Source: http://docplayer.pl/1174963-Szwnr2-zp-250-115-404-11-rzeszow-2011-12-28.html
Timestamp: 2017-01-23 19:09:02
Legal References Found: art. 38
 Art. 29
 Art. 29
 Art. 29
 Art. 29
 Art. 29
 Art. 29
 Art. 29
 Art. 29
 art. 38
 art.38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38

Document Content:
⭐SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów,
SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów,
Download "SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28"
1 SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu monitorowania okołoporodowego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści: Pytanie 1.Dotyczy: Systemu monitorowania okołoporodowego: 1.Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą pracującą na bazie systemu operacyjnego Windows 7? Oferowana przez nas centrala posiada aktualne wsparcie producenta i pracuje na bardziej zaawansowanym technologicznie i stabilniejszym systemie niż podany w SIWZ. 2.Czy zamawiający dopuści system z predefiniowaną możliwością układu wyświetlania parametrów na ekranie w zależności od ilości podłączonych przetworników / monitorowanych parametrów? 3.Czy zamawiający dopuści system bez funkcji alarmu wykrywającego koniec papieru w rejestratorach w przypadku kiedy system umożliwi 24-godzinny zapis monitorowanych funkcji, oraz rejestratory posiadały będą własny alarm końca papieru. 4.Czy zamawiający dopuści system nie posiadający wykrywania liczby i typu deceleracji Obecnie tylko system nadzoru MONAKO spełnia wymogi zapisane w SIWZ, w związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.2 . 5 Czy zamawiający dopuści system nie posiadający wykrywania liczby i typu akceleracji Obecnie tylko system nadzoru MONAKO spełnia wymogi zapisane w SIWZ, w związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.. 6 Czy zamawiający dopuści system nie posiadający wykrywania liczby i typu skurczów. Obecnie tylko system nadzoru MONAKO spełnia wymogi zapisane w SIWZ, w związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.. 7 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy system nie posiadający możliwości współpracy z monitorem płodu Neowenta STAN, wyposażonym jednak w dodatkowy aparat KTG z dotykowym ekranem LCD o przekątnej 12,1", spełniające wymagania specyfikacji w pełni kompatybilny z systemem? 8 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy system nie posiadający możliwości współpracy z monitorem Hewlett-Packard serii 50, wyposażonym jednak w dodatkowy aparat KTG z dotykowym ekranem LCD o przekątnej 12,1", spełniające wymagania specyfikacji w pełni kompatybilny z systemem? 9. Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą która nie posiada możliwości wykrycia typów akceleracji oraz skurczów? 10.Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy system nie posiadający możliwości tworzenia dokumentacji dot. pacjentki, przebiegu ciąży i porodu oraz noworodka z możliwością konfiguracji tych formularzy? Obecnie tylko system nadzoru MONAKO spełnia wymogi zapisane w SIWZ, w związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 11 Czy zamawiający dopuści system nie posiadający możliwości tworzenia dokumentacji postępu porodu?3 Dotyczy: Monitora płodu: 12.Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy aparat KTG o częstotliwości pracy dwunastokryształowej szerokopasmowej głowicy US wynoszącej 1,0 MHz? Jest to powszechnie stosowana częstotliwość a duża ilość kryształów zapewniająca bardzo precyzyjne pomiary FHR. 13.Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy aparat KTG nie posiadający możliwości rozbudowy o monitorowanie trojaczków? Oferowany przez nas aparat posiada funkcję monitorowania bliźniaków i wiele zaawansowanych funkcji. Ciąża trojaczka zdarza się bardzo rzadko - raz na ok przypadków. Obecnie tylko kardiotokograf AYALON FM30 oraz AYALON FM20 firmy PHILIPS spełniaj ą wymogi zapisane w SIWZ, w związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 14.Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy aparat KTG, którego wartość natężenia emitowanej fali US wynosi 4,29 mw/cm 2? Oferowany przez nas aparat KTG posiada dwunastokryształową szerokopasmową głowicę US, z tego względu natężenie emitowanej fali jest wyższe niż 2,4 mw/cm. Obecnie tylko kardiotokografy AVALON FM30 oraz AVALON FM20 firmy PHILIPS posiadające głowice starszego typu spełniają wymogi zapisane w SIWZ, w związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 15.Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy aparat KTG, posiadający ustawiane zakresy alarmów FHR dla bradykardii BPM oraz dla tachykardii BPM, ustawiane krokiem 5 BPM? W praktyce nie jest potrzebny aż tak duży zakres ustawiana alarmów FHR dla bradykardii oraz tachykardii. 16.Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy aparat KTG posiadający zakres pomiaru TOCO w zakresie o rozdzielczości wynoszącej 1%? W praktyce nie jest potrzebny aż tak duży zakres monitorowania tego parametru. Obecnie tylko kardiotokografy AVALON FM30 oraz AVALON FM20 firmy PHILIPS spełnią wymogi zapisane w SIWZ, w związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 17.Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy aparat KTG nie posiadający równorzędnych gniazd przetworników z automatycznym rozpoznawaniem? Oferowany przez nas aparat4 posiada odpowiednio oznaczone gniazda oraz wtyczki i nie ma możliwości błędnego podłączenia głowicy. Zastosowanie równorzędnych (jednakowych) gniazd głowic nie mają uzasadnienia medycznego, jednak obecnie tylko kardiotokografy AVALON FM30 oraz AVALON FM20 firmy PHILIPS spełnią wymogi zapisane w SIWZ, w związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 18 Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy aparat KTG w którym nie występuje zakres opóźnień alarmów dla utraty sygnału? Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązani 19 Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy aparat KTG nie posiadający możliwości ustawienia linii podstawowej 20 jednostek? Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązani 20.Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy aparat KTG, posiadający wodoszczelne oraz proste do utrzymania w czystości przetworniki, posiadające identyfikację w postaci kolorowych naniesionych trwale na głowice oznaczeń barwnych? Pytanie l: ( Warunki ogólne SIWZ) Termin realizacji zamówienia. Czy Zamawiający dopuści realizację zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy Pytanie 2 ; (Załącznik 3 punkt 4 } Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń do telemetrii płodowej współpracujących z aparatami KTG będącymi na wyposażeniu szpitala lub oferowanymi? Jeżeli tak to w jakiej ilości? Odpowiedz: Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia min. 2 stanowisk do telemetrii kompatybilnych z posiadanymi już przez Szpital urządzeniami. Pytanie 3 : (Załącznik 3 punkt 32 ) Jaką ilość przewodowych punktów(gniazd RJ45) dostępowych( LAN w standardzie TCP/IP) wymaga Zamawiający? Odpowiedz: Zamawiający wraz z stacjami roboczymi wymaga w sumie montażu 15 gniazd RJ45, lub stworzenie sieci WiFi w wyznaczonych pomieszczeniach Pytanie 4; (Załącznik 3 punkt 33)5 Jaką ilość monitorów płodu Hewlett-Packand serii 50, Philips Avalon FM20 Zamawiający posiada? Odpowiedz: Zamawiający posiada 4 szt aparatów Avalon FM 20 oraz 2 szt Hewlett-Packard serii 50. Pytanie 5: (Załącznik 3 punkt 34-70) Czy Zamawiający wymaga aby oferowane monitory płodu posiadały głowice kompatybilne z aparatami ktg będącymi na wyposażeniu szpitala? 20. Odpowiedz: Zamawiający wymaga kompatybilności głowic. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U Nr 113 poz. 759) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie na jaki wyraził zgodę w w/w pytaniach i wyjaśnieniach. Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedzi na złożone zapytania na podstawie art.38 ust.6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia r. godz.11.00, otwarcie ofert w dniu r. godz Z poważaniem Dyrektor mgr Janusz Solarz Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów6 zakup i dostawę systemu monitorowania okołoporodowego Termin składania ofert: Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, Rzeszów, woj. podkarpackie, tel , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2. W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.. W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. Podobne dokumenty
SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.P Wymagane parametry techniczne Minimalne wartości wymagane SYSTEM CENTRALNEGO NADZORU 1 SZTUKA 1 Nazwa systemu 2 System nadzoru okołoporodowego obejmujący min. 4 stanowiska KTG, Bardziej szczegółowo / pieczęć firmowa Wykonawcy / Załącznik nr. do OFERTY
/ pieczęć firmowa Wykonawcy / Załącznik nr. do OFERTY FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Aparat KTG do monitorowania ciąży pojedynczej szt. 3 Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne oferowanego Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Systemu nadzoru okołoporodowego z komputerową analizą zapisu kardiotokograficznego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Systemu nadzoru okołoporodowego z komputerową analizą zapisu kardiotokograficznego L.p. PARAMETR/WARUNEK Wielostanowiskowy system nadzoru położniczego Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do SIWZ. (Nazwa i adres Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna. 1. Część nr 1 Kardiotokografy 10 sztuk
Załącznik nr 1 do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna 1. Część nr 1 Kardiotokografy 10 sztuk 1.1. Monitor płodu (kardiotokograf) do ciąży mnogiej 1 sztuka Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/103/404/13 Rzeszów, 2013.10.16
SzWNr2 ZP/250/103/404/13 Rzeszów, 2013.10.16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu medycznego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia Bardziej szczegółowo Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON: Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/33/11/10 Warszawa, dnia 05.11.2010
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/33/11/10 Warszawa, dnia 05.11.2010 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/40//12 Rzeszów, 2012.05.15
SzWNr2 ZP/250/40//12 Rzeszów, 2012.05.15 Dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych, dzierżawa centrali telefonicznej i apratów telefonicznych w celu zabezpieczenia potrzeb Bardziej szczegółowo INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14
Gdańsk, 29.07.2015r. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego o napędzie w 100% elektrycznym wraz z baterią akumulatorów do Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk Konwersja energii Bardziej szczegółowo WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 30.08.2011 LICZBA STRON: 6
SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z UL. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl, Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Dostawa aparatury medycznej Numer ogłoszenia: 111386-2014; data zamieszczenia: Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/060/ 207 /2013 Rzeszów, 2013.06.12. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej.
SzWNr2 ZP/250/060/ 207 /2013 Rzeszów, 2013.06.12 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Bardziej szczegółowo Rzeszów: Zakup i dostawy leku Adalimumab Numer ogłoszenia: 63545-2015; data zamieszczenia: 05.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Zakup i dostawy leku Adalimumab Numer ogłoszenia: 63545-2015; data Bardziej szczegółowo WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 26.04.2012 LICZBA STRON: 11
SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z ul. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl, Bardziej szczegółowo Do: Wszyscy nabywcy SIWZ
Do: Wszyscy nabywcy SIWZ Radomsko, dnia 16.11.2010r. WP.341.57/05/2010 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposaŝenia medycznego Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18
SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. Bardziej szczegółowo Rzeszów, 2013.08.07. SzWNr2 ZP 250/61/13/310. wg rozdzielnika
SzW ZP 50//3/30 Rzeszów, 03.0.07 wg rozdzielnika Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu jednorazowego do prowadzenia krążenia pozaustrojowego oraz Bardziej szczegółowo 2007 Pro; komputerów typu laptop z MS Office 2007 BASIC; komputera typu laptop z MS Office 2007 Pro;
Page 1 of 5 Siedlce: Dostawa komputera typu laptop z MS Office 2007 Pro; komputerów typu laptop z MS Office 2007 BASIC; komputera typu laptop z MS Office 2007 Pro; zestawów komputerowych PC z laserową Bardziej szczegółowo Pytania z dnia 09.11.2012 r.
Toszek, 12.11.2012 r. dotyczy: postępowania nr 26/PN/DEG/SG/AC/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, sprzętu komputerowego, testów psychologicznych oraz filmów DVD w ramach modernizacji Bardziej szczegółowo I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Rzeszów: Zakup i dostawy aparatury medycznej oraz urządzeń i zestawów do terapii. Numer ogłoszenia: 46725-2014; data zamieszczenia: 05.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Bardziej szczegółowo Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
SzWNr2 ZP/250/80/289/11 Dotyczy przetargu nieograniczonego Rzeszów, 2011.09.02 na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego w Bardziej szczegółowo ZAKUP KARDIOMONITORÓW DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE DAZ.26.102.
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Częstochowa, dn. 19.11.2014r. WSZYSCY WYKONAWCY dot. przetargu nieograniczonego na: Bardziej szczegółowo SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl, Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dostawa wyposaŝenia biura projektu w ramach zadania pn. Przygotowanie projektu, Bardziej szczegółowo SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: 01.09.2011 LICZBA STRON: 7
SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z UL. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl, Bardziej szczegółowo Pyt dot. SIWZ Zał. nr 1, Pak Nr 1 Aparat usg Wymagane parametry. Pyt Nr 2 Pyt dot. SIWZ Zał. nr 1, Pak Nr 1 Aparat usg Wymagane parametry
Dotyczy: Postępowanie na dostawę na dostawę: Pak Nr 1- Aparat USG Pak Nr 2 Videogastroskop Pak Nr 3 Krioterapia Przetarg znak: 16/2014 Maków Mazowiecki 29.07.2014r Pyt Nr 1 Zamawiający opisując przedmiot Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.pl Katowice: ZP-2380-108-37/2015 Zakup i dostawa odzieży roboczej i Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. Bardziej szczegółowo o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego
Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Bardziej szczegółowo NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa, Bardziej szczegółowo I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Warszawa: DOSTAWA GŁOWIC DO APARATÓW USG DLA SPDSK W WARSZAWIE - REJZAMPUB/37/2015 Numer ogłoszenia: 120601-2015; data zamieszczenia: 12.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Numer pisma: NJ/220/2013 Warszawa, dn. 10.06.2013 Wykonawcy Strona internetowa Odpowiedzi na pytania Wykonawców I W imieniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego jako Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.
Warszawa: Rozbudowa systemu nagłośnienia Sali konferencyjnej w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 8/2012 Numer ogłoszenia: 158285-2012; data zamieszczenia: 20.07.2012 OGŁOSZENIE O Bardziej szczegółowo Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy implantów kręgosłupowych i elementów do osteosyntezy.
SzW2 ZP/250/ 77/ 463 /08 Rzeszów, 2008.10.31 Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy implantów kręgosłupowych i elementów do osteosyntezy. ZAWIADOMIENIE Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl
1 z 5 2013-11-29 08:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego dla Oddziału Regionalnego Bardziej szczegółowo WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Jan Tadeusz Wilkus. Protokolant Rafał Oksiński
Sygn. akt UZP/ZO/0-1279/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Jan Tadeusz Wilkus Michał Daniel Bubnowski Bardziej szczegółowo Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy leków i środków kontrastowych.
Rzeszów, 2009.05.19 SzW2 ZP 250/47/09/ Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy leków i środków kontrastowych. ZAWIADOMIENIE I. Zamawiający Szpital Wojewódzki Bardziej szczegółowo Nazwa oferowanego modelu:... Nazwa producenta:.. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak(podać) Tak. Tak. Tak. Tak. Tak
Załącznik 3/1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Pakiet: Nr 1 Respirator transportowy 1 szt Nazwa oferowanego modelu: Nazwa producenta: Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2009 Lp Parametry Wymagane Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: zakup i dostawy elementów do osteosyntezy i innych implantów ortopedycznych Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.siedlce.pl Siedlce: Adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania
Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 125210-2015 z dnia 2015-05-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych i do procedur podwyższonego ryzyka dla Bardziej szczegółowo SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII
Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/ Katowice: Zakup i dostawa odczynników chemicznych - wzorców narkotykowych Bardziej szczegółowo I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamość: Świadczenie usług serwisowania umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS, dostawę macierzy dyskowej i rozszerzenie zakresu integracji z HIS Numer ogłoszenia: 40694-2013; data zamieszczenia: Bardziej szczegółowo O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ
Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/07/2015/2 Korfantów dnia: 2015-04-15 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, Bardziej szczegółowo Olsztyn: Zastawki serca Numer ogłoszenia: 29251-2015; data zamieszczenia: 03.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
1 z 5 2015-03-03 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Zastawki serca Numer ogłoszenia: 29251-2015; data Bardziej szczegółowo PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
UNIWERSYTET ŚLĄSKI Dział Zamówień Publicznych Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice tel. /032/ 359 1381, fax. /032/ 359 2048 UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Katowice dn. 9 października Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.siedlce.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.siedlce.pl Siedlce: Usługa leasingu finansowego sprzętu medycznego w postaci aparatu Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Chełmno, dnia 14.07.2010 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Bardziej szczegółowo FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4. Bardziej szczegółowo 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 OGŁASZA
SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 Dział Zamówień Publicznych ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia: Bardziej szczegółowo Ruda Śląska: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ruda-slaska.sr.gov.pl Ruda Śląska: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego Bardziej szczegółowo Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego
Strona 1 z 6 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego ul. Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin email: przetargpsb@gmail.com www.psb.lublin.pl Lublin, dn. 19.11.2013 r. Wykonawcy ubiegający Bardziej szczegółowo Zabrze: Dostawa aparatury medycznej Numer ogłoszenia: 193932-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zabrze.pl Zabrze: Dostawa aparatury medycznej Numer ogłoszenia: 193932-2014; Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Zakup i dostawy drobnych wyrobów medycznych Numer ogłoszenia: 147795-2015; Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej, ul. Saperów 14E, 82-300 Elbląg,
Strona 1 z 5 Elbląg: Dostawa wyposażenia sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sprzęt Bardziej szczegółowo PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Wrocław, 2014-11-13 Wykonawcy Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 na zamówienie pn.: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicą typu convex, głowicą Bardziej szczegółowo WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGI W RAMACH PRIORYTETU II
1 z 5 2015-01-21 11:36 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/ Kożuchów: Wyposażenie remizy OSP w Mirocinie Górnym Numer ogłoszenia: Bardziej szczegółowo Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka
UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA Bardziej szczegółowo Częstochowa, dn. 07.03.2011 r. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36 74, Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604 Częstochowa, dn. 07.03.2011 Bardziej szczegółowo Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.olsztyn.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
Olsztyn: Audyt projektu inwestycyjnego - zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 327293-2011; data zamieszczenia: 12.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13.
Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do Bardziej szczegółowo ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY, ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ORAZ TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ
Poznań, dnia 15 grudnia 2014 roku Ogród Zoologiczny w Poznaniu (nazwa zamawiającego) Dot.: Dostawa zwierząt karmowych SZ/341-11/2014 (znak sprawy) ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY, ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl
1 z 5 2015-04-24 14:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Implanty zakotwiczone w kość skroniową wraz z Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/ 34/ 184 /10 Rzeszów, 2010.06.14
SzW2 ZP/250/ 34/ 184 /10 Rzeszów, 2010.06.14 wg rozdzielnika Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup protez do operacji wad zastawkowych serca, protez naczyniowych Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 04.11.2015 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/22AM/11/2015 o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę aparatury medycznej Numer ogłoszenia: 297326-2015; Bardziej szczegółowo Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?
Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl Zamość: Dostawa soczewek, sprzętu i preparatu wiskoelastycznego dla Oddziału Okulistycznego Bardziej szczegółowo PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ
Do wszystkich wykonawców Kraków, dnia 10 lutego 2011r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy nowych Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl
1 z 6 2013-09-24 11:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługę dostępu do sieci Internet w placówkach Bardziej szczegółowo Piekary Śląskie 12.07.2011r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Piekary Śląskie 12.07.2011r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja ds. zamówień publicznych Bardziej szczegółowo Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114177-2011 z dnia 2011-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drawsko Pomorskie 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpisz.pl
1 z 5 2015-01-15 12:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpisz.pl Pisz: Dostawa Tonerów do drukarek laserowych, tuszy i bębnów Bardziej szczegółowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych
430000/ZAP/370/13/2013 Wałbrzych, 07.10.2013r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi z zakresu ochrony osób i mienia w Oddziale ZUS w Wałbrzychu Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego II dla Zakładu Fizjoterapii i Rehabilitacji (ZP-109/2011)
Data publikacji : 27.09.2011 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego II dla Zakładu Fizjoterapii i Rehabilitacji (ZP-109/2011) Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego II dla Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?
1 z 6 2014-08-25 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?id=87 Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego Bardziej szczegółowo DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00 Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W CELU WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel./fax. (013) 43 09 547 www.szpital-brzozow.pl e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl SZPiGM 3820/103/2012 Brzozów, 2012-12-03 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl
1 z 5 2012-09-27 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat. Bardziej szczegółowo Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze Bardziej szczegółowo http ://bzpo.portal.uzp.goy.p1!index.php?ogioszenie=zp-4008strona=6
http ://bzpo.portal.uzp.goy.p1!index.php?ogioszenie=zp-4008strona=6 Toruń: Zakup i dostawa zestawów komputerowych, notebooka wraz z monitorami oraz serwerów wraz z ich instalacją i Urzędu Pracy w Toruniu Bardziej szczegółowo PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA. Dostawę 3 sztuk defibrylatorów. Numer sprawy: TP/219/2011
Kielce dn. 19.10.2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę 3 sztuk defibrylatorów Numer sprawy: TP/219/2011 W związku z zapytaniami, dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?
1 z 5 2013-08-22 14:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=249_2013 Poznań: Budowa szkieletu sieci teleinformatycznej Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zabrze.pl
Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zabrze.pl Zabrze: Dostawa sprzętu komputerowego, projektora, skanera i drukarki Bardziej szczegółowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1 z 5 2015-02-19 11:27 Kraków: Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla różnych oddziałów Szpitala Numer ogłoszenia: 37362-2015; data zamieszczenia: 19.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl
1 z 5 2014-09-30 10:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Doposażenie komórek organizacyjnych Szpitala Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres