Source: http://webkiosk.rct-online.de/rct-reichelt-chemietechnik-gmbh-co-thomapor-pl/57582993/93
Timestamp: 2020-02-28 08:34:40
Legal References Found: art. 15
 art. 15
 art. 15
 art. 15505
 art. 15506
 art. 15568

Document Content:
TECHNIKA ROZDZIAŁU Systemy filtrów dokładnych z PVDF, PTFE i stali nierdzewnej FILTRACJA Systemy filtrów drobnych z PVDF, PTFE i stali nierdzewnej THOMAPOR ® -High-Tech system filtrów dokładnych z PVDF System: NODVOL ® -HLE-T-4000 Zastosowanie: • filtracja ciągła gazów i płynów do laboratoriów i przemysłu. Specyfikacja produktu: • do instalacji rurowych, obojętny chemicznie, kompatybilny biologicznie system filtrowy z PVDF do agresywnych mediów gazowych i płynnych wszelkiego rodzaju, z wysokowydajnymi szklanymi lub spiekanymi elementami z PTFE filtrów; wariantowe mocowanie ścian, trzy, o praktycznych wielkościach systemy i wkłady do filtrów zakręconych w kształcie dzwonka. Specyfikacja techniczna: • materiały mające kontakt z mediami: głowica filtra: PVDF dzwon filtra: szkło hartowane świeca filtra: do wyboru spieki z PTFE lub włókno szklane pierścienie uszczelniające: FPM • wielkość porów: 2 μm dla włókna szklanego, 25 μm spieki z PTFE • powierzchnia filtra: 60 cm 2 dla elementów filtra ze spieków PTFE; 80 cm 2 dla elementów filtra z włókien szklanych • temperatura maks.: +80°C • maks. ciśnienie robocze: 4 bar • objętość martwa: 18 ml • wymiary: wysokość całkowita: zależna od elementu maks. szerokość budowy: ok. 65 mm • średnica garnka filtra: 40 mm • przyłączenie: G 1/4” • ciężar: ok. 0,25 kg nr art. wykonanie powierzchnia wielkość cena filtra porów cm 2 μm EURO 155101 elementy filtra z włókna 80 2 42,00 szklanego dla systemu nr art. 15 5107 155121 elementy filtra ze spieków 60 25 148,00 PTFE dla systemu nr art. 15 508/15 509 THOMAPOR ® -High-Tech system filtrów dokładnych z PTFE System: NODVOL ® -HLE-T-3000 Zastosowanie: • filtracja ciągła gazów i płynów do laboratoriów i przemysłu. Specyfikacja produktu: • do instalacji rurowych, wysoce obojętny chemicznie, kompatybilny biologicznie system filtrowy do agresywnych mediów gazowych i płynnych wszelkiego rodzaju, z wysokowydajnymi spiekanymi z PTFE elementami filtrów; wariantowe mocowanie ścian, trzy, o praktycznych wielkościach systemy i wkłady do filtrów zakręconych w kształcie dzwonka. Specyfikacja techniczna: • materiały mające kontakt z mediami: głowica filtra: PTFE dzwon filtra: szkło hartowane świeca filtra: spieki z PTFE uszczelnienie: FPM, osłona z PTFE • wielkość porów: 2 μm lub 25 μm • powierzchnia filtra: 60 cm 2 lub 125 cm 2 • temperatura maks.: +100°C • maks. ciśnienie robocze: 4 bar • objętość martwa: 57 wzg. 18 ml • wymiary: wysokość całkowita: ok. 125 mm wykonanie długie: ok. 201 mm szerokość maks.: ok. 66 mm • średnica garnka filtra: 40 mm • przyłączenie: G 1/4” • ciężar: 0,35 wzg. 0,43 kg 15 507 15 507 nr art. wykonanie powierzchnia wielkość cena filtra porów cm 2 μm EURO 15507 komp. system, szybkoz- 80 2 251,00 łącza,bez śruby spustowej kondensatu, elementy filtra z włókna szklanego 15508 komp. system, szybkozłącza, 60 25 305,00 bez śruby spustowej kondensatu, elementy filtra spiekane z PTFE 15509 komp. system, szybkozłącza, 60 25 280,00 śruba spustowa kondensatu, elementy filtra spiekane z PTFE 15 504 15 504 nr art. wykonanie powierzchnia wielkość cena filtra porów cm 2 μm EURO 15504 komp. system, z filtrem, 125 25 640,00 wykonanie długie 15505 komp. system, z filtrem, 125 2 640,00 wykonanie długie 15506 komp. system, z filtrem 60 25 502,00 15568 komp. system, z filtrem 60 2 502,00 wkład filtra spieków PTFE 15510 dla systemu nr art. 15 504 125 25 131,00 wkład filtra spieków PTFE 15511 dla systemu nr art. 15505 125 2 131,00 wkład filtra spieków PTFE 90 THOMAPOR ®
TECHNIKA ROZDZIAŁU Systemy filtrów dokładnych z PVDF, PTFE i stali nierdzewnej FILTRACJA nr art. wykonanie powierzchnia wielkość cena filtra porów cm 2 μm EURO 15512 dla systemu nr art. 15506 60 25 75,00 wkład filtra spieków PTFE 15569 dla systemu nr art. 15568 60 2 75,00 THOMAPOR ® -High-Chem filtr dokładny z PTFE do zabudowy w płycie frontowej Typ: RCT ® -EMP 7 Zastosowanie: • system filtracji do wbudowania do płyty frontowej • system filtracji do zabudowy w panelach 19” w przyrządach analitycznych Specyfikacja produktu: • rura wgl. wąż zabudowane są za płytą frontalną • do filtra jest w każdej chwili dojście z zewnątrz poprzez zluzowanie wziernika • za pomocą wziernika można ocenić stopień zanieczyszczenia z zewnątrz • przy wysokim stopniu zabrudzenia dzięki zluzowaniu wziernikowa z przodu łatwo wymienić wkłady do filtrów • wyposażenie: wkłady filtrające THOMAPOR®-High-Chem z PTFE z mikroporowatą strukturą Specyfikacja techniczna: • materiały: obudowa filtra: PTFE (politetrafluoroetylen) świece filtra: PTFE (o mikroporowatej strukturze) dzwon filtra: szkło hartowane • porowatość filtra: 5, 25, 50, 100 μm • powierzchnia zewn. filtra: 48 cm 2 • przepływ powietrza: 900 NL/h przy 0,1 bar • temperatura maks. mediów: +180°C • przyłączenie: gwint wewn. G 1/8” • gwint mocowania: M 4x10 nr art. drobność opak. sztuk cena Euro 341689 50 3 57,00 341690 100 3 63,00 THOMAPOR ® -odporny na wysokie temperatury system filtrów dokładnych ze stali nierdzewnej System: NODVOL ® -HLE-DRF-3050 Zastosowanie: • stała filtracja gazów i cieczy w laboratoriach i przemyśle w wysokich temperaturach i ciśnieniach Specyfikacja produktu: • podłączalny do rur instalacji, do wysokich temperatur i ciśnień system filtrów do gazów i płynów, świece filtra tkane z drutów ze stali nierdzewnej o typowych wielkościach porów; wariantowe mocowanie ścianki, bezgwintowe szybkozłącze pomiędzy główką filtra a dzwonkiem filtra do bez narzędziowej wymiany filtra, śruba spustowa kondensatu G 3/8“ i dodatkowe połączenie bypass-u gwintem G1/4“ Specyfikacja techniczna: • materiały mające kontakt z mediami: główka filtrau: stal nierdzewna 1.4571 dzwonek filtra: stal nierdzewna 1.4571 świece filtra: tkanina z drutu stali nierdzewnej 1.4301/żywica epoksydowa pierścienie uszczelniające: FPM lun FFPM • wielkość porów (nominalna): 25, 60 lub 100 μm • powierzchnia filtra: 170 cm 2 • temperatura maks.: +140°C z uszczelnieniem z FPM +280°C z uszczelnieniem z FFPM • maks. ciśnienie robocze: 160 bar • objętość martwa: 18 ml • wymiary: wysokość całkowita: ok. 150 mm maks. szerokość : ok. 50 mm • średnica garnka filtra: 40 mm • przyłączenie: G 1/4” • ciężar: ok. 2 kg 34 1683 34 1683 nr art. drobność D B L L1 L2 cena μm mm mm mm mm mm Euro 341683 5 40 63 104 59 45 344,00 341684 25 40 63 104 59 45 352,00 341685 50 40 63 104 59 45 360,00 341686 100 40 63 104 59 45 368,00 THOMAPOR ® -High-Chem wkłady do filtrów z mikroporowatą strukturą z PTFE nr art. drobność opak. sztuk cena Euro 341687 5 3 48,00 341688 25 3 51,00 15 513 15 513 nr art. wykonanie powierzchnia wielkość cena filtra porów cm 2 μm EURO 15513 kompletny system, 170 25 594,00 uszczelnienie z FPM 15514 kompletny system, 170 60 573,00 uszczelnienie z FPM 15515 kompletny system, 170 100 573,00 uszczelnienie z FPM 15516 kompletny system, 170 25 624,00 uszczelnienie z FFPM 15517 kompletny system, 170 60 895,00 uszczelnienie z FFPM 15518 kompletny system, 170 100 1.064,00 uszczelnienie z FFPM 15519 wkład ze stali nierdzewnej 170 25 177,00 dla kat. 15513 THOMAPOR ® 91
Seite 91: TECHNIKA ROZDZIAŁU Elementy filtr