Source: http://docplayer.pl/56604332-Zapytanie-ofertowe-okregowy-urzad-miar-w-gdansku-gdansk-ul-polanki-124-c-na-podstawie-art-4-pkt-8-ustawy-prawa-zamowien-publicznych.html
Timestamp: 2018-10-19 01:34:48
Legal References Found: art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 22
 art. 22
 art. 24
 art. 24
 art. 4

Document Content:
ZAPYTANIE OFERTOWE. Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku Gdańsk ul. Polanki 124 c na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawa zamówień publicznych - PDF
Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku Gdańsk ul. Polanki 124 c na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawa zamówień publicznych"
1 DYREKTOR OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W GDAŃSKU Tomasz Michalik WA /440/17 Gdańsk, r ZAPYTANIE OFERTOWE Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku Gdańsk ul. Polanki 124 c na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawa zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania dostawy na: Dostawę stanowiska do wzorcowania ciśnieniomierzy: a/ ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy, zakres pomiarowy: -0,1 0,25 MPa, klasa: 0,01 b/ ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy, zakres pomiarowy: 2 70 MPa, klasa: 0,01 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa stanowiska do wzorcowania ciśnieniomierzy: a) ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy o zakresie pomiarowym -0,1 1 MPa, klasy dokładności 0,015 szt.1 WYMAGANIA: Fabrycznie nowy Klasa dokładności nie gorsza niż 0,015% Szybkozłącze umożliwiające instalowanie systemów obciążnikowo-tłokowych o różnych zakresach pomiarowych (typu Con Tect) Przyłącza gwintowe do montowania ciśnieniomierzy w oparciu o nakrętkę radełkowaną Napęd tłoka z obciążnikami: ręczny Komplet obciążników umożliwiający: - pomiar w zakresie od min -0,003 do - 0,1 MPa z dokładnością nie gorszą niż 0,015% i pomiar w zakresie od min 0,02 do 1 MPa z dokładnością nie gorszą niż 0,015%; - uzyskanie najmniejszego przyrostu ciśnienia, o co najmniej 0,005 MPa; - uzyskanie 10 równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych dla podciśnienia i 10 równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych dla nadciśnienia.
2 Czynnik roboczy powietrze. Walizka transportowa dla prasy manometrycznej. Walizka transportowa dla obciążników. Walizka transportowa dla systemu cylinder/tłok. Deklaracja producenta potwierdzająca klasę dokładności. Montaż i przeszkolenie z zakresu obsługi z uwzględnieniem czyszczenia i konserwacji dla 3 osób w siedzibie Zamawiającego. Wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym przeszkoleniu. b) ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy o zakresach pomiarowych 0,1 6 MPa i 1 70 MPa, klasy dokładności 0,015 szt.1 WYMAGANIA: Fabrycznie nowy Klasa dokładności nie gorsza niż 0,015% Pojedynczy system obciążnikowo-tłokowy realizujący dwa zakresy pomiarowe Przyłącza gwintowe do montowania ciśnieniomierzy w oparciu o nakrętkę radełkowaną Pułapka brudu zabezpieczająca urządzenie pomiarowe przed zanieczyszczeniem o pojemności, co najmniej 0,2 litra, wyposażona w przyłącze gwintowe do montowania ciśnieniomierza w oparciu o nakrętkę radełkowaną Napęd tłoka z obciążnikami: ręczny Czynnik roboczy olej Komplet obciążników umożliwiający uzyskanie 10 równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych dla zakresu pomiarowego 0,1 6 MPa i 10 równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych dla zakresu pomiarowego 1 70 MPa Walizka transportowa dla prasy manometrycznej. Walizka transportowa dla obciążników. Walizka transportowa dla systemu cylinder/tłok. Deklaracja producenta potwierdzająca klasę dokładności. Montaż i przeszkolenie z zakresu obsługi z uwzględnieniem czyszczenia i konserwacji dla 3 osób w siedzibie Zamawiającego. Wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym przeszkoleniu Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Instrukcja obsługi w języku polskim Dostawa do OUM Gdańsk ul. Polanki 124 c, Gdańsk Okres gwarancji minimum 24 miesiące Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce
3 Obsługa serwisowa po okresie gwarancji. Zapewnienie, co najmniej 10 letniego dostępu do części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancyjnego Dostawa przyrządu i ubezpieczenie transportu: na koszt dostawcy. Termin dostawy - 6 tygodni od podpisania umowy. 2. Kryteria oceny ofert 100 % obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ostateczna cena oferty będzie sumą uzyskanych punktów: O = C + G + S a) cena: Cena brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia według następującego wzoru: C = cena brutto najniższej oferty cena brutto badanej oferty x 60% Zasady punktacji kryterium ceny (C ): Najniższa z oferowanych cen (C min ) otrzymuje 60 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla cen poszczególnych ofert Wykonawców według powyższego wzoru. Brak podania kwoty łącznej wartości oferty skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero) b) Gwarancja w miesiącach kalendarzowych na dostarczony przedmiot zamówienia według poniższej tabeli: G = okres gwarancji w miesiącach ilość punktów za dany okres gwarancji Minimalny okres udzielonej gwarancji to 24 miesiące. Zasady punktacji kryterium gwarancji (G): Najwyższy z oferowanych okresów gwarancji (G) otrzymuje 30 pkt, niższe okresy gwarancji otrzymują ilość punktów według powyższego wzoru Brak podania okresu gwarancji skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero) c) Czas reakcji serwisu: Najkrótszy czas reakcji S = Czas reakcji badanej oferty x 10% Zasady punktacji kryterium czas reakcji serwisu (S): Najniższy czas reakcji serwisu z oferowanych (S min ) otrzymuje 10 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla czasu reakcji serwisu poszczególnych ofert Wykonawców według powyższego wzoru. Brak podania czasu reakcji serwisu skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
4 3. Złożenie oferty: na kopercie należy umieścić: Nazwę i adres Zamawiającego Nazwę i adres Wykonawcy Nazwę przedmiotu zapytania: Dostawę stanowiska do wzorcowania ciśnieniomierzy: a/ ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy, zakres pomiarowy: -0,1 0,25 MPa, klasa: 0,01 b/ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy, zakres pomiarowy: 2 70 MPa, klasa: 0,01 4. Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku przy ul. Polanki 124 c, Gdańsk, pokój nr 306 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2017 r. do godziny 11: Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: - w sprawach formalnych: Jadwiga Trykacz Naczelnik Wydziału WA, tel. (58) ; - w sprawach technicznych: Radosław Kleczyński Naczelnik Wydziału Termodynamiki, tel. (58) Informacje dotyczące zawierania umowy: - niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę, - zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych; - w związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron; - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyn. Gdańsk, r. ZATWIERDZAM Dyrektor.. (podpis kierownika jednostki) W załączeniu: 1. Wzór formularza oferty, 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie, 4. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja).
5 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr WA /440/17... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)... miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY Ja (My) niżej podpisany... działając w imieniu i na rzecz... (nazwa i adres Wykonawcy) NIP... REGON... KOM.... TEL.... FAKS w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na (nazwa przedmiotu zamówienia) składamy niniejszą ofertę: 1. Cena (C): Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa netto [zł] Ilość [j.m.] Wartość netto [zł] VAT [%] Wartość brutto [zł] a b c d=b*c e f=d*e Dostawę stanowiska do wzorcowania ciśnieniomierzy: a/ ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy, zakres pomiarowy: -0,1 0,25 MPa, klasa: 0,01 b/ ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy, zakres pomiarowy: 2 70 MPa, klasa: 0,01 1 kpl. Łączna wartość netto... zł (słownie:...) Należny podatek VAT( %) zł Łączna wartość brutto słownie... zł (słownie:...)
6 2. Okres gwarancji (G): (ilość miesięcy) 3. Czas reakcji serwisu (S): (ilość godzin) 4. Termin realizacji zamówienia:... (DD-MM-RRRR) 5. Termin związania z ofertą:... dni Oświadczamy, że: a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany specyfikacji, c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej wymienionego zamówienia. Załączniki stanowiące integralną część naszej oferty: a) kopia: nadania NIP, REGON, b) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS w celu stwierdzenia poprawności reprezentacji strony Wykonawcy, c) informacje techniczne na temat przedmiotu zamówienia, typ, model itp. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)... podpis Wykonawcy, pieczęć imienna
7 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr WA /440/17 OŚWIADCZENIE Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę: Dostawę stanowiska do wzorcowania ciśnieniomierzy: a/ ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy, zakres pomiarowy: -0,1 0,25 MPa, klasa: 0,01 b/ ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy, zakres pomiarowy: 2 70 MPa, klasa: 0,01 oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 5. o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) miejscowość, data podpis Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy
8 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr WA /440/17 OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę: Dostawę stanowiska do wzorcowania ciśnieniomierzy: a/ ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy, zakres pomiarowy: -0,1 0,25 MPa, klasa: 0,01 b/ ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy, zakres pomiarowy: 2 70 MPa, klasa: 0,01 składam oświadczenie o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) miejscowość, data podpis Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy
9 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr WA /440/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWISKO DO WZORCOWANIA CIŚNIENIOMIERZY: a) ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy o zakresie pomiarowym -0,1 1 MPa, klasy dokładności 0,015 szt.1 b) ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy o zakresach pomiarowych 0,1 6 MPa i 1 70 MPa, klasy dokładności 0,015 szt.1 WYMAGANIA dla pkt. a): Fabrycznie nowy Klasa dokładności nie gorsza niż 0,015% Szybkozłącze umożliwiające instalowanie systemów obciążnikowo-tłokowych o różnych zakresach pomiarowych (typu Con Tect) Przyłącza gwintowe do montowania ciśnieniomierzy w oparciu o nakrętkę radełkowaną Napęd tłoka z obciążnikami: ręczny Komplet obciążników umożliwiający: - pomiar w zakresie od min -0,003 do - 0,1 MPa z dokładnością nie gorszą niż 0,015% i pomiar w zakresie od min 0,02 do 1 MPa z dokładnością nie gorszą niż 0,015%; - uzyskanie najmniejszego przyrostu ciśnienia o co najmniej 0,005 MPa; - uzyskanie 10 równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych dla podciśnienia i 10 równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych dla nadciśnienia. Czynnik roboczy powietrze. Walizka transportowa dla prasy manometrycznej. Walizka transportowa dla obciążników. Walizka transportowa dla systemu cylinder/tłok. Deklaracja producenta potwierdzająca klasę dokładności. Montaż i przeszkolenie z zakresu obsługi z uwzględnieniem czyszczenia i konserwacji dla 3 osób w siedzibie Zamawiającego. Wydanie zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu. WYMAGANIA dla pkt. b): Fabrycznie nowy Klasa dokładności nie gorsza niż 0,015% Pojedynczy system obciążnikowo-tłokowy realizujący dwa zakresy pomiarowe
10 Przyłącza gwintowe do montowania ciśnieniomierzy w oparciu o nakrętkę radełkowaną Pułapka brudu zabezpieczająca urządzenie pomiarowe przed zanieczyszczeniem o pojemności co najmniej 0,2 litra, wyposażona w przyłącze gwintowe do montowania ciśnieniomierza w oparciu o nakrętkę radełkowaną Napęd tłoka z obciążnikami: ręczny Czynnik roboczy olej Komplet obciążników umożliwiający uzyskanie 10 równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych dla zakresu pomiarowego 0,1 6 MPa i 10 równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych dla zakresu pomiarowego 1 70 MPa Walizka transportowa dla prasy manometrycznej. Walizka transportowa dla obciążników. Walizka transportowa dla systemu cylinder/tłok. Deklaracja producenta potwierdzająca klasę dokładności. Montaż i przeszkolenie z zakresu obsługi z uwzględnieniem czyszczenia i konserwacji dla 3 osób w siedzibie Zamawiającego. Wydanie zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu. Inne wymagania: Instrukcja obsługi w języku polskim Dostawa do OUM Gdańsk Okres gwarancji minimum 24 miesiące Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce Obsługa serwisowa po okresie gwarancji. Zapewnienie, co najmniej 10 letniego dostępu do części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancyjnego Dostawa przyrządu i ubezpieczenie transportu: na koszt dostawcy. Termin dostawy 6 tygodni.
RG 38-16/12 Bydgoszcz, 2012-09-26 ZAPYTANIE OFERTOWE
RG 38-16/12 Bydgoszcz, 2012-09-26 ZAPYTANIE OFERTOWE Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych zaprasza do złożenia
Z A P R O S Z E N I E D O Z Ł O Ż E N I A O F E R T Y
Nazwa Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Adres: Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała Miejscowość i data: Bielsko-Biała, dnia 31 pażdziernika 2016r. Numer sprawy: DZ/136/2016 Z
(Zamówienie do EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji