Source: http://docplayer.pl/2886365-Odpowiedz-na-pytanie-nr.html
Timestamp: 2017-03-29 05:44:22
Legal References Found: art. 38
 art. 38
 art. 39
 art. 38
 art. 38
 art. 38

Document Content:
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR - PDF
Download "ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR"
1 Nr sprawy: 66/D/PN/2011 WCB/107/2012 Wrocław, dnia r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem personelu aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Laboratorium NAOMIS. INFORMACJA NR 3 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 13 stycznia 2012 r. wraz z odpowiedziami: PYTANIE NR 1 Czy dopuszcza się stolik mikroskopowy z encoderem położenia o zakresie ruchu 114x75 mm? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 Zgodnie z Puntem 7 Wymaganych parametrów lub funkcji SIWZ, stolik powinien pozwolić na skanowanie płytek 96 dołkowych lub szalki zawierającej 4x szkiełko mikroskopowe. Zakres ruchu 114 x 75 powinien więc spełniać te wymogi. PYTANIE NR 2 Czy dopuszcza się mikroskop z krokiem 25 nm w osi Z wraz z liniałem pomiarowym który gwarantuje precyzyjny przesuw? Krok 25 nm ponad 10-cio krotnie przewyższa rozdzielczość optyczną mikroskopu (czyli w uproszczeniu, to 10 razy mniej niż najmniejszy ruch dający zmianę informacji w obrazie). Krok 25 nm jest w zupełności wystarczający. Dodatkowo Nikon oferuje w napędzie stołu liniał pomiarowy, który na bieżąco kontroluje ruch osi Z gwarantując precyzyjny przesuw. Takie rozwiązanie nie jest standardem u firm konkurencyjnych. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2 TAK. Zgodnie z Puntem 6 SIWZ, Zmotoryzowane ustawianie ostrości w osi Z, krok mniejszy-równy 25 nm co oznacza, że krok powinien wynosić co najmniej (włącznie) 25 nm. PYTANIE NR 3 W punkcie 8 wymagana jest dokładność pozycjonowania stolika 250 nm. Czy dotyczy to średniej dokładności pozycjonowania? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 Tak, powrót z dowolnej pozycji XY stolika, do zapamiętanej wcześniej pozycji, powinien odbyć się z dokładnością statystycznie równą minimum (włącznie) 250 nm w osi X i Y. Strona 12 PYTANIE NR 4 Czy dopuszcza się stół (Prior, model H117N1NN) o kroku 20 nm i średniej dokładności pozycjonowania 59 nm na 1 mm ruchu? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4 Wspomniany model stołu (Prior, model H117N1NN) spełnia wymagania co do dokładności pozycjonowania i powtarzalności. Ze specyfikacji wynika jednak, że nie pozwala na użycie enkodera (wymaganie pkt. 7 SIWZ). PYTANIE NR 5 Czy w przypadku sprzeczności wymagań ogólnych dotyczących obiektywów (punkt 63) z parametrami konkretnych obiektywów (punkty 64 do 71) przeważają parametry z punktów 64 do 71 czy z punktu 63? Wypełnienie wymagań z punktu 63 jest niewykonalne dla większości obiektywów niezależnie od producenta. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5 Prawdopodobnie zapytanie dotyczy wymagań ogólnych z Puntu 61 (a nie 63) w stosunku do punktów (a nie 64-71) zgodnie z numeracją przyjętą w dokumencie SIWZ-naomis-nowe.pdf dostępnym na stronie Grontmij (http://www.grontmij.pl/zamowienia/eit/pages/laboratorium-naomis.aspx). Przeważają wytyczne szczegółowe (tj. wymagania z punktów 62-69) zgodnie z informacją z punktu 61, tj.: W przypadku sprzeczności między punktami 61 a 62-69, przeważają parametry techniczne opisane w punktach Tam gdzie jest to możliwe, korzystne jest wypełnienie wymagań technicznych również z punktu 61.. Na przykład, jeśli producent dysponuje 2 obiektywami o wymaganym powiększeniu, N.N., W.D. itp., ale jeden z nich wykazuje wyższą transmisję w zakresie ~365 nm i ~980 nm, należy wówczas zaproponować ten właśnie obiektyw. PYTANIE NR 6 Czy dopuszcza się obiektyw plan APO 40x o N.A. = 0,95 i W.D = 0,14 mm? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6 Jeśli jest to propozycja do punktu 66 ( 40x N.A. 0.8, W.D. > 0.14 mm (z uwzględnieniem szkiełka nakrywkowego d=0.17 mm)+ korekcja grubości szkła mm, obiektyw do obserwacji suchej Plan- APO, dedykowany do fluorescencji UV/Vis/NIR + DIC ), to podane parametry spełniają wymagania. W.D.=0.14 mm jest akceptowalne PYTANIE NR 7 Czy dopuszcza się inkubator chłodzący o 10 stopni Celsjusza poniżej temperatury otoczenia? Przy temperaturze otoczenia 20 stopni Celsjusza osiągnie on wymagane 10stopni Celsjusza w inkubatorze. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7 Pomieszczenie, którym będzie pracował mikroskop jest wyposażone w klimatyzator. Wówczas, wspomniane parametry, spełniają wymagania. Strona 23 PYTANIE NR 8 W punkcie 16 wymagana jest regulacja nawilżania powietrza w komorze z reguły systemy tego typu są wyposażone jedynie w nawilżanie, bez regulacji jego intensywności czy dopuszcza się takie rozwiązanie? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8 Dopuszcza się nawilżanie gazów w inkubatorze, bez konieczności regulacji stopnia nawilżania PYTANIE NR 9 Czy dopuszcza się układ świtała odbitego dostosowany do długości fali nm? Ograniczenie jest spowodowane charakterystyką źródła światła. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9 Przez Układ światła odbitego dedykowany do zakresu nm zamawiający rozumie układ/tor optyczny o korzystnej transmisji (>70%) z tego zakresu. Do wzbudzenia próbek w zakresie poza zakresem spektralnym lampowego źródła światła (tj.>800nm), będą Zamawiającemu służyły samodzielnie skonstruowane (przez Zamawiającego) laserowe źródła światła. PYTANIE NR 10 Czy dopuszcza się obsługę kamer niskoszumowych przez program kontrolujący mikroskop (jedna kamera w danej chwili, przełączanie głowic w czasie sekwencyjnie) i obsługę dwóch kamer jednocześnie przez program producenta kamer (Andor IQ)? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10 Zgodnie z informacją z punktu 52 w/w dokumentu SIWZ, taka konfiguracja,tj. rejestracja obrazu w programie do obsługi mikroskopu tylko z jednej kamery w danym momencie, przełączenie źródła sygnału wideo na drugą kamerę i rejestrację obrazu z drugiej kamery, jest dopuszczalna. PYTANIE NR 11 Czy dopuszcza się brak możliwości exportu i importu plików png i bmp? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11 Tak, dopuszczalny jest brak exportu i importu plików png i bmp. PYTANIE NR 12 Czy dopuszcza się generowanie raportów tylko w formacie PDF? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12 Tak, dopuszcza się generowanie raportów tylko w formacie PDF. PYTANIE NR 13 Czy dopuszcza się oprogramowanie z ręczną korektą przesunięcia obrazów wielokanałowych? Strona 34 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13 Tak, dopuszcza się oprogramowanie z ręczną korektą przesunięcia obrazów wielokanałowych. PYTANIE NR 14 Ponieważ nie ma na rynku szkiełek podstawowych(wymaganych w punktach 144 i 145) o wymaganej transmisji 95% dla 350 nm i nietypowej grubości 1 mm - Czy w punktach 144 i 145 dopuszcza się szkiełka super frost o grubości 1 lub 1,2 mm i transmisji dla UV 350 > 90% (np. MICROCROWN firmy Menzel-Glaser)? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14 W punktach 144 i 145 (str 48 w dokumencie SIWZ-naomis-nowe.pdf dostępnym na stronie Grontmij (http://www.grontmij.pl/zamowienia/eit/pages/laboratorium-naomis.aspx), opis szkiełek mikroskopowych zawiera wymóg T>90 % (a nie 95%). Dopuszcza się szkiełka 1 lub 1.2 mm. Proponowane szkiełka spełniają wymogi. PYTANIE NR 15 Czy dopuszcza się kamerę kolorową o głębi koloru 3x 12 bit zamiast 32 bit? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15 Tak dopuszcza się głębię koloru 3x12 bit. PYTANIE NR 16 Czy dopuszcza się dla kamery kolorowej obrazy kolorowe 3x8 i 3x 12 bitów zamiast wymaganych 3x8 3x 12 3x 14 3x16. Podane wymagania są charakterystyczne dla kamer firmy LEICA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16 Tak, dopuszcza się dla kamery kolorowej obrazy kolorowe 3x8 i 3x 12 bitów. PYTANIE NR 17 Czy system Windows 7 może być w wersji 64 bitowej? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17 Tak, system Windows 7 może być w wersji 64 bitowej. PYTANIE NR 18 Czy dopuszcza się gwarancję na system komputerowy 3 lata? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18 Tak, gwarancję 3 lata na system komputerowy jest wystarczająca. PYTANIE NR 19 Czy dla części I Zamawiający zgadza się na dołączenie do oferty oryginalnych katalogów/części instrukcji obsługi producenta w języku angielskim. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19 Strona 45 Zamawiający wyraża zgodę na oferty oryginalnych katalogów/części instrukcji obsługi Sprzętu w języku angielskim z zastrzeżeniem, iż gdyby na etapie realizacji umowy zaszła konieczność (m.in. np.: wymaganie instytucji pośredniczących i/lub kontrolujących wydatkowanie środków unijnych) posiadania przez Zamawiającego w/w instrukcji w języku polskim, Wykonawca w terminie 3 miesięcy od pisemnego wezwania Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko: przetłumaczy i dostarczy do siedziby Zamawiającego instrukcję obsługi Sprzętu w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej a także w wersji elektronicznej w 2 szt. w postaci plików PDF na 2 szt. pendrive ów PYTANIE NR 20 Czy dla części I Zamawiający zgadza się na nie wpisywanie nr fabrycznego, dla części nr I, w formularzu oferty zał. nr 1 część B i część C. Nr fabryczny nie będzie znany Wykonawcy w momencie składania oferty. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20 Zamawiający zgadza się na nie wpisywanie nr fabrycznego w momencie składania oferty, ale numer ten będzie musiał być uzupełniony najpóźniej w dniu odbioru urządzenia. PYTANIE NR 21 Czy dla części I Zamawiający zgodzi się na dopisanie we wzorze umowy w 3 p. 11 na końcu zdania słów i po dokonaniu przez Zamawiającego płatności zgodnie z 6. W obecnym brzmieniu przedmiot dostawy będzie własnością Zamawiającego nawet jeżeli nigdy nie dokona płatności. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21 Tak, Zamawiający zgadza się na dopisanie w 3 p. 11 na końcu zdania słów i po dokonaniu przez Zamawiającego płatności zgodnie z 6. Z poważaniem Zarząd WCB EIT+ P R E Z E S Mirosław Miller o wiadomości: 1. WCB EIT+ Opracowała: Komisja Przetargowa Strona 5 Podobne dokumenty
Warszawa dn. 2012-08-03 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie Bardziej szczegółowo Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
UNIWERSYTET ŚLĄSKI Dział Zamówień Publicznych Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice tel. /032/ 359 1381, fax. /032/ 359 2048 UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Katowice dn. 9 października Bardziej szczegółowo DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012
Warszawa dn. 2012-07-26 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie Bardziej szczegółowo ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Rzeszów, dnia 3.08.2016 ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy zamówienia Dostawa przyrządów pomiarowych(4 części)w ramach zadania: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.
Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Urządzenie: Spektrofotometr (Propozycja zakupu)
Strona1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 16.04.2014 r. WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA ZĄDZENIA (S) Str.1/5 1. Wstęp Powstające Laboratorium Technologiczne w ramach działalności CBR planuje oprzeć swoją Bardziej szczegółowo Mikroskop pomiarowy 3D z głowicą konfokalną do analizy topografii powierzchni - Ilość: 1 kpl.
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/17/2014 Przedmiot postępowania: Dostawa mikroskopu pomiarowego 3D z głowicą konfokalną do analizy mikrostruktury i topografii powierzchni Bardziej szczegółowo Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana
Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 17.12016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji Bardziej szczegółowo Do: nazwa i siedziba Zamawiającego Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14, NIP 7811824709 REGON 300883473 KRS 0000310747
FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy...... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy...... NIP, REGON Wykonawcy...... Telefon/fax Wykonawcy...... Adres e mail Wykonawcy:... Bardziej szczegółowo PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO PROFILOMETRU OPTYCZNEGO WRAZ Z WYPOSAśENIEM I AKCESORIAMI
CZĘŚĆ 1. Załącznik nr 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO PROFILOMETRU OPTYCZNEGO WRAZ Z WYPOSAśENIEM I AKCESORIAMI CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 48463000-1 Pakiety Bardziej szczegółowo Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze Bardziej szczegółowo PYTANIA I ODPOWIEDZI
RZP-2003-36 /15 Poznań, dnia..05.2015r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. Bardziej szczegółowo Lublin, r.
Nr sprawy AZP-250-ZP-BT/PN-p206-04/IV/2009 Lublin, 11.09.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 206 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Bardziej szczegółowo (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 8 do SIWZ Nr postępowania: ZP/259/050/D/11. Opis oferowanej dostawy OFERUJEMY:
. (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 8 do SIWZ Nr postępowania: ZP/259/050/D/11 Opis oferowanej dostawy OFERUJEMY: 1) Mikroskop AFM według pkt 1 a) załącznika nr 7 do SIWZ, model / producent..... Detekcja Bardziej szczegółowo Postępowanie WB RM ZAŁĄCZNIK NR Mikroskop odwrócony z fluorescencją
Postępowanie WB.2410.6.2016.RM ZAŁĄCZNIK NR 5 L.p. Nazwa asortymentu Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) (kolumna Bardziej szczegółowo INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14
Gdańsk, 29.07.2015r. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego o napędzie w 100% elektrycznym wraz z baterią akumulatorów do Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk Konwersja energii Bardziej szczegółowo 1. MIKROSKOP BADAWCZY (1 SZT.) Z SYSTEMEM KONTRASTU NOMARSKIEGO DIC ORAZ CYFROWĄ DOKUMENTACJĄ I ANALIZĄ OBRAZU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
1. MIKROSKOP BADAWCZY (1 SZT.) Z SYSTEMEM KONTRASTU NOMARSKIEGO DIC ORAZ CYFROWĄ DOKUMENTACJĄ I ANALIZĄ OBRAZU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Producent:... Typ/model:... Kraj pochodzenia:... LP. 1. Minimalne wymagane Bardziej szczegółowo Opis przedmiotu zamówienia
ZP/UR/169/2012 Zał. nr 1a do siwz Opis przedmiotu zamówienia A. Spektrometr ramanowski z mikroskopem optycznym: 1) Spektrometr ramanowski posiadający podwójny tor detekcyjny, wyposażony w chłodzony termoelektrycznie Bardziej szczegółowo Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 do siwz W/NO/ZP-2/12 Charakterystyka przedmiotu zamówienia Ilekroć w treści siwz, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający Bardziej szczegółowo INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2
RAP.272.87.2014 Wrocław, 13.11.2014r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bardziej szczegółowo ul. 1 Maja 22, Świebodzin
Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt współfinansowany Bardziej szczegółowo Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa aparatury Bardziej szczegółowo Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia
Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zestawu termowizyjnego wysokiej rozdzielczości wraz z wyposażeniem o parametrach zgodnych z określonymi Bardziej szczegółowo BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO
BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 14.01.2012 r. URN. 271.1.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I
Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I Część I Dostawa i instalacja fabrycznie nowych urządzeń: Suszarka mrożeniowa z pompą turbomolekularną i wyposażeniem, kamera Bardziej szczegółowo I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Warszawa: TA/ZP-18/2015 Dostawa kamer Numer ogłoszenia: 54797-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Urządzenie: Spektrofotometr (Propozycja zakupu)
Strona1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 16.04.2014 r. Str.1/5 1. Wstęp Powstające Laboratorium Technologiczne w ramach działalności CBR planuje oprzeć swoją działalność na hodowlach mikroorganizmów Bardziej szczegółowo Innowacyjność w parze z ekologią szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM,
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2016 Zakup jest planowany w ramach Projektu pt. Innowacyjność w parze z ekologią szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM, który ubiega się o dofinansowanie w ramach III Osi Priorytetowej Bardziej szczegółowo Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu.
Łódź, dnia 22.01.2014 r. Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (nazwa Beneficjenta) 727-27-41-139 (NIP) 100649281 (REGON) Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE DO SIWZ Z WYJAŚNIENIEM
Warszawa, dn. 11.06.2013r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 24 zestawów multimedialnych dla 24 szkół uczestniczących w projekcie Szukając Einsteina Akademia Umysłów Bardziej szczegółowo Oferowany przedmiot zamówienia
Załącznik Nr 1 do oferty Modyfikacja nr 1 SIWZ Postępowanie Nr ZP/50/2011 Oferowany przedmiot zamówienia Lp. Opis Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta *) Il. szt. I. Spektrofotometr Bardziej szczegółowo Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111
1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103111-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Bardziej szczegółowo DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Wrocław dnia, 17.12.2014 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659 Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8460011, faks 022 8466567.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia) Warszawa: Dostawa dwóch kamer do filmowania szybkoklatkowego Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania
Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu elektronowego - numer Zp/pn/76/2015
Dęblin, dnia 16.09.2015 r. Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu elektronowego - numer Zp/pn/76/2015 NA PYTANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH Bardziej szczegółowo Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Bardziej szczegółowo Szczecin, dnia r. ZZ /13 informacja na stronę internetową
Szczecin, dnia 03.07.2013 r. ZZ-2380-102/13 informacja na stronę internetową dotyczy: dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień Bardziej szczegółowo Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka
UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA Bardziej szczegółowo NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. DAG/262/45/U/49-2/MR/2012 WYJAŚNIENIE Bardziej szczegółowo ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
Zamawiający: GMINA WOŁOMIN ul. Ogrodowa 4 05 200 Wołomin Wołomin, dnia 27 lutego 2014 r. Nr postępowania: ZZP.271.7.2014 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Bardziej szczegółowo Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze Bardziej szczegółowo Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej
Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań Bardziej szczegółowo Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze Bardziej szczegółowo konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.
Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych Bardziej szczegółowo L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE
ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania Bardziej szczegółowo strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY
Nr postępowania WNB.2420.25.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym, po zapoznaniu Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Centrum frezarskie sterowane numerycznie
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Centrum frezarskie sterowane numerycznie Aleksandrów Ł. 12.07.2013r..., miejscowość, data Nazwa i adres Zamawiającego. P.H.U.P. TOMZA Włodzimierz Tomczyk. NIP: Bardziej szczegółowo Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa biurkowego (stolikowego) optycznego spektrometru emisyjnego Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie muszą zostać spełnione w zakresie: - procedury dostawczo-odbiorowej, Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.
Toruń, dn. 30 marca 201r. L.dz. SSM.DZP.200.22.201 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi Bardziej szczegółowo FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4. Bardziej szczegółowo Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ
Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: ZZ-271-171-U-PN/2015 - Zakup usług serwisowych urządzeń chłodniczych zainstalowanych Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZPZ/250/089/2016/321 Rzeszów,
SzWNr2 ZPZ/250/089/2016/321 Rzeszów, 2016.12.12 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich
ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby Bardziej szczegółowo Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 Wrocław, dn. 19.07.2011r. Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14
Wrocław, dnia 04.11.2014r. Ldz. 425/1/2014 Wykonawcy w postępowaniu ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 I. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. 1. Komora klimatyczna
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA 1. Komora klimatyczna Łódź, 31.10.2014 miejscowość, data 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. 93-231 Łódź, Dostawcza 4 NIP: Bardziej szczegółowo Pytania i wyjaśnienia
SĄD REJONOWY dla KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 postępowanie 271/20/2011/P Kraków, dnia 25.11.2011r. Pytania i wyjaśnienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:
MZS.274..6.204 FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z tablicy interaktywnej z oprogramowaniem w języku polskim, projektora krótkoogniskowego oraz uchwytu ściennego ) NAZWA Bardziej szczegółowo URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Warszawa, dnia 14 maja 2014 r. Nasz znak: BAK-WZP-231-7/14 ( 8 ) Wykonawcy dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI)
Wrocław,03.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności Bardziej szczegółowo BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO
BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury Bardziej szczegółowo Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo Nr rachunku bankowego: Reklamacje przyjmuje: ul...
00-88 Warszawa, ul. Twarda 5/55 Załącznik Nr FORMULARZ OFERTOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa oprogramowania, komputerów i sprzętu multimedialnego dla Centralnej Biblioteki Bardziej szczegółowo dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i akcesoriów okulistycznych, nr sprawy: 11/ZP/2007
Kraków, dnia 29.10.2007 r. DO WYKONAWCÓW dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i akcesoriów okulistycznych, nr sprawy: 11/ZP/2007 W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI
DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Bardziej szczegółowo DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00 Bardziej szczegółowo Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, Bardziej szczegółowo FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Załącznik Nr 2 WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE: FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) ze zintegrowanym Bardziej szczegółowo URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY Systemy do analizy DNA i białek
Załącznik nr do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych oraz instruktaż personelu Bardziej szczegółowo Wypełnia Wykonawca Opis Wykonawcy
Oferowany przedmiot zamówienia Załącznik Nr 1 do oferty Postępowanie Nr ZP/55/2011 Lp. Opis Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta *) Il. szt. [kpl.] 1 Wiskozymetr elektroniczny Bardziej szczegółowo o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego
Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15 Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13.
Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi Bardziej szczegółowo Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze Bardziej szczegółowo UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:
Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24, Bardziej szczegółowo Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000
Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000 Najnowsza seria badawczych, siatkowych spektrometrów Ramana japońskiej firmy Jasco zapewnia wysokiej jakości widma. Zastosowanie najnowszych rozwiązań w tej Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Bardziej szczegółowo 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/33/11/10 Warszawa, dnia 05.11.2010
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/33/11/10 Warszawa, dnia 05.11.2010 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Bardziej szczegółowo Arkusz Informacji Technicznej załącznik 1 ZP-242-N-1/16
Arkusz Informacji Technicznej załącznik 1 ZP-242-N-1/16 Mikroskop klasy badawczej, fluorescencyjny z komorą inkubacyjną, zestawem kamer, komputerem sterującym, oprogramowaniem tego samego producenta, co Bardziej szczegółowo Pytania z dn , pismo 1:
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 17.07.2015 MŚ-ZP-DK-333-34/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatowego Bardziej szczegółowo Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa, Bardziej szczegółowo Skierniewice: Dostawa mikroskopów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2016-r. Skierniewice: Dostawa mikroskopów Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., Bardziej szczegółowo Znak postępowania: CEZAMAT/ZP11/2015/F Warszawa, 4.05.2015 r. L. dz. CEZ - 134/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak postępowania: CEZAMAT/ZP11/2015/F Warszawa, 4.05.2015 r. L. dz. CEZ - 134/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Fiszera 14 80-231, Gdańsk
(pieczątka wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: 6/SK/2009. FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Fiszera 14 80-231, Bardziej szczegółowo TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015
Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Łódź, dnia 23 października 2015 roku Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 22 października 2015 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego Bardziej szczegółowo Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego. Zapytanie ofertowe. dotyczące zakupu i dostawy spektrofotometru UV/VIS ZAMAWIAJĄCY
Surochów, dnia 11.06.2014 rok Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy spektrofotometru UV/VIS ZAMAWIAJĄCY Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego W Surochowie Sp. z o.o. Surochów 160A 37-500 Jarosław Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.
Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Bardziej szczegółowo Nazwa parametru/ funkcji/ warunku. 3 zakres ustawianej temperatury pracy od -10 C (temperatura osiągalna bez doświetlania) do przynajmniej + 60 C
Załącznik Nr 1 pkt. 1 do SIWZ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szaf suszarniczych z chłodzeniem (typu inkubator) 2 sztuki CPV - 38.00.00.00-5 Bardziej szczegółowo ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r.
ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę zaplecza technicznego Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres