Source: http://docplayer.fi/1548640-Siltatyomaan-saaolosuhteiden-hallinta.html
Timestamp: 2017-07-27 18:34:40+00:00
Document Index: 11775817

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Siltatyömaan sääolosuhteiden hallinta - PDF
Siltatyömaan sääolosuhteiden hallinta
Download "Siltatyömaan sääolosuhteiden hallinta"
1 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Siltatyömaan sääolosuhteiden hallinta Vaihe 2. Kenttätutkimus Kirjoittaja: Matti Halonen, Kyösti Laukkanen Luottamuksellisuus: Julkinen2 3 3 (36) Alkusanat Tutkimus on Betoniteknisten taitorakennetutkimusten projektin Siltatyömaan sääolosuhteiden hallinta kenttätutkimusvaiheen, joka toteutettiin vuosina Tutkimuksen rahoittivat Liikennevirasto, VR Track Oy, STUK sekä Helsingin, Espoon ja Tampereen kaupungit. Projektin johtoryhmään kuuluivat: - Ossi Räsänen, pj., Liikennevirasto - Risto Parkkila, VR Track Oy - Mauno Alaluusua, Liikennevirasto - Jari Louhivirta, STUK - Timo Rytkönen, Helsingin kaupunki - Markku Riekko, Espoon kaupunki - Petri Kantola, Tampereen kaupunki. Tämän tutkimuksen toteuttamisesta ja raportoinnista vastasivat tutkija Matti Halonen ja erikoistutkija Kyösti Laukkanen VTT:stä. Espoo Matti Halonen4 4 (36) Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tausta Esiselvityksen tulokset Tavoitteet Tehtävät Sisältö Mittauspaikat Mittauslaitteet VTT:n kiinteä asema Siirrettävä sääasema (Professorintien silta) Tulokset Yleistä Paikallissään ennusteet Toteutunut paikallinen säätieto Ilmatieteen laitos, Kumpula Sään toteumatietojen vertailu VTT ja Davis Vantage Pro Ilmatieteenlaitos (Kumpula) ja Davis Pirkkolan tiesääasema ja Davis Vantage Pro Tulosten tarkastelu Säätiedon hankintatapojen vertailu VTT:n mittalaitteisto Davis Vantage Pro Lähin tiesääasema (Pirkkala) Sääolosuhteiden toteumatiedot (Ilmatieteenlaitos, Kumpulan sääasema) Kustannusten vertailu Säätietojen dokumentointi ja manipuloinnin estäminen Sääsuojahallin käytön vaikutus Mittalaitteiden toimivuuden ylläpito, tarkistaminen ja kalibrointi Ehdotus siltatyömaan sääolosuhdetiedon hankinta-, ennakointi- ja toteutustavaksi Mittauslaitteisto Käyttöliittymä Säätietojen seuranta työmaalla Säätietojen tallennus, dokumentointi ja etäseuranta Liite5 5 (36) 1 Johdanto 1.1 Tausta Siltatyömaan paikallisten sääolosuhteiden hallintaan (ennakointiin, todentamiseen, dokumentointiin ja betonirakenteen kosteustilan mallintamiseen) kohdistuva tutkimusprojekti suunniteltiin toteutettaviksi kolmessa vaiheessa: - Vaihe 1: Esiselvitys - Vaihe 2: Kenttätutkimus työmaiden paikallisten säätietojen hankkimisesta - Vaihe 3: Laskentamalli työmaan sääolosuhteiden vaikutuksesta betonirakenteiden kosteustilaan. Tässä raportissa esitetään projektin vaiheen 2, kenttätutkimus sisältö ja tulokset. Projektin vaiheen 3 toteuttamisesta tilaaja päättää myöhemmin erikseen. 1.2 Esiselvityksen tulokset Siltatyömaan sääolosuhteiden hallintatutkimuksen esiselvityksessä [1] on esitetty siltatyömaiden sääolosuhdetietojen tarve, saatavuus ja hankintatapavaihtoehdot. Siltatyömailla on monia eri sääolosuhdeherkkiä työvaiheita, joiden toteutuksen suunnittelua varten työmaan paikallisia säätietoja tulee pystyä ennakoimaan ja todentamaan. Sääolosuhteiden ennakointiin on tarjolla monipuolisia ilmaisia sääennusteita internetissä, tiedotusvälineissä tai esim. puhelinpalveluiden kautta. Sääolosuhteiden ennakointia käytetään työmailla työvaiheiden suunnittelun ja oman työn ohjauksen apuvälineenä. Sääennustetietoa ei dokumentoida, sillä vanhentuneilla sääennusteilla ei ole merkittävää käyttötarvetta työn toteuttamisen jälkeen. Monille siltatyömaan työvaiheille on asetettu rakennusmääräyksissä yksityiskohtaiset sääolosuhdevaatimukset, koska sääolosuhteet vaikuttavat useiden töiden lopputuloksen laatuun. Eri työvaiheiden toteutuksen ja valmiiden rakenteiden lujittumisen aikana vallinneet sääolosuhteet tulee pystyä todentamaan rakentamisohjeistojen (esim. InfraRYL ja SILKO-ohjeet) ja materiaalien valmistajien tuotekohtaisten käyttöohjeiden edellyttämällä tavalla. Rakentamisen kannalta olennaisia sääparametrejä ovat ilman lämpötila, ilman lämpötilan muutoksen suunta, ilman kastepistelämpötila, alustan pintalämpötila, ilman suhteellinen kosteus, pinnoitteen betonialustan kosteus, betonin lämpötila ja kosteus rakenteen lujuudenkehittymisen aikana sekä sade ja tuuli. Pinnoitteiden betonialustojen kosteusvaatimukset on asetettu absoluuttisen kosteuden perusteella, koska absoluuttinen kosteus on helpommin mitattavissa työmaalla. Ulkona olevan betonirakenteen suhteellinen kosteus riippuu betonin lämpötilasta. Betonin lämpötila muuttuu jatkuvasti ja tästä syystä myös betonin suhteellinen kosteus on jatkuvassa muutostilassa. Suhteellisen kosteuden mittauslaitteiden mittaustarkkuus heikkenee suurissa kosteuksissa ja nämä mittalaitteet edellyttävät jatkuvaa kalibrointia, jota ei pystytä tekemään työmaaolosuhteissa. Työvaiheita, joita varten näitä olosuhdetietoja tarvitaan, ovat betonointityöt, betonipinnan paikkaus-, suojaus- ja tiivistystyöt, vedeneristystyöt, päällystys- ja päällysteen paikkaustyöt sekä teräsrakenteiden maalaustyöt. Eri työvaiheille on erilaiset olosuhdevaatimukset. Työmaan paikallisten säätietojen tulisi olla kaikkien kohteella toimivien osapuolten saatavilla. Esiselvityksen johtopäätöksen oli, että vaihtoehtoisia sääolosuhdetietojen hankkimistapoja6 6 (36) tuli tutkia kenttäolosuhteissa ja tehdä niiden perusteella ehdotus siltatyömaiden sääolosuhdetietojen hankkimis-, esitys- ja tallennustavaksi. 1.3 Tavoitteet Kenttätutkimuksen tavoitteena oli selvittää kaupallisen sääpalvelujen toimittajan kautta saatavan työmaan paikallisen säätiedon sisältö, riittävyys ja soveltuvuus, käyttökelpoisuus (työmaakohtaiset sääennusteet, vallitseva hetkellinen säätila, sääolosuhteiden toteumatietojen keräys) ja kustannukset ja verrata niitä vaihtoehtoiseen tapaan mitata, käsitellä ja dokumentoida sääolosuhteet rakennustyömaalla. 1.4 Tehtävät Kenttätutkimuksen yhteydessä tuli toteuttaa seuraavat tehtävät: - Mitataan siltapaikalla tallentavan sääaseman avulla jatkuvatoimisesti tarvittavat säätiedot (ilman lämpötila ja kosteus, pintalämpötila, kastepistelämpötila sateet, tuuli ja auringon säteily). Mittausaika esim. 1 2 kk. - Hankitaan samalle siltakohteelle paikallinen säätieto ja lyhyen ajan sääennusteet 1 2 sääpalvelulta. - Suunnitellaan (tarvittaessa sääpalvelutiedon tuottajan tai tuottajien kanssa yhteistoiminnassa) siltatyömaan säätietodokumenttien sisältö ja esitystapa - Verrataan keskenään em. kolmella eri tavalla hankittujen säätietojen eroja, saatavuutta, käytön helppoutta työmaan olosuhteissa, säätiedon laatudokumentteja ja säätiedon hankintakustannuksia. - Verrataan sääpalvelun työmaakohtaisia sääennusteita sekä sääpalvelun ilmoittamiin toteutumatilastoihin että työmaalla siirrettävällä sääasemalla mitattuihin säähavaintoihin. - Tehdään ehdotus sillanrakennustyömaan sääolosuhdetiedon hankinta-, ennakointi- ja toteutustavaksi. Se sisältää myös sääolosuhdetiedon sähköisen laatudokumentin esitystavan.7 7 (36) 2 Sisältö 2.1 Mittauspaikat Vertailumittaukset tehtiin Helsingin Munkkiniemessä Turun moottoritien ylittävällä Professorintien sillalla, Helsingin Kumpulan sääasemalla ja niiden lähellä sijaitsevalla Pirkkalan tiesääasemalla (Helsinki, Pirkkala) seuraavin mittaus tavoin: Sään toteutumatiedot klo 0: klo 0:00. - VTT:n kiinteä Professorintien sillan sääasema. - sillalle viety siirrettävä sääasema Davis Vantage Pro2 TM - Ilmatieteen laitoksen toimittama sääaineisto (Kumpula) - Tiesääaseman toteumatiedot yhdeltä tiesääasemalta lähellä em. mittauspaikkoja. 2.2 Mittauslaitteet Mittauslaitteiden tekniset tiedot on esitetty liitteessä 1 siltä osin kun tiedot olivat saatavissa: - VTT:n Professorin tien sillan sääaseman mittauslaitteet - Siirrettävän sääaseman Davis Vantage Pro mittauslaitteet VTT:n kiinteä asema VTT:n Professorintien sillalla käyttämä mittalaitteisto on esitetty kuvissa (Kuva 1 ja Kuva 2). Laitteisto on koostettu kaupallisista erillislaitteista ja sen datan keruuseen ja esittämiseen on tehty erillinen ohjelmisto VTT:llä. Laitteistosta käytetään raportissa tästä eteenpäin nimitystä VTT:n mittalaitteisto. Sillan kannelle on asennettu sääasema, pyranometri ja USB-kamera joista on vedetty kaapelit sillan alla maatuessa kiinni olevaan mittalaitekaappiin. Mittalaitekaapista löytyy myös 3G-reititin, jonka avulla mittauskoneeseen on mahdollista muodostaa etäyhteys.8 8 (36) Kuva 1. Sillan kannelle asennetut mittalaitteet kiinnitettynä lyhtypylvääseen. Mittalaitteina Vaisala VXT510 -sääasema, Kipp & Zonen CMP 3 pyranometri ja kamerana Microsoft Lifecam Cinema USB-kamera.9 9 (36) Kuva 2. VTT:n mittalaitteiston mittauskaappi. Sisällä teollisuustietokone ja National Instruments -mittalaite. VTT:n kiinteä sääasema tallensi sääolosuhdetiedot 20 minuutin välein. Kaikki parametrit auringon säteilymäärää lukuun ottamatta ovat peräisin Vaisalan VXT510-sääasemasta. Säteily mitattiin erillisellä Kipp&Zonen CMP3-pyranometrilla. Laitteisto on mitannut sillalla jo kolmen vuoden ajan ilman huoltotoimia tai kalibrointeja. Näin voidaankin olettaa ainakin pyranometrin olevan pölyn peitossa antaen pienempiä säteilyarvoja kuin normaalisti. Myös mittaavassa tietokoneessa on esiintynyt ongelmia. Mittausajanjaksolta ( klo. 00: klo 12:20) puuttuu kaksi kokonaista vuorokautta ja kaikilta vuorokausilta mittausarvot väliltä klo (katso kohta 4.1.1). Mitattavia parametreja ovat: tuulen suunta tuulen nopeus ilman lämpötila ilman suhteellinen kosteus ilmanpaine sademäärä sateen kestoaika auringon säteily Siirrettävä sääasema (Professorintien silta) Davis Vantage Pro2 -sääasema lainattiin projektia varten Ilkka Lilja Oy:ltä. Ilkka Lilja Oy myös asensi laitteen Professorintien sillalle (Kuva 3).10 10 (36) Itse mittausyksikkö on aurinkopaneelin avulla toimiva itsenäinen kokonaisuus, joka siirtää mittadatan langattomasti sillan alla olevaan mittauskaapissa olevaan vastaanotinyksikköön. Vastaanotinyksikkö on kiinnitetty samaan 3G-reitittimeen kuin VTT:n oma laitteisto. Kuva 3. Davis Vantage Pro 2 sääasema asennettuna samaan valopylvääseen kuin VTT:n sääasema. Laitteistoon on myös saatavilla erillinen näyttölaite, jolla säätiedot on nähtävissä reaaliaikaisesti (Kuva 4). Tämän avulla siltatyömailla voisi tarkastaa eri työvaiheille asetettujen olosuhdevaatimusten toteutumisen. Näyttölaitteella on näkyvissä myös lyhyen ajan sääennuste. Davis Vantage Pro2 -laitteistoon on saatavilla myös erillisiä langattomasti lähettäviä anturipaketteja, joita voidaan yhteen vastaanotinyksikköön kytkeä kahdeksan kappaletta. Anturipaketteja on esim. lämpötilan, maaperän kosteuden ja tuulen nopeuden/suunnan mittauksiin.11 11 (36) Kuva 4. Davis Vantage Pro2:n näyttölaite. Jos työmaalla on käytössä kannettava tietokone, voidaan sääolosuhdetietoja tarkastella myös siihen asennetun Davis Weatherlink -ohjelmiston avulla. Ohjelma voidaan asettaa Weather Bulletin -tilaan jolloin nähtävillä on myös lyhyen ajan sääennuste (Kuva 5). Kuva 5. Weatherlink-ohjelmiston tarjoama sääennuste Weather Bulletin -tilassa.12 12 (36) Laitteen ilmoittamia parametreja olivat: ilman lämpötila ilman suhteellinen kosteus kastepiste tuulen nopeus, suunta ja hyytävyys lämpöindeksi THW indeksi (ihmisen kokema lämpötila ottamalla huomioon lämpötila, suhteellinen kosteus ja tuuli) sademäärä auringon säteily. Mittaustiedot latautuvat automaattisesti Davisin käyttämälle palvelimelle, josta pääsee katsomaan minuutin välein päivittyviä mittaustietoja (Kuva 6). Laitteiston mukana tulevan WeatherLink-ohjelmiston avulla datan voi ladata omalle tietokoneelle joko suoraan samasta Ethernet-verkosta löytyvältä mittalaitteelta, tai Davisin pilvipalvelusta. Kuva 6. Minuutin välein päivittyvät mittaustiedot Davis Vantage Pro2 sääasemalta klo 12:57. Kirjautumalla sivulle sisään voi katsella muita asemaan liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi aseman sijaintia kartalla (Kuva 7).13 13 (36) Kuva 7. Sääaseman sijainti kartalla. 3 Tulokset 3.1 Yleistä Kaikki mitattavat parametrit sademäärää lukuun ottamatta ovat suoraan vertailukelpoisia eri tavoin hankittujen säätietojen välillä. VTT:n mittalaitteissa sademäärä on kumulatiivinen arvo millimetreinä puolen vuorokauden aikana, kun se Davisin sääaseman ja Ilmatieteenlaitoksen tapauksessa on kumulatiivinen arvo 10 min aikana. Kaikilla tässä raportissa esitellyillä tavoilla kuitenkin selviää onko tarkastelun kohteena olevalla ajanhetkellä satanut. Sade on kuitenkin hyvin paikallinen ilmiö, eikä esimerkiksi Ilmatieteenlaitokselta tilatusta säädatasta voi sanoa varmaksi kuin kyseisen sääaseman välittömässä läheisyydessä tapahtuneen sadannan. Tässä suhteessa paikanpäältä mitattu ja tallennettu sään toteumatieto on arvokasta.14 14 (36) 3.2 Paikallissään ennusteet Internetin kautta on saatavissa sekä Ilmatieteen laitoksen että Forecan ylläpitämiä sääennustesivuja, joiden avulla pystytään arvioimaan lähipäivien tai lähituntien todennäköistä säätilaa. Sääennusteisiin liittyy aina epävarmuutta, mutta ne ovat kuitenkin erinomaisen hyödyllisiä arvioitaessa lähiaikojen työvaiheiden säätilaa. Kuva 8 on esimerkki Ilmatieteenlaitoksen internet-sivun ilmaisesta paikallissääennusteesta. Kuva 8. Paikallissääennuste 3 h välein, Helsinki (Ilmainen Internet-sivu, Ilmatieteen laitos). Ilmatieteenlaitoksen Ilmanet on yritysasiakkaille räätälöity palvelukanava, jonka kautta on saatavilla uusimmat säätiedot kuvina tai tekstimuotoisina tietopaketteina [4]. Ilmanet tarjoaa ajantasaisia tutka- ja satelliittikuva, paikallisia sääennusteita ja havaintoja vallitsevasta säätilasta. Taulukossa 1 on esitetty esimerkki Ilmanetistä ladatusta ennusteesta.15 15 (36) Taulukko 1. Sääennuste ajalle , Ilmatieteen laitos, Ilmanet , paikka: Helsinki, Munkkiniemi. Tuuli Ilma Sade i l m a Aika Sää FF P R 1h RH N [m/s] [hpa] [mm] [%] T [ C] : : : , : : : : : : : : : : : , : , : , : , : , : , : , : , : : : : : : : : : : : : , : , : , : , : , : : : : , : , : : : : : : : : : , : , : : : : : : : :16 16 (36) 3.3 Toteutunut paikallinen säätieto Ilmatieteen laitos, Kumpula Toteutuneita säätietoja pääsee katsomaan veloituksetta Ilmatieteenlaitoksen sivuilta (Kuva 9 ja Kuva 10). Kuva 9. Toteutuneita säätietoja (Helsinki, Ilmanet, Ilmatieteen laitos tulostettu ).17 17 (36) Ilman lämpötilan 2 vrk aikana Ilman suhteellinen kosteus 2 vrk aikana Sademäärä (kertymä mm tunneittain) 2 vrk aikana Ilmanpaine 2 vrk aikana Kuva 10. Toteutuneita sääolosuhteita 2 vrk aikana (Helsinki, Ilmatieteen laitoksen internetsivu). 3.4 Sään toteumatietojen vertailu Tulosten vertailussa verrattiin Davisin sääasemaa muilla tavoin hankittuun säätietoon. Vain Davis ja VTT:n sääasema tarjosivat tietoa samasta pisteestä, Professorintien sillalta. Vertailu tehtiin Labview-ohjelmiston Correllation Coefficient VI:llä (virtual instrument), eli lineaarisena korrelaationa. Tuloksena on korrelaatiokerroin, r, joka lasketaan kaavalla18 18 (36) r = z xz y n, missä z x ja z y ovat x:n ja y:n standardoituja z-arvoja, eli kertovat kuinka monta keskihajontaa x ja y ovat keskiarvon ylä- tai alapuolella, eli z x = x x S x. Mitä lähempänä korrelaatiokerroin on arvoa 1, sitä parempi korrelaatio datajoukkojen välillä on, eli sitä samankaltaisempia ne ovat keskenään. Vertailtaessa Davisin säätietoa muilla tavoilla hankittuihin tietoihin, vertailu tehtiin samalla ajanhetkellä mitattujen pisteiden kesken. Muut mittapisteet jätettiin vertailun ulkopuolelle VTT ja Davis Vantage Pro2 Tulokset VTT:n ja Davisin sääasemien säätietojen vertailusta on esitetty alla (Taulukko 2) ja kuvissa (Kuva 11 Kuva 15). Tarkasteluajanjakso on klo 00: klo 12:20. Koska sademäärä on ilmoitettu laitteistoissa eri tavoilla, ne eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Taulukko 2. Korrelaatiokertoimet mitattujen suureiden välillä vertailtaessa VTT:n mittalaitteiston säätietoja Davisin mittaustietoihin. Suure r Auringon säteily [W/m2] 0.76 Ulkolämpötila 0.96 Kastepiste 0.97 Ilmanpaine 1.00 Ilman suhteellinen kosteus 0.90 Sademäärä *0.51 Kuva 11. Auringon säteilyn kuvaajat VTT:n ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. VTT:n data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on säteily [W/m 2 ] ja X-akselilla mittaustapahtuman järjestysnumero. X-akselilla yksi yksikkö vastaa kahtakymmentä (20) minuuttia.19 19 (36) Kuva 12. Ulkolämpötilan kuvaajat VTT:n ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. VTT:n data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on lämpötila [ C] ja X-akselilla aika [20 min]. Kuva 13. Kastepisteen kuvaajat VTT:n ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. VTT:n data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on lämpötila [ C] ja X-akselilla aika [20 min].20 20 (36) Kuva 14. Ilman suhteellisen kosteuden kuvaajat VTT:n ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. VTT:n data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y- akselilla on suhteellinen kosteus prosentteina ja X-akselilla aika [20 min]. Kuva 15. Ilmanpaineen kuvaajat VTT:n ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. VTT:n data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on paine [hpa] ja X-akselilla aika [20 min] Ilmatieteenlaitos (Kumpula) ja Davis Tulokset Ilmatieteenlaitoksen ja Davisin sääasemien säätietojen vertailusta on esitetty alla (Taulukko 3). ja kuvissa (Kuva 16 Kuva 20). Tarkasteluajanjakso on klo 00: klo 00:00. Taulukko 3. Korrelaatiokertoimet mitattujen suureiden välillä vertailtaessa Ilmatieteenlaitoksen säätietoja Davisin mittaustietoihin. Suure r Ulkolämpötila 0.99 Kastepiste 0.98 Ilmanpaine 1.00 Ilman suhteellinen kosteus 0.97 Sademäärä 0.4421 21 (36) Kuva 16. Ilman lämpötila Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan sääaseman ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. Ilmatieteenlaitoksen data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on lämpötila [ C] ja X-akselilla mittaustapahtuman järjestysnumero. X-akselilla yksi yksikkö vastaa kymmentä (10) minuuttia. Kuva 17. Kastepiste Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan sääaseman ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. Ilmatieteenlaitoksen data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on lämpötila [ C] ja X-akselilla aika [10 min].22 22 (36) Kuva 18. Ilman suhteellinen kosteus Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan sääaseman ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. Ilmatieteenlaitoksen data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on suhteellinen kosteus [%] ja X-akselilla aika [10 min]. Kuva 19. Ilmanpaine Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan sääaseman ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. Ilmatieteenlaitoksen data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on lämpötila [hpa] ja X-akselilla aika [10 min].23 23 (36) Kuva 20. Sademäärä Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan sääaseman ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. Ilmatieteenlaitoksen data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on sademäärä kumulatiivisesti 10 minuutin ajalta [mm] ja X- akselilla aika [10 min] Pirkkolan tiesääasema ja Davis Vantage Pro2 Tulokset Pirkkolan tiesääaseman ja Davis Vantage Pro2 -laitteiston vertailusta on esitetty alla (Taulukko 4) ja kuvissa (Kuva 21 ja Kuva 22). Taulukko 4. Korrelaatiokertoimet vertailtaessa Helsingin Pirkkalan tiesääaseman säätietoja Davisin mittaustietoihin. Suure r Ulkolämpötila 0.98 Asfaltin lämpötila 0.82 Kuva 21. Ilman lämpötila Pirkkolan tiesääaseman ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. Tiesääaseman kuvaaja on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on lämpötila [ C] ja X-akselilla aika [3h].24 24 (36) Kuva 22. Tiesääaseman tienpinnan lämpötila verrattuna Davis-sääaseman ilman lämpötilaan. Y-akselilla on lämpötila [ C] ja X-akselilla aika [3h]. 4 Tulosten tarkastelu 4.1 Säätiedon hankintatapojen vertailu Säätietoja kerättiin projektia varten neljällä eri tavalla: 1. VTT:n mittalaitteisto 2. Davis Vantage Pro 3. Lähin tiesääasema 4. Tilattu toteuma VTT:n mittalaitteisto VTT:n mittalaitteisto on koottu erilliskomponenteista ja näin tietojen yhdistäminen on vaatinut erillisen mittausohjelmiston laatimista ja mittaustietokoneen yhdistämistä laitteistoon. Tietokoneet ovat varsinkin kenttämittauksissa ajan mittaan alttiita ohjelmisto- ja laitevaurioille, mikä tuo epävarmuutta koko mittausjärjestelmään. Laitteistoa ei ole huollettu kolmeen vuoteen ja se näkyy toimintaepävarmuutena mittausdatan saannissa. Mittausajanjaksolta puuttui kaksi kokonaista vuorokautta ja jokaiselta vuorokaudelta näytteen kello 22 ja 23 väliltä. Mittauslaitteistoon on mahdollista luoda etätyöpöytä-yhteys, jonka avulla mittausdatan lataaminen käsiteltäväksi on yksinkertaista. Laitteistoa käytettiin referenssinä kaupalliselle mittalaitteelle, eikä samanlaisen kokoonpanon hankkimista suositella yksittäisille rakennusprojekteille. Korrelaatio samassa pisteessä mitanneeseen Davis Vantage Pro2:een oli kaikilla mittaussuureilla merkittävä. Sademääriä ei voitu vertailla keskenään, koska laitteistot ilmoittivat kumulaation toisistaan poikkeaville ajanjaksoille Davis Vantage Pro2 Davis Vantage Pro2 -mittalaitteisto toimi moitteetta koko mittausajanjakson yli, eikä se jättänyt välistä ainuttakaan näytettä. Data siirtyi suoraan pilvipalveluun josta se oli ladattavissa VTT:n toimistoon WeatherLink-ohjelmiston avulla (Kuva 23). Datan sai tuotua ulos ohjelmistosta myös tekstiformaatissa, jolloin se oli luettavissa suoraan esim. Excel-ohjelmaan.25 25 (36) WeatherLink-ohjelmassa sademäärä näkyi selkeästi ja ohjelma osasi automaattisesti laskea kumulatiivisen sademäärän pidemmälle aikavälille käyttäjän pidennettyä piirrettävää ajanjaksoa. Taulukkomuodossa ladatussa mittausdatassa sademäärä kumuloitui vain kymmenen minuutin aikajaksolle ja skaalaus esim. vuorokauden ajalle jää käyttäjän tehtäväksi. Ohjelmiston käyttöliittymä on tarpeeksi selkeä käytettäväksi sellaisenaan myös työmailla. Käyttäjän valittavissa on tarkasteluajanjakso (päivä, 3 päivää, viikko, kuukausi tai vuosi). Kuva 23. Davis WeatherLink-ohjelma Lähin tiesääasema (Pirkkala) VTT:llä on kerätty tietokantaa kaikkien tiesääasemien mittauksista vuodesta Tiedot on kerätty Liikenneviraston ylläpitämältä verkkosivulta, joka liittyy Digiroad-hankkeeseen lähtien tiedonkeruu ei ole ollut toiminnassa Digiroadin siirryttyä uuteen palvelumalliin. VTT:n tietokantahakujen hakemiseen on luotu Excel-pohja, johon syötetään lähtötiedoiksi haluttu ajanjakso ja mittaavan anturin numero. Lopputuloksena saadaan n. kolmen tunnin välein näytteistetty data valitulta anturilta. Pirkkolan asemalla mitattavat suureet olivat ilman ja tienpinnan lämpötila. Mitattu ilman lämpötila tiesääasemalta korreloi hyvin paikanpäällä mitatun lämpötilan kanssa. Tämän perusteella voidaan myös olettaa että Professorintien asfaltin lämpötila vastaa tiesääasemalla mitattua arvoa. Siltatyömaalla on kuitenkin tarpeellisempaa tietää siltakannen betonipinnan lämpötila, joka poikkeaa tumman maakerroksella eristetyn asfaltin lämpötilasta Sääolosuhteiden toteumatiedot (Ilmatieteenlaitos, Kumpulan sääasema) Ilmatieteenlaitokselta tilattiin tieto toteutuneista sääolosuhteista lähimmältä sääasemalta Kuva 24 lomakkeella. Sääaseman etäisyys kohteeseen oli noin kolme kilometriä. Säädata oli26 26 (36) tallennettu 10 minuutin välein. Joissain tapauksissa tunnin aikana esiintyi yksi ylimääräinen mittaus, joka tapahtui minuutilla 39. Tietojen hankkiminen jälkikäteen ilmatieteenlaitokselta kävi ongelmitta ja korrelaatio paikanpäällä mitattuun dataan oli sademäärää lukuun ottamatta merkittävä. Huono korrelaatio sademäärien välillä on selitettävissä sillä, että sadanta on hyvin paikallinen ilmiö. Kaikkia muita mittaussuureita voidaan pitää tarkastelun kohteena olevalla pinta-alalla globaaleina suureina joiden arvo vaihtelee vain vähän lyhyillä etäisyyksillä olevien tarkastelupisteiden välillä. Kuva 24. Sääolosuhteiden toteumatiedon kyselyyn käytetty lomake. 4.2 Kustannusten vertailu Kustannukset kaupalliselle Davis Vantage Pro2 -mittalaitteistolle tulisi olemaan noin 1000 luokkaa. Tällä saisi omaksi mittalaitteiston ja WeatherLink-ohjelmiston, sekä datan tallennusmahdollisuuden Davisin verkkopalvelimelle. Ilmatieteenlaitos arvioi datan hakemiseen tarvittavan ajan kahteen tuntiin ja veloitettava hinta oli 100 /tunti. Palvelua käyttämällä noin kahden kuukauden ajanjakson säädatan hinnaksi yhdeltä sääasemalta tuli 200. Tiesääasemilta mitattu data kerättiin vielä tarkastellulla ajanjaksolla Liikenneviraston palvelimelle, josta kuka tahansa pystyi lataamaan datan itselleen. VTT:llä on kerätty omaa tietokantaa tiesäädatasta lataamalla päivittäin uusi data Liikenneviraston palvelimelta. Liikennevirasto kerää dataa kuitenkin pääasiassa omaan käyttöönsä, eikä sitä tarjota palveluna esimerkiksi siltatyömaiden urakoitsijoille. VTT:n mittalaitteisto oli erillisistä kaupallisista komponenteista koottu kokonaisuus, joka on tarkoitettu tutkimuskäyttöön. Yksittäisten komponenttien yhteenlaskettu hinta on n. 8000,27 27 (36) jonka lisäksi tarvitaan ohjelmointityötä jotta mitattu data saadaan yhdistettyä ja tallennettua. Laitteistoa käytettiin tässä projektissa vain referenssinä, eikä varteenotettavana vaihtoehtona siltatyömaiden säätiedon hankkimiseen. 4.3 Säätietojen dokumentointi ja manipuloinnin estäminen Toteutuneet sääolosuhdetiedot tulee pystyä keräämään ja tallentamaan luotettavalla tavalla työmaan laatuasiakirjoihin. Luotettava menetelmä säätietojen tallentamiseen on viedä tiedot projektin internet-sivulle automaattisesti heti mittausten suorittamisen jälkeen. Internet-sivulla oleviin sääolosuhdetiedostoihin annetaan pääsyoikeudet erikseen sovittavalla tavalla. Esimerkiksi Davis Vantage -sääaseman tiedot voidaan viedä internet-sivulle, jonne voidaan antaa käyttöoikeudet urakan eri osapuolille (urakoitsijat, tilaajat, valvojat) 4.4 Sääsuojahallin käytön vaikutus Siltatyömailla on useita työvaiheita, jotka tehdään sääsuojahallissa. Sääsuojan sisällä vallitsevia olosuhteita voidaan muuttaa keinotekoisesti (lämmitys, jäähdytys, tuuletus, kuivaus). Sääsuojan sisä- ja ulkopuolella on yleensä erilaiset sääolosuhteet. Sääolosuhteiden sisällä vallitsevia olosuhteita ei pystytä luotettavasti määrittämään, jos olosuhdemittauksia ei tehdä myös hallin sisällä. Siirrettäviin sääasemiin voidaan liittää useita antureita, jotka mittaavat määrättyä sääolosuhdetta useissa eri mittauspisteissä hallin sisällä ja ulkona. 4.5 Mittalaitteiden toimivuuden ylläpito, tarkistaminen ja kalibrointi Rakennustyömailla käytettävien sääolosuhteiden mittauslaitteiden toimivuutta tulee seurata jatkuvasti, jotta vältetään virheelliset mittaustulokset. Kaupallisten sääpalvelujen tarjoajien (ilmatieteen laitos ja Foreca) toimivuuden seuranta voidaan seurannan arvioida olevan hyvin hallinnassa. Jos työmaat hankkivat omia sääasemia, tulee myös näiden laitteiden mittausantureiden olla toimintakunnossa. Laitteiden toiminnan tarkkuuta tulee seurata, laitteita tulee kalibroida ja niiden mittausvirheistä on suositeltavaa pitää kirjaa. Laitteiden tarkistus ja kalibrointi voidaan antaa maksua vastaan ulkoisen palvelun tarjoajan tehtäväksi. Myös omatoimisesti voidaan laitteita tarkistaa vertaamalla säännöllisesti useita samanlaisia antureita keskenään tai vertaamalla niitä tarkkuusmittalaitteisiin. Oman laitteen voi viedä esim. toiminnassa olevan sääaseman luo ja mitata sen jälkeen oman laitteen säätietoja kaupallisen sääpalvelun tarjoajan internet-sivulla oleviin säätietoihin samasta paikasta. Joskus saattaa yksittäisen anturin korjaamisen asemasta olla edullisempaa hankkia suoraan uusi anturi. Tässäkin asiassa on sanantyyppinen suuntaus kuin yleensä laitteiden korjauksessa uusi on usein halvempi kuin vanhan korjaus. 5 Ehdotus siltatyömaan sääolosuhdetiedon hankinta-, ennakointi- ja toteutustavaksi 5.1 Mittauslaitteisto Davis Vantage Pro2 osoittautui mittausajanjaksolla luotettavaksi ja helppokäyttöiseksi välineeksi paikallisen säätilan seurantaan. Laitteisto toimi moitteetta koko mittausjakson ajan ja tallensi datan säännönmukaisesti kymmenen minuutin välein jättämättä ainuttakaan näytettä Näytä lisää
V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään Lisätiedot TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS
31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop. Lisätiedot SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT
SIMO, Siltojen monitorointi Ilkka Hakola, VTT SIMO, Projektin yleiskatsaus SIMO projekti on TEKES rahotteinen projekti (ei mukana missään ohjelmassa), jossa on mukana 15 partneria. Projektin kokonaisbudjetti Lisätiedot ABB Oy Domestic Sales 20.10.2015 Harri Liukku Aurinkosähköjärjestelmät Kytkennät
ABB Oy Domestic Sales 20.10.2015 Harri Liukku Aurinkosähköjärjestelmät Kytkennät ABB Group ABB on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä. Potentiaalisina kasvualueina uusiutuva energia ja liikenteen Lisätiedot FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(
FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3 Lisätiedot ( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145
, Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Lisätiedot Salasanan vaihto uuteen / How to change password
Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change Lisätiedot Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje
Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus... Lisätiedot TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG
SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579 Lisätiedot Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -
Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft Lisätiedot WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result
SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269 Lisätiedot Hakkeen kosteuden on-line -mittaus
Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Julkaisu: Järvinen, T., Siikanen, S., Tiitta, M. ja Tomppo, L. 2008. Yhdistelmämittaus hakkeen kosteuden on-line -määritykseen. VTT-R-08121-08 Tavoite ja toteutus Hakkeen Lisätiedot FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL
VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please Lisätiedot MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy
MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy 9.12.2013 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT... 1 JOHDANTO... Lisätiedot TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG
SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum Lisätiedot Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data
Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen Lisätiedot WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result
SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered Lisätiedot PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy
9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT Lisätiedot Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ
Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki Lisätiedot Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa
Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5 Lisätiedot Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue
Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km Lisätiedot YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA
Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti Lisätiedot Pakettisynkronointitestauksen automaatio
Pakettisynkronointitestauksen automaatio Risto Hietala valvoja: Prof. Riku Jäntti ohjaaja: DI Jonas Lundqvist ESITYKSEN RAKENNE Tietoverkkojen synkronointi Pakettikytkentäisten verkkojen synkronointi Ohjelmistotestaus Lisätiedot 7.4 Variability management
7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product Lisätiedot PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS
PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE Lisätiedot PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL
SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579 Lisätiedot KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema
KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän Lisätiedot Miehittämätön meriliikenne
Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio Lisätiedot KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016
Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.10.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016 KEKKILÄ OY Lisätiedot Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:
Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin, Lisätiedot 83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset
TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset email: ari.asp@tut.fi Huone: TG 212 puh 3115 3811 1. ESISELOSTUS Vastaanottimen yleisiä Lisätiedot Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville
Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction Lisätiedot Rakennuksen lämpökuvaus
Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET Lisätiedot Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat
7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498 Lisätiedot SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä Lisätiedot KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO
KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä Lisätiedot Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus
Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect Lisätiedot FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet
FLEX COMBI Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet Flex Combi on DIN-kiskokiinnitteinen RS-8 väylään liitettävä I/O-laite, jossa on I/O-pistettä. Flex Lisätiedot 4x4cup Rastikuvien tulkinta
4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, Lisätiedot TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET. MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich
TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich PALUUHEIJASTAVUUSMITTAREIDEN VALIDOINTI JA VERTAILUMITTAUKSET Lisätiedot ( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet
Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas Lisätiedot Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE
Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY Lisätiedot Suomen Aurinkolämpö Oy
Suomen Aurinkolämpö Oy Verkkoon kytkettävät aurinkopaneelijärjestelmät Marko Harju 0505123254 Suomenaurinkolampo.fi Yritysesittely Kajaanilainen 2012 perustettu perheyritys Kilpailukykyisiä tuotteita, Lisätiedot Olosuhdemittarijärjestelmä ISO7730
Olosuhdemittarijärjestelmä ISO7730 Mittaa samaan aikaan ilmanvirtausnopeus/veto, barometrinen ilmakehänpaine, operatiivinen lämpötila, kosteus ja lämpötila, hiilidioksidi(co2) Käyttökohteet: Työpisteen Lisätiedot Auringonsäteilyn mittaukset ja aikasarjat
Auringonsäteilyn mittaukset ja aikasarjat Ari Venäläinen Antti Aarva Pentti Pirinen Ilmatieteenlaitos/ Ari V. & Antti A. & Pentti P. 21.11.2013 IIlmatieteenlaitos/ Ari V. & Antti A. & Pentti P. 21.11.2013 Lisätiedot Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen
Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen Markku Korhonen, Vesa Fisk Senfit Oy Perttu Laakkonen UPM-Kymmene Oyj Timo Melkas Metsäteho Oy Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen Lisätiedot FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT
FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT Työn tavoitteita tutustua kattavasti DataStudio -ohjelmiston käyttöön syventää kinematiikan kuvaajien (paikka, nopeus, kiihtyvyys) hallintaa oppia yhdistämään kinematiikan Lisätiedot Tips for teachers and expected results
Tips for teachers and expected results Työskentely aloitetaan JOHDANNOLLA, jonka aikana annetaan tietoa vatsahappoihin liittyvistä ongelmista ja antasideista. Lisäksi esitetään kysymys, joka ohjaa oppilaiden Lisätiedot GNSS-vastaanottimet. Havaintosuureet
GNSS-vastaanottimet vastanottimien tyyppejä antennit signaalin havaitseminen Havaintosuureet Nyt: C/A-koodi L1 L1-kantoaalto L1 Doppler L2 kantoaalto L2 Doppler P-koodi L1 P-koodi L2 Tulevaisuudessa: C/A-koodi Lisätiedot KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40
KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua. Lisätiedot Sääasema Probyte JUNIOR
Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi, Lisätiedot Kosteusmittausraportti
Kosteusmittausraportti Betonivalun päällystettävyysmittaukset Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin Lisätiedot Käyttö- ja asennusohje
14.1.2016 V1.1 Käyttö- ja asennusohje GMU191 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU191 ETÄLUENTALAITE 1 Lisätiedot HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT
Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö Lisätiedot Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto
Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala: Lisätiedot Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl
Kuivajääpuhallus IB 15/120 Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä. Vakiovarusteet: Lisätiedot Käyttöohje. USB Charger UCH20
Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB Lisätiedot Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi
Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi Lisätiedot KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI MARRASKUU 2016
Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.11.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI ELOKUU 2016 KEKKILÄ OY JA Lisätiedot Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines
Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines SYKE Helsinki 28.8.2015 Jaakko Seppälä M.Sc Eng. Head of the Board EHP-Tekniikka Ltd. EHP-Tekniikka Oy Jaakko Lisätiedot Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215
TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja Lisätiedot Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced
Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Vakiovarusteet: Suutinrasva Viuhkasuutin Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen) Kuivajään Lisätiedot +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING
+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR Lisätiedot KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2
KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut... Lisätiedot MIKES, Julkaisu J3/2000 MASS COMPARISON M3. Comparison of 1 kg and 10 kg weights between MIKES and three FINAS accredited calibration laboratories
MITTATEKNIIKAN KESKUS CENTRE FOR METROLOGY AND ACCREDITATION Julkaisu J3/2000 MASS COMPARISON M3 Comparison of 1 kg and 10 kg weights between MIKES and three FINAS accredited calibration laboratories Kari Lisätiedot Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.
Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen Lisätiedot Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri
Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI Lisätiedot Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit
Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated Lisätiedot padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten
padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2 Lisätiedot Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara
Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120 Lisätiedot KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330
1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207 Lisätiedot EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka"; Lisätiedot Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto
Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Datan käsittely ja tallentaminen Käytännössä kaikkien mittalaitteiden ensisijainen signaali on analoginen Jotta tämä Lisätiedot 1 Muutokset piirilevylle
1 Muutokset piirilevylle Seuraavat muutokset täytyvät olla piirilevylle tehtynä, jotta tätä käyttöohjetta voidaan käyttää. Jumppereiden JP5, JP6, JP7, sekä JP8 ja C201 väliltä puuttuvat signaalivedot on Lisätiedot Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta
Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet Lisätiedot Eristysvastuksen mittaus
Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta Lisätiedot CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus
CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tutkija: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Laatinut: Lappia / Martti Mylly Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista Lisätiedot HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka
HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia Lisätiedot PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE
Asfalttimassat ja päällysteet PANK- 4306 PANK ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 7.12.2011 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Lisätiedot AYYE 9/ HOUSING POLICY
AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we Lisätiedot Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita
Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut... Lisätiedot Betonin suhteellisen kosteuden mittaus
Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5. Lisätiedot Tiesäämallin asemaja hilaversion validointi. UbiCasting Workshop Marjo Hippi / Met. tutkimus
Tiesäämallin asemaja hilaversion validointi UbiCasting Workshop 10-09-2008 Marjo Hippi / Met. tutkimus Tiesäämallin asema- ja hilaversion validointi - Työn sisältö Tiesäämallia ajetaan kahdella eri lähtödatalla, Lisätiedot Capacity utilization
Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure Lisätiedot 1 Vrms 2 Skewness 3 Kurtosis 4 Amax 5 Amin. 11 A4xbf 12 A7xbf 13 A14xbf 14 A1xrotf 15 A2xrotf. 16 A3xrotf 17 A4xrotf 18 A1to4xrotf 19 Vrms10to100
JAVO mittaukset 4..006 -Primaari-ilmapuhallin I - keruutaajuus.56 x khz, kiihtyvyysmittaus - aikasarjan talletus, T 1s, 15 min välein, 500 kertaa 8 6 4 5 7 1 'PA fan 1, motor current' 'PA fan, motor current' Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute