【度量衡器製造及修理業之檢校設備標準】
等級：命令
最後修改日期：20030813
API更新日期：2024/1/12 上午 12:00:00

度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 1 條 本標準依度量衡器營業許可及管理規則第八條第三項規定訂定之。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 2 條 設立度量衡器製造或修理業者，其檢校設備應符合本標準。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 3 條 直尺、捲尺、摺尺、角尺之檢校設備如下： 一、標準直尺：全長一公尺以上。 二、標準鋼捲尺：全長五公尺以上。 (捲尺製造業用) 三、直角規：長邊之全長須一五○毫公尺以上。 (角尺製造業用)
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 4 條 汽車里程計費表之檢校設備如下： 一、計時裝置：最小分度值○．五秒以下，累積計時三○分以上。 (免送 校正) 二、脈波信號產生計數器：量度範圍一至九九九九次。 三、一○公尺以上標準捲尺或輪行檢查器。 四、數字式速度模擬器 (數字顯示至小數點一位) 附信號週期數字顯示器 (數字顯示每秒至小數點三位) 。 (修理業可免)
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 5 條 衡器之檢校設備如下： 一、標準法碼： (一) 質量標稱值自○．○一公克至二○公斤之盒裝法碼。 (二) 製造衡器之最大秤量於一○公噸以上時，至少需具備一公噸之標準 法碼。 二、輔助法碼： (一) 質量標稱值自五○○公克至二○公斤，共一五○公斤以上之法碼。 (二) 製造衡器之最大秤量於一○公噸以上時，至少需具備一○公噸之法 碼。 三、標準衡器：依前項法碼之校正需要，選擇適當之最大秤量及最小分度 值設置，其最小分度值應小於或等於最大秤量之四萬分之一。 (選擇 性設置，並應適時自行追溯校正) 具備標準衡器者，應適時將標稱值各異之標準法碼送校正；當法碼之標稱 值超過標準衡器之最大秤量者，則應將超過之法碼送校正；未具備標準衡 器者，則應適時將全數法碼送校正。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 6 條 電子式衡器顯示器之檢校設備為模擬器 (SIMULATOR) 。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 7 條 法碼及增錘之檢校設備如下： 一、標準法碼：質量標稱值自○．○○一公克至二○公斤之盒裝法碼。 二、標準衡器：依前項質量標稱值範圍設置之，其最小分度值應小於或等 於最大秤量之四萬分之一。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 8 條 萬能拉壓試驗機之檢校設備如下： 一、標準法碼：質量標稱值自○．五公斤至一○○公斤，依製造器量組合 設置。 二、標準檢力環：量度範圍可依製造器量設定。 三、荷重試驗器：量度範圍可依製造器量設定。 前項設備可視需要擇一搭配設置。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 9 條 溫度計、體溫計之檢校設備如下： 一、標準溫度計：最小分度值○．一度以下。量度範圍可依製造器量設定 。 (熱電偶式溫度計及體溫計製造業可免) 二、標準體溫計：可測攝氏溫度三十五度至四十二度，最小分度值○．○ 五度以下。 (體溫計製造業用) 三、微伏電壓產生器：熱電偶式溫度計製造業用。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 10 條 重錘型壓力計之檢校設備如下： 一、標準衡器：依製造壓力計之重錘質量與精度設置。 二、標準法碼：質量標稱值自○．○一公克至一○公斤，依前項衡器之秤 量及精度組合設置。 三、標準壓力計：最小分度值○．一巴以下。 四、偏心檢驗器：量度範圍一○毫公尺以上，最小分度值○．○一毫公尺 以下。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 11 條 無液型壓力計之檢校設備如下： 一、標準重錘型壓力計或標準壓力計：量度範圍可依製造器量設置。 (真 空計製造業可免) 二、標準真空計：量度範圍可依製造器量設置。 (真空計製造業用)
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 12 條 液柱型壓力計之檢校設備為標準液柱型壓力計，其全量一．五公尺水銀柱 (mHg) 以上，最小分度值一毫公尺水銀柱 (mmHg) 以下。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 13 條 血壓計之檢校設備為標準液柱型壓力計，其全量三○○毫公尺水銀柱以上 ，最小分度值一毫公尺水銀柱以下。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 14 條 滴定管、吸量管、注射筒之檢校設備如下： 一、標準衡器：最大秤量一○○公克以上，最小分度值一毫公克以下。 二、標準法碼：質量標稱值自○．○○一公克至一○○公克之盒裝法碼。 三、溫度計：攝氏溫度○至五○度以上，最小分度值一度以下。 前項第二款設備可視需要選擇性設置；未具備標準法碼者應適時將標準衡 器送校。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 15 條 刻有分度之量筒、量瓶、量杯之檢校設備如下： 一、標準衡器：最大秤量二公斤以上，最小分度值○．○一公克以下。 二、標準法碼：質量標稱值自○．○一公克至一公斤之盒裝法碼。 三、溫度計：攝氏溫度○至五○度以上，最小分度值一度以下。 前項第二款設備可視需要選擇性設置；未具備標準法碼者，應適時將標準 衡器送校。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 16 條 刻有分度之量槽及油罐車槽之檢校設備如下： 一、標準量槽：容量一○○、二○○、五○○公升各一只。 二、標準衡器：依製造量槽之容量及精度設置。 三、標準流量計：流量每小時一立方公尺及一○立方公尺以上各一只。精 度千分之五以下。 四、溫度計：攝氏溫度○至五○度以上，最小分度值一度以下。 前項第一款至第三款設備可擇一設置。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 17 條 刻有分度之金屬量桶之檢校設備如下： 一、標準量桶：容量五、一○、二○公升各一只。 二、標準衡器：依製造量桶之容量及精度設置。 三、溫度計：攝氏溫度○至五○度以上，最小分度值一度以下。 前項第一款及第二款設備可擇一設置。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 18 條 氣量計之檢校設備為標準氣量計，其量度範圍可依製造氣量計之最大器量 設定。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 19 條 水量計之檢校設備如下： 一、標準量槽： ┌───────────┬──────────┐ │水量計口徑 (毫公尺) │標準量槽容量 (公升) │ ├───────────┼──────────┤ │二五以下 │三五○以上 │ │四○以下 │一一○○以上 │ │五○以下 │五○○○以上 │ │七五以下 │一○○○○以上 │ │一○○以下 │一五○○○以上 │ │一二五以下 │二○○○○以上 │ │一五○以下 │三○○○○以上 │ │二○○以下 │五○○○○以上 │ │二五○以下 │七○○○○以上 │ │三○○以下 │九○○○○以上 │ ├───────────┴──────────┤ │精度高於二百分之一者，容量範圍可依製造水量計│ │口徑器量設定。 │ │製造超過一○○毫公尺口徑水量計可借用其他機構│ │之標準量槽。 │ └──────────────────────┘ 二、耐壓試驗裝置：最大試驗壓力十七．二巴以上。 三、計時裝置：最小分度值○．二秒以下，累積計時三○分以上。 (免送 校正)
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 20 條 流量式油量計之檢校設備如下： 一、標準量桶：容量一○、二○公升各一只，最小分度值○．○一、○． ○二公升以下。 二、標準量槽：容量二○○公升以上。 (修理業可免) 三、溫度計：攝氏溫度○至五○度以上，最小分度值一度以下。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 21 條 液化石油氣流量計之檢校設備如下： 一、標準衡器及標準浮液型密度計 (內附溫度計) ：前者最大秤量三○公 斤以上，最小分度值一○公克以下；後者密度範圍○．五○○至○． 六五○ g/cm3，最小分度值○．○○二 g/cm3 以下；溫度計可讀取 攝氏溫度○至四○度以上，最小分度值一度以下。 二、標準體積管計測系統：量度範圍依製造器量設置。 前項設備可擇一設置。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 22 條 面積流量計之檢校設備如下： 一、標準流量計：依製造面積式流量計之器量及精度設置。 二、標準量槽：容量一○○、五○○公升各一只。 三、耐壓試驗裝置：最大試驗壓力十七巴以上。 四、計時裝置：最小分度值○．二秒以下，累積計時三○分以上。 (免送 校正) 五、溫度計：攝氏溫度○至五○度以上，最小分度值一度以下。 前項第一款及第二款設備可擇一設置。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 23 條 雷達測速儀、轉速計及車用速度計之檢校設備為標準轉速計。 (閃光測頻 式或電子式)
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 24 條 熱量計之檢校設備如下： 一、溫水用標準量槽：容量四○○公升以上。能在攝氏溫度一○○度以上 使用者。 二、耐壓試驗裝置：最大試驗壓力十七巴以上。 三、溫度計：攝氏溫度○至一○○度以上，最小分度值一度以下。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 25 條 浮液型比重、濃度、密度計之檢校設備如下： 一、標準浮液型比重計：自○．六五至二．○○○，每一分度萬分之五以 下，量度範圍可依製造比重計器量設置。 (一般浮液型比重計製造業 用) 二、溫度計：攝氏溫度○至五○度以上，最小分度值○．五度以下。 三、標準浮液型酒精計：自○至一○○酒精度，最小分度值一酒精度以下 。量度範圍可依製造酒精計器量設置。 (酒精計製造業用) 四、標準浮液型糖度計：自○至六十五糖度，最小分度值○．五糖度以下 。量度範圍可依製造糖度計器量設置。 (糖度計製造業用) 五、標準重波美度比重計：自○至七十二重波美度，最小分度值○．一重 波美度以下。量度範圍可依製造比重計器量設置。 (波美度比重計製 造業用) 六、標準輕波美度比重計：自一○至七○輕波美度，最小分度值○．一輕 波美度以下。量度範圍可依製造比重計器量設置。 (波美度比重計製 造業用)
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 26 條 呼氣酒精測試器及分析儀之檢校設備如下： 一、乾式酒精標準氣體濃度每公升○．二五○毫克：容許度每公升正負○ ．○二五毫克，不確定度百分之二以下。 二、乾式酒精標準氣體濃度每公升○．五五○毫克：容許度每公升正負○ ．○五五毫克，不確定度百分之二以下。 三、濕式酒精氣體濃度每公升○．二五○毫克及每公升○．五五○毫克產 生器：容許度為濃度的正負百分之十，不確定度為濃度的正負百分之 二以下。 四、紅外線呼氣酒精分析儀一台。 五、溫度計：可讀取攝氏溫度四至四○度，最小分度值○．五度以下。 六、溫濕度記錄器：可讀取攝氏溫度四至四○度及相對濕度○至百分之九 十九，最小分度值攝氏溫度一度及相對濕度百分之一以下。 (修理業 可免) 前項檢校設備可為各單項設備組合為一體之設備。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 27 條 電度表之檢校設備如下： 一、標準電度表：精度正負千分之一以內。 二、絕緣電阻計：五○○伏特。 三、耐電壓檢查設備：能加入二○○○伏特以上之正弦波交流電壓者。 四、瓦特損失檢查設備：能測定二十五伏特安培以下之瓦特損失者。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 28 條 電度表用比流器檢校設備如下： 一、標準比流器：準確度等級優於○．一級或○．二級。 二、交流耐壓試驗裝置：輸出電壓值範圍依所製比流器所需試驗電壓而定 。 三、誤差測試裝置：能測試最小分度比誤差在百分之○．○一以下，相角 差在○．一分以下。 四、負擔箱裝置：負擔值及其功率因數依所製比流器所需試驗之負擔而定 。 五、極性試驗裝置：能指示比流器之極性。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 29 條 電度表用比壓器檢校設備如下： 一、標準比壓器：準確度等級優於○．一級或○．二級。 二、交流耐壓試驗裝置：輸出電壓值範圍依所製比壓器所需試驗電壓而定 。 三、誤差測試裝置：能測試最小分度比誤差在百分之○．○一以下，相角 差在○．一分以下。 四、負擔箱裝置：負擔值及其功率因數依所製比壓器所需試驗之負擔而定 。 五、極性試驗裝置：能指示比壓器之極性。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 30 條 皮革面積計之檢校設備如下： 一、標準面積板：面積一平方公尺者。 二、標準直尺：全長一公尺以上。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 31 條 照度計之檢校設備如下： 一、單平面型標準燈泡：溫度分布為二八五六Ｋ正負五○Ｋ。 二、電壓計及電流計：能測定標準器或試驗用白熱光度標準燈泡點燈之端 子電壓及電流，其器差在電壓計為可量最大電壓之千分之二以下，電 流計為千分之五以下。 三、有色玻璃濾片或分光測定裝置：有色玻璃濾片 (至少三片) 分別可使 第一款所述試驗用單平面型標準燈泡之光透過時，各在光譜之紅綠藍 三色區域，得到該穿透波長下之分光穿透照度值，其紅色及藍色之分 光穿透照度值，皆不小於綠色之分光穿透照度值的百分之一；分光測 定裝置為可視區全部範圍能測定相對分光感度之儀器。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 32 條 照射計之檢校設備如下： 一、標準照射計：量度範圍依製造照射計最大器量設定。 二、Ｘ光產生器：精度正負百分之二以內。 三、溫度計：攝氏溫度○至五○度以上，最小分度值○．五度以下。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 33 條 噪音計之檢校設備如下： 一、脈衝信號產生器： 脈衝寬度：至少包括五○微秒至一○毫秒範圍。 上升時間：不大於一○微秒。 脈衝極性：正、負。 二、標準麥克風： 頻率範圍：至少包括二○赫至十六千赫範圍。頻率為二五○赫時之開 路靈敏度之總不確定度：正負○．二分貝 (re1v/Pa) 。 三、無響裝置或耦合器： (一) 無響裝置： 自由音場聲音偏差：在頻率一千赫處，應小於正負○．二分貝。 頻率範圍：至少包括一二五赫至四千赫範圍。 背景噪音：二○分貝 (Ａ) 以下。 (二) 聲音產生耦合器： 輸出音壓位準：至少能產生九十四分貝正負○．五分貝之音壓位準 。 輸出音壓位準不確定度：正負○．三分貝。 頻率範圍：至少包括一二五赫、二五○赫、五百赫、一千赫、二千 赫、四千赫等頻率。 前項檢校設備可為各單項設備組合為一體之設備。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 34 條 纖度計之檢校設備如下： 一、鋼捲尺：全量一．五公尺以上。 二、標準衡器：最大秤量一○公克以上，最小分度值○．○○一公克以下 。 三、標準纖度法碼：能測量五至二○○丁尼爾 (DENIER) 纖度之組合者。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 35 條 稻穀水分計之檢校設備如下： 一、標準衡器：最大秤量三○○公克以上，最小分度值○．○○一公克以 下。 二、烘箱 (含溫度計) ：可讀取攝氏溫度室溫至一五○度以上，最小分度 值○．五度以下。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 36 條 車輛排氣分析儀之檢校設備如下： 一、CO+CO2+C3H8/N2 標準氣體：校正及查核用，相對擴充不確定度小於 等於百分之二。使用氣體切割器，須有該量測濃度範圍之校正追溯報 告。 二、流量控制器 (含流量計) ：提供儀器校正測試用。流量控制範圍為每 分鐘○至一○公升以上之流量，無須校正。 (修理業可免) 三、零氣體：THC 小於 1ppm ，CO 小於 10ppm，CO2 小於 10ppm，無須 驗證。 (修理業可免) 四、計時裝置：最小分度值○．一秒以下。 (免送校正)
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 37 條 度量衡器修理業者，其檢校設備，除本標準另有規定可免設置者外，應比 照有關製造業者之標準設置。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 38 條 本標準之檢校設備，除另有規定得向依法登記之機構借用並取得該機構之 同意書報請標準檢驗局核備外，均應自行設置。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 39 條 本標準之檢校設備，應於明顯之處加刻註使用廠商名稱或標記。
度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 40 條 本標準自發布日施行。