Source: http://docplayer.pl/33467851-Bzp-38-382-16-16-jastrzebie-zdroj-r.html
Timestamp: 2018-12-14 06:01:30
Legal References Found: art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38

Document Content:
BZP/38/382-16/16 Jastrzębie - Zdrój, r. - PDF
Download "BZP/38/382-16/16 Jastrzębie - Zdrój, r."
1 BZP/38/382-16/16 Jastrzębie - Zdrój, r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odłożeń i podobnych wyrobów medycznych (BZP/38/382-16/16) WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA r. W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający wyjaśnia co następuje: Pytanie 1 dot. Pakietu 3 poz.2-6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożeń spełniających wysokie wymagania normy Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 3 Zestawy zabiegowe I; Z zapisu: 2) Materiał obłożenia spełniający wymagania standardowe normy PN EN na zapis: 2) Materiał obłożenia spełniający wysokie lub standardowe wymagania normy PN EN Pytanie 2 dot. Pakietu 3 poz.2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 3 Zestawy zabiegowe I; Z zapisu: 2 Zestaw do operacji laryngologicznych: Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 120cmx140cm 20 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm 1 dren do ssaka z końcówkami średnica 7-8 mm długość min. 300cm, 1miska plastikowa 120 ml, 1 organizator przewodów typu rzep rozmiar długość min 20 cm Serweta laryngologiczna 150 x 200 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy cm lub otwór prostokątny 12 x 12 cm umieszczonym decentralnie górnej części serwety. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze min g/m2. na zapis: 2 Zestaw do operacji laryngologicznych: Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 120cmx140cm 1
2 20 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm 1 dren do ssaka z końcówkami średnica 7-8 mm długość min. 300cm, 1miska plastikowa 120 ml, 1 organizator przewodów typu rzep rozmiar długość min 20 cm Serweta laryngologiczna 150 x 200 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy cm lub otwór prostokątny 12 x 12 cm umieszczonym decentralnie górnej części serwety. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze min g/m2 lub 57,5 g/m2 Pytanie 3 dot. Pakietu 3 poz.3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2, obszar wzmocniony 3-warstwowy 112,5 g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 3 Zestawy zabiegowe I; Z zapisu: 3. Zestaw do artroskopii kolana Minimalny skład zestawu 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min.30cmx40cm lub 20 cm x 40 cm 1 fartuch chirurgiczny z włókniny SMMS lub SMMMS min. 35 g/ m2 długość 150cm (+/- 5cm) 1 obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 fartuch chirurgiczny w włókniny SMS lub SMMS min. 35g/m2 posiadający wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150 cm (+/-5cm) 10 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5 x 7,5 cm 1dren do ssaka z końcówkami średnica 7-8 mm długość 300 cm 1 bezpieczny skalpel z wysuwanym ostrzem 11 1 igła iniekcyjna 1,20 x 40 mm 1 dren Redona Ch 12 dł. 50 cm 1 butelka Redona 200 ml 2 osłona na kamerę złożona teleskopowo 13 x 250 cm 1 serweta 2 warstwowa ( podkład pod kończynę) x 150 cm 2 taśmy samoprzylepne foliowe min x 50 cm 1 osłona na kończynę 33 x 55 cm (+/-5cm) 1 serweta na kończynę rozmiar min. 225 x 320 cm (+/-10cm) z samouszczelniającym otworem 6-7 cm lub otwór elastyczny 5 x 7 cm. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min g/m2. Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej min g/m2. Skalpel, igła, dren Redona i materiał opatrunkowy zapakowane w dodatkową torebkę papierową. Na zapis: 3. Zestaw do artroskopii kolana Minimalny skład zestawu 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min.30cmx40cm lub 20 cm x 40 cm 1 fartuch chirurgiczny z włókniny SMMS lub SMMMS min. 35 g/ m2 długość 150cm (+/- 5cm) 1 obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 fartuch chirurgiczny w włókniny SMS lub SMMS min. 35g/m2 posiadający wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150 cm (+/-5cm) 2
3 10 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5 x 7,5 cm 1dren do ssaka z końcówkami średnica 7-8 mm długość 300 cm 1 bezpieczny skalpel z wysuwanym ostrzem 11 1 igła iniekcyjna 1,20 x 40 mm 1 dren Redona Ch 12 dł. 50 cm 1 butelka Redona 200 ml 2 osłona na kamerę złożona teleskopowo 13 x 250 cm 1 serweta 2 warstwowa ( podkład pod kończynę) x 150 cm 2 taśmy samoprzylepne foliowe min x 50 cm 1 osłona na kończynę 33 x 55 cm (+/-5cm) 1 serweta na kończynę rozmiar min. 225 x 320 cm (+/-10cm) z samouszczelniającym otworem 6-7 cm lub otwór elastyczny 5 x 7 cm. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min g/m2 lub 57,5 g/m2.wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej min g/m2 lub 112,5 g/m2 Skalpel, igła, dren Redona i materiał opatrunkowy zapakowane w dodatkową torebkę papierową. Pytanie 4 dot. Pakietu 3 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2, obszar wzmocniony 3-warstwowy 112,5 g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 3 Zestawy zabiegowe I; Z zapisu: 4. Zestaw do zabiegów na kończynie dłoń/stopa Minimalny skład zestawu 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min.30cmx33-40cm lub 20 cm x 40 cm 3 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMS lub SMMS lub SMMMS min. 35g/m2 długość 150cm (+/-5cm) 1 obłożenie na stolik Mayo min.80cmx145cm 20 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm 1 strzykawka Luer 20 ml 1 serweta 2 warstwowa ( podkład pod kończynę) 100 x 150 cm 1 serweta na kończynę 225cmx300cm (+/-10cm) z samouszczelniającym otworem 3cm lub 3x 7 cm. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min g/m2. Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej min g/m2 na zapis: 4. Zestaw do zabiegów na kończynie dłoń/stopa Minimalny skład zestawu 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min.30cmx33-40cm lub 20 cm x 40 cm 3 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMS lub SMMS lub SMMMS min. 35g/m2 długość 150cm (+/-5cm) 1 obłożenie na stolik Mayo min.80cmx145cm 20 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm 1 strzykawka Luer 20 ml 1 serweta 2 warstwowa ( podkład pod kończynę) 100 x 150 cm 1 serweta na kończynę 225cmx300cm (+/-10cm) z samouszczelniającym otworem 3cm lub 3x 7 cm. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min g/m2 lub 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego dodatkowe 3
4 wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej min g/m2 lub 112,5 g/m2 Pytanie 5 dot. Pakietu 3 poz.5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2, obszar wzmocniony 3-warstwowy 112,5 g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 3 Zestawy zabiegowe I; Z zapisu: 5. Zestaw do żylaków kończyn dolnych Minimalny skład zestawu 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min.30cmx 33-40cm, lub 20 cm x 40 cm 3 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMS lub SMMS lub SMMMS min. 35g/m2 długość 150cm (+/-5cm) 1 obłożenie na stolik Mayo min. 80cmx145cm 40 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm (mogą być przewiązane po 10 sztuk) 6 serwet wykonanych z gazy 20 nitkowej lub 17 nitkowej, 4 lub 6 warstwy, z nitką rtg, lub chip rtg i tasiemką, rozmiar po praniu wstępnym 40x40cm(+/-5 cm). 5 tupferów(mogą być w kształcie fasolki) do preparowania tkanek wykonanych z gazy 24 nitkowej lub 24 nitkowej, z nitką rtg o wykroju gazy 8cmx8cm lub 9,5 cmx 9,5 cm(+/- 1cm) 1 skalpel nr 10 1 skalpel nr 11 3 opaski elastyczne 15cmx5m z zapinkami 1 podkład chłonny min.60x90cm 2 taśmy samoprzylepne min. 9cmx50cm 1 osłona na stopę z zintegrowanymi taśmami samoprzylepnymi wykonana z laminatu 2- warstwowego 1 serweta samoprzylepna min. 150cmx240cm wykonana z laminatu 2 warstwowego o gramaturze min g/m2. 1 serweta samoprzylepna 225cmx260cm lub 245 x 280 cm (+/-5cm) z wycięciem U 10x100cm lub 10 x 95 cm. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min g/m2. Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej min g/m2 lub 112,5 g/m2 na zapis: 5. Zestaw do żylaków kończyn dolnych Minimalny skład zestawu 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min.30cmx 33-40cm, lub 20 cm x 40 cm 3 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMS lub SMMS lub SMMMS min. 35g/m2 długość 150cm (+/-5cm) 1 obłożenie na stolik Mayo min. 80cmx145cm 40 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm (mogą być przewiązane po 10 sztuk) 6 serwet wykonanych z gazy 20 nitkowej lub 17 nitkowej, 4 lub 6 warstwy, z nitką rtg, lub chip rtg i tasiemką, rozmiar po praniu wstępnym 40x40cm(+/-5 cm). 5 tupferów(mogą być w kształcie fasolki) do preparowania tkanek wykonanych z gazy 24 nitkowej lub 24 nitkowej, z nitką rtg o wykroju gazy 8cmx8cm lub 9,5 cmx 9,5 cm(+/- 1cm) 1 skalpel nr 10 1 skalpel nr 11 4
5 3 opaski elastyczne 15cmx5m z zapinkami 1 podkład chłonny min.60x90cm 2 taśmy samoprzylepne min. 9cmx50cm 1 osłona na stopę z zintegrowanymi taśmami samoprzylepnymi wykonana z laminatu 2- warstwowego 1 serweta samoprzylepna min. 150cmx240cm wykonana z laminatu 2 warstwowego o gramaturze min g/m2 lub 57,5 g/m2. 1 serweta samoprzylepna 225cmx260cm lub 245 x 280 cm (+/-5cm) z wycięciem U 10x100cm lub 10 x 95 cm. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min g/m2 lub 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej min g/m2 lub 112,5 g/m2 Pytanie 6 dot. Pakietu 3 poz.6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2, obszar wzmocniony 3-warstwowy 112,5 g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 3 Zestawy zabiegowe I; Z zapisu: 6. Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych Minimalny skład zestawu 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min.30cmx 33-40cm lub 20 cm x40 cm 2 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMS lub SMMS lub SMMMS o gram. min. 35g/m2 długość min.150cm (+/- 5cm) 1 obłożenie na stolik Mayo 80cmx145cm 40 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm 4 serwet wykonanych z gazy 20 nitkowej, 4 warstwy, z nitką rtg lub chip rtg i tasiemką rozmiar po praniu wstępnym min. 40cmx40cm. 2 strzykawki Luer 20 ml 1 dren do ssaka min.300cm 2 taśmy samoprzylepne min. 9cmx50cm 3 serwety samoprzylepne min. 50cmx50cm wykonane z folii PE 1 serweta do kraniotomii 225cmx280cm (+/-10cm) z otworem 19cm x25cm lub 20 cm x 25 cm wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny, ze sztywnikiem, z sitem i zaworem oraz 2 zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Serweta wykonana z laminatu2 warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min g/m2.Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej min g/m2. Na zapis: 6. Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych Minimalny skład zestawu 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min.30cmx 33-40cm lub 20 cm x40 cm 2 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMS lub SMMS lub SMMMS o gram. min. 35g/m2 długość min.150cm (+/- 5cm) 1 obłożenie na stolik Mayo 80cmx145cm 40 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm 4 serwet wykonanych z gazy 20 nitkowej, 4 warstwy, z nitką rtg lub chip rtg i tasiemką rozmiar po praniu wstępnym min. 40cmx40cm. 2 strzykawki Luer 20 ml 1 dren do ssaka min.300cm 5
6 2 taśmy samoprzylepne min. 9cmx50cm 3 serwety samoprzylepne min. 50cmx50cm wykonane z folii PE 1 serweta do kraniotomii 225cmx280cm (+/-10cm) z otworem 19cm x25cm lub 20 cm x 25 cm wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny, ze sztywnikiem, z sitem i zaworem oraz 2 zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Serweta wykonana z laminatu2 warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min g/m2 lub 57,5 g/m2.wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej min g/m2 lub 112,5 g/m2. Pytanie 7 dot. Pakietu 4 poz.1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 20 kompresów gazowych 17N, 16W w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm? Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 4 Zestawy zabiegowe II; Z zapisu: 1.Zestaw uniwersalny przepuklina Minimalny skład zestawu - 1 serweta na stół instrumentalny min. wymiar 150cmx190cm z warstwą chłonną o szerokości min. 66cm - 1 serweta na stolik Mayo min wymiar 145cmx80cm - 1 serweta z przylepcem min.240cmx140cm - 1 serweta z przylepcem min.175cmx170cm - 2 serwety z przylepcem min.75cmx90cm - 3 fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS lub SMMS lub SMMMS o gram. min. 35g/m2 o dł. 150cm (+/- 5cm) - 5 tupferów do preparowania tkanek wykonanych z gazy 17n lub 24 nikti, z nitką RTG, o wykroju gazy 12x12 cm - 40 kompresów gazowych 17n, 16w, rozmiar 7,5cmx7,5cm, - 1 skalpel nr 10-1 taśma medyczna min. 9cmx25cm - 2 serwetki do rąk o min. wymiarze 40cmx20cmlub 30 x 33 cm Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2 (+/- 10), odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16CFR Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma lub czterema naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. Na zapis: 1.Zestaw uniwersalny przepuklina Minimalny skład zestawu - 1 serweta na stół instrumentalny min. wymiar 150cmx190cm z warstwą chłonną o szerokości min. 66cm - 1 serweta na stolik Mayo min wymiar 145cmx80cm - 1 serweta z przylepcem min.240cmx140cm - 1 serweta z przylepcem min.175cmx170cm - 2 serwety z przylepcem min.75cmx90cm - 3 fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS lub SMMS lub SMMMS o gram. min. 35g/m2 o dł. 150cm (+/- 5cm) - 5 tupferów do preparowania tkanek wykonanych z gazy 17n lub 24 nikti, z nitką RTG, o wykroju gazy 12x12 cm 6
7 - 40 kompresów gazowych 17n, 16w, rozmiar 7,5cmx7,5cm, lub 20 kompresów gazowych 17n, 16w, rozmiar 7,5cmx7,5cm, - 1 skalpel nr 10-1 taśma medyczna min. 9cmx25cm - 2 serwetki do rąk o min. wymiarze 40cmx20cmlub 30 x 33 cm, lub bez serwetek Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2 (+/- 10), odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16CFR 1610 lub obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gram. 48 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 120 cm H2O wg normy AATCC127, zgodne z normą PN EN dla powierzchni krytycznych wymagania standardowe.laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16CFR Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma lub czterema naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. Pytanie 8 dot. Pakietu poz.1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu bez 2 serwetek do rąk? Patrz odpowiedź na pytanie 7 Pytanie 9 dot. Pakietu 4 poz.1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gram. 48 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 120 cm H2O wg normy AATCC127, zgodne z normą PN EN dla powierzchni krytycznych wymagania standardowe? Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16CFR 1610? Patrz odpowiedź na pytanie 7 Pytanie 10 dot. Pakietu 4 poz.2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu bez serwety na stolik Mayo? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 4 Zestawy zabiegowe II; Z zapisu: 2. Zestaw do małych zabiegów. Minimalny skład zestawu - 1 serweta na stół instrumentalny min. 150cmx190cm z warstwą chłonną o szerokości min. 66cm - 1 serweta na stolik Mayo min wymiar 145cmx80cm - 1 serweta z przylepcem min.240cmx140cm - 1 serweta z przylepcem min. 175cmx170cm - 2 serwety z przylepcem min.75cmx90cm - 3 fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS lub SMMMS o gram. min. 35g/m2 o rozmiarze 150cm (+/- 5cm) - 5 tupferów ( tupfery mogą być w kształcie fasolki) do preparowania tkanek wykonanych z gazy 17n lub 24 nitki, z nitką RTG - 20 kompresów gazowych 17n, 16w, rozmiar 7,5cmx7,5cm, 7
8 - strzykawka Luer 20 ml - 1 igła 0,8x mm - 1 igła 0,6x25 mm - 1 taśma medyczna min. 9cmx25cm lub 9cm x 50 cm - 2 serwetki do rąk wykonane z włókniny kompresowej 40 g/m2 o min. wymiarze 40cmx20 cm lub 30 x 33 cm Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 43 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 182 cm H2O, zgodne z normą PN-EN A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma lub czterema naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta Na zapis: 2. Zestaw do małych zabiegów. Minimalny skład zestawu - 1 serweta na stół instrumentalny min. 150cmx190cm z warstwą chłonną o szerokości min. 66cm - 1 serweta na stolik Mayo min wymiar 145cmx80cm, lub bez serwety - 1 serweta z przylepcem min.240cmx140cm - 1 serweta z przylepcem min. 175cmx170cm - 2 serwety z przylepcem min.75cmx90cm - 3 fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS lub SMMMS o gram. min. 35g/m2 o rozmiarze 150cm (+/- 5cm) - 5 tupferów ( tupfery mogą być w kształcie fasolki) do preparowania tkanek wykonanych z gazy 17n lub 24 nitki, z nitką RTG - 20 kompresów gazowych 17n, 16w, rozmiar 7,5cmx7,5cm, - strzykawka Luer 20 ml - 1 igła 0,8x mm - 1 igła 0,6x25 mm - 1 taśma medyczna min. 9cmx25cm lub 9cm x 50 cm - 2 serwetki do rąk wykonane z włókniny kompresowej 40 g/m2 o min. wymiarze 40cmx20 cm lub 30 x 33 cm lub bez serwetek Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 43 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 182 cm H2O, zgodne z normą PN-EN A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, lub obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gram. 48 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 120 cm H2O wg normy AATCC127, zgodne z normą PN EN dla powierzchni krytycznych wymagania standardowe. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16CFR Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma lub czterema naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta Pytanie 11 dot. Pakietu 4 poz.2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu bez 2 serwetek do rąk? Patrz odpowiedź na pytania 10. Pytanie 12 dot. Pakietu 4 poz.2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gram. 48 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 120 cm H2O wg normy AATCC127, zgodne z normą PN EN dla powierzchni krytycznych wymagania standardowe. Laminat wolny od 8
9 lateksu, I klasa palności wg 16CFR 1610? Patrz odpowiedź na pytanie 10. Pytanie 13 dot. Pakietu 4 poz.3 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu bez serwetek do rąk? Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 4 Zestawy zabiegowe II; Z zapisu: 3. Zestaw do laparoskopii Minimalny skład zestawu - 1 serweta na stół instrumentalny min. 150cmx190cm z warstwą chłonną o szerokości min. 66cm - 1 serweta na stolik Mayo min. 145cmx80cm - 1 serweta min.300x cm z otworem w kształcie trapezu 28cmx20cmx19cm lub prostokąta 25 x30 cm i przylepcem wokół otworu lub serweta 260/200 x 335 z otworem 28x 32 cm. - 2 osłony na przewody min.13cmx250cm - 3 fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS lub SMMMS o gram. min. 35g/m2 o rozmiarze 150cm (+/- 5cm) - 20 kompresów gazowych 17n, 16w, rozmiar 7,5cmx7,5cm, ( mogą być przewiązane po 10 sztuk) - 1 dren do ssaka 6mm/300cm lub 7 mm/300 cm - 1 dren Redona 14 Ch, 50cm - 1 butla Redona 200ml - 2 taśma medyczna min. 50cmx9cm - 2 serwetki do rąk min. 40cmx20cm Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min g/m2, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,i klasa palnosci Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. Na zapis: 3. Zestaw do laparoskopii Minimalny skład zestawu - 1 serweta na stół instrumentalny min. 150cmx190cm z warstwą chłonną o szerokości min. 66cm - 1 serweta na stolik Mayo min. 145cmx80cm - 1 serweta min.300x cm z otworem w kształcie trapezu 28cmx20cmx19cm lub prostokąta 25 x30 cm i przylepcem wokół otworu lub serweta 260/200 x 335 z otworem 28x 32 cm. - 2 osłony na przewody min.13cmx250cm - 3 fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS lub SMMMS o gram. min. 35g/m2 o rozmiarze 150cm (+/- 5cm) - 20 kompresów gazowych 17n, 16w, rozmiar 7,5cmx7,5cm, ( mogą być przewiązane po 10 sztuk) - 1 dren do ssaka 6mm/300cm lub 7 mm/300 cm - 1 dren Redona 14 Ch, 50cm - 1 butla Redona 200ml - 2 taśma medyczna min. 50cmx9cm - 2 serwetki do rąk min. 40cmx20cm lub bez serwetek 9
10 Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min g/m2, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,i klasa palnosci lub obłożenia wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gram. 57,5 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O, zgodne z normą PN EN wymagania wysokie dla powierzchni krytycznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16CFR Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. Pytanie 14 dot. Pakietu 4 poz.3 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gram. 57,5 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O, zgodne z normą PN EN wymagania wysokie dla powierzchni krytycznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16CFR 1610? Patrz odpowiedź na pytanie 13 Pytanie 15 dot. Pakietu 4 poz.4 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gram. 48 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 4 Zestawy zabiegowe II; Z zapisu: 4. Sterylny zestaw uniwersalny. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 2 ręczniki min. 20cmx30cm, 1 serweta na stolik Mayo min. 80cmx145cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx25cm, lub 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne min. 75cmx90cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 170cmx175cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 140cmx240cm. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min g/m2. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. Na zapis: 4. Sterylny zestaw uniwersalny. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 2 ręczniki min. 20cmx30cm, 1 serweta na stolik Mayo min. 80cmx145cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx25cm, lub 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne min. 75cmx90cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 170cmx175cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 140cmx240cm. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze min g/m2 lub włóknina polipropylenowa/folia 10
11 polietylenowa o gram.48g/m2.). Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. Pytanie 16 dot. Pakietu 4 poz.5 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia wykonanego z laminatu trzywarstwowego w strefie krytycznej o gramaturze 100g/m2, pozostała powierzchnia serwety wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gram. 48 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 4 Zestawy zabiegowe II; Z zapisu: 5.Sterylny zestaw do operacji kończyny. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 120cmx140cm, 2 ręczniki min. 20cmx30cm, 1 serweta na stolik Mayo min. 80cmx145cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę min. 33cmx55cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx25cm, 1 taśma samoprzylepna foliowa min.10cmx50cm, 1 serweta 200cmx300cm (+/-10cm) z elastycznym otworem o średnicy 5-7 cm. Obłożenie wykonane z laminatu min. 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min g/m2. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. Na zapis: 5.Sterylny zestaw do operacji kończyny. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 120cmx140cm, 2 ręczniki min. 20cmx30cm, 1 serweta na stolik Mayo min. 80cmx145cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę min. 33cmx55cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx25cm, 1 taśma samoprzylepna foliowa min.10cmx50cm, 1 serweta 200cmx300cm (+/-10cm) z elastycznym otworem o średnicy 5-7 cm. Obłożenie wykonane z laminatu min. 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min g/m2 lub obłożenie wykonane z laminatu trzywarstwowego w strefie krytycznej o gramaturze 100g/m2, pozostała powierzchnia serwety wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gram. 48 g/m2. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. Pytanie 17 dot. Pakietu 5 poz.1-9 Czy Zamawiający dopuści obłożenia wykonane z laminatu 3-warstwowego w strefie krytycznej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 112,5 g/m2, obszar niekrytyczny laminat 2 warstwowy o gramaturze 57,5 g/m2. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 5 Zestawy odłożeń I; Z zapisu: 11
12 1) Obłożenie wykonane z laminatu 3-warstwowego w strefie krytycznej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze g/m2, obszar niekrytyczny laminat 2 warstwowy o gramaturze min g/m2. Na zapis: 1) Obłożenie wykonane z laminatu 3-warstwowego w strefie krytycznej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze g/m2,lub 112,5 g/m2, obszar niekrytyczny laminat 2 warstwowy o gramaturze min g/m2, lub 57,5 g/m2 Pytanie 18 dot. Pakietu 5 poz.9 Czy Zamawiający dopuści zestaw do ginekologii z serwetą do zbiórki płynów z serwetą ginekologiczną w rozmiarze 230x240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10cmx15cm otoczonym dodatkową łatą chłonną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem? Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 5 Zestawy odłożeń I; Z zapisu: 9. Zestaw do ginekologii z torbą do zbiórki płynów. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 2 ręczniki min. 30cmx40cm, lub 20 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo min. 80cmx145cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx50cm, 1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) min.50cmx50cm, 1 serweta ginekologiczna 230cmx240cm (+/-10cm) ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10cmx15cm(+/-2cm) otoczonym dodatkową łatą chłonną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Na zapis: 9. Zestaw do ginekologii z torbą/ serwetą do zbiórki płynów. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 2 ręczniki min. 30cmx40cm, lub 20 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo min. 80cmx145cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx50cm, 1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) min.50cmx50cm, 1 serweta ginekologiczna 230cmx240cm (+/-10cm)lub230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10cmx15cm(+/-2cm) otoczonym dodatkową łatą chłonną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Pytanie 19 dot. Pakietu 10 poz.1-2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze (+/-5cm) M-L/120 cm, XL/130 cm, XXL/150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 10 Fartuchy chirurgiczne; Z zapisu: 1. Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny. Pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie, numer serii w postaci, naklejek do 12
13 umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany; Rozmiary do wyboru przez Zamawiącego. Długości fartucha M/120 cm (+/- 5 cm), L/130cm(+/- 5 cm),xxl/150cm (+/- 5 cm) lub XXL/157 cm. 2. Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny. Pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu polietylen/propylen. Fartuch zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie ważności i numer serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany; Rozmiary do wyboru przez Zamawiącego. Długości fartucha M/120 cm (+/- 5 cm), L/130cm(+/- 5 cm),xxl/150cm (+/- 5 cm) lub XXL/157 cm. Na zapis: 1. Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny. Pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie, numer serii w postaci, naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany; Rozmiary do wyboru przez Zamawiącego. Długości fartucha: - M/120, (+/- 5cm), lub L(120cm(+/-7cm) - L/130 cm(+/- 5 cm) lub XL 130 cm (+/- 5 cm) -XXL lub XLL/150 cm (+/- 5 cm)lub XXL/157 cm 2. Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny. Pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu polietylen/propylen. Fartuch zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie ważności i numer serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany; Rozmiary do wyboru przez Zamawiącego. Długości fartucha: - M/120, (+/- 5cm), lub L(120cm(+/-7cm) - L/130 cm(+/- 5 cm) lub XL 130 cm (+/- 5 cm) -XXL lub XLL/150 cm (+/- 5 cm)lub XXL/157 cm Pytanie 20 dot. Pakietu 15 Czy Zamawiający dopuści zestaw do iniekcji doszklistkowych nie zwierający w swoim składzie szkła powiększającego?. Pytanie 21 dot. Pakietu 15 Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 3 tygodni od daty podpisania umowy. Pytanie 22 dot. Pakietu 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji przez cewkowych TUR o składzie: 13
14 a. serweta chirurgiczna do przez cewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180cm zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej R 8cm, oraz drugi otwór R-5cm i osłoną na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem wraz ztrokami do jego regulacji oraz przewód do odprowadzania płynów b. ręcznik chłonny 18x25cm c. samoprzylepny organizator przewodów 9x18cm d. serweta na stolik 150x190cm Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.. Pytanie 23 dot. Pakietu 10 poz.1-2 Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 i 2 fartuchy o długości dla rozmiaru M +/- 7 cm i oznaczeniach odpowiednio L ( zamiast M ), XL ( zamiast L ), XLL ( zamiast XXL ) przy zachowaniu wszystkich pozostałych długości i parametrów?. Patrz odpowiedź na pytanie 19. Pytanie 24 dot. Pakietu 13 poz.3 Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 pokrowiec na aparaturę o średnicy 140 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Pytanie 25 dot. Pakietu 13 poz.3 Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 organizator przewodów typu RZEP bez troków w rozmiarze 2,5x30cm pakowany pojedynczo lub 5 x 15 cm pakowany po 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do wyceny? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu. Pytanie 26 dot. Pakietu 11 poz.7 Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 rękaw na kończynę w rozmiarze 37 x 105 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 11 Akcesoria I; Z zapisu: 7.Sterylny rękaw na kończynę o wym. min. 33cmx 110 cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10cmx50 cm (+/-2cm) na zapis: 7.Sterylny rękaw na kończynę o wym. min. 33cmx min cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10cmx50 cm (+/-2cm) Pytanie 27 dot. Pakietu 11 poz.3 14
15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbki w ilości jedna sztuka? Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania podniosą konkurencyjność postępowania i umożliwią Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert a także pozwoli na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia. Pytanie 28 dot. Pakietu 1 poz.2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka typu furażerka nie ściągniętego gumką, wykonanego z włókniny wiskozowej o gram. 25 g/m2, posiadającego boki z dwóch warstw chłonnej włókniny? LUB Czepka w kształcie beretu wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14 g/m2? Pozostałe parametry bez zmian. Pytanie 29 dot. Pakietu 1poz.3 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków w kolorze białym i zielonym? Pozostałe parametry bez zmian. Pytanie 30 dot. Pakietu 1poz.5 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej o rozmiarze po rozłożeniu 180 mm x 170mm ( szer x wys), w kolorze zielonym lub niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian LUB Maski chirurgicznej w rozmiarze po rozłożeniu 195 x 180 cm, w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 1 Czepki, maski Z zapisu: 5. Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki, przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy ( z usztywnieniem na nos), rozmiar maski po rozłożeniu 180mm (+5mm/- 3mm)x187mm (+/-5mm), górne troki długość 430mm (+/-25mm) dolne troki długość 380mm +/-25mm; maska musi spełniać wymagania normy (typ II) lub typ II R, skuteczność filtracji bakteryjnej 98%, niepyląca, hypoalergiczna. Kolor biały lub biało - zielony. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. na zapis: 5. Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki, przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy ( z usztywnieniem na nos), rozmiar maski po rozłożeniu 180mm (+5mm/- 3mm)x187mm (+/-5mm), lub 195 x180 cm, górne troki długość 430mm (+/-25mm) dolne troki długość 380mm +/-25mm; maska musi spełniać wymagania normy (typ II) lub typ II R, skuteczność filtracji bakteryjnej 98%, niepyląca, hypoalergiczna. Kolor biały lub biało zielony,lub niebieski. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. 15
16 Pytanie 31 dot. Pakietu 2 poz.1-5 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu 2- warstwowego ( polipropylen- polietylen ) o odporności na przenikanie cieczy > 200 cm H2O? Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 2 Serwety 1. Sterylna serweta dwuwarstwowa o wym. 50cmx50cm(+/-5cm) nieprzylepna, dwuwarstwowa, wykonana z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o gramaturze nie niższej niż 55-56g/m 2 na całej powierzchni. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, zgodnie z normą PNEN dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo foliowa, etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. 2. Sterylna serweta dwuwarstwowa o wym. 70cmx90 cm(+/-5cm) nieprzylepna, dwuwarstwowa, wykonana z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o gramaturze nie niższej niż 55-56g/m 2 na całej powierzchni. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, zgodnie z normą PNEN dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo foliowa, etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. 3. Sterylna serweta dwuwarstwowa, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach 60cmx50cm (+/-5cm) o gramaturze nie niższej niż 55-56g/m2, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z otworem Ř 5cm (+/-2cm) otoczonym taśmą lepną. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, zgodnie z normą PNEN dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo foliowa, etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. 4. Sterylna serweta dwuwarstwowa, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach 70cmx90cm (+/-5cm) o gramaturze nie niższej niż 55-56g/m2, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z otworem Ř 8cm (+/-1cm) otoczonym taśmą lepną. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, zgodnie z normą PNEN dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo foliowa, etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. 5. Sterylna serweta dwuwarstwowa, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach 90cmx150cm (+/-10cm) o gramaturze nie niższej niż 55-56g/m2, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z otworem Ř 8 cm (+/-1cm) otoczonym taśmą lepną. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, zgodnie z normą PNEN dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo foliowa, etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. Na zapis: 16
17 1. Sterylna serweta dwuwarstwowa o wym. 50cmx50cm(+/-5cm) nieprzylepna, dwuwarstwowa, wykonana z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej lub polipropylen - polietylen, o gramaturze nie niższej niż 55-56g/m 2 na całej powierzchni. Odporność na przenikanie cieczy 250cm lub 200 H2O, zgodnie z normą PNEN dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo foliowa, etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. 2. Sterylna serweta dwuwarstwowa o wym. 70cmx90 cm(+/-5cm) nieprzylepna, dwuwarstwowa, wykonana z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej lub polipropylen - polietylen, o gramaturze nie niższej niż 55-56g/m 2 na całej powierzchni. Odporność na przenikanie cieczy 250cm lub 200 cm H2O, zgodnie z normą PNEN dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo foliowa, etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. 3. Sterylna serweta dwuwarstwowa, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii etylenowej lub polipropylen - polietylen o wymiarach 60cmx50cm (+/-5cm) o gramaturze nie niższej niż 55-56g/m2, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z otworem Ř 5cm (+/-2cm) otoczonym taśmą lepną. Odporność na przenikanie cieczy 250cm lub 200cm H2O, zgodnie z normą PNEN dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo foliowa, etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. 4. Sterylna serweta dwuwarstwowa, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii etylenowej lub polipropylen polietylen, o wymiarach 70cmx90cm (+/-5cm) o gramaturze nie niższej niż 55-56g/m2, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z otworem Ř 8cm (+/-1cm) otoczonym taśmą lepną. Odporność na przenikanie cieczy 250cm lub 200 cm H2O, zgodnie z normą PNEN dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo foliowa, etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. 5. Sterylna serweta dwuwarstwowa, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii etylenowej lub polipropylen - polietylen o wymiarach 90cmx150cm (+/-10cm) o gramaturze nie niższej niż 55-56g/m2, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z otworem Ř 8 cm (+/-1cm) otoczonym taśmą lepną. Odporność na przenikanie cieczy 250cm lub 200 cm H2O, zgodnie z normą PNEN dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo foliowa, etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. Pytanie 32 dot. Pakietu 2 poz.5 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120 x 150 cm? Pytanie 33 dot. Pakietu 2 poz.6 17
18 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo wykonanej z laminatu 2- warstwowego ( polipropylen- polietylen ) w rozmiarze 80 x 145 cm i odporności na przenikanie cieczy > 150 cm H2O (mierzonej bez warstwy podporowej)? Pytanie 34 dot. Pakietu 4 poz.4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 4 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości zaoferowania zestawu o następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Pozostałe parametry bez zmian Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw zestawów zabiegowych. Pytanie 35 dot. Pakietu 5 poz.1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego do operacji żylaków o następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu "U" z padem chłonnym ("U" 15 x 95 cm) 260 x 200 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 250 cm 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm 1 osłona na krocze 35 x 20 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Pytanie 36 dot. Pakietu5 poz.2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego o następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 18
19 Pytanie 37 dot. Pakietu 5 poz.3 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny o następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Pytanie 38 dot. Pakietu 5 poz.4 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów brzusznokroczowych o następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 serweta brzuszno-kroczowa z padami chłonnymi (otwory19 x 29 cm i 9 x 12 cm) 230 x 250 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Pytanie 39 dot. Pakietu 5 poz.5 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra o następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu U z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm bez uchwytów do mocowania przewodów i drenów 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Pytanie 40 dot. Pakietu 5 poz.6 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do zabiegów na tarczycy o następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 19
BZP/38/382-16/16 Jastrzębie - Zdrój, 22.06.2016 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odłożeń i podobnych wyrobów medycznych