwośd posługiwania się niepełnymi paczkami. Pytanie 6 Zamawiający wymaga: VI Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów o następujących parametrach: oprogramowanie musi zapewniad multisesyjnośd - możliwośd otwarcia kilku sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie >15 sesji. Jednoczesna obsługa, aż 15 badao może prowadzid do wielu błędów i pomyłek personelu. W normalnej pracy obsługa 3 badao jest rozwiązaniem wystarczającym i zapewniającym bezbłędna pracę pracowni rtg. Powyższy parametr jest charakterystyczny dla stacji technika czytników firmy Agfa. Prosimy o modyfikację pkt. na następujące: VI Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów o następujących parametrach: oprogramowanie musi zapewniad multisesyjnośd - możliwośd otwarcia kilku sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie > 7 sesji. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie "Stanowisko przypisywania danych pacjenta 34 do obrazów o następujących parametrach: oprogramowanie musi zapewniad multisesyjnośd możliwośd otwarcia kilku sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie >= 7 sesji" Pytanie 7 Zamawiający wymaga: VI Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów o następujących parametrach: automatyczna kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych. Powyższy zapis jest sprzeczny z wymogiem opisanym w pkt. 18 Oprogramowanie medyczne stacji przypisywania danych pacjenta do obrazów gdzie zamawiający wymaga: 18. Automatyczne dodawanie do obrazu skali w centymetrach lub kalibracja liniowa i kołowa Zarówno dodawana do obrazu skala centymetrowa jak i kalibracja umożliwia wykonanie pomiarów, dlatego niezrozumiałym wydaje się ograniczenie spełnienia danej funkcjonalności jedynie do metody stosowanej w produktach firmy Agfa. Prosimy o wykreślenie wymagania. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie "Automatyczne dodawanie do obrazu skali w centymetrach lub kalibracja liniowa i/lub kołowa." Pytanie 8 Zamawiający wymaga: VI Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów o następujących parametrach: oprogramowanie musi pozwalad na płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu. Powyższy zapis jest sprzeczny z wymogiem opisanym w pkt.22 Oprogramowanie medyczne stacji przypisywania danych pacjenta do obrazów gdzie zamawiający wymaga: 22. Oprogramowanie musi pozwalad na powiększanie obrazu, lupa Stanowisko przypisywania danych nie służy do opisywania badao a jedynie do podglądu wykonanego badania i przesłania na stację lekarską, w związku z tym rozbudowane funkcje są zbyteczne gdyż i tak nie będą mogły zostad wykorzystane w praktyce. Prosimy o wykreślenie wymagania. W tym miejscu Zamawiający stawia wymaganie dotyczące funkcjonalności istotnej z punktu widzenia oceny jakości obrazów cyfrowych przed ich przedstawieniem do oceny przez lekarza możliwości posługiwania się powiększeniem na stanowisku technika Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów o następujących parametrach: oprogramowanie musi pozwalad na powiększanie obrazu" Pytanie 9 Zamawiający wymaga: VI Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością, co najmniej 10 pikseli/mm" 45 a następnie w pkt. VI podaje Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badao ogólnodiagnostycznych formatów 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm Powyższy zapis jest krzywdzący dla firm oferujących możliwośd skanowania kaset większej liczy formatów niż wymienione przez Zamawiającego. Prosimy o modyfikację pkt. na następujące: VI Skanowanie formatów płyt 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm z rozdzielczością, co najmniej 10 pikseli/mm " Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie Skanowanie wszystkich zamówionych formatów płyt z rozdzielczością, co najmniej 10 pikseli/mm" Pytanie 10 Zamawiający wymaga: VI Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm " a następnie w pkt. VI podaje Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badao ogólnodiagnostycznych formatów 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm Powyższy zapis jest krzywdzący dla firm oferujących możliwośd skanowania kaset większej liczy formatów niż wymienione przez Zamawiającego. Prosimy o modyfikację pkt. na następujące: VI Skanowanie formatów płyt 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm z rozdzielczością, co najmniej 10 pikseli/mm " Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie Skanowanie wszystkich zamówionych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm" Pytanie 11 Zamawiający wymaga: VI urządzenie musi umożliwiad wielokrotną wymianę błoo, dając jednocześnie możliwośd załadunku niepełnych opakowao i filmów, " Powyższy parametr jest powtórzeniem wymogu z pkt. VI Powyższy warunek jest możliwy do spełnienia jeżeli kamera wykorzystuje tylko jedną z dwóch dostępnych metod drukowania błon. Powyższy wymóg jest charakterystyczny dla kamer firmy Agfa, które wykorzystują metodę termiczną. Natomiast pozostali wykonawcy wykorzystują równoważną metodę - laserową. Prosimy o wykreślenie wymagania. 56 Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie urządzenie musi umożliwiad wielokrotną wymianę błon, dając jednocześnie możliwośd załadunku niepełnych opakowao" Pytanie 12 Prosimy o o wyjaśnienie dlaczego zamawiający wymaga w SIWZ pkt a, c doświadczenie w projektach dłuższych niż 12 miesięcy podczas gdy przedmiotowy projekt ma trwad nie dłużej niż 12 miesięcy. Wymagany warunek jest szerszy niż zakres tego projektu. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w rozdziale 5 punkt lit. a otrzymuje brzmienie: "a) Kierownik Projektu odpowiedzialny za budowę i wdrożenie Systemu PSIM, koordynację pracy pozostałych członków zespołu oraz współpracę z IK i Zamawiającym, posiadający: - co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, w tym co najmniej dwoma projektami informatycznymi w zakresie budowy i wdrożenia systemu infrastruktury informatycznej, z których jeden trwał co najmniej 8 miesięcy, - praktyczną wiedzę z zakresu metodyki PRINCE2, na poziomie Practitioner" lub kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem PMP (PMI) lub IPMA (na poziomie przynajmniej C) lub równoważnym w stosunku do metodyki PRINCE2;", Zamawiający modyfikuje SIWZ i w rozdziale 5 punkt lit. c otrzymuje brzmienie: "c) Koordynator ds. Wdrożeo systemów informatycznych posiadający: - co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie wdrożeo systemów informatycznych na stanowisku koordynatora wdrożenia systemów informatycznych, - doświadczenie w zakresie koordynowania wdrożenia nie mniej niż 3 systemów informatycznych, dla co najmniej 500 użytkowników każdy, - doświadczenie w zakresie koordynowania i nadzorowania wdrożenia 2 projektów o wielkości nie mniejszej niż 3 mln złotych każdy projekt, - doświadczenie w zakresie koordynowania wdrożenia nie mniej niż 2 projektów, które trwały co najmniej 8 miesięcy;" Pytanie 13 Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca będzie musiał wysyład fizyczny nośnik CD/DVD na adres tak jak to opisano w umowie art. 15 ust 9 pkt 3 d). Zamawiający modyfikuje zapis (omyłka pisarka) w zał. Nr 17 art.. 15 ust. 9 pkt 3 d) - punkt otrzymuje brzmienie: 67 "d) wysłania na adres korespondencyjny Zamawiającego nośnika CD/DVD zawierającego Nową wersję Oprogramowania aplikacyjnego, na pisemne żądanie wniesione przez Zamawiającego," Pytanie 14 Prosimy o wykreślenie z załącznika 1 a pkt VI / VI / Vl.2.3.2/Vl.2.3.3/Vl / IX Wskazujemy że po pierwsze nie jest dopuszczalne aby chipset miał byd rekomendowany przez producenta a po drugie nie wiadomo o jakie producenta w tym zapisie chodzi. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ w punktach VI , VI , Vl , Vl , Vl i IX wykreśla sekcję Jednostka centralna - Chipset Pytanie 15 Prosimy o dopuszczenie równoważności dla normy ISO opisanej w kto VI / VI / VI / IX / VI.2.3. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ treśd wymagao VI / VI / VI / IX / VI.2.3. otrzymuje brzmienie (dopuszczając warunek równoważności dla normy ISO) Certyfikat jakości ISO 9001: 2000 producenta komputera lub równoważny. Certyfikat jakości ISO lub równoważny. Pytanie 16 SIWZ pkt c i d - prosimy o wykreślenie wymogu aby certyfikat ISO odnosił się do zestawów komputerowych ponieważ certyfikaty te przyznawane są producentom a nie urządzeniom. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ - usuwając z pkt podpunkty c) oraz d). Pytanie 17 Prosimy o wykreślenie wymogów Epeat z pkt IX /IX OPZ jako niedopuszczalnych. Wskazujemy, że Epeat nie jest norma europejską a istnieją unijne odpowiedniki tych norm. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w Zał. nr 1 do SIWZ punkty IX i IX w sekcji Monitor - normy otrzymują brzmienie "TCO 5.0, Energy Star" Pytanie 18 Dotyczy punktu IX Stacja robocza Zamawiający wymaga, aby stacja robocza była wyposażona w złącza: 1 x PCI-express x 16, 2 x PCI- Express x 4, 2 x PCI-Express x 1, 2 x PCI. 78 Jako, że większośd producentów komputerów ze względu na wprowadzenie slotu PCI-Express, które jest szybszym rozwiązaniem niż slot PCI odeszło od produkcji kart rozszerzeo na tym slocie. Czy w związku z tym faktem Zamawiający dopuści płytę główną wiodącego producenta sprzętu komputerowego oferującą sloty: 2 x PCIe x 16,1 x PCIe x 16 (wired as x4), 1 x PCIe x 4,1 PCIe xl, lx PCI 32/33 zapewniające Zamawiającemu elastyczne podejście do zastosowania nowoczesnych kart rozszerzeo, jednocześnie oferuje montaż karty rozszerzeo starszego typu slotu PCI? Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt IX (punkt IX sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) w sekcji Płyta główna otrzymuje brzmienie "Z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę producenta oraz model i nr seryjny komputera; z wbudowanym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5. Wyposażona minimum w złącza: 1 x PCI-Express x 16, 2 x PCI-Express x4, 1 x PCI-Express x 1, 1 x PCI, - DVI-port (opcjonalnie HDMI, D-SUB), min. 11 portów USB" Pytanie 19 Dotyczy serwera medycznego PACS/RIS wariant A (punkt VI ) a) Czy Zamawiający w opisie w wymaganiach dla procesora podpunkt c) miał na myśli test Passmark? Nie istnieje procesor spełniający wymaganie określone w tym punkcie. b) Jaką ilośd procesorów należy dostarczyd w wymaganej konfiguracji? c) Czy Zamawiający dopuści zasilacz o mniejszej mocy zapewniający według producenta stabilne działanie przy maksymalnym obłożeniu serwera? d) Co Zamawiający ma na myśli pisząc w wymaganiach dla pojemności dyskowej, podpunkt b) "Archiwum obrazowe: RAID4TB SAS?" e) Czy Zamawiający w wymaganiach dla pojemności dyskowej, podpunkt d) i e) miał na myśli prędkości sekwencyjnego odczytu/ zapisu pojedynczego dysku czy RAID1? Ad. a) Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ punkt VI w sekcji Procesor otrzymuje brzmienie: a) Obsługa min. dwóch procesorów b) Wydajnośd każdego procesora wg SPECint2006 większa od 40, wydajnośd łączna w konfiguracji dwuprocesorowej wg SPECint2006 większa od 63, c) Wydajnośd każdego procesora wg testu Passmark większa od 8690" Ad. b) W wymaganej konfiguracji należy dostarczyd min. 2 procesory. Ad. c) Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące minimalnej mocy zasilacza. 89 Ad. d) Zamawiający oczekuje realizacji przestrzeni dyskowej dla archiwum obrazów w oparciu o macierz dysków SAS o łącznej pojemności po konfiguracji macierzy min. 4 TB Ad. e) W wymaganiach dotyczących prędkości sekwencyjnego odczytu i zapisu Zamawiający określił parametry dla macierzy. Pytanie 20 Dotyczy serwera medycznego PACS/RIS wariant B (punkt VI ) a) Czy Zamawiający w opisie w wymaganiach dla procesora podpunkt c) miał na myśli test Passmark? Nie istnieje procesor spełniający wymaganie określone w tym punkcie. b) Jaką ilośd procesorów należy dostarczyd w wymaganej konfiguracji? c) Czy Zamawiający dopuści zasilacz o mniejszej mocy zapewniający według producenta stabilne działanie przy maksymalnym obciążeniu serwera? d) Czy Zamawiający w wymaganiach dla pojemności dyskowej, podpunkt c) i d) miał na myśli prędkości sekwencyjnego odczytu/ zapisu pojedynczego dysku czy RAID1? e) Czy Zamawiający dopuści dysk twardy o wartości średniego czasu dostępu maksymalnie 3.5ms? Ad. a) Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ punkt VI w sekcji Procesor otrzymuje brzmienie: " a) Obsługa min. dwóch procesorów b) Wydajnośd każdego procesora wg SPECint2006 większa od 40, wydajnośd łączna w konfiguracji dwuprocesorowej wg SPECint2006 większa od 63, c) Wydajnośd każdego procesora wg testu Passmark większa od 8690" Ad. b) W wymaganej konfiguracji należy dostarczyd min. 2 procesory. Ad. c) Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące minimalnej mocy zasilacza. Ad. d) W wymaganiach dotyczących prędkości sekwencyjnego odczytu i zapisu Zamawiający określił parametry dla macierzy. Ad. e) Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące wartości średniego czasu dostępu dla dysków twardych. Pytanie 21 W celu potwierdzenia posiadanej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga udokumentowania stosownymi dokumentami, że: w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zbudował i wdrożył, w co najmniej trzech podmiotach leczniczych, w rozumieniu ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) system informatyczny informacji medycznej odpowiadający 910 funkcjonalnościami opisanymi w OPZ przeznaczony dla co najmniej 500 użytkowników wewnętrznych w każdym z trzech podmiotów, o łącznej wartości brutto 16 min zł (słownie: szesnaście milionów złotych)". Zdaniem Wykonawcy wymagana kwota łączna 16 min zł jako wartośd zamówieo na system informatyczny informacji medycznej odpowiadający funkcjonalnościom opisanym w OPZ spowoduje, że w przedmiotowym postępowaniu złożonych zostanie bardzo niewiele ofert, prawdopodobnie tylko jedna oferta lub więcej ofert ale powiązanych ze sobą w ten sposób, że oferowane będzie rozwiązanie tylko jednego producenta. Zamówienia odpowiadające ściśle funkcjonalnościom opisanym w OPZ do przedmiotowego postępowania są unikalne. Wymagana kwota 16 min zł jest dodatkowym ograniczeniem. Zwracamy się z prośbą, aby wymagane doświadczenie wykonawców polegało na budowie i wdrożeniu systemu informatycznego informacji medycznej bez odesłania do OPZ przedmiotowego postępowania jak i aby Zamawiający zrezygnował z wymagania ich łącznej wartości, która nie jest merytorycznym odniesieniem do doświadczenia w realizacji projektów informatycznych na system informatyczny informacji medycznej. Jeśli Zamawiającemu chodzi o wymóg doświadczenia polegającego na realizacji zgodnie ze sztuką dużych, złożonych projektów to zwracamy się z prośbą o to, aby Zamawiający w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy i doświadczenia wymagał od Wykonawcy zamiast powyższego wymogu (tj. 16 min zł jako wartośd zamówieo na system informatyczny informacji medycznej odpowiadający funkcjonalnościom opisanym w OPZ), udowodnienia wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji projektu wdrożenia systemu teleinformatycznego za kwotę min. 16 min zł. Jedynie Wykonawcy wykazujący się spełnieniem takiego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia są w stanie udowodnid możliwości organizacyjne przeprowadzenia wdrożenia projektu o wielkości podobnej do przedmiotu Zamówienia. Czy Zamawiający zgodzi się zmienid powyższy warunek potwierdzający posiadania wiedzy i doświadczenia na zaproponowany przez Wykonawcę? Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie: Rozdział 5, pkt a) SIWZ otrzymuje brzmienie: "w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zbudował i wdrożył, w co najmniej trzech podmiotach, system informatyczny informacji medycznej przeznaczony dla co najmniej 500 użytkowników wewnętrznych w każdym z trzech podmiotów, o łącznej wartości co najmniej brutto 16 mln zł (słownie: szesnaście milionów złotych);" Pytanie 22 W załączniku 5 pkt III podpunkt 4 Zamawiający napisał "W sytuacji, gdy Wykonawca nie usunął wskazanych wad, a zastrzeżenia są istotne - uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z Systemu PSIM, Zamawiający może zażądad obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia". a) W jaki sposób Zamawiający zamierza kalkulowad kwotę obniżenia wynagrodzenia? 1011 b) Czy wspomniane wyżej obniżenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest niezależne od zawartych w zał. nr 17 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego" par. 17 kar umownych? c) Czy de facto może dojśd do sytuacji swoistej kumulacji kar umownych oraz pośrednio kary" w postaci obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy? Zamawiający modyfikuje zał. nr 4 do SIWZ, który jest publikowany wraz z niniejszym dokumentem. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 do SIWZ, w III pkt.45 otrzymuje brzmienie "4. W sytuacji, gdy Wykonawca nie usunął wskazanych wad, a zastrzeżenia są istotne uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z Systemu PSIM, Zamawiający". Pytanie 23 VI Kamera sucha z dwoma formatami błon dostępnymi on-line o następujących parametrach: nienaświetlona błona jest nieczuła na światło dzienne. Tak sformułowany zapis jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji, ponieważ wskazuje technologię wydruku termicznego, która to technologia stosowana jest tylko przez jednego producenta (firma AGFA). W związku z powyższym prosimy o stworzenie warunków uczciwej konkurencji poprzez usunięcie tego punktu OPZ. Intencją Zamawiającego jest postawienie wymagania ładowania / uzupełniania / wymiany błon (lub paczek błon) przy świetle dziennym. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie Kamera sucha z dwoma formatami błon dostępnymi on-line o następujących parametrach: nienaświetlone błony lub paczki błon można ładowad, uzupełniad i wymieniad w urządzeniu przy świetle dziennym, w przypadku błon w paczkach istnieje możliwośd posługiwania się niepełnymi paczkami. Pytanie 24 VI Minimalna Ilośd kaset możliwych do jednoczesnego załadowania do skanera - 5 szt. Prosimy o zmianę tego punktu OPZ i dopuszczenia do postępowania bardzo wydajnego skanera, w którym można umieścid jednocześnie 2 kasety. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie Minimalna liczba kaset możliwych do jednoczesnego załadowania do skanera - min. 5 kaset załadowanych w sposób gwarantujący automatyczne wczytanie przez skaner" Pytanie 25 VI Maksymalna masa urządzenia kg 1112 Prosimy o zmianę tego punktu OPZ i dopuszczenie do postępowania urządzenia, którego masa wynosi 152 kg, ale jest ono na kołach, przez co jego transport i przemieszczanie w ramach jednostki użytkownika jest o wiele prostsze, niż urządzenia ważącego 100 kg a nie posiadającego kół. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie Maksymalna masa urządzenia kg" Pytanie 26 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem 'system informatyczny informacji medycznej', które zostało użyte w pkt a)? Zamawiający modyfikuje SIWZ i w rozdziale 5 punkt lit. a otrzymuje brzmienie: "a) w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zbudował i wdrożył, w co najmniej trzech podmiotach system informatyczny informacji medycznej przeznaczony dla co najmniej 500 użytkowników wewnętrznych w każdym z trzech podmiotów, o łącznej wartości brutto co najmniej 16 mln zł (słownie: szesnaście milionów złotych);" Zamawiający pod pojęciem "system informatyczny informacji medycznej" Zamawiający rozumie systemy klasy HIS i/lub RIS i/lub PACS i/lub LIS wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową Pytanie 27 VI Kaseta do badao mammograficznych z płytą obrazową rozmiar 18x24cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm - Kaseta typ 4 Mając na uwadze dobro Zamawiającego oraz bezpieczeostwo diagnozowanych Pacjentów prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie, że chodzi o kasety mammograficzne wykonane w technologii igłowej. Taka zmiana wyeliminuje możliwośd zaoferowania zamawiającemu sprzętu o niskich parametrach technicznych (kasety proszkowe), który nie spełnia wymogów zawartych w EUREF i narazi użytkowników na niebezpieczeostwo utraty kontraktu na prowadzenie badan przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi, a Pacjentkom podkarpacia ograniczy dostęp do tej usługi medycznej - co jest sprzeczne z głównym celem PSIM, którym jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie i zmianę tego punktu OPZ nadając mu brzmienie: Kaseta do badao mammograficznych z płytą obrazową wykonaną w technologii igłowej rozmiar 18x24cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm - Kaseta typ 4" Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie Kaseta do badao mammograficznych z płytą 1213 obrazową wykonaną w technologii igłowej rozmiar 18x24 cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm - Kaseta typ 4" Pytanie 28 VI Kaseta do badao mammograficznych z płytą obrazową rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm - Kaseta typ 6 Mając na uwadze dobro Zamawiającego oraz bezpieczeostwo diagnozowanych Pacjentów prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie, ze chodzi o kasety mammograficzne wykonane w technologii igłowej. Taka zmiana wyeliminuje możliwośd zaoferowania zamawiającemu sprzętu o niskich parametrach technicznych (kasety proszkowe), który nie spełnia wymogów zawartych w EUREF i narazi użytkowników na niebezpieczeostwo utraty kontraktu na prowadzenie badao przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi, a Pacjentkom podkarpacia ograniczy dostęp do tej usługi medycznej - co jest sprzeczne z głównym celem PSIM, którym jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie i zmianę tego punktu OPZ nadając mu brzmienie: Kaseta do badao mammograficznych z płytą obrazową wykonaną w technologii igłowej rozmiar 24x30 cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm - Kaseta typ 6" Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie Kaseta do badao mammograficznych z płytą obrazową wykonaną w technologii igłowej rozmiar 24x30 cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm - Kaseta typ 6" Pytanie 29 VI Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przekładania przez obsługę. Ponieważ taki opis systemu do obrazowania kości długich wskazuje konkretnego dostawcę (firma AGFA) - co jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. Dlatego prosimy o stworzenie zasad uczciwej konkurencji i wykreślenie tego zapisu z OPZ. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ wykreśla punkt VI Pytanie 30 VI Stanowisko przypisywania musi byd oddzielone od czytnika płyt obrazowych i posiadad następujące parametry: Stacja komputerowa dla Stanowiska technika. Wymagania minimalne dla produktu; Jednostka centralna; procesor: Procesor klasy x86, osiągający co najmniej 3700 punktów w teście wydajności PassMark Performance Test (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php>) Prosimy o dopuszczenie do postępowania jednostkę centralną, która wyposażona jest w procesor, który otrzymał w przytaczanym teście 3622 punkty (2% poniżej wartości wymaganej przez zamawiającego). Tak niewielka różnica nie ma znaczenia dla szybkości i stabilności pracy systemu CR 1314 a pozwoli na zaoferowanie systemu CR o najlepszych parametrach jakości obrazów diagnostycznych z pośród tych dostępnych obecnie na rynku. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) otrzymuje brzmienie VI Stanowisko przypisywania musi posiadad następujące parametry:" Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) w sekcji Jednostka centralna otrzymuje brzmienie: Jednostka centralna o parametrach minimalnych określonych poniżej w przypadku jednostki oddzielonej od czytnika płyt obrazowych. W przypadku jednostki centralnej zintegrowanej z czytnikiem płyt obrazowych jednostka centralna musi byd dedykowana przez producenta stacji technika i posiadająca parametry zapewniające płynną pracę stacji technika. Pytanie 31 VI Stanowisko przypisywania musi byd oddzielone od czytnika płyt obrazowych i posiadad następujące parametry: Stacja komputerowa dla Stanowiska technika. Wymagania minimalne dla produktu; Jednostka centralna; obudowa: Obudowa typu Tower, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie. Suma wymiarów obudowy max 110cm." Ponieważ obudowa typu Tower jest z założenia obudową dedykowaną przez producentów do pracy w pionie, dlatego aby zachowad wymaganą przez zamawiającego funkcjonalnośd (praca w pionie i poziome) prosimy o dopuszczenie do postępowania stacji technika w obudowie typu desktop, która gwarantuje taką funkcjonalnośd Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) w sekcji "Obudowa" otrzymuje brzmienie "Obudowa typu tower lub desktop metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie; suma wymiarów obudowy max 110cm." Pytanie 32 VI Stanowisko przypisywania musi byd oddzielone od czytnika płyt obrazowych i posiadad następujące parametry: Stacja komputerowa dla Stanowiska technika. Wymagania minimalne dla produktu; Jednostka centralna; monitor: Przekątna ekranu - 19"; rozdzielczośd - min. 1280x1024; jasnośd - min, 200 cd/m2; kontrast - min. 800:1, paleta szarości - min. 10 bitów; kąt widzenia (po ziom/pion) - min. 160 ; normy - 93/42/eec; inne - wbudowany zasilacz (przewód w komplecie); DVI-D, VGA (przewód sygnałowy w komplecie); 2 porty usb w wersji 2.0; możliwośd pochylania, obracania i regulacji wysokości." Monitor dedykowany do stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów (stacji technika) jest traktowany jako medyczny monitor przeglądowy, wobec którego są ustalone bardzo szczegółowe 1415 wymagania (opisane w zał. 1 do Rozp. Min. Zdr. z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych"). Obecny opis wymogów zdefiniowanych dla tego monitora nie gwarantuje zamawiającemu zakupu monitora, który te wymogi spełnia. Aby wyspecyfikowany monitor był zgodny z tymi wymaganiami, w trosce o interes zamawiającego wnioskujemy o zmianę tego punktu opisu przedmiotu zamówienia i nadanie mu brzmienia: Monitor dotykowy LCD, min. 17", spełniający standard DICOM o min. parametrach: rozdzielczośd 1280x1024, jasnośd >100 cd/m2, kontrast 800:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160 " Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał nr 1 do SIWZ punkt VI (punkt VI sprzed modyfikacji z 14 stycznia 2013 r.) w sekcji "Obudowa" otrzymuje brzmienie Monitor dotykowy LCD, przekątna ekranu min. 17", spełniający standard DICOM, paleta szarości min. 8-bitowa, rozdzielczośd min. 1280x1024, jasnośd > 100 cd/m2, kontrast min. 800:1, kąty widzenia pionowy/poziomy min. 160/160 " Pytanie 33 VI Stanowisko przypisywania musi byd oddzielone od czytnika płyt obrazowych i posiadad następujące parametry: Stacja komputerowa dla Stanowiska technika. Wymagania minimalne dla produktu; Oprogramowanie medyczne stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów 5. Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych. np. badania urograficzne Ponieważ zgodnie ze swoim przeznaczeniem, system CR służy do detekcji promieniowania X i przetwarzania sygnału na obraz w skali szarości a nie jest sprzętem medycznym służącym do monitorowania procesów życiowych. Ponadto do diagnozowania procesów życiowych służą pewne procedury medyczne, w których system CR jest wykorzystywany (a nie sam system). Dlatego prosimy o poprawę tej oczywistej pomyłki pisarskiej i usunięcie tego punktu z OPZ. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ wykreśla punkt VI pozycja 5. Pytanie 34 VI Stanowisko przypisywania musi byd oddzielone od czytnika płyt obrazowych i posiadad następujące parametry: Stacja komputerowa dla Stanowiska technika. Wymagania minimalne dla produktu; Oprogramowanie medyczne stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów: 1516 6. Oprogramowanie musi umożliwiad wyszukiwanie obrazów/badao na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania Ponieważ obrazy nie są przechowywane na stacji technika (bo nie do tego ona służy), a są z niej wysyłane na serwer PACS/stację diagnostyczną, dlatego bezzasadne wydaje się tak rozbudowany wymów w zakresie wyszukiwania badao, ponieważ jest to funkcjonalnośd właściwa dla stacji opisowej. Dlatego prosimy o zmianę tego punktu OPZ i dopuszczenie systemu, dla którego można wyszukiwad obrazy/badania na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ punkt VI w pozycji 6 otrzymuje brzmienie "Oprogramowanie musi umożliwiad wyszukiwanie obrazów/badao na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data badania" Pytanie 35 VI.2.1,8.1. Stanowisko przypisywania musi byd oddzielone od czytnika płyt obrazowych i posiadad następujące parametry: Stacja komputerowa dla Stanowiska technika. Wymagania minimalne dla produktu; Oprogramowanie medyczne stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów 16. Oprogramowanie musi wyświetlid wskaźnik statusu obrazów i badao, minimalnie w zakresie.: a. kaseta zidentyfikowana: b. obraz wydrukowany; c. obraz zarchiwizowany: d. badanie otwarte / zarchiwizowane Ponieważ w różnych systemach CR opisana funkcjonalnośd jest różnie nazywana i realizowana, dlatego prosimy o zachowanie zasady uczciwej konkurencji i zmianę tego punktu opisu przedmiotu zamówienia i nadanie mu brzmienia: Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badao." Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ punkt VI w pozycji 16 otrzymuje brzmienie "Oprogramowanie musi wyświetlad wskaźniki statusu co najmniej w zakresie kaset, obrazów i badao" Pytanie 36 VI Stanowisko przypisywania musi byd oddzielone od czytnika płyt obrazowych i posiadad następujące parametry: Stacja komputerowa dla stanowiska technika. Wymagania minimalne dla produktu; Oprogramowanie medyczne stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów: 18. Automatyczne dodawanie do obrazu skali w centymetrach lub kalibracja liniowa i kołowa 1617 Opisana funkcjonalnośd jest właściwa dla stacji lekarskiej/diagnostycznej a nie dla stacji technika. W związku z tym wnioskujemy o zmianę OPZ w tym punkcie i wykreślenie tego punktu specyfikacji. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ punkt VI w pozycji 18 otrzymuje brzmienie "Automatyczne dodawanie do obrazu skali w centymetrach lub kalibracja liniowa i/lub kołowa" Pytanie 37 VI Stanowisko przypisywania musi byd oddzielone od czytnika płyt obrazowych i posiadad następujące parametry: Stacja komputerowa dla Stanowiska technika. Wymagania minimalne dla produktu; Oprogramowanie medyczne stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów. 19. Oprogramowanie musi pozwalad na wykonywanie pomiarów - pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości" Czy zamawiający wyjaśni i zrezygnuje z tego wymogu. Funkcje pomiarowe wykorzystywane są przy diagnozie a zgodnie z polskim prawem diagnoza na stacjach innych niż diagnostyczne (2MP) jest zabroniona. Nie wyspecyfikowali Paostwo stacji technika tak aby spełniała wymogi stacji opisowej, Ponadto osobami uprawnionymi do stawiania diagnozy są lekarze specjaliści z zakresu radiologii a nie technicy rtg. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ punkt VI w pozycji 19 otrzymuje brzmienie "Oprogramowanie musi pozwalad na wykonywanie pomiarów - pomiar odległości, pomiar kąta". Pytanie 38 VI Stanowisko przypisywania musi byd oddzielone od czytnika płyt obrazowych i posiadad następujące parametry: Stacja komputerowa dla Stanowiska technika. Wymagania minimalne dla produktu; Oprogramowanie medyczne stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów: 28. Oprogramowanie musi mied funkcjonalnośd prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników System CR nie ma możliwości kalkulacji dawki, która może byd kalkulowana jedynie przez aparat rtg (jeśli ten posiada taką opcję i jest odpowiednio skalibrowany). Ponieważ zatem opisana funkcja nie jest funkcją systemu CR (w tym konsoli technika) wnioskujemy o usunięcie tego punktu OPZ. 1718 Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ punkt VI w pozycji 28 otrzymuje brzmienie Oprogramowanie musi mied funkcjonalnośd rejestrowania dawki lub kv i mas oraz prowadzenia statystyk zastosowanej dawki z podziałem na wykonujących techników." Pytanie 39 VI Stanowisko przypisywania musi byd oddzielone od czytnika płyt obrazowych i posiadad następujące parametry: Stacja komputerowa dla Stanowiska technika. Wymagania minimalne dla produktu; Oprogramowanie medyczne stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów: 35. Oprogramowanie stacji musi zapewniad obsługę polityki jakości, minimum to: a. monitoring dawki, wskaźnik dawki na zdjęciu; b. porównanie dawki z wartościami referencyjnymi System CR nie jest urządzeniem dozymetrycznym, w związku z czym nie może monitorowad dawki, jaką otrzymuje pacjent w trakcie badania, jak również nie ma możliwości (ani formalnych ani technicznych) aby porównywad zadaną dawkę z wartościami referencyjnymi. Dlatego prosimy o poprawę oczywistej pomyłki pisarskiej i usunięcie tego punktu OPZ. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ punkt VI w pozycji 28 otrzymuje brzmienie Oprogramowanie musi mied funkcjonalnośd rejestrowania dawki lub kv i mas oraz prowadzenia statystyk zastosowanej dawki z podziałem na wykonujących techników." Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ wykreśla punkt VI pozycja 35. Kolejne punkty otrzymują odpowiednio numerację kolejną. Pytanie 40 Dot. załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia PSIM. W części VI.2 Infrastruktura sprzętowa dla Radiologii w opisie Stacji komputerowej dla stanowiska technika w zakresie parametrów monitora Zamawiający wymaga, aby monitor charakteryzował się paletą szarości min. 10 bitów. Z uwagi na fakt, iż monitor do stacji technika nie jest monitorem diagnostycznym prosimy o zmianę tego parametru na: Paleta szarości min. 8 bitów". Określenie tego parametru na poziomie min, 10 bitów wymusza na Oferentach zaoferowanie droższych monitorów, co niepotrzebnie zawyży wartośd złożonych ofert. Zamawiający modyfikuje SIWZ i w zał. nr 1 do SIWZ punkt VI w sekcji Monitor otrzymuje brzmienie Monitor dotykowy LCD, przekątna ekranu min. 17", spełniający standard DICOM, paleta szarości min. 8-bitowa, rozdzielczośd min. 1280x1024, jasnośd min 100 cd/m2, kontrast min. 800:1, kąty widzenia pionowy/poziomy min. 160/160 " Pytanie 41 1819 Zał.17, str.5 i 6 - par.5 Obowiązki Wykonawcy pkt 9 Aktualny zapis wymaga od Wykonawcy dokonania integracji oprogramowania LIS z urządzeniami laboratoryjnymi także w tym wypadku, gdy oprogramowanie LIS nie jest dostarczane przez Wykonawcę a jedynie integrowane z HIS. Biorąc pod uwagę, że połącznie LIS z urządzaniami jest domeną dostawcy LIS, czy można interpretowad wymaganie zapisane w akapicie 2, że dotyczy ono tylko tych przypadków, gdy to Wykonawca dostarcza oprogramowanie LIS w ramach projektu? Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ, w zał. nr 17 do SIWZ w par. 5 po ustępie 9 dodaje się ustęp 10 o brzmieniu "We wskazanych wariantach Wykonawca zobowiązany jest do połączenia LIS z urządzeniami posiadającymi aktywny interfejs komunikacyjny". Kolejne ustępy otrzymują odpowiednio numerację kolejną. W zał. nr 17 do SIWZ w par. 5 ust. 9 wykreśla się punkt 2. Pytanie 42 Zał. 1 OPZ, str. 103, V Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie, jeśli lokalny system HIS przekaże na poziom regionalny wiadomośd innym kanałem niż SMS i/lub , a RCIM prześle otrzymaną wiadomośd do odbiorców koocowych docelowym kanałem SMS i/lub ? Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli lokalny system HIS przekaże na poziom regionalny wiadomośd innym kanałem niż SMS i/lub , a RCIM prześle otrzymaną wiadomośd do odbiorców koocowych docelowym kanałem SMS i/lub . W zał. nr 1 do SIWZ punkt V otrzymuje brzmienie "W wyniku zbliżającego się terminu wizyty lokalny System medyczny (HIS) przekazuje zawartośd dla wiadomości SMS i/lub z powiadomieniem o zdarzeniu" Pytanie 43 Zał. 4, cz. I W celu doprecyzowania zapisów cz. I załącznika nr 4 do SIWZ przy braku definicji pojęcia zastrzeżenia" proponuje się pozostawienie tylko określenia wada" jako pojęcia szerszego. Proponuje się również konsekwentne stosowanie tego doprecyzowania we wszystkich punktach SIWZ odnoszących się do zastrzeżeo i wad. Czy Zamawiający potwierdza takie doprecyzowanie? Zamawiający modyfikuje zał. nr 4 do SIWZ, który jest publikowany wraz z niniejszym dokumentem. Pytanie 44 1920 W załączniku nr 17 do SIWZ w projekcie umowy w 11 zawarto zapisy dotyczące wynagrodzenia wykonawcy. Przedmiotem umowy jest m.in. udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania. Z uwagi na różne zasady powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT co do udzielenia licencji (art. 9 ust. 13 pkt 9 Ustawy o podatku od towarów i usług, 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur...), i co do wykonania pozostałych usług, należałoby doprowadzid do sytuacji, w której z kwoty łącznej wynagrodzenia zostaną wyodrębnione poszczególne składniki, w szczególności udzielenie licencji. Pyt: Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację par. 11 Umowy? Zamawiający modyfikuje par 11 Umowy, który otrzymuje brzmienie: 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacid Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto:. złotych (słownie cena brutto:. złotych./100) w tym netto:... złotych przy obowiązującej stawce VAT. Pytanie 45 W załączniku nr 17 do SIWZ w projekcie umowy nie znalazły się postanowienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, które to postanowienia z uwagi na przedmiot umowy powinny zostad uwzględnione w projekcie umowy, zgodnie z art. 31 ustawy o ochłonie danych osobowych. Pyt: Czy Zamawiający dopuszcza dodanie następujących zapisów: 1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umów i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu Systemu PSIM w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Systemu PSIM (znajdującej się w:.), jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz. warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadad urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024). 3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 Pokazać jeszcze
WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X Bardziej szczegółowo ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl Bardziej szczegółowo Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):
Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark Bardziej szczegółowo Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg.
Chrzanów 2015-06-2015 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i Bardziej szczegółowo Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.
Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny Bardziej szczegółowo o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego
Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Bardziej szczegółowo Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.
Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu Bardziej szczegółowo Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych
Załącznik nr 6 do SIWZ Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE 1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali. Bardziej szczegółowo M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A
Górno, dn. 29.03.2013 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno Tel. (17) 77-15-300, Fax (17) 77-28-968, Bardziej szczegółowo SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU
Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres Bardziej szczegółowo znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I
znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających Bardziej szczegółowo ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r.
ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT
ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora Bardziej szczegółowo Do wszystkich uczestników postępowania
CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, 16.05.2016 r. CPD.ZP.272.5.2016.RZE.2 PN/1/16/RZE Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bardziej szczegółowo SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69
Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania Bardziej szczegółowo Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015
Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej Bardziej szczegółowo znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III
znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających Bardziej szczegółowo WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 48-300 Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 3
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 48-300 Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 3 Znak sprawy: ZP-1/WSPL/2014 Nysa, dnia 15 maja 2014 r. Wykonawcy, którym Bardziej szczegółowo Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej
Przemyśl, 02.05.2013r. Oferenci, którzy złożyli zapytania do warunków zamówienia j/n. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w pomieszczeniu Bardziej szczegółowo S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G
Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo Dotyczy: ZP1/2013 - przetarg nieograniczony na dostawę i instalację systemu pośredniej radiografii cyfrowej. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Stargard Szczeciński, dnia 23.04.2013 r. Dotyczy: ZP1/2013 - przetarg nieograniczony na dostawę i instalację systemu pośredniej radiografii cyfrowej. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1. Zamawiający wymaga Bardziej szczegółowo zakresie którego ma największe doświadczenie i kompetencje. Kwestie techniczne będą przedmiotem drugiego etapu postepowania.
Odpowiedzi Organizatora postępowania na pytania Wykonawców do treści Zaproszenia w postepowaniu GKP/SYS/0087/2014, którego przedmiotem jest Budowa prywatnej chmury obliczeniowej. 1. Pytanie Wykonawcy Jaki Bardziej szczegółowo Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:
Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie Bardziej szczegółowo OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...
Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl Bardziej szczegółowo Dostawa Systemu DR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej. SPDSK w Warszawie
SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.
Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Miejscowość Data Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentu Bardziej szczegółowo ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA Bardziej szczegółowo dostawa drukarek DL2 dostawa drukarek DL1 dostawa dostawa drukarek DL3
wg rozdzielnika OO-909 Warszawa Nr1G3.b /14 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI Pytanie nr 5: dotyczy Części nr 1 Pytanie nr 4: dotyczy Części nr 1 Pytanie nr 2: dotyczy Części nr 1 Bardziej szczegółowo Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ
Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Bardziej szczegółowo znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.
znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Bardziej szczegółowo Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Nowe Miasto Lubawskie: Ucyfrowienie stacjonarnego aparatu RTG w Lubawie dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 243582-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012 OGŁOSZENIE Bardziej szczegółowo Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać
AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być Bardziej szczegółowo EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.
EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09. Bardziej szczegółowo Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 03 sierpnia 2012r. ZP-226-19/12 Wszyscy Wykonawcy Bardziej szczegółowo Vat % Słownie złotych:...
PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 Bardziej szczegółowo Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Bardziej szczegółowo Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.
Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów, Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 1 do SIWZ
GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa Bardziej szczegółowo Łódź, dnia 30 grudnia 2013r. Oferenci biorący udział w postępowaniu
Łódź, dnia 30 grudnia 2013r. MP D / DN/ 217 /13 Oferenci biorący udział w postępowaniu Dotyczy wyjaśnień do SIWZ i Załączników w postępowaniu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Dostawa i wdrożenie Bardziej szczegółowo W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO.
MSZ.ZP/72243-03/13. Częstochowa,06.06.2013 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia Nr 1 DO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015
Warszawa, dnia 03 lutego 2016 r. BDG.741.79.2015 / 3 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 WYJAŚNIENIE Bardziej szczegółowo NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą Bardziej szczegółowo Formularz ofertowy NIP:... REGON:...
. (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 13 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum, Bardziej szczegółowo Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach Bardziej szczegółowo Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.
WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów, Bardziej szczegółowo znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA
znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 znak sprawy: PN-06-2013 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA Dotyczy: dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN Pytanie 1 Zapisy Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011 Bardziej szczegółowo DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy Bardziej szczegółowo I. Zmiana terminu składania ofert:
Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego Bardziej szczegółowo BZP.243.8.2012.KP Wrocław, dnia 13 listopada 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
BZP.243.8.2012.KP Wrocław, dnia 13 listopada 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 dotyczy: postępowania nr BZP.243.8.2012.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Bardziej szczegółowo Wyjaśnienie i zmiana treści siwz
Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana Bardziej szczegółowo OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz Bardziej szczegółowo WYKAZ OSÓB EDM, SSI. Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKAZ OSÓB W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona 1 z 10 Bardziej szczegółowo Do wiadomości Wykonawców
ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj. Bardziej szczegółowo Odpowiedź na zapytanie nr 1
Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni Bardziej szczegółowo Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r.
OG-3501-5/12 Warszawa dn. 25.05.2012r. Do Wykonawców W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego OG-3501-5/12 na Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Bardziej szczegółowo BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO
BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 14.01.2012 r. URN. 271.1.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych Bardziej szczegółowo Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka
UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA Bardziej szczegółowo Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.
Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII Bardziej szczegółowo Formularz cenowy Pakiet nr 2
... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena Bardziej szczegółowo NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON: Bardziej szczegółowo li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika
Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla Bardziej szczegółowo ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10
Olsztyn, dnia 05-05-2011 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania nr ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń, Bardziej szczegółowo znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY
znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Bardziej szczegółowo Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego Bardziej szczegółowo Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964
1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140964-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 Uniwersytet Rolniczy Bardziej szczegółowo I Przedmiot Zamówienia:
Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego Bardziej szczegółowo 2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.
OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631, Bardziej szczegółowo I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:
Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor Bardziej szczegółowo Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób Bardziej szczegółowo MMR.271.4.2016 Gdynia dnia 17.03.2016
MMR.271.4.2016 Gdynia dnia 17.03.2016 Pytanie 1: 1. WYMAGANIA WSTĘPNE 1. Panel CMS w języku polskim. 2. Panel CMS dostępny wyłącznie poza strukturą serwisu głównego na osobnej domenie/subdomenie (np. admin.gdynia.pl Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii
Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu Bardziej szczegółowo Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej. Warszawa, 07.10.2015 (sprawa: KZP/12/2015). Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi
Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań Bardziej szczegółowo FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest:
Załącznik 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie Bardziej szczegółowo TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJA SIWZ z dnia 15.06.2015 r.
Warszawa, dn.15.06.2015 r. Do wszystkich uczestników postępowania SZPZLO/24/ZP/P/2015 TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJA SIWZ z dnia 15.06.2015 r. Dotyczy: Postępowania Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.
Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Bardziej szczegółowo Znak: P-M/Z/ /14 Data: 10.02.2014 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 10.02.2014 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.
Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Bardziej szczegółowo WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa
Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik tel.: 77 4067890, fax.: 77 4067872 NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467 Prudnik dn. 2013.12.03 WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Bardziej szczegółowo Pytanie nr 2: Czy Zamawiający oczekuje doręczenia dokumentu licencyjnego, a jeżeli tak, to w jakim terminie?
GOZ-353-2214-9/15 Warszawa, dnia 10.07.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa dostępu do baz danych systemu Bardziej szczegółowo FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa Bardziej szczegółowo Zielona Góra, 22 kwietnia 2015r. VII G 211/05/15. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 1
Zielona Góra, 22 kwietnia 2015r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582 Bardziej szczegółowo Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)
1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6
Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny Bardziej szczegółowo wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )
Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.
Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej
Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście Bardziej szczegółowo URZĄD MIASTA MILANÓWKA
URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 22.08.2012 r. I.271.9.2012 Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka Bardziej szczegółowo ETAP I dostawa elementów systemu
Zał.nr 2 do SIWZ Zał. Nr 1 do umowy nr.../... z dnia......... ( Nazwa i adres Wykonawcy) OFERTA na zadanie pn.: (miejscowość, data) Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres