Source: http://docplayer.fr/11439323-This-is-a-preview-click-here-to-buy-the-full-publication-norme-internationale-international-standard.html
Timestamp: 2018-12-09 22:29:59+00:00
Document Index: 195020509

Matched Legal Cases: ['art 2', 'art 2', 'art 2', 'art 1', 'art 1', 'art 1']

1 NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC Première édition First edition Techniques des essais à haute tension pour matériel à basse tension - Partie 2: Matériel d'essai High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Part 2: Test equipment CEI 1994 Droits de reproduction réservés Copyright all rights reserved Aucune partie de cette publication ne peut âtre reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher. Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse IEC Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission Me»utyHapoAHae 3neKrpOTexHH4ecHaH IHoMHCCHN s CODE PRIX PRICE CODE Pour prix, voir catalogue en vigueur For price, see current catalogue
2 CEI:1994 SOMMAIRE Pages AVANT- PROPOS 4 Articles 1 Domaine d'application 6 2 Références normatives 6 3 Définitions 8 4 Conditions générales pour la vérification du matériel d'essai Conditions atmosphériques Connexions et dispositions Influence de la charge Procédure de comparaison Fréquence des vérifications 10 5 Vérification des caractéristiques des générateurs de tension continue Facteur d'ondulation Erreur de mesure admise Régulation de la tension 10 6 Vérification des caractéristiques des générateurs de tension alternative Forme d'onde de la tension Erreur de mesure admise Tension minimale d'essai 12 7 Vérification des caractéristiques des générateurs de tension de choc Forme d'onde de la tension Erreur de mesure admise Impédance conventionnelle de sortie 12 8 Vérification des caractéristiques des générateurs de choc de courant Forme d'onde du courant Erreur de mesure admise 14 9 Vérification des caractéristiques des générateurs de choc hybrides Forme d'onde et erreur de mesure admise Impédance virtuelle Prescriptions pour les systèmes de mesure de référence Tension continue Tension alternative Chocs de foudre pleins et de manoeuvre Chocs de courant Mesure comparative 16 Annexe A - Bibliographie 18
3 IEC: CONTENTS Page FOREWORD 5 Clause 1 Scope 7 2 Normative references 7 3 Definitions 9 4 General conditions for verification of test equipment Atmospheric conditions Connections and arrangement Influence of the load Comparison procedure Frequency of verifications 11 5 Verification of characteristics of direct voltage generators Ripple factor Permitted measuring error Voltage regulation 11 6 Verification of characteristics of alternating voltage generators Voltage wave-form Permitted measuring error Minimum test voltage 13 7 Verification of characteristics of impulse voltage Voltage wave-form Permitted measuring error Conventional output impedance 13 8 Verification of characteristics of impulse current generators Current wave-form Permitted measuring error 15 9 Verification of characteristics of hybrid impulse voltage generators Wave-form and permitted measuring error Virtual impedance Requirements for reference measuring systems Direct voltage Alternating voltage Lightning impulse voltage Impulse current Comparative measurement 17 Annex A Bibliography 19
4 CEI:1994 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE TECHNIQUES DES ESSAIS À HAUTE TENSION POUR MATÉRIEL À BASSE TENSION - Partie 2: Matériel d'essai AVANT- PROPOS 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés. 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux. 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière. 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes. La Norme internationale CEI a été établie par le comité d'études 42 de la CEI: Technique des essais à haute tension. Le texte de cette norme est issu des documents suivants: DIS 42(BC)53 Rapport de vote 42(BC)56 Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme. L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.
5 I EC: INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES FOR LOW-VOLTAGE EQUIPMENT - Part 2: Test equipment FOREWORD 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with. 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense. 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter. 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards. International Standard IEC has been prepared by IEC technical committee 42: High-voltage testing techniques. The text of this standard is based on the following documents: DIS 42(CO)53 Report on voting 42(CO)56 Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the repo rt on voting indicated in the above table. Annex A is for information only.
6 CEI:1994 TECHNIQUES DES ESSAIS À HAUTE TENSION POUR MATÉRIEL À BASSE TENSION - Partie 2: Matériel d'essai 1 Domaine d'application La présente partie de la CEI 1180 est applicable au matériel d'essai utilisé pour effectuer des essais diélectriques sur des matériels à basse tension. Elle concerne les essais à tension continue ou alternative, de tension ou de courant de choc et les essais combinés courant/tension de choc. Elle établit les procédures de vérification nécessaires pour s'assurer que les essais diélectriques satisfont aux exigences de tension ou de courant données par la partie 1 de la présente norme en ce qui concerne la forme et l'amplitude. Le matériel d'essai est constitué d'un générateur de tension et/ou de courant et d'un système de mesure. La présente norme concerne le matériel d'essai dont le système de mesure est protégé des interférences et des couplages externes par un système d'écrans approprié par exemple, un écran conducteur continu. En conséquence, des essais de comparaison simples sont suffisants pour assurer la validité des résultats. Le matériel d'essai dont les systèmes de mesure dont les éléments ne sont pas protégés par écran ou sont reliés par de longues connexions n'est pas couvert par la présente norme. Dans ce cas la CEI 60-2 peut servir de guide en appliquant les exigences les moins contraignantes de la présente norme. 2 Références normatives Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 1180 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'iso possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. CEI 68-1: 1988, Essais d'environnement Partie 1: Généralités et guide CEI 790: 1984, Oscillographes et voltmètres de crête pour essais de choc CEI : 1991, Enregistreurs numériques pour les mesures pendant les essais de choc à haute tension Partie 1: Prescriptions pour des enregistreurs numériques CEI : 1992, Techniques des essais à haute tension pour matériels à basse tension Partie 1: Définitions, prescriptions et modalités relatives aux essais NOTE Les exigences de la CEI 790 et de la CEI peuvent être réduites car les limites d'incertitude de cette norme sont plus larges que celles de la CEI 60-1, par exemple, ±5 % pour la valeur de crête (±3 % dans la CEI 60-1).
7 I EC: HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES FOR LOW-VOLTAGE EQUIPMENT - Part 2: Test equipment 1 Scope This part of IEC 1180 is applicable to the test equipment used for dielectric tests on low-voltage equipment. It covers tests with direct, alternating or impulse voltage, impulse current, and tests with a combination of impulse voltage and impulse current. Verification procedures necessary for ensuring that the dielectric tests comply with the voltage, or current, requirements stated in part 1 of this standard in shape and magnitude are stated. The test equipment comprises a voltage and/or current generator and a measuring system. This standard covers test equipment in which the measuring system is protected against external interference and coupling by appropriate screening, for example a continuous conducting shield. Therefore, simple comparison tests are sufficient to ensure valid results. Test equipment having measuring systems composed of non-screened components and/or connected by long leads is not covered in this standard. In this case guidance can be obtained from IEC 60-2 keeping in mind the less stringent requirements of this standard. 2 Normative references The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC At the time of publication of this standard, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 1180 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards. IEC 68-1: 1988, Environmental testing Part 1: General and guidance IEC 790: 1984, Oscilloscopes and peak voltmeters for impulse test IEC : 1991, Digital recorders for measurements in high-voltage impulse tests Part 1: Requirements for digital recorders IEC : 1992, High-voltage test techniques for low-voltage equipment Pa rt 1: Definitions, test and procedure requirements NOTE The requirements of IEC 790 and IEC may be reduced because the uncertainty limits of this part of 1180 are less stringent than those in IEC 60-1, for example, ±5 % for peak value (±3 % in IEC 60-1).
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STAN DARD. Techniques des essais à haute tension pour matériel à basse tension - Partie 2: Matériel d'essai