Source: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051387/index.html
Timestamp: 2019-09-18 23:07:57+00:00
Document Index: 63317578

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art. 6', 'art. 29', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6']

RS 941.214 Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique (OIPA)
941.214 Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique (OIPA)
(OIPA)1
du 19 mars 2006 (Etat le 1er janvier 2017)
vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)2,3
les exigences afférentes aux instruments de pesage à fonctionnement automatique;
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance:
les instruments de pesage trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique;
les instruments de pesage totalisateurs discontinus à fonctionnement automatique (totalisateurs à trémie);
les instruments de pesage totalisateurs continus à fonctionnement automatique (peseuses sur bande);
les ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique;
les instruments de pesage à fonctionnement automatique pour déterminer le poids total des véhicules routiers en mouvement, dans la mesure où ils sont installés dans une aire de pesage surveillée dans laquelle la vitesse du véhicule est contrôlée;
les instruments de remplissage gravimétrique automatiques.
1 Introduite par le ch. I de l'O du DFJP du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5225).
Art. 3 Unités
Les unités de masse suivantes doivent être utilisées pour les indications portées sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique:
milligramme (mg);
gramme (g);
kilogramme (kg);
tonne (t).
Art. 4 Conditions de référence, poids étalons
1 Pour la détermination de résultats de mesure lors de l'évaluation de la conformité ou de la vérification ultérieure, les valeurs suivantes sont réputées conditions de référence:
température 20 °C;
masse volumique conventionnelle des poids étalons 8000 kg/m3;
masse volumique de l'air 1,2 kg/m3.
2 Les poids étalons et les pièces de charge utilisés pour la les contrôles ultérieurs ne doivent pas être entachés d'une erreur supérieure à un tiers de l'erreur maximale tolérée pour l'instrument de pesage à vérifier applicable pour la charge en question.
instrument de pesage: un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps ou servant à déterminer d'autres grandeurs, valeurs, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;
instrument de pesage à fonctionnement automatique: un instrument de pesage qui détermine la masse d'un produit sans l'intervention d'un opérateur et selon un programme prédéterminé de processus automatiques caractéristiques de l'instrument;
instrument de pesage trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique (trieur-étiqueteur): un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse de charges discrètes préassemblées comme des préemballages ou de charges individuelles de produits en vrac;
trieuse pondérale de contrôle à fonctionnement automatique: un trieur-étiqueteur répartissant des articles de masses différentes en plusieurs sous-ensembles en fonction de la valeur de la différence entre leur masse et le point de tri nominal;
étiqueteuse de poids: un trieur-étiqueteur opérant l'étiquetage du poids de chaque article;
étiqueteuse de poids/prix: un trieur-étiqueteur opérant l'étiquetage du poids et des informations sur le prix de chaque article;
instrument de pesage totalisateur discontinu à fonctionnement automatique (totalisateur à trémie): un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse d'un produit en vrac en le divisant en charges discrètes; la masse de chaque charge discrète est déterminée séquentiellement et additionnée; chaque charge discrète est ensuite délivrée en vrac;
instrument de pesage totalisateur continu à fonctionnement automatique (peseuse sur bande): un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine en continu la masse d'un produit en vrac sur une bande transporteuse, sans division systématique du produit et sans interruption du mouvement de la bande transporteuse;
pont-bascule ferroviaire à fonctionnement automatique: un instrument de pesage à fonctionnement automatique équipé d'un récepteur de charge comportant des rails pour le transport de véhicules de chemin de fer;
instruments de pesage à fonctionnement automatique pour véhicules routiers: un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui est utilisé pour déterminer la masse totale de véhicules routiers en mouvement;
instrument de remplissage gravimétrique automatique: instrument de pesage à fonctionnement automatique qui remplit des conteneurs avec une masse prédéterminée et pratiquement constante d'un produit en vrac.
1 Les instruments de pesage trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure et aux annexes 1 et 2 de la présente ordonnance.
2 Les instruments de pesage totalisateurs discontinus à fonctionnement automatique (totalisateurs à trémie) doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure et aux annexes 1 et 3 de la présente ordonnance.
3 Les instruments de pesage totalisateurs continus à fonctionnement automatique (peseuses sur bande) doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure et aux annexes 1 et 4 de la présente ordonnance.
4 Les ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure et aux annexes 1 et 5 de la présente ordonnance.
5 Les instruments de pesage à fonctionnement automatique pour déterminer le poids total des véhicules routiers en mouvement doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure et à l'annexe 6 de la présente ordonnance.
6 Les instruments de remplissage gravimétrique automatiques doivent satisfaire aux exigences essentielles définies à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure et à celles fixées dans les annexes 1 et 6a de la présente ordonnance.1
1 Introduit par le ch. I de l'O du DFJP du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5225).
La conformité des instruments de pesage à fonctionnement automatique avec les exigences essentielles mentionnées à l'art. 6 peut être évalué et certifiée au choix du fabricant selon l'une des procédures suivantes prévues à l'annexe 2 de l'ordonnance sur les instruments de mesure:
pour les instruments de pesage mécaniques à fonctionnement automatique:
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D),
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini (module E),
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F),
déclaration de conformité sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D1),
déclaration de conformité sur la base de la vérification du produit (module F1),
déclaration de conformité sur la base de la vérification à l'unité (module G),
déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception (module H1);
pour les instruments de pesage électromécaniques à fonctionnement automatique:
pour les instruments de pesage électroniques ou comportant un logiciel à fonctionnement automatique:
pour les instruments de pesage à fonctionnement automatique pour déterminer le poids total des véhicules routiers en mouvement: approbation ordinaire et vérification initiale selon l'annexe 5 de l'ordonnance sur les instruments de mesure.
1 Les instruments de pesage à fonctionnement automatique sont soumis à la vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par les offices cantonaux de vérification.
2 La vérification ultérieure des instruments de pesage à fonctionnement automatique doit avoir lieu:
chaque année pour les instruments de pesage trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique;
tous les deux ans pour:
les instruments de pesage totalisateurs discontinus à fonctionnement automatique (totalisateurs à trémie),
les instruments de pesage totalisateurs continus à fonctionnement automatique (peseuses sur bande),
les instruments de remplissage gravimétrique automatiques;
chaque année pour les instruments de pesage à fonctionnement automatique pour véhicules routiers;
chaque année pour les ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique.
3 Pour les ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique, l'utilisateur peut compléter la vérification ultérieure par une procédure de contrôle selon l'annexe 7, ch. 5, de l'ordonnance sur les instruments de mesure et l'annexe 7 de la présente ordonnance. Ainsi, la période de vérification des ponts-bascules ferroviaires peut être prolongée jusqu'à trois ans au maximum.
1 Abrogée par le ch. I de l'O du DFJP du 5 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5225).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5225).
3 Introduit par le ch. I de l'O du DFJP du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5225).
de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service de l'instrument de pesage;
de faire maintenir l'instrument de pesage en bon état et de faire réviser périodiquement les parties soumises à usure, vieillissement ou encrassement.
Art. 10 Erreurs maximales tolérées lors des contrôles
Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la contestation de résultats de mesures au sens de l'art. 29, al. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d'un instrument de mesure effectué en dehors de la vérification sont le double des erreurs maximales tolérées fixées aux annexes 2 à 6 de la présente ordonnance.
L'ordonnance du 15 août 1986 sur les instruments de pesage1 est abrogée.
1 [RO 1986 2013, 2002 2136, 2004 2119]
1 Les instruments de pesage à fonctionnement automatique vérifiés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer d'être vérifiés ultérieurement.
2 Les instruments de pesage à fonctionnement automatique approuvés selon le droit antérieur peuvent encore être mis sur le marché et vérifiés initialement selon l'annexe 5, ch. 2, de l'ordonnance sur les instruments de mesure pendant dix ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après l'échéance de ces dix ans, ils pourront encore être vérifiés ultérieurement.
3 Les instruments de pesage à fonctionnement automatique mis sur le marché non vérifiés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent encore être utilisés sans vérification pendant cinq ans après la première mise en service ou révision, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011. Ils peuvent être vérifiés s'ils satisfont aux exigences de la présente ordonnance.
Art. 12a1Dispositions transitoires concernant la modification du 5 décembre 2016
1 Pour les étiqueteuses de poids et les étiqueteuses de poids/prix qui ont été vérifiées avant le 1er janvier 2017, les anciens délais restent valables jusqu'à la prochaine vérification ultérieure.
2 Les instruments de remplissage gravimétrique automatiques mis sur le marché avant le 1er janvier 2017 devront être soumis à la vérification ultérieure d'ici au 31 décembre 2018
Exigences spécifiques afférentes aux instruments de pesage à fonctionnement automatique
Le fabricant doit spécifier comme suit les conditions de fonctionnement nominales des instruments de mesure:
Pour le mesurande:
L'étendue de mesure de l'instrument en termes de portées maximale et minimale.
Pour les grandeurs d'influence de l'alimentation électrique:
En cas d'alimentation en courant alternatif: la tension d'alimentation CA nominale ou les limites de la tension CA.
En cas d'alimentation en courant continu: la tension d'alimentation CC nominale et minimale, ou les limites de la tension CC.
Pour les grandeurs d'influence mécaniques et climatiques:
L'étendue de température minimale est de 30 °C, sauf indication contraire dans les annexes 2 à 5.
Les classes d'environnement mécanique prévues à l'annexe 1, ch. 1.3.2, de l'ordonnance sur les instruments de mesure ne s'appliquent pas. Le fabricant doit définir les conditions mécaniques d'utilisation des instruments qui sont soumis à une contrainte mécanique particulière, par exemple les instruments intégrés dans des véhicules.
Pour les autres grandeurs d'influence (le cas échéant):
La ou les vitesses de fonctionnement.
Les caractéristiques du ou des produits à peser.
2 Effet toléré des perturbations - Environnement électromagnétique
La performance requise et la valeur de variation critique sont indiquées dans les annexes spécifiques 2, 3, 4, ou 5, correspondant à chaque type d'instrument.
Des mesures doivent être prévues pour limiter les effets de l'inclinaison, du chargement et de la vitesse de fonctionnement de telle manière que les erreurs maximales tolérées (EMT) ne soient pas dépassées dans des conditions normales de fonctionnement.
Des installations adéquates de manutention des matériaux doivent être fournies pour permettre à l'instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal.
Toute interface de commande de l'opérateur doit être claire et efficace.
L'intégrité de l'affichage (s'il y en a un) doit pouvoir être vérifiée par l'opérateur.
Une fonction adéquate de mise à zéro doit être prévue pour permettre à l'instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal.
Tout résultat situé en dehors de l'étendue de mesure doit être identifié en tant que tel, lorsqu'une impression est possible.
Exigences spécifiques afférentes aux instruments de pesage trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique
1 Classes d'exactitude
Les instruments de pesage sont en outre divisés en catégories primaires désignées par X ou Y selon les indications du fabricant.
Ces catégories sont subdivisées en quatre classes d'exactitude:
XIIII, ou
2 Instruments de la catégorie X
La catégorie X s'applique aux instruments utilisés pour vérifier le préemballage effectué conformément aux dispositions des directives 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages2 et 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages3.
Les classes d'exactitude sont complétées d'un facteur (x), qui quantifie l'écart maximal toléré tel que spécifié au ch. 4.2.
Le fabricant doit spécifier le facteur (x), (x) étant £ 2 et ayant la forme 1 × 10k, 2 × 10k ou 5 × 10k, où k est un nombre entier négatif ou égal à zéro.
3 Instruments de la catégorie Y
La catégorie Y s'applique à tous les autres trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique.
4 Erreur maximale tolérée (EMT)
Erreur moyenne pour les instruments de pesage de la catégorie X ou bien EMT pour les instruments de la catégorie Y
Charge nette (m) en échelons de vérification (e)
Erreur moyenne maximale tolérée
Erreur maximale tolérée
La valeur maximale tolérée pour l'écart-type d'un instrument de la classe X (x) est le résultat de la multiplication du facteur (x) par la valeur indiquée dans le tableau 2 ci-dessous.
Charge nette (m)
Ecart-type maximal toléré pour la classe X (1)
50 g < m £ 100 g
100 g < m £ 200 g
200 g < m £ 300 g
300 g < m £ 500 g
500 g < m £ 1 000 g
1 000 g < m £ 10 000 g
10 000 g < m £ 15 000 g
Pour les classes XI et XII, x doit être inférieur à 1.
Pour la classe XIII, x ne doit pas être supérieur à 1.
Pour la classe XIV, x doit être supérieur à 1.
Echelon de vérification - instruments à échelon simple
Classes d'exactitude
Echelon de vérification
Nombre d'échelons de vérification, n = Max/e
Echelon de vérification - instruments à échelons multiples
Valeur minimale4n = Maxi/e(i+1)
Valeur maximale n = Maxi/ei
ei£ 0,05 g
= no de l'étendue de pesage partielle
r = nombre total d'étendues partielles
5 Etendue de mesure
Lors de la spécification de l'étendue de mesure pour les instruments de la classe Y, le fabricant doit tenir compte du fait que la portée minimale ne doit pas être inférieure à:
20 e pour 0,001 g £ e £ 0,05 g,
et 50 e pour 0,1 g £ e
balances utilisées pour le tri, telles que balances postales et balances à déchets:
6 Réglage dynamique
Le dispositif de réglage dynamique doit fonctionner sur une étendue de charge spécifiée par le fabricant.
Lorsque le trieur-étiqueteur est muni d'un dispositif de réglage dynamique qui compense les effets dynamiques de la charge en mouvement, celui-ci doit être neutralisé pour le fonctionnement en dehors de l'étendue de charge et doit pouvoir être protégé.
7 Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques
Les EMT dues aux facteurs d'influence sont:
pour les instruments de la catégorie X:
en fonctionnement automatique, les valeurs indiquées dans les tableaux 1 et 2;
pour le pesage statique en fonctionnement non automatique, les valeurs indiquées dans le tableau 1;
pour les instruments de la catégorie Y:
pour chaque charge en fonctionnement automatique, les valeurs indiquées dans le tableau 1;
pour le pesage statique en fonctionnement non automatique, les valeurs indiquées pour la classe X dans le tableau 1.
La valeur de variation critique due à une perturbation est d'un échelon de vérification.
pour les classes XI et Y(I), la plage minimale est de 5 °C;
pour les classes XII et Y(II), la plage minimale est de 15 °C.
1 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du DFJP du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5225).
2 JO L 42 du 15.2.1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/676/CEE (JO L 398 du 30.12.1989, p. 18).
3 JO L 46 du 21.2.1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'accord EEE.
4 Lorsque i = r, la colonne correspondante du tableau 3 s'applique, e étant remplacé par er.
Exigences spécifiques afférentes aux instruments de pesage totalisateurs discontinus à fonctionnement automatique (totalisateurs à trémie)
Les instruments de pesage sont répartis en quatre classes d'exactitude:
2 Erreur maximale tolérée (EMT)
EMT de la charge totalisée
3 Echelon de totalisation
L'échelon de totalisation (dt) doit être dans l'étendue:
0,01 % Max ≤dt < 0,2 % Max.
4 Charge minimale totalisée (Ómin)
La charge minimale totalisée (Ómin) ne doit pas être inférieure à la charge pour laquelle l'EMT est égale à l'échelon de totalisation (dt), ni inférieure à la charge minimale spécifiée par le fabricant.
5 Mise à zéro
Les instruments qui n'effectuent pas la tare après chaque déchargement doivent être équipés d'un dispositif de mise à zéro. Leur fonctionnement automatique doit être rendu impossible si l'indication de zéro varie de:
1 dt sur les instruments équipés d'un dispositif de mise à zéro automatique;
0,5 dt sur les instruments équipés d'un dispositif de mise à zéro semi-automatique ou non automatique.
6 Interface avec l'opérateur
Les ajustages effectués par l'opérateur et la fonction de réinitialisation doivent être rendus impossibles pendant le fonctionnement automatique.
Sur les instruments équipés d'un dispositif d'impression, la remise à zéro du total doit être rendue impossible jusqu'à ce que le total soit imprimé. L'impression du total doit avoir lieu en cas d'interruption du fonctionnement automatique.
8 Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques
Les EMT dues aux facteurs d'influence sont telles qu'indiquées dans le tableau 2.
Charge (m) en échelons de totalisation (dt)
La valeur de variation critique due à une perturbation est un échelon de totalisation pour toute indication de poids et tout total mis en mémoire.
(art. 6, al. 4)
Exigences spécifiques afférentes aux instruments de pesage totalisateurs continus à fonctionnement automatique (peseuses sur bande)
Les instruments de pesage sont répartis en trois classes d'exactitude:
2 Etendue de mesure
Le fabricant doit spécifier l'étendue de mesure, le rapport entre la charge nette minimale sur l'unité de pesage et la portée maximale, et la charge totalisée minimale.
La charge totalisée minimale (Ómin) ne doit pas être inférieure à:
800 d pour la classe 0,5;
400 d pour la classe 1;
200 d pour la classe 2.
d est l'échelon de totalisation du dispositif de totalisation générale.
3 Erreur maximale tolérée (EMT)
4 Vitesse de la bande
La vitesse de la bande doit être spécifiée par le fabricant. Pour les peseuses sur bande à vitesse constante et pour les peseuses sur bande à vitesse variable munies d'une commande manuelle de réglage de la vitesse, la vitesse ne doit pas varier de plus de 5 % de la valeur nominale. Le produit ne doit pas avoir une vitesse différente de la vitesse de la bande.
5 Dispositif de totalisation générale
Il ne doit pas être possible de remettre le dispositif de totalisation générale à zéro.
6 Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques
L'EMT due à un facteur d'influence, pour une charge non inférieure à Ómin, doit être 0,7 fois la valeur appropriée indiquée dans le tableau 1, arrondie à l'échelon de totalisation le plus proche (d).
La valeur de variation critique due à une perturbation doit être 0,7 fois la valeur appropriée indiquée dans le tableau 1, pour une charge égale à Ómin, pour la classe désignée de la peseuse sur bande, arrondie à l'échelon de totalisation (d) supérieur.
(art. 6, al. 5)
Exigences spécifiques afférentes aux ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique
1 Classe d'exactitude
Les EMT pour le pesage en mouvement d'un wagon unique ou d'un train entier sont les valeurs indiquées dans le tableau 1.
Les EMT pour le pesage en mouvement de wagons accrochés ou non accrochés doit être la plus grande des valeurs suivantes:
la valeur calculée conformément au tableau 1, arrondie à l'échelon le plus proche;
la valeur calculée conformément au tableau 1, arrondie à l'échelon le plus proche, pour un poids égal à 35 % du poids maximal du wagon (comme indiqué sur les indications signalétiques);
un échelon (d).
Les EMT pour le pesage en mouvement d'un train est la plus grande des valeurs suivantes:
la valeur calculée conformément au tableau 1, pour le poids d'un wagon unique égal à 35 % du poids maximal du wagon (comme indiqué sur les indications signalétiques), multipliée par le nombre de wagons de référence (sans dépasser 10) du train et arrondie à l'échelon le plus proche;
un échelon (d) pour chaque wagon du train, sans dépasser 10 d.
Lors du pesage de wagons accrochés, les erreurs d'au maximum 10 % des résultats de pesage obtenus lors d'un ou de plusieurs passages du train peuvent dépasser l'EMT indiquée au ch. 2.2, mais ne doit pas dépasser le double de l'EMT.
3 Echelon (d)
La relation entre la classe d'exactitude et l'échelon est celle indiquée dans le tableau 2.
Echelon (d)
4 Etendue de mesures
La portée minimale ne doit pas être inférieure à 1 t, ni supérieure au résultat de la division du poids minimal du wagon par le nombre de pesages partiels.
Le poids minimal du wagon ne doit pas être inférieur à 50 d.
5 Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques
L'EMT due à un facteur d'influence est celle indiquée dans le tableau 3.
Charge (m) en échelons de vérification (d)
La valeur de variation critique due à une perturbation est d'un échelon.
(art. 6, al. 6)
Exigences spécifiques afférentes aux instruments de pesage à fonctionnement automatique pour déterminer le poids total des véhicules routiers en mouvement
Les instruments de pesage sont répartis en six classes d'exactitude:
2 Erreurs maximales tolérées (EMT)
L'EMT pour le pesage du véhicule doit être la plus grande des valeurs suivantes:
valeur calculée d'après le tableau 1, arrondie à l'échelon le plus proche;
1 d ´ le nombre de pesées dans la totalisation en cas de vérification initiale,
2 d ´ le nombre de pesées dans la totalisation en cas d'inspection en service.
EMT du poids du véhicule
Les EMT en pesage statique pour les charges croissantes ou décroissantes doivent être les valeurs appropriées du tableau 2.
Charge (m) exprimée en échelons
Pour une méthode particulière de pesage en mouvement et la combinaison des récepteurs de charge, tous les dispositifs indicateurs et imprimeurs de poids sur un instrument de pesage à fonctionnement automatique pour déterminer le poids total des véhicules routiers en mouvement doivent avoir le même échelon d.
Le rapport entre la classe d'exactitude, la valeur de l'échelon et le poids maximum du véhicule exprimé en échelons doit être tel que spécifié dans le tableau 3.
Poids maximum du véhicule exprimé en échelons
Les échelons des dispositifs indicateurs ou imprimeurs doivent avoir la forme 1 × 10k, 2 × 10k ou 5 × 10k, où k est un nombre entier positif ou négatif ou égal à zéro.
4 Portée minimale
La portée minimale ne doit pas être inférieure à la charge, exprimée en échelons, spécifiée dans le tableau 4.
Portée minimale en échelons
5 Charges sur essieu individuel ou sur groupe d'essieux
Les charges sur essieu individuel ou sur groupe d'essieux ne doivent pas être indiquées ou imprimées sans avertissement associé signalant que ces résultats ne découlent pas de la vérification de l'instrument de pesage.
6 Accord entre dispositifs indicateurs et imprimeurs
Pour la même charge, il ne doit pas y avoir de différence entre les résultats de pesage fournis par chacun de ces deux types de dispositifs ayant le même échelon.
7 Conditions de fonctionnement nominales - Limites de température
Les instruments de pesage à fonctionnement automatique pour déterminer le poids total des véhicules routiers en mouvement doivent être conformes aux exigences métrologiques et techniques appropriées pour les températures ambiantes comprises entre -10 °C et +40 °C. Cependant, pour des applications spéciales, les limites de l'étendue de température peuvent différer à condition que cette étendue ne soit pas inférieure à 30 °C et qu'elle soit spécifiée sur la plaque signalétique.
Annexe 6a1
Exigences spécifiques afférentes aux instruments de remplissage gravimétrique automatiques
Le fabricant doit spécifier la classe d'exactitude de référence Réf.(x) et la ou les classes d'exactitude de fonctionnement X(x).
Un type d'instrument est désigné par une classe d'exactitude de référence, Réf.(x), correspondant à la meilleure exactitude possible pour des instruments de ce type. Après installation, les instruments individuels sont désignés pour une ou plusieurs classes d'exactitude de fonctionnement, X(x), en tenant compte des produits spécifiques à peser. Le facteur de désignation de classe (x) doit être ≤2 et de la forme 1 × 10k, 2 × 10k ou 5 × 10k, où k est un nombre entier négatif ou est égal à zéro.
La classe d'exactitude de référence Réf.(x), est applicable pour les charges statiques.
Pour la classe d'exactitude de fonctionnement (X)(x), X est une relation entre l'exactitude et le poids de la charge, et (x) est un multiplicateur pour les limites d'erreur spécifiées pour la classe X(1) au ch. 2.2.
EMT pour le pesage statique
Dans le cas de charges statiques dans les conditions assignées de fonctionnement, l'EMT pour la classe d'exactitude de référence Réf.(x) doit être de 0,312 fois l'écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne comme indiqué dans le tableau 1, multiplié par le facteur de désignation de classe (x).
Pour les instruments pour lesquels le remplissage peut comporter plus d'une charge (p.ex. instruments à combinaisons cumulatives ou associations), l'EMT pour les charges statiques est l'exactitude requise pour le remplissage telle qu'indiquée au ch. 2.2 et non pas la somme des écarts maximaux admissibles pour les charges individuelles.
Ecart par rapport au remplissage moyen
Valeur de la masse du remplissage - m(g)
Écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne pour la classe X(1)
L'écart calculé pour chaque remplissage par rapport à la moyenne peut être ajusté pour tenir compte de l'effet de la taille des particules du matériau.
Erreur par rapport à la valeur préétablie (erreur de réglage)
Dans le cas d'instruments pour lesquels il est possible de préétablir un poids de remplissage, la différence maximale entre la valeur préétablie et la masse moyenne des remplissages ne doit pas dépasser 0,312 fois l'écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne, comme indiqué dans le tableau 1.
3 Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques
L'EMT due à des facteurs d'influence doit être telle qu'indiquée au ch. 2.1.
La valeur de variation critique due à une perturbation est une variation de l'indication du poids statique égale à l'EMT spécifiée au ch. 2.1, calculée pour le remplissage nominal minimal, ou une variation qui aurait un effet équivalent sur le remplissage dans le cas d'instruments effectuant le remplissage par charges multiples. La valeur de variation critique calculée est arrondie à l'échelon supérieur (d) le plus proche.
Le fabricant doit spécifier la valeur du remplissage nominal minimal.
1 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du DFJP du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5225).
Procédures de maintien de la stabilité de mesure pour les ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique
Prolongation de la période de vérification ultérieure
Si les vérifications ultérieures d'un pont-bascule à fonctionnement automatique prouvent, lors de deux vérifications successives, qu'il respecte les erreurs maximales tolérées, l'Institut fédéral de métrologie1 peut accorder une prolongation de la période de vérification ultérieure jusqu'à concurrence de trois ans au maximum.
L'utilisateur qui bénéficie d'une période de vérification prolongée est tenu de procéder chaque année à un contrôle de l'instrument de pesage afin de vérifier la stabilité de mesure.
Les contrôles doivent faire l'objet de procès-verbaux qui doivent être présentés à l'organe d'exécution lors de la vérification suivante.
Si un contrôle montre que l'instrument de pesage ne respecte plus les erreurs maximales tolérées, cette information doit être annoncée sans tarder à l'organe d'exécution. L'instrument de pesage doit être ajusté puis vérifié par l'organe d'exécution.
S'il se révèle que la période de vérification est trop longue, elle peut être réduite jusqu'à concurrence de la période minimale d'une année.
RO 2006 1545
1 Introduit par le ch. I de l'O du DFJP du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5225).2 RS 941.2103 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).