Source: http://docplayer.pl/3104771-Wszyscy-uczestnicy-postepowania-znak-p-m-z-12-data-25-06-2012-r.html
Timestamp: 2017-06-28 22:51:03
Legal References Found: art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38

Document Content:
Download "Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ /12 Data:25.06.2012 r."
1 Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /12 Data: r. Dotyczy: na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. z płatnością ratalną (Znak Postępowania: 2526/2012). W imieniu Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 10 pompy do żywienia dojelitowego Applix Smart o wymiarach 128x114x43 mm, waga 480g, szybkość podawania diety w granicach ml/h ustawianie co 1 ml, zakres ustawienia całkowitej dawki: ml.zestawy do pompy Applix Smart są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami opakowań diet dostępnych na rynku. Załącznik nr 22 Wózek do przewożenia chorych 1 szt. 2. Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z hartowanej, galwanizowanej stali gwarantującej długotrwałość i bezawaryjność? 3. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem dwusegmentowym przeziernym dla promieni RTG, z możliwością regulacji tylko segmentu pleców? 4. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 81 cm? 5. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 204 cm? 6. Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości w zakresie cm? 7. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga dokonywaną za pomocą pedałów nożnych umiejscowionych po obu stronach wózka? Regulacja w zakresie ± 18? 8. Czy Zamawiający dopuści wózek z ruchomym segmentem oparcia pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-90? 9. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem czterosegmentowym, wyposażony w płynną regulację segmentu uda za pomocą mechanizmu korbowego (śrubowego) w zakresie 0-45? 10. Czy Zamawiający dopuści wózek z możliwością monitorowania standardowym aparatem RTG z możliwością pozycjonowania kasety w dowolnym miejscu pod leżem bez konieczności stosowania prowadnic? 11. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w listwy odbojowe w pełni zabezpieczające wózek oraz ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi, bez konieczności stosowania kół odbojowych? 12. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne składane za pomocą jednego przycisku niewystające poza obrys wózka, bez konieczności stosowania na nich dodatkowych krążków odbojowych oraz listew? 13. Czy Zamawiający dopuści wózek bez szyn do mocowania wyposażenia dodatkowego?2 14. Czy Zamawiający dopuści wózek którego podstawa jezdna wyposażona jest w pojedyncze koła o średnicy 200 mm z centralną blokadą kół oraz funkcją jazdy na wprost? 15. Czy Zamawiający dopuści wózek bez tabletu do serwowania potraw? Załącznik nr 23 - Wózki zabiegowe 16. Czy Zamawiający dopuści wózki zgodne z poniższym opisem: Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa BAYDUR. Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad zamykany na klucz. Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 75 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka. Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - jeden przezroczysty umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylany pojemniki kieszeń, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje. Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie zintegrowane w budowie wózka. Wózek wyposażony w pięć szuflad z czego trzy o wysokości 100 mm oraz dwie o wysokości 150 mm. Wymiary zewnętrzne wózka: Wysokość : 91 cm - Głębokość :72 cm - Szerokość: 83 cm Dotyczy defibrylator nr Czy zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy Lifepak 20 E spełniający poniższe wymagania?3 1. Urządzenie do monitorowania i defibrylacji 2. Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej 5,7 DEFIBRYLATOR 3. Możliwość wyświetlania na ekranie 2 krzywych dynamicznych. 4. Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej 5. Dwufazowa fala defibrylacji 6. Defibrylacje ręczna w zakresie: od 2 do 360 J 7. Czas ładowania do energii maksymalnej 360J poniżej 7 sekund 8. Możliwość wyboru jednego spośród 25 poziomów energii defibrylacji 9. Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim 10. Energia defibrylacji w trybie AED od 150 do 360 J 11. W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią 150 J i większą 12. Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych 13. Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej 14. Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii 15. Ustawianie ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych 16. Możliwość wykonania kardiowersji 17. Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń 18. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od B/min. 19. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5;x1; x1,5; x2; x2,5; x3; x4; 20. Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna 21. a.tryby stymulacji: sztywny i na żądanie 22. b.natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do 200 ma 23. c.zakres częstości stymulacji w zakresie od 40 do 170 imp/min 24. Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów 25. Wbudowana drukarka termiczna 26. Papier do drukarki o szerokości 50 mm 27. Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym 1 krzywej EKG4 Pytanie Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin 29. Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci 30. Zasilanie i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V 31. Akumulator bez efektu pamięci 32. Czas pracy na bateriach dla urządzenia 3,5 godzin monitorowania 33. Możliwość wykonania 140 defibrylacji z maksymalną energią 360J na w pełni naładowanych akumulatorach 34. Automatycznie wykonywane codzienne autotesty, nie wymagające włączenia defibrylatora 35. Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami 6,6 kg Dotyczy defibrylator nr 2 18.Czy zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy Lifepak 20 E spełniający poniższe wymagania? 36. DEFIBRYLATOR Urządzenie do monitorowania i defibrylacji Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej 5, Możliwość wyświetlania na ekranie 2 krzywych dynamicznych Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej Dwufazowa fala defibrylacji Defibrylacje ręczna w zakresie: od 2 do 360 J Czas ładowania do energii maksymalnej 360J poniżej 7 sekund Możliwość wyboru jednego spośród 25 poziomów energii defibrylacji Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim Energia defibrylacji w trybie AED od 150 do 360 J W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią 150 J i większą Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej5 Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii Ustawianie ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych Możliwość wykonania kardiowersji Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od B/min Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5;x1; x1,5; x2; x2,5; x3; x4; Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna a.tryby stymulacji: sztywny i na żądanie b.natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do 200 ma c.zakres częstości stymulacji w zakresie od 40 do 170 imp/min Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych + czujnik dla dorosłych - 1szt, czujnik dla dzieci -1szt a. Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów Wbudowana drukarka termiczna Papier do drukarki o szerokości 50 mm Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym 1 krzywej EKG Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci Zasilanie i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V Akumulator bez efektu pamięci Czas pracy na bateriach dla urządzenia 3,5 godzin monitorowania Możliwość wykonania 140 defibrylacji z maksymalną energią 360J na w pełni naładowanych akumulatorach Automatycznie wykonywane codzienne autotesty, nie wymagające włączenia defibrylatora Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami 6,6 kg6 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych w imieniu Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. odpowiadamy, że: Ad. 1 Tak. Ad. 2. Tak. Ad. 3. Tak. 2L na wydzielninę dowolnego producenta. Ad. 4. Nie. Ad. 5. Nie. Ad. 6.Tak. Ad. 7. Tak. Ad. 8. Tak. Ad. 9. Tak. Ad. 10. Tak. Ad. 11. Tak. Ad. 12. Tak. Ad. 13. Tak. Ad. 14. Tak.. Ad. 15 Tak. Ad. 16 Tak. Ad. 17. Tak. Ad. 18. Tak. Z poważaniem Podobne dokumenty
Załącznik nr 2 do siwz... Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2 Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt.
Załącznik nr ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Defibrylator Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.
Toruń, dn. 24 marca 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.21.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi Bardziej szczegółowo RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl Bardziej szczegółowo Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED)
Warszawa, dnia 28.10.2015 r. ZZP/ZP/174/837/15 W Y K O N A W C Y Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: zakup, dostawa i montaż nowej aparatury medycznej: Bardziej szczegółowo Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010.
Załącznik nr 3. ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Pakiet nr 1: Wózki szpitalne różne długość całkowita: Bardziej szczegółowo O D P O W I E D Z na zapytania w sprawie SIWZ
Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/09/2015/2 Korfantów dnia:08.06.2015 r. O D P O W I E D Z na zapytania w sprawie SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Bardziej szczegółowo CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT
CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej-Curie, Sekcja Zamówień Publicznych Tel./ fax. 546-23-12; 546-25-00; 546-22-11 02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo Pytania z dnia 09.11.2012 r.
Toszek, 12.11.2012 r. dotyczy: postępowania nr 26/PN/DEG/SG/AC/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, sprzętu komputerowego, testów psychologicznych oraz filmów DVD w ramach modernizacji Bardziej szczegółowo Wszyscy Wykonawcy. Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny mobilny z napędem elektrohydraulicznym i mechaniczno-hydraulicznym.
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Skłodowskiej Curie 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 07.05.2014r DZP/18PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bardziej szczegółowo Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
SR/XV-270-12(3)-EFK/16 Poznań, dnia 08.03.2016 r. wg rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na dostawę i zakup aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Bardziej szczegółowo SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: 01.09.2011 LICZBA STRON: 7
SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z UL. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl, Bardziej szczegółowo ZAKUP KARDIOMONITORÓW DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE DAZ.26.102.
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Częstochowa, dn. 19.11.2014r. WSZYSCY WYKONAWCY dot. przetargu nieograniczonego na: Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1po zmianach nr 3 z dnia
Załącznik nr 1po zmianach nr 3 z dnia 31-10-2012 Pieczęć Pieczęć Wykonawców Wykonawcy FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY. Opis techniczny przedmiotu zamówienia (parametry techniczne-graniczne). Warunki gwarancji, Bardziej szczegółowo Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Łóżko 2 segmentowe 4 szt Szerokość całkowita: max. 960 mm Długość całkowita: 2150 mm Wysokość leża od podłogi: max. 500 mm Konstrukcja łóżka wykonana z profili Bardziej szczegółowo Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Wrocław, dnia 18.06.2013 Dotyczy:PN 30/12 dostawa drfibrylatora Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania: Pytanie 1 ad pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści nowoczesny Bardziej szczegółowo Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/ /PN/2013
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki, Bardziej szczegółowo Do wszystkich zainteresowanych
WszSL/FKZ/072/101/12 Legnica, 26-03-2012r. Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Przetargu nieograniczonego PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WÓZKA OPATRUNKOWO -ZABIEGOWEGO, WÓZKA REANIMACYJNEGO I RESUSCYTATORA Bardziej szczegółowo Toszek, 25.10.2012 r.
Toszek, 25.10.2012 r. dotyczy: postępowania nr 24/PN/DEG/AS/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, dezynfektora, sprzętu komputerowego, sprzętów AGD i RTV, mebli, testów psychologicznych, Bardziej szczegółowo ZAPYTANIA: Zapytania z dnia r.
ZAPYTANIA: Zapytania z dnia 01.03.2016 r. Dotyczy: Aa4 Łóżko do sali wzmożonego nadzoru 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające barierki boczne wyposażone we wskaźnik kątowy z wyraźnym zaznaczeniem Bardziej szczegółowo Novera 4A, 3A, 1A. Wielofunkcyjne łóżka szpitalne
Novera 4A, 3A, 1A Wielofunkcyjne łóżka szpitalne Novera 4A Dwuosiowe krążki odbojowe zabezpieczające łóżko przed uderzeniami (opcja) Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka Bardziej szczegółowo O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ
Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/07/2015/2 Korfantów dnia: 2015-04-15 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, Bardziej szczegółowo DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 Międzyrzec Podlaski, 04-02-2015r. Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bardziej szczegółowo SZANOWNI WYKONAWCY POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE DZ
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Biuro Dyrektora Szpitala tel. 12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl Bardziej szczegółowo MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl, Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice
Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania na dostawę aparatu do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony Bardziej szczegółowo Gorlice dnia r. XVI/227/76/12 Odpowiedzi na zapytania
XVI/227/76/12 Odpowiedzi na zapytania Gorlice dnia 18.12.2012 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego Oddziału Neurologicznego oraz ZOL, Nr sprawy: 90/2012. Łóżko rehabilitacyjne Bardziej szczegółowo PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Bardziej szczegółowo PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA. Dostawę 3 sztuk defibrylatorów. Numer sprawy: TP/219/2011
Kielce dn. 19.10.2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę 3 sztuk defibrylatorów Numer sprawy: TP/219/2011 W związku z zapytaniami, dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bardziej szczegółowo Łódź dnia r. Do wszystkich zainteresowanych,
Łódź dnia 27.10.2015 r. Do wszystkich zainteresowanych, Dotyczy postępowania ZP/132/2015 - Dostawa wyposażenia dla Kliniki Neonatologii w ramach projektu Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl - BIP Wałbrzych: Dostawa defibrylatora/monitora ze stymulacją przezskórną. Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn. 27.08.2012 r. znak sprawy: ZP/220/56/12
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/56/12 Szczecin, dn. 27.08.2012 Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/31/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Sanok.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Dostawa defibrylatorów transportowych szt.2 i respiratora ratowniczo transportowego Bardziej szczegółowo Pozycja 1: Defibrylator - 2 szt
Załącznik nr 1.4 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-64/15 Pakiet nr 4 Część A Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie granicznych parametrów technicznoużytkowych poszczególnych Bardziej szczegółowo dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami
Rzeszów, 29.07.2014 r. AD.ZP.3810-4/2014/JJ dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami W związku z pytaniami złożonymi do specyfikacji Bardziej szczegółowo PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ
Radomsko, 28.08.2013 r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ WP.272.21.05.2013 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wraz z montaŝem sprzętu i wyposaŝenia medycznego Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
1 z 6 2013-08-07 10:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=186_2013 Poznań: Dostawa stolików zabiegowych, Bardziej szczegółowo Pakiet nr 1. Pozycja nr 1: WANNA DO HYDROTERAPII Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYJĘCIA PORODU W WODZIE
Doposażenie Oddziału Ginekologiczno--Położniczego oraz Oddział Neonatologii wraz z Patologią Noworodka Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Bardziej szczegółowo WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 30.08.2011 LICZBA STRON: 6
SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z UL. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl, Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNE. Parametry techniczne łóżek do Oddziału Chirurgicznego 4 sztuki: TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Załącznik nr 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNE Ilość: 5 Producent: Model/Typ: Parametry techniczne łóżek do Oddziału Chirurgicznego 4 sztuki: Lp. Wyszczególnienie parametru technicznego Wymagane Bardziej szczegółowo do wszystkich uczestników postępowania
SPZOZ/SAN/ZP/155/2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS Bardziej szczegółowo SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII
Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawa sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
Ostrów Wielkopolski, dnia 23.09.2016 r. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22 63-400 Ostrów Wielkopolski Otrzymują: wykonawcy strona internetowa http://www.szpital.osw.pl/ Znak sprawy: FDZZ.226.22.2016 Bardziej szczegółowo dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP.
Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 20.09.2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/2016 - Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku z Bardziej szczegółowo PAKIET NR 8 Wózek do przewozu chorych 1 szt. Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012 roku.
PAKIET NR 8 Wózek do przewozu chorych 1 szt. Lp Opis Wymagana 1 Konstrukcja wózka wykonana z profilowanych stalowych rur lub profili pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne Wymiary Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Kraków, 12 lutego 2016r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-2/16 Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa łóżek szpitalnych" ODPOWIEDZI NA PYTANIA działając na podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia Bardziej szczegółowo Toszek, 26.10.2012 r.
Toszek, 26.10.2012 r. dotyczy: postępowania nr 24/PN/DEG/AS/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, dezynfektora, sprzętu komputerowego, sprzętów AGD i RTV, mebli, testów psychologicznych, Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych
Toruń, 208.2010 r. L.dz. SSM-XI-73/Z/2010/ /10 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie Nr 1 meble medyczne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ Kozetka drewniana do badań EKG 1 szt. Opis parametrów ch Stabilna konstrukcja wykonana z drewna, nadająca się do wykonywania Bardziej szczegółowo Poznań, dnia 20.02.2015 roku. wg rozdzielnika
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych tel. : 0618691651, 0618691756, 0618691759 tel./fax : 0618691847 www.spsk2.pl Bardziej szczegółowo OFERTA CENOWA. Załącznik nr 3 do pisma AG.Z.2150.35.2.2015. Producent model /typ. podatku VAT (%) netto (w PLN) brutto (w PLN)
Załącznik nr 3 do pisma AG.Z.2150.35.2.2015 OFERTA CENOWA L.p Asortyment Ilość Cena jedn. Stawka Cena jedn. Łączna Łączna netto podatku VAT (%) brutto (4x5) cena netto (3x4) cena brutto (7x5) 1 2 3 4 5 Bardziej szczegółowo OFERTA (wzór) na Zakup, dostawa, uruchomienie kardiomonitora, defibrylatora oraz dostawa fotela za biego wego" (Z P 41/1 4)
Załącznik Nr 1 do SIWZ Data... OFERTA (wzór) na Zakup, dostawa, uruchomienie kardiomonitora, defibrylatora oraz dostawa fotela za biego wego" (Z P 41/1 4) Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy ul.... kod...-... Bardziej szczegółowo Gliwice, dn r.
Gliwice, dn. 11.04.2016r. WYJAŚNIENIA II DO SIWZ Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu p/t Łóżka i szafki przyłóżkowe na OINK wpłynęły wnioski wykonawców o wyjaśnienie Bardziej szczegółowo FORMULARZ OFERTOWY. Dostawę łóŝek i szafek szpitalnych.... (nazwa Wykonawcy/ów)
Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2010r. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym oświadczamy, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawę łóŝek i szafek szpitalnych ofertę przetargową Bardziej szczegółowo wózki do przewozu pacjentów LAMA CAMEL ELEFANT
wózki do przewozu pacjentów LAMA CAMEL ELEFANT Lama Wózek przeznaczony do transportu pacjentów wewnątrz szpitala Podstawowa konfiguracja: Konstrukcja wózka wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem Bardziej szczegółowo przetargu nieograniczonego nr TP 231/3/PN/212/2011 łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe
Kontakt: Koszalin, 23.09.2011 r. Centrala (94) 34 88-400 Sekretariat (94) 34 88 151 Dyrektor (94) 34 88 102 Dział Jakości i Marketingu (94) 34 88 380 Fax (94) 34 88 103 e-mail: ewelina@swk.med.pl http Bardziej szczegółowo PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bardziej szczegółowo Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia
Lubaczów, 15.02.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania nr sprawy: ZP-III343/2/2013 Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu pn. Program wyrównywania Bardziej szczegółowo Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ
Górzno, dnia 08 lipca 2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie Górzno 63 64-120 Krzemieniewo Do Wszystkich Wykonawców dot. postępowania o udzielenie Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW MAKÓW MAZOWIECKI
Maków Mazowiecki 21/11/2016r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU Bardziej szczegółowo LIFEGUARD WÓZKI DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW
LIFEGUARD WÓZKI DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW with people in mind Asortyment produktów LIFEGUARD Wózki do przewożenia chorych, stosowane podczas wykonywania badań diagnostycznych, obrazowania rentgenowskiego, Bardziej szczegółowo Wyposażenie sal operacyjnych
Stoliki do instrumentów chirurgicznych Wykonane w systemie ręcznej regulacji z blokadą typu zacisk lub z regulacją za pomocą pompy hydraulicznej przy użyciu dźwigni nożnej. Blat obracany o 360 z blokadą Bardziej szczegółowo Kraków, 03 lipca 2015 roku. DZPi Z-271/169/2015
Kraków, 03 lipca 2015 roku DZPi Z-271/169/2015 Do uczestników postępowania przetargowego na sprzedaż wraz z dostarczeniem wózków do przewożenia chorych w pozycji leżącej, wózków anestezjologicznych, kardiomonitorów, Bardziej szczegółowo Załącznik: Specyfikacja istotnych warunków techniczno-eksploatacyjnych: System intensywnego nadzoru kardiologicznego str nr 1 z 6
Załącznik: Specyfikacja istotnych warunków techniczno-eksploatacyjnych: System intensywnego nadzoru kardiologicznego str nr 1 z 6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH. I. OKREŚLENIE Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania
Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawa sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, Bardziej szczegółowo Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy
załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/31/2013 Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy Zadanie nr 1 Defibrylator z kardiowersją oraz stymulacją zew. serca Lp Nazwa jm Ilość Cena jednost 1 Defibrylator z kardiowersją Bardziej szczegółowo Znak sprawy: DZP-380-7/2016
Znak sprawy: DZP-380-7/2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Bardziej szczegółowo Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl
Łóżko rehabilitacyjne Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Pilot przewodowy Łóżko rehabilitacyjne w wersji elektrycznej Wyjmowany szczyt nóg PL19.1 Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE
Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym 30 szt. Parametry wymagane Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr Bardziej szczegółowo Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.
Zał. Nr 1 Pak Nr 2 Stół operacyjny 1 sztuka Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2016r (podać producenta ) Nazwa własna oraz numer katalogowy stołu ( podać ). Parametry Stół operacyjny elektromechaniczny/ Bardziej szczegółowo Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100,
L.dz. ZP 2.224/02/2014/1 Jaroszowiec, dnia 04.04.2014 r. ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Kompleksowa dostawa, montaż Bardziej szczegółowo Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Radecznica, dn. 14-02-2013r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą łóżek szpitalnych Bardziej szczegółowo LIFEGUARD WÓZKI DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW
LIFEGUARD WÓZKI DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW with people in mind RODZINA LIFEGUARD Wózki do przewożenia chorych, stosowane podczas wykonywania badań diagnostycznych, obrazowania rentgenowskiego, zabiegów Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2. Formularz ofertowo cenowy. Zadanie nr 1. Kapnometr 1 szt. Rok produkcji: Producent: Nazwa i typ: Kraj:
Załącznik nr 2. Formularz ofertowo cenowy Zadanie nr 1. Kapnometr 1 szt. Rok produkcji: Producent: Nazwa i typ: Kraj: Lp. Opis parametrów ch Parametr 1. Pomiar ETCO2 w strumieniu głównym 2. Możliwość podłączenia Bardziej szczegółowo ZARZĄD POWIATU we Wrześni
ZARZĄD POWIATU we Wrześni Września 02.06.2014r. NI.2721.12.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Bardziej szczegółowo Monitor transportowy - 2szt Parametry techniczno funkcjonalne
załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/19/2012 - Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy Zadanie nr 1 Kardiomonitory Lp. Nazwa ilość Cena jednost Cena jednostk Brutto Stawka VAT brutto Producent 1 Kardiomonitor Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Załącznik do oferty Grupa 6 poz 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiot: łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym 10 szt Nazwa i typ: Producent: Rok produkcji: 2015 Lp Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1 XVI.227 /44 / 2014 Gorlice 16.04.2014r. Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Sprawa 31/2014. Postępowanie na dostawę Łóżek rehabilitacyjnych, ortopedycznych szafek przyłóżkowych Bardziej szczegółowo Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki Kętrzyn. Kętrzyn r.
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn. 05.04.2016r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr CUW.PK.343.3.2016 Nasz znak: CUW.PK..343.3.2016 Dot.: postępowania Bardziej szczegółowo Wózki na dokumentację medyczną Adaptis
Wózki na dokumentację medyczną Adaptis Wózki ADAPTIS zaprojektowane są również do przechowywania i transportowania dokumentacji medycznej dzięki pełnemu zestawowi wyposażenia i akcesoriów. Specjalna, przemyślana Bardziej szczegółowo SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 14
SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z UL. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl, Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz. Bardziej szczegółowo 1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka.
Pakiet nr I. Kardiomonitory 1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: Kraj pochodzenia:... Producent/Siedziba Bardziej szczegółowo PAKIET NR 1 STOŁY OPERACYJNE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 DZPZ/333/2UEPN/2013 Olsztyn, dnia 25 lutego Bardziej szczegółowo Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.
Poznań, dnia 01.07.2014 EZ/350/61/2014/853 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/61/2014 Zakup Bardziej szczegółowo Kompaktowy i Efektywny
Kompaktowy i Efektywny Defibrylator TEC-5521K TEC-5531K Dwufazowy, AED, monitorowanie SpO 2 i CO 2 TEC-5531K (przedstawiony z opcjami) szybka i niezawodn Bez oczekiwania na defibrylację Szybkie ładowanie Bardziej szczegółowo CENA NETTO. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 RAZEM
Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 System do wykonywania VAB 1 szt. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 System wyposaŝony w: - rękojeść biopsyjną do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i RTG, z moŝliwością Bardziej szczegółowo Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Znak sprawy: SZP/380/30/2014 Łańcut, dnia 14.10.2014r. Uczestnicy postępowania przetargowego Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt.
Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Aparat ekg Bardziej szczegółowo Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. Formularz ofertowy z informacjami technicznymi o oferowanych urządzeniach TAK TAK TAK TAK
Załącznik Formularz ofertowy z informacjami technicznymi o ch urządzeniach Lampa operacyjna przygotowana pod montaż kamery HD (bez kamery i modułu sterującego kamerą ( szt) Opis parametru wymagany lampa Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania
Warszawa, dnia 20 kwietnia 2015 r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawa sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, Bardziej szczegółowo PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki
Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5. Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn.11.05.2015 r.
Gryfice, dn.11.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. Wiem, dlatego działam program profilaktyki chorób układu krążenia dla powiatu gryfickiego, finansowanego Bardziej szczegółowo Solido 2S. Szczyt owalny (opcja)
Łóżka szpitalne Solido 2S Szczyt owalny (opcja) Materac M-18 Standardowo leże wypełnione odejmowaną metalową kratką Centralna blokada kół, jedno z blokadą kierunkową (opcja) Wysuwana półka do odkładania Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres