Source: http://docplayer.fi/116190855-Ibdoc-kayttoohjeet-potilaat-ja-maallikkokayttajat-lf-ibdoc8-8-testia-versio-4-0.html
Timestamp: 2019-02-21 20:43:19+00:00
Document Index: 25402480

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

IBDoc. Käyttöohjeet Potilaat ja maallikkokäyttäjät LF-IBDOC8. 8 testiä. Versio 4.0: - PDF
IBDoc. Käyttöohjeet Potilaat ja maallikkokäyttäjät LF-IBDOC8. 8 testiä. Versio 4.0:
Download "IBDoc. Käyttöohjeet Potilaat ja maallikkokäyttäjät LF-IBDOC8. 8 testiä. Versio 4.0:"
1 IBDoc Käyttöohjeet Potilaat ja maallikkokäyttäjät LF-IBDOC8 8 testiä Versio 4.0: BÜHLMANN Laboratories AG Puhelin Baselstrasse 55 Faksitilaukset CH 4124 Schönenbuch Sveitsi
2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYS 2 KÄYTTÖTARKOITUS 2 MÄÄRITYSPERIAATE 3 MATERIAALIT JA LISÄTARVIKKEET 4 TÄRKEÄÄ TIETOA 5 IBDOC -TESTIPAKETIN OSAT 6 VAIHE 1: SOVELLUKSEN ASENNUS JA KIRJAUTUMINEN 9 VAIHE 2: TESTAUSMENETTELYN VALMISTELUT 10 VAIHE 3: ULOSTEEN KERÄYS 11 VAIHE 4: ULOSTEEN UUTTAMINEN 12 VAIHE 5: TESTIKASETIN TÄYTTÖ 13 VAIHE 6: TESTIKASETIN LUKEMINEN 14 VAIHE 7: HUOMAUTUSTEN LISÄÄMINEN JA TESTITULOKSEN TALLENNUS 15 LAADUNVALVONTAOMINAISUUDET 16 TESTAUSMENETTELYN KRIITTISET VAIHEET 16 LISÄTIETOJA 17 RAJOITUKSET JA VASTA-AIHEET 18 TULOKSEN TULKINTA 19 KLIINISEN KIRJALLISUUDEN YHTEENVETO 20 SUORITUSKYKYOMINAISUUDET 22 LÄHDELUETTELO 31 KÄYTTÖTARKOITUS KÄYTTÖTARKOITUS BÜHLMANN IBDoc on - diagnostinen immuunimääritysmenetelmä ihmisen ulosteen kalprotektiinimäärän määrittämiseen in vitro. Määrityksen tulokset analysoidaan ladattavalla älypuhelinsovelluksella. IBDoc on tarkoitettu avuksi suoliston limakalvojen tulehduksen arvioimisessa tulehduksellisten suolistosairauksien (esim. Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus) seurannassa. IBDoc -määritys on kehitetty itsetestaukseen/kotikäyttöön ohjeistetuille 12-vuotiaille ja tätä vanhemmille potilaille, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisen hoidossa. Testiä voi käyttää myös vieritestinä ja laboratorio-oloissa. Vastuuvapauslauseke: Näiden käyttöohjeiden ruutukaappaukset perustuvat CalApp -sovelluksen ios-versioon. Android-versio voi poiketa tästä ulkoasunsa osalta, muttei toiminnallisuuksiltaan. LF-IBDOC8 2/32 Tarkistettu:
3 MÄÄRITYSPERIAATE MÄÄRITYSPERIAATE IBDoc on kotitesti kalprotektiinin määrän mittaamiseen iältään vähintään 12-vuotiaiden potilaiden ulostenäytteistä. Kalprotektiini on proteiini, jota tuottavat neutrofiiliset immuunisolut ovat merkki akuutista tulehduksesta. Ulosteen kalprotektiinipitoisuuden määrittäminen auttaa ruoansulatuselimistön tulehduksen tunnistamisessa ja tulehduksellisten suolistosairauksien seurannassa. Alhaiset kalprotektiinipitoisuudet ilmaisevat potilasta hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle, että potilas on tulehduksellisen suolistosairauden remissiovaiheessa. Hoitoa voidaan jatkaa ilman ylimääräisiä tähystystutkimuksia tai radiologisia tai muita tutkimuksia. Korkeat kalprotektiinipitoisuudet voivat olla merkki mahdollisesta ruoansulatuskanavan tulehduksesta. Tähän terveydenhuollon ammattilainen reagoi suorittamalla muita kliinisiä arviointeja tai laboratoriokokeita. Kalprotektiinipitoisuuden määrittäminen tapahtuu CALEX -ulosteenuuttoputkella, jolla saat talteen tarkasti tietynkokoisen ulostenäytteen. CALEX -uuttoputkessa ulostenäytteen sisältämä kalprotektiini siirtyy uuttoliuokseen. Uutos viedään sen jälkeen testikasetille. Näytteen kalprotektiini sitoutuu vasta-aineisiinsa, jotka on liitetty punaisiin kultahiukkasiin. Punaiset kalprotektiinin, vasta-aineen ja kullan muodostamat hiukkaset virtaavat uutoksen mukana testikasetin läpi, jäävät talteen ja värjäävät testiviivan. Vasta-aineen ja kullan muodostamat hiukkaset, joihin ei ole sitoutunut kalprotektiinia, värjäävät kontrolliviivan. Älypuhelinsovellus (CalApp ) mittaa testiviivaa ja kontrolliviivaa. CalApp laskee tuloksen ja lähettää sen turvalliselle palvelimelle terveydenhuollon ammattilaisen arvioitavaksi. Testin mittausalue on μg kalprotektiinia ulostegrammaa kohti ja lineaarinen alue enintään 850 μg/g asti. LF-IBDOC8 3/32 Tarkistettu:
4 MATERIAALIT JA LISÄTARVIKKEET IBDoc -TESTIPAKKAUKSEN MUKANA TULEVAT MATERIAALIT JA LISÄTARVIKKEET: (B-IBDOC): Varmista ennen testin suorittamista, että kaikki komponentit ovat pakkauksessa. Määrä Komponentit 1 CALEX -uuttoputki, joka on täytetty uuttoliuoksella (5 ml) 1 Testikasetti 2 Ulosteenkeräyspaperit 1 Kameran testikortti 1 Pikaopas IBDoc -PAKKAUS ON SÄILYTETTÄVÄ JÄÄKAAPISSA (2 8 C). TARVITTAVAT MATERIAALIT JA LISÄTARVIKKEET, JOTKA EIVÄT TULE TESTIPAKKAUKSEN MUKANA. ios- tai Android-älypuhelin, jonka BÜHLMANN on hyväksynyt käytettäväksi IBDoc : Hyväksyttyjen älypuhelinten täydellinen luettelo on osoitteessa Internetyhteys älypuhelimessa (ks. myös kohta tärkeitä tietoja). Älypuhelinsovellus, CalApp : saatavilla itunes App- tai Google Play -kaupasta. Kertakäyttökäsineet, nämä saa tarvittaessa lääkäriltä. LF-IBDOC8 4/32 Tarkistettu:
5 TÄRKEÄÄ TIETOA Älä muuta hoitoasi keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen testimenetelmän aloittamista. Sivut 6 8 sisältävät kaikkien pakkauksen komponenttien yleiskatsauksen. Menetelmä selitetään vaihe vaiheelta sivulta 9 alkaen. Suorita testi kotona kaikessa rauhassa ja varmistu, että voit keskittyä. Suojaa älypuhelin vedeltä. Muuten se voi vaurioitua. Internetyhteys voi maksaa erikseen, puhelinliittymästä riippuen. IBDoc -testi voidaan suorittaa eri valaistusolosuhteissa, mutta on vältettävä suoraa auringonvaloa, voimakasta sivusuuntaista valoa tai varjon peittymää testikasettiin sitä luettaessa sekä testimenetelmän tuloksen lukemisen aikana vaihe 6. Älypuhelimen akun on oltava vähintään 20-prosenttisesti ladattu. CALEX -uuttoputkea ja testikasettia ei saa käyttää etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Testikasetti pysyy käyttökelpoisena huoneenlämmössä neljän tunnin ajan suojapussin avaamisesta. CALEX -uuttoputkea ja testikasettia ei saa käyttää uudelleen. Mikään komponentti ei ole myrkyllinen tai muuten vaarallinen. Linkki salasanan asettamista varten lähetetään IBDoc -sähköpostiisi (käyttäjänimi), jonka annoit lääkärillesi. Jos et saa tätä viestiä, tarkista roskapostikansiosi. Älä käytä testiä, mikäli kasetin suojapussi on vaurioitunut tai CALEX -uuttoputki vuotaa pakkauksen avattuasi. TÄRKEITÄ OHJEITA TESTIN OIKEAOPPISTA TEKOA VARTEN Monien ulostenäytteiden irtoamiseen täysin urista menee jopa 2 tuntia (vaihe 4, s.12). Näin ollen voi olla helpointa valmistella ja uuttaa ulostenäytteesi (testimenetelmässä kuvatulla tavalla - vaihe 3 ja 4) aamulla ja jatkaa seuraavia vaiheita illalla. Älä anna yli 24 tunnin kulua ennen uutteen käsittelyä. Tällä tavalla ulostenäytteellä on tarpeeksi aikaa irrota kokonaan urista eikä sinulle tule kiire testimenetelmän loppuvaiheiden aikana. Jos ulostenäytteen keräämisessä on ongelmia, eli uloste ei tartu CALEX -uuttoputken uriin, suorita testi muuna päivänä. Käytä uutta IBDoc -testipakettia. LF-IBDOC8 5/32 Tarkistettu:
6 IBDoc -TESTIPAKKAUKSEN KOMPONENTIT CALEX -uuttoputki Kuva 1: CALEX -uuttoputki Kuva 2: Näytteenoton tikku Kuva 3: CALEX -uuttoputken runko Suppilopilo Annostelukärki ja urat Näytehana Aukkoko Suojakorkki kki LF-IBDOC8 6/32 Tarkistettu:
7 Kuva 4: Testikasetti Viivakoodi Lukuikkuna QB Calprotection B-LFCALUS-TC Näytteiden latausaukko Kuva 5: Kameran testikortti Etupuoli Kameran testikuvio IBDoc Camera Test Card Code: B-IBD-CTC Lot: 0302 Kääntöpuoli LF-IBDOC8 7/32 Tarkistettu:
8 Kuva 6: CalApp -navigointivalikko Tietoteksti (avaa napauttamalla) alla) Ensimmäinen opetusnäyttö Toinen valikko (avaa napauttamalla) Opetusvideo ja yhteystiedot Kirjaudu ulos Navigointi opetusruutujen kautta Siirry suoraan ajastimeen Ensisijainen n valikko Tulosluettelo Mobiili IBDoc portaali LF-IBDOC8 8/32 Tarkistettu:
9 VAIHE 1: SOVELLUKSEN ASENNUS JA SISÄÄNKIRJAUTUMINEN 1.1 Hae CalApp tai IBDoc (A) itunes App -kaupasta tai Google Play -kaupasta. 1.2 Lataa ja asenna CalApp älypuhelimeesi. 1.3 Varmista, että sinulla on vakaa internetyhteys. HUOMAUTUS: huomaa, että tarvitset internetyhteyden kirjautuaksesi sisään CalApp -sovellukseen ensimmäisen käynnistämisen yhteydessä. A 1.4 Napsauta CalApp -kuvaketta ja aloita sisäänkirjautumisprosessi. HUOMAUTUS: ensimmäisen käynnistämisen yhteydessä sinun on suostuttava siihen, että CalApp saa lähettää sinulle muistutus ilmoituksia. Ohjelma lähettää sinulle muistutuksen päivää ennen seuraavan testin määräaikaa. Älypuhelimen akussa on oltava vähintään 20 % latausta jäljellä, jotta testin voi suorittaa. Sinun on annettava CalApp -sovellukselle lupa kameran käyttöön. 1.5 Anna IBDoc -tilin sähköpostiosoite (käyttäjänimi) ja salasana (B). HUOMAUTUS: Jos unohdit salasanan, voit muuttaa sen napauttamalla Salasana unohtui -painiketta (B). Kun olet antanut IBDoc -tilin sähköpostiosoitteen (käyttäjänimi), salasanan muuttamiseen tarvittava linkki lähetetään sähköpostiosoitteeseesi. B 1.6 Lue ja hyväksy Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) ehdot. HUOMAUTUS: Tietosuoja- ja turvallisuussyistä istuntosi vanhenee 7 päivän päästä ja sinun on kirjauduttava uudelleen sisään. LF-IBDOC8 9/32 Tarkistettu:
10 VAIHE 2: TESTIMENETELMÄN VALMISTELU 2.1 Ota IBDoc -testipakkaus jääkaapista ja pidä yksittäiset komponentit kuivassa ja varjoisassa paikassa, kunnes ne tarvitaan testin suorittamiseen. HUOMAUTUS: Pidä testikasetti pakkauksessa, kunnes olet valmis lataamaan testikasetin vaiheessa 5. C 2.2 Avaa IBDoc -testipakkaus ja ota kameran testikortti ulos (kuva 5, s.7). 2.3 Suorita kameratesti kohdistamalla kameran testikortin testikuvio keltaisen kehyksen kanssa CalApp -sovelluksella kameran näkymässä (C). 2.4 Napsauta painiketta OK, kun kameratesti on läpäisty. HUOMAUTUS: kameratesti on voimassa 30 päivän ajan. Tämän 30 päivän ajan vaiheet eivät ole tarpeen ja sisäänkirjautumisen jälkeen voit siirtyä suoraan vaiheeseen päivän jälkeen kameratesti on toistettava. 2.5 Voit navigoida vapaasti opetusruutujen välillä ja saat lisää tekstimuotoisia tietoja napauttamalla ympyröityä i -painiketta (D). Jos olet kokenut käyttäjä, voit ohittaa nämä ohjeet (napauttamalla painiketta Ohita johdanto ) ja aloittaa testimenetelmän heti (ks. vaihe 3). HUOMAUTUS: voit katsoa opetusvideon Help-valikossa (kuva 6, s. 8) milloin tahansa. D 2.6 Olet nyt suorittanut loppuun älypuhelimen valmistelun. Aseta se sivuun, mutta pidä se saatavilla myöhempiä vaiheita varten. Aloita testimenetelmällä (vaihe 3). LF-IBDOC8 10/32 Tarkistettu:
11 VAIHE 3: ULOSTEEN KERÄÄMINEN Seuraavat vaiheet 3 ja 4 on suoritettava yhtäjaksoisesti ilman keskeytyksiä 3.1 Tyhjennä ensin tarvittaessa virtsarakkosi, koska virtsa voi vaikuttaa testiin. 3.2 Avaa ulosteenkeräyspaperi pitämällä kiinni avonaisista päistä ja vetämällä varovasti ulospäin (E). E 3.3 Aseta ulosteenkeräyspaperi WC-istuimen päälle lähelle takaosaa (F). HUOMAUTUS: paperi ei saa koskettaa WC-istuimen vettä. 3.4 Varmista, että ulosteenkeräyspaperi on kiinnitetty oikein WC-istuimeen. F 3.5 Varmista, että ulostenäyte jää keräyspaperiin (G). HUOMAUTUS: mikäli ulosteen kerääminen ei onnistu ensimmäisellä kerralla, testipakkaus sisältää toisen ulosteenkeräyspaperin. Käytä tarvittaessa tutkimuskäsineitä ja jatka testimenetelmän vaiheeseen 4. G LF-IBDOC8 11/32 Tarkistettu:
12 VAIHE 4: ULOSTEEN UUTTAMINEN 4.1 Pidä kiinni CALEX -uuttoputkesta niin, että valkoinen korkki on ylöspäin ja poista valkoinen näytteenottotikku kääntämällä sitä myötäpäivään ja vetämällä samanaikaisesti ylöspäin (H). H 4.2 Upota uritettu annostelukärki ulosteeseen ja kierrä sitä ennen poistamista. Toista toimenpide 3 5 eri kohdassa ulostenäytettä, jotta annostelukärjen urat (kuva. 2, s.6) täyttyvät kokonaan (I). HUOMAUTUS: varmista, että kaikki urat on täytetty kokonaan ulosteella. Sillä ei ole väliä, jos näytteenottotikun annostelukärki on täysin ulosteen peittämä, koska ylimääräinen uloste poistetaan seuraavassa vaiheessa. 4.3 Aseta näytteenottotikku takaisin CALEX -uuttoputken suppiloon (kuva 3, s.6) ja työnnä se lopulliseen lukitusasentoon. Tunnet ja kuulet napsahduksen (J). HUOMAUTUS: kun ulostenäyte on kerätty, voit huuhtoa lopun ulosteen WC:stä alas yhdessä ulosteenkeräyspaperin kanssa. VAROITUS: Älä poista sinistä suojakorkkia! I Ravista CALEX -uuttoputkea voimakkaasti 10 sekunnin ajan (K) ja anna sen seistä 2 tuntia. HUOMAUTUS: koska useimmat ulostenäytteet tarvitsevat jopa 2 tuntia irrotakseen kokonaan urista, sinun on odotettava vähintään 2 tuntia ennen kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen. Jatka menetelmää sopivana ajankohtana seuraavien 24 tunnin aikana. Pidä CALEX -uuttoputki kuivassa ja varjoisassa paikassa odotusaikana. J Click! K LF-IBDOC8 12/32 Tarkistettu:
13 VAIHE 5: TESTIKASETIN LATAAMINEN Seuraavat vaiheet 5 ja 7 on suoritettava yhtäjaksoisesti ilman keskeytyksiä. HUOMAUTUS: varmista, että älypuhelimesi on valmis ja olet kirjautunut CalApp -sovellukseen. 5.1 Ota testikasetti pakkauksesta ja aseta se kameran testikortin kääntöpuolelle (kuva 5, s. 7), niin että testikasetti peittää valkoisen alueen kokonaan (M, 1). L 5.2 Ravistele CALEX -uuttoputkea voimakkaasti vielä 10 sekuntia. Tarkista, että annostelutikun urissa ei ole yhtään ulostejäämiä. Pidä CALEX -uuttoputkea pystyssä samalla kun napautat sormella sen alaosaa poistaaksesi mahdolliset ilmakuplat aukosta (L). HUOMAUTUS: oikean testituloksen saamiseksi on välttämätöntä, että annostelutikun urissa ei ole yhtään ulostejäämiä, ennen seuraavaan vaiheeseen jatkamista. M 5.3 Poista suojakorkki (M, 2) ja aseta CALEX -uuttoputken aukko testikasetin (M, 3) ympyränmuotoiseen näytteen latausporttiin (kuva 4, s. 7). Käännä näytehana (kuva 3,s. 6) asemasta 1 asemaan 2 vastapäivään (N) ja varmista, että aukko on läheisessä kontaktissa näytteen latausportin kanssa Kun neste ladataan (O, 1), punertavaa väriä ilmaantuu lukuikkunaan. Anna punertavan värin saavuttaa testikasetin (O, 2 nuoli) lukuikkunan keskiosa. Tämä vie sekuntia. N 5.5 Aloita CalApp -ajastin välittömästi (O, 3). HUOMAUTUS: avaa CALEX -uuttoputken näytehana vain kerran. Testin on tarkoitus toimia ensimmäisen vapautetun tipan kanssa. 5.6 Poista CALEX -uuttoputki testikasetin näytteen latausaukosta ja pane suojatulppa takaisin paikalleen. HUOMAUTUS: CALEX -uuttoputkea saa käyttää vain kerran. O QB Calprotection B-LFCALUS-TC Jätä testikasetti 12 minuutiksi, kunnes ajastin alkaa piipata. Jatka sitten välittömästi testimenetelmän vaiheeseen 6. Start 3 HUOMAUTUS: varmista, että puhelimesi ei ole mykistetty, jotta voit kuulla ajastimen soivan. 1 LF-IBDOC8 13/32 Tarkistettu:
14 VAIHE 6: TESTIKASETIN LUKEMINEN HUOMAUTUS: varmista, että testikasetti on kameran testikortin sinisellä kääntöpuolella. Viivakoodin on oltava oikeassa yläkulmassa (P). 6.1 Kun mittausaika on loppumassa, etene välittömästi ottamaan kuva testikasetista painamalla Scan (skannaa) -painiketta. HUOMAUTUS: aika loppu -viesti näkyy 90 sekunnin kuluttua Scan (skannaa) -painikkeen painamisesta. Kameran näkymä sulkeutuu ja CalApp palautuu aloitusruutuun. 6.2 Kohdista keltainen kehys kameran näkymässä testikasetin reunojen kanssa (R). Tarkenna tarvittaessa ruutua koskettamalla. HUOMAUTUS: pidä älypuhelinta vaakasuunnassa testikasetin suhteen eikä kulmittain sen kanssa (Q). Siirrä älypuhelinta hitaasti ylös ja alas saadaksesi oikean kohdistuksen aikaan testikasetin suhteen. Tarkenna ruutua koskettamalla, jos skannaus vie liian pitkään. Varmista, että testikasetti on oikein kameran testikortin kääntöpuolella, jotta kaikki kameran testikortin valkoiset osat ovat testikasetin peittämät. 6.3 Kun CalApp on löytänyt hyvän analysoitavan kuvan, viisi vihreää täplää tulee näkyviin ja ruudussa näkyy Analyzing test (analysoi testiä). P Q R LF-IBDOC8 14/32 Tarkistettu:
15 VAIHE 7: HUOMAUTUSTEN LISÄÄMINEN JA TESTITULOKSEN TALLENTAMINEN 7.1 Heti kun testikasetti on luettu, CalApp menee tulosnäkymään (S). HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole internetyhteyttä testin suorittamisen aikana, tulos voi näkyä muodossa Pending (odottaa) sinisessä laatikossa, kunnes internetyhteys muodostetaan seuraavan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Testitulos ei katoa missään tapauksessa. S 7.2 Voit jättää kommentin itsellesi tai terveydenhuollon ammattilaiselle napauttamalla Notes (huomautukset) -laatikkoa. HUOMAUTUS: vain pisteet ja pilkut ovat hyväksyttäviä välimerkkejä. 7.3 Kun olet kirjoittanut muistiinpanosi, tallenna testitulos napauttamalla Save (tallenna) -painiketta (S) HUOMAUTUS: testitulokset lähetetään automaattisesti IBDoc -portaaliin ja lääkärisi saa ilmoituksen sähköpostin välityksellä. Jos CalApp ei ole yhteydessä internetiin testikasetin mittauksen aikana, testitulos lähetetään automaattisesti seuraavan kerran kun internetyhteys muodostetaan. 7.4 Testituloksen tallentamisen jälkeen CALEX -uuttoputki ja testikasetti (T) hävitetään. 7.5 Olet suorittanut testimenetelmän loppuun. CalApp palaa navigointivalikon aloitusruutuun. HUOMAUTUS: älä lue samaa testikasettia uudelleen. T HUOMAUTUS: voit tarkistaa testituloshistoriasi milloin tahansa käyttämällä testitulosluetteloa tai mobiiliportaalia (kuva 6, s. 8). LF-IBDOC8 15/32 Tarkistettu:
16 QB Calprotection B-LFCALUS-TC 3004 QB Calprotection B-LFCALUS-TC 3004 QB Calprotection B-LFCALUS-TC 3004 QB Calprotection B-LFCALUS-TC 3004 LAADUNVALVONTAOMINAISUUDET Kuva 7: Testitulokset HYVÄKSYTTY HYVÄKSYTTY HYLÄTTY HYLÄTTY Kontrolliviiva (C) ja testiviiva (T) ovat näkyvissä. Kontrolliviiva (C) on näkyvissä. Kalprotektiinipitoisuus on alle havaintorajan eikä testiviiva (T) ole näkyvissä. Kontrolliviiva (C) ei ole näkyvissä. TESTAUSMENETTELYN KRIITTISET VAIHEET Kontrolliviiva (C) ei ole näkyvissä. Hyväksytty tulos edellyttää, että kontrolliviiva (C) on näkyvissä. Testitulos on hylätty myös, jos kontrolliviivan (C) signaalin vahvuus on alle tietyn kynnyksen 12 minuutin testin kehittymisen ajan jälkeen. Testi on tällöin tehtävä uudestaan toisella testikasetilla. CalApp määrittää testikasetin kelpoisuuden automaattisesti. IBDoc -testin ihanteellisen tuloksen varmistaminen edellyttää seuraavaa: Ulosteen keräys (vaihe 4.2) Varmista, että kaikki näytteenottotikun urat ovat täynnä ulostetta. Ylimääräinen uloste ei ole ongelma. CALEX -uuttoputki poistaa sen. MIN 2H MAX 24H Ennen kuin viet uutoksen testikasetille (vaihe 5.2), säilytä CALEX -uuttoputkea 2 24 tunnin ajan huoneenlämmössä. Ennen kuin viet uutoksen testikasetille (vaihe 5.2), heilauta CALEX -uuttoputken pohjaa mahdollisten ilmakuplien päästämiseksi pois suuaukosta. Kun viet uutosta testikasetille (vaihe 5.4), pidä CALEX -uuttoputken suuaukkoa kiinni näytteelle varatussa täyttöportissa, kunnes punertava väri saavuttaa testikasetin keskikohdan. LF-IBDOC8 16/32 Tarkistettu:
17 LISÄTIETOJA SEURAAVASSA KÄYTTÖOHJEIDEN OSIOSSA KUVATAAN TULOKSEN TUL- KINTAA JA IBDoc -TESTIN SUORITUSKYVYN ARVIOINTIA. OSIO ON TARKOI- TETTU ERITYISESTI TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE. JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ OSIOSTA, OTA YHTEYS TERVEYDENHUOL- LON AMMATTILAISEEN. LF-IBDOC8 17/32 Tarkistettu:
18 RAJOITUKSET JA VASTA-AIHEET On suositeltavaa suorittaa useita ulosteen kalprotektiinimäärän mittauksia enintään 4 viikon välein, jotta kliinisen relapsin ennusteen diagnostinen tarkkuus olisi paras mahdollinen 12, 13. Tulehduksellisista suolistosairauksista kärsivien potilaiden seurannassa on suositeltavaa käyttää IBDoc -testipakettia sairauden lievenemisen vaiheessa. Se mahdollistaa sairauden mahdolliseen uusimiseen viittaavien kohoavien kalprotektiinipitoisuuksien määrittämisen parhaalla mahdollisella tarkkuudella. IBDoc -testipaketilla määritetyt ulosteen kalprotektiinipitoisuudet on tarkoitettu avuksi tulehduksellisten suolistosairauksien seurannassa, ja niitä tulee tulkita yhdessä muiden kliinisten ja laboratoristen löydösten kanssa. Ulosteen kalprotektiinipitoisuudet tulee huomioida hoidon oheistavoitteena 11. IBDoc -testiä ei pidä suorittaa alle 12-vuotiaille potilaille. Vastasyntyneiden ja pienten lasten ulosteen kalprotektiinipitoisuudet voivat olla selvästi koholla 14, 15. Alle 18-vuotiaiden potilaiden ulosteen kalprotektiinimäärän testaaminen on suositeltavaa suorittaa huoltajien valvonnassa. Harvinaisissa tapauksissa, joissa kalprotektiinipitoisuudet ovat erittäin voimakkaasti koholla (yli 4000 μg/g, eli akuutin haavaisen paksusuolitulehduksen yhteydessä), korkea pitoisuus saattaa vaikuttaa testijärjestelmän luotettavuuteen, jolloin tulokset voivat jäädä alle odotettavissa olevan 850 μg/g:n yläraja-arvon (ks. suorituskyky). On syytä kiinnittää erityistä huomiota yli 250 μg/g:n IBDoc -mittaustuloksiin, jos ne liittyvät voimakkaisiin akuutin tulehduksen oireisiin. Tässä tapauksessa on suositeltavaa testata potilaan ulostenäyte pikaisesti uudelleen laboratoriossa tuloksen vahvistamiseksi. Potilailla, joilla on tai on ollut jatkuva tulehduskipulääkitys (Aspirin, ibuprofeeni, Aleve, Excedrin ) ulosteen kalprotektiinipitoisuus voi olla kohonnut. Heidän näytteitään ei pidä testata eikä käyttää diagnostisessa tulkinnassa. IBDoc -testipakettia saa käyttää vain validoitujen älypuhelinmallien kanssa (lisätietoa osoitteessa LF-IBDOC8 18/32 Tarkistettu:
19 TULOKSEN TULKINTA Seuraaviin IBDoc -tulosluokkiin on tiivistetty tiedot julkaistuista raja-arvoista ja erityisesti kliinisistä suorituskykytutkimuksista BÜHLMANN fcal -testien osalta (ks. osio Kliinisen kirjallisuuden yhteenveto ). Kynnykset voi luokitella värikoodeina tai arvoina: Ulosteen alle 100 μg/g:n kalprotektiinipitoisuuksien perusteella voidaan luotettavasti todeta potilaan olevan tähystyksellä todettavassa remissiovaiheessa alhaisella kliinisen relapsin riskillä. Invasiivisia tähystyksen toimenpiteitä voidaan tällöin välttää Ulosteen kalprotektiinipitoisuus μg/g viittaa siihen, että potilasta saattaa olla tarpeellista seurata lähitulevaisuudessa tarkemmin sairauden kulun arvioimiseksi. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää 250 μg/g:n ja sitä suurempiin kalprotektiinipitoisuuksiin. Jos ulosteen kalprotektiinipitoisuus on yli 300 μg/g, testi tulee toistaa, ja jos kohonneet pitoisuudet vahvistetaan, jatkotutkimukset ovat tarpeen Edellä esitellyt IBDoc -tulosluokat ovat oletusasetuksia, ja niitä voidaan mukauttaa. On suositeltavaa, että terveydenhuollon ammattilaiset tarkistavat raja-arvot määrittämällä kyseisen potilaan peruskalprotektiinipitoisuuden sairauden lievenemisvaiheen aikana. Tähystyksellä todetusta tulehduksesta kärsivän potilaan virheellinen negatiivinen tulos, eli vihreän luokan kalprotektiinin määrityksen tulos, jonka pitäisi olla punainen, on hyvin epätodennäköinen. On kuitenkin tärkeää, että potilas pysyy terveydenhuollon ammattilaisen hoidossa ja raportoi kaikista mahdollisista kliinisistä oireista, jotta asianmukaiset kliiniset päätökset ja hoito voidaan toteuttaa ajoissa, jos virheellinen negatiivinen tulos ilmenee. Tutkimuksissa on havaittu, etteivät korkeat, yli 300 μg/g:n kalprotektiinipitoisuudet viittaa aina kliinisen sairastuvuuteen. Korkeita kalprotektiinipitoisuuksia tulee pitää varoitusmerkkinä, ja testi on tällaisessa tapauksessa suoritettava uudelleen. Jos kohonneet pitoisuudet vahvistetaan, jatkotutkimukset ovat pikaisesti tarpeen. LF-IBDOC8 19/32 Tarkistettu:
20 KLIINISEN KIRJALLISUUDEN YHTEENVETO Kalprotektiinipitoisuuksien määrityksen korrelaatio potilaiden suoliston tähystyksessä havaittuun limakalvojen tulehdustilaan on todettu kolmessa riippumattomassa tutkimuksessa BÜHLMANN fcal -testeillä. Tutkimus 1 (Espanja) [Viite 1] Potilasmäärä ja demografiset tiedot 89 (CD 1 ) Päätöksen teon ratkaisevaksi arvoksi valittu kalprotektiinipitoisuus Kuinka monta % potilaista oli ratkaisevaa arvoa pienemmillä arvoilla tähystyksellä todetussa lievenemisvaiheessa 4 Kuinka monta % potilaista oli ratkaisevaa arvoa suuremmilla arvoilla tähystyksellä todetussa uusimisvaiheessa 5 Ikäryhmä % miehiä Tutkimus 2 (Espanja) [Viite 2] 123 (UC 2 ) Ikäryhmä: ,4 % miehiä Tutkimus 3 (Australia, Uusi-Seelanti) [viite 3] 99 (CD 1 poistoleikkauksen jälkeen) Ikäryhmä: ,5 % miehiä 272 μg/g 280 μg/g 100 μg/g 98% 86% 91% 76% 80,3% 53% Taulukko 1: Kalprotektiinipitoisuuksien korrelaatio tulehduksellisen suolistosairauden aktiivisuuteen tähystyksellä määritettynä. Tutkimusten 1 ja 2 tulokset saatiin BÜHLMANN-lateraalivirtausmäärityksillä (Quantum Blue fcal ja Quantum Blue fcal high range). Tutkimuksen 3 tulokset saatiin BÜHLMANN fcal ELISA -määrityksellä. 1 CD = Crohnin taudista kärsivät potilaat, 2 UC = haavaisesta paksusuolitulehduksesta kärsivät potilaat, 3 kvartiiliväli (IQR), 4 negatiiviset ennustearvot (oikeat negatiiviset / (oikeat negatiiviset + virheelliset negatiiviset)), 5 positiiviset ennustearvot (oikeat positiiviset / (oikeat positiiviset + virheelliset positiiviset)). LF-IBDOC8 20/32 Tarkistettu:
21 KLIINISEN KIRJALLISUUDEN YHTEENVETO Kalprotektiinin määrityksen diagnostinen arvo kliinisten remissio- ja relapsivaiheiden ennustamisessa määritettiin kolmella BÜHLMANN fcal -testeihin perustuvalla tutkimuksella suhteessa potilaiden oireisiin, kliinisen aktiivisuuden indekseihin, suunnittelemattomiin lisähoidon tarpeisiin sekä sairaala- ja päivystyshoitoon. Tutkimus 4 (Yhdistynyt kuningaskunta) [Viite 4] Potilaiden määrä tutkimuksessa 92 (CD 1 ) Tutkimus 5 (Espanja) [Viite 5] 30 (CD 1 ) hoito adalimumabilla Tutkimus 6 (Espanja) [Viite 6] 33 (CD 1 ) 20 (UC 2 ) hoito infliksimabilla Seuranta-aika kalprotektiinimittauksen jälkeen Ratkaisevaksi arvoksi valittu kalprotektiinipitoisuus Kuinka monta % potilaista oli ratkaisevaa arvoa pienemmillä arvoilla kliinisessä remissiovaiheessa 3 38 % miehiä Ikäryhmä: ,3 % miehiä Ikäryhmä: ,2 % miehiä 12 kuukautta 4 kuukautta 12 kuukautta 240 μg/g 204 μg/g 160 μg/g 96,8% 100% 96,1% Kuinka monta % potilaista oli ratkaisevaa arvoa suuremmilla 27,6% 75% 68,7% arvoilla kliinisessä relapsivaiheessa 4 Taulukko 2: Tutkimuksen 4 tulokset saatiin BÜHLMANN fcal ELISA -määrityksellä. Tutkimusten 5 ja 6 tulokset saatiin BÜHLMANN-lateraalivirtausmäärityksillä (Quantum Blue fcal ja Quantum Blue fcal high range). 1 CD = Crohnin taudista kärsivät potilaat 2 UC = haavaisesta paksusuolitulehduksesta kärsivät potilaat 3 negatiiviset ennustearvot (oikeat negatiiviset / (oikeat negatiiviset + virheelliset negatiiviset)) 4 positiiviset ennustearvot (oikeat positiiviset / (oikeat positiiviset + virheelliset positiiviset)). LF-IBDOC8 21/32 Tarkistettu:
22 SUORITUSKYKYOMINAISUUDET KÄYTTÄJIEN SUORITUSKYKYARVIOINTI Tutkittaviksi otettiin seitsemänkymmentäviisi (75) klassisilla kriteereillä haavaisen paksusuolitulehduksen tai Crohnin taudin diagnoosin saanutta potilasta (64,2 % naisia, iän vaihteluväli 18 69) kolmessa eri tutkimuspaikassa. Heiltä kaikilta otettiin yksi ulostenäyte. Potilaat tekivät IBDoc -testitulokset omilla älypuhelimillaan, kuten terveydenhuollon ammattilaisetkin, käyttäen Samsung Galaxy S4- ja iphone 6 -älypuhelinmalleja sekä CalApp -ohjelmistoa Android- ja ios-versioita. IBDoc -tuloksia verrattiin samasta näytteestä peräisin oleviin kalprotektiinin viitearvoihin. Viitearvot saatiin useilla mittauksilla kolmesta eri CALEX Cap -ulosteuutoksesta BÜHLMANN fcal ELISA -määrityksellä laboratoriossa. Kukaan 75 potilaasta tulos ei saanut virheellistä positiivista (punainen vihreä) tai virheelistä negatiivista (vihreä punainen) tulosta (ks. taulukko 3). Potilaiden kokonaistulosten luokkien vastaavuus oli 81 %, kun terveydenhuollon ammattilaisten kohdalla vastaava arvo oli 91 %. (Testin ihanteellisen suorituskyvyn kannalta on tärkeää huomioida testausmenettely-osiossa kuvatut kriittiset vaiheet.) IBDoc -potilas Taulukko 3 Normaali <100 Kohtalainen Korkea >300 Normaali <100 Kohtalainen Korkea >300 Yhteensä Yhteensä Ulosteen kalprotektiinin viitearvot LF-IBDOC8 22/32 Tarkistettu:
23 SUORITUSKYKYOMINAISUUDET MENETELMÄVERTAILU Neljäkymmentä (40) kliinistä ylitse jäännyttä näytettä, joiden kalprotektiinipitoisuudet vaihtelivat välillä μg/g, mitattiin IBDoc -testipaketilla käyttöohjeiden mukaisesti kolmea eri testikasettierää käyttäen. Testikasetit analysoitiin Samsung Galaxy S4- ja iphone 6 -älypuhelinmalleilla CalApp -ohjelmiston Android- ja ios versioita käyttäen. Saatuja tuloksia verrattiin kalprotektiinin viitearvoihin, jotka määritettiin mittaamalla useita kertoja Bühlmann fcal ELISA:lla kolmesta eri ulostenäytteestä. Saadut ulostenäytteiden keskiarvot oli tehty CALEX Cap -uutteina. Menetelmävertailu suoritettiin Passingin-Bablokin regressioanalyysillä. Kliinisille raja-arvoille määritetyt virheet ovat nähtävissä kunkin testikasettierän ja älypuhelinmallin osalta taulukosta 4. Esimerkkejä Passingin-Bablokin regressioanalyysistä testikasettierän 1918 osalta löytyy kuvasta 8. Älypuhelin Samsung Galaxy S4 (Android) iphone 6 (ios) Testikasettierä Virhe 100 μg/g:n kohdalla Virhe 300 μg/g:n kohdalla -14,0% 8,6% -1,4% -2,3% 20,9% 9,6% -6,7% 8,7% -7,2% -1,0% 13,3% 3,9% Taulukko 4: IBDoc -mittausten virheet kliinisissä raja-arvoissa verrattuna BÜHLMANN fcal ELISA -määrityksellä saatuihin kalprotektiinin viitearvoihin. IBDoc -mittaukset suoritettiin kolmella eri testikasetti erällä 1918, 1919 ja 4325 ja kahdella älypuhelinmallilla. A 800 B S4 400 i Passing-Bablok fit (y = x) 95% CI 200 Passing-Bablok fit (y = x) 95% CI Reference FC values Reference FC values Kuva 8: Passingin-Bablokin regressioanalyysi IBDoc -tuloksista testikasetti erällä 1918 ja Samsung Galaxy S4- (A) ja iphone 6 (B) -älypuhelimilla verrattuna kalprotektiinin viitearvoihin. LF-IBDOC8 23/32 Tarkistettu:
24 SUORITUSKYKYOMINAISUUDET LUKIJAVERTAILU Kaikki menetelmävertailututkimuksesta saadut IBDoc -testikasetit analysoitiin lisäksi Quantum Blue -lukijalla, joka on BÜHLMANN-lateraalivirtausmääritysten analyysiin tarkoitettu erikoistyökalu. Älypuhelinlukemien ja Quantum Blue -lukijan tulosten vertailusta on yhteenveto taulukossa 5 ja kuvassa 9. Älypuhelin Samsung Galaxy S4 (Android) iphone 6 (ios) Testikasettierä 1918, 1919, , 1919, 4325 Virhe 100 μg/g:n kohdalla Virhe 300 μg/g:n kohdalla -7,6% 5,4% -4,4% 6,5% Taulukko 5: CalApp -mittausten virheet kliinisissä raja-arvoissa arvoissa mittausvälineen ollessa Samsung Galaxy S4- tai iphone 6 -älypuhelin verratuna Quantum Blue -erikoislukijan tuloksiin. A 800 B S4 (all lots) 400 i6 (all lots) Passing-Bablok fit (y = x) 95% CI Passing-Bablok fit (y = x) 95% CI QB (all lots) QB (all lots) Kuva 9: Passingin-Bablokin regressioanalyysi Samsung Galaxy S4- (A) ja iphone 6 (B) -älypuhelinlukemat verrattuina Quantum Blue -lukijalla saatuihin tuloksiin. LF-IBDOC8 24/32 Tarkistettu:
25 SUORITUSKYKYOMINAISUUDET SAANTO Kuuteen ulostenäyteuutokseen lisättiin 150 μg/g kalprotektiinia, joka oli saatu ihmisen seerumista kalibraatiomateriaalina. Kontrolliuutteeseen lisättiin vastaava määrä uuttopuskuria. Sekä kontrollinäyte että tutkittava näyte, johon oli lisätty kalprotektiinia, mitattiin kahdeksana rinnakkaisnäytteenä IBDoc -määrityksellä. Käytössä oli yksi testikasettierä. Tulokset analysoitiin Samsung Galaxy S4- ja iphone 6 -älypuhelimilla CalApp -sovelluksen Android- ja ios versioita käyttäen. Tulosten yhteenveto on esitetty taulukossa 6. Näyte # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 Lähtötilanteen arvo [μg/g] 65,1 87,6 110,5 196,4 186,0 282,4 Samsung Galaxy S4 Lisäyksen tuottama arvo [μg/g] 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Odotusarvo (lähtötilanteen arvo + lisäyksen tuottama arvo) [μg/g] 215,1 237,6 260,5 346,4 336,0 432,4 Mitattu arvo [μg/g] 208,1 226,3 280,0 354,1 349,0 450,5 % Saanto (mitattu arvo / odotusarvo) 96,7 95,2 107,5 102,2 103,9 104,2 Näyte # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 Lähtötilanteen arvo [μg/g] 73,8 109,4 132,9 230,5 216,3 319,6 iphone 6 Lisäyksen tuottama arvo [μg/g] 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Odotusarvo (lähtötilanteen arvo + lisäyksen tuottama arvo) [μg/g] 223,8 259,4 282,9 380,5 366,3 469,6 Mitattu arvo [μg/g] 246,3 264,4 324,8 385,9 399,0 478,6 % Saanto (mitattu arvo / odotusarvo) 110,1 101,9 114,8 101,4 108,9 101,9 Taulukko 6: IBDoc -saantotulokset yhdestä testikasettierästä analysoituna Samsung Galaxy S4- ja iphone 6 -älypuhelimilla. LF-IBDOC8 25/32 Tarkistettu:
26 SUORITUSKYKYOMINAISUUDET TARKKUUS Toistettavuus: 12,9-23,3 % CV (= luottamusväli) Laboratorionsisäinen tarkkuus: 16,7-28,3 % CV Toistettavuus 1 (3 laboratoriota): 16,4-22,5 % CV Toistettavuus 2 (3 testikasettierää): 13,1-22,5 % CV Tarkkuustutkimus suunniteltiin CLSI-ohjeen EP05-A2 mukaisesti. Tarkkuus määritettiin neljällä ulostenäyteuutoksella, joiden kalprotektiiniarvot kattoivat määrityksen mittausalueen. Kaksi näytteistä valittiin vastaamaan 100 μg/g:n ja 300 μg/g:n kliinisiä raja-arvoja. Laboratorionsisäinen tarkkuus määritettiin mittaamalla kahdella rinnakkaisella määrityksellä kahtena eri mittausaikana, aamuin ja iltapäivisin kymmenen vuorokauden ajan. Toistettavuuden määrittämiseksi suoritettiin ensimmäinen koe siten, että kolme eri toimijaa suoritti kahdella eri rinnakkaisella mittauksia kolmessa valaistusolosuhteiltaan erilaisessa laboratoriossa aamuin ja iltapäivisin viiden päivän ajan. Toisessa kokeessa toistettavuus määritettiin käyttämällä kolmea eri IBDoc -testikasettierää. Kahta eri rinnakkaismittausta suoritettiin viiden vuorokauden ajan. Kaikki tarkkuustutkimuksessa saadut IBDoc -tulokset analysoitiin kahdella eri älypuhelinmallilla: Samsung Galaxy S4:llä ja iphone 6:lla, joissa käytettiin CalApp -sovelluksen Android- ja ios-versioita. Toistettavuutta tutkittiin kolmella eri iphone 6 -laitteella kolmessa eri laboratoriossa. Loppuarvot on esitetty variaatiokertoimina (taulukot 7 ja 8). Näyte Ulosteen Toistetta- Laboratorion Ulosteen Toistet- Ulosteen Toistetta- keskimääräinen vuus sisäinen keskimääräinen tavuus 1 keskimääräinen vuus 2 kalprotektiinipitoisuus [μg/g] [% CV] tarkkuus [% CV] kalprotektiinipitoisuus [μg/g] [% CV] kalprotektiinipitoisuus [μg/g] [% CV] 1 51,3 19,0 28,4 45,7 19,3 44,7 20, ,6 17,0 19,6 112,6 16,1 100,6 17, ,9 12,9 17,1 296,1 15,4 281,6 19, ,7 13,9 17,2 580,1 16,4 640,8 13,1 Taulukko 7: IBDoc -tulokset analysoituina Samsung Galaxy S4:llä ja CalApp -sovelluksen Android-versiolla. Näyte Ulosteen Toistetta- Laboratorion Ulosteen Toistet- Ulosteen Toistetta- keskimääräinen vuus sisäinen keskimääräinen tavuus 1 keskimääräinen vuus 2 kalprotektiinipitoisuus [% CV] tarkkuus [% CV] kalprotektiinipi- [% CV] kalprotektiinipi- [% CV] [μg/g] toisuus [μg/g] toisuus [μg/g] 1 52,0 14,0 20,1 49,6 17,7 50,9 22, ,7 17,2 24,3 126,1 22,5 114,2 17, ,2 16,2 16,7 298,2 17,3 292,4 13, ,6 23,3 23,3 562,6 21,5 662,1 17,2 Taulukko 8: IBDoc - tulokset analysoituina iphone 6 -älypuhelimella ja CalApp -sovelluksen ios-versiolla. LF-IBDOC8 26/32 Tarkistettu:
27 SUORITUSKYKYOMINAISUUDET KRIITTINEN ARVO JA MITTAUSRAJAT Kriittinen arvo (LoB) - suurin mittaustulos, jonka havaitsemisen todennäköisyys on 95 % nollanäytteeseen verrattuna. Kriittinen arvo määritettiin CLSI:n ohjeen EP17-A mukaisesti. Nollanäytteenä käytettiin uuttopuskuria, koska kalprotektiinittomia ulostenäytteitä ei esiinny luonnostaan. Negatiiviset näytteet mitattiin 60:llä IBDoc -testikasetilla. Tutkimus toistettiin toisella testikasettierällä. Mittausraja (LoD) - alhaisin kalprotektiinipitoisuus, jonka voi havaita yli 95 %:ssa näytteistä. Mittausraja määritettiin CLSI:n ohjeen EP17-A mukaisesti. Kahdesta eri ulostenäytteestä muodostettiin yhteensä kuusi näytettä uuttopuskurissa laimentamalla, jolloin saatiin alueeksi 1 LoB 4 LoB. Kukin näyte mitattiin kymmenenä rinnakkaisnäytteenä (yhteensä 60 IBDoc -testikasettia). Tutkimus toistettiin toisella testikasettierällä. Kaikki herkkyystutkimuksessa saadut IBDoc -tulokset analysoitiin kahdella eri älypuhelinmallilla: Samsung Galaxy S4:llä ja iphone 6:lla, joissa käytettiin CalApp -sovelluksen Android- ja ios-versioita. LoB- ja LoD-tutkimusten tulokset IBDoc :n osalta on tiivistetty taulukkoon 9. Älypuhelin Kalprotektiinin testikasettierä Kriittinen arvo (LoB) Mittausraja (LoD) Android OS 1 8,915 μg/g 13,9 μg/g Android OS 2 15,006 μg/g 22,8 μg/g ios 1 15,889 μg/g 29,1 μg/g ios 2 9,906 μg/g 19,7 μg/g Taulukko 9 LF-IBDOC8 27/32 Tarkistettu:
28 SUORITUSKYKYOMINAISUUDET MÄÄRITYSRAJA -ARVOT Alemmat määritysraja-arvot < 30 μg/g (28,2 μg/g) Ylemmät määritysraja-arvot> 1000 μg/g (1001,7 μg/g) Alemmat määritysraja-arvot (alempi LoQ) alhaisin kalprotektiinipitoisuus, jonka voi havaita alle 30 %:n kokonaisvirheellä (epätarkkuus ja yhdistetty virhe). Neljä matalan pitoisuuden ulosteuutosta, joiden mittaustulos vaihteli välillä 19,1 37,3 μg/g, mitattiin kymmenenä rinnakkaisnäytteenä, joilla tuotettiin 40 arvoa. Ylemmät määritysraja-arvot (ylempi LoQ) suurin kalprotektiinipitoisuus, jonka voi havaita alle 30 %:n kokonaisvirheellä (epätarkkuuden ja virheen yhdistelmä). Neljä korkean pitoisuuden ulosteuutosta, joiden tulos vaihteli välillä ,7 μg/g, mitattiin kymmenenä rinnakkaisnäytteenä, joilla tuotettiin 40 arvoa. Tutkimus suoritettiin kahdella eri testikasettierällä. Virheen arviointia varten kalprotektiinin viitearvot määritettiin uutetuista ulostenäytteistä BÜHLMANN fcal ELISA -määrityksellä. Määritysraja laskettiin CLSI:n ohjeessa EP17-A2 kuvatulla RMS-mallilla. Lateraalivirtausmääritysten tulokset analysoitiin Quantum Blue -lukijalla CalApp -ohjelmiston sijasta, koska molempien lukijajärjestelmien tulos vastaavuus on suuri (ks. osio lukijavertailu ). Testikasettierän M0527 LoQ-tutkimusten tuloksista löytyy yhteenveto taulukoista 10 ja 11. Viitearvo [μg/g] Mitattu arvo [μg/g] Virhe (viitearvo - mitattu arvo) [μg/g] Tarkkuus [% CV] 37,3 29,2-8,1 17,5 25,7 28,2 21,3-6,9 16,7 27,8 23,6 17,6-6,0 25,6 31,9 19,1 13,6-5,5 20,6 32,2 Suhteellinen kokonaisvirhe [%] Taulukko 10: Virhe, tarkkuus ja suhteellinen kokonaisvirhe alhaisen pitoisuuden näytteillä (n. 30 μg/g) erästä M0527. Alempi LoQ on lihavoitu. Viitearvo [μg/g] Mitattu arvo [μg/g] Virhe (viitearvo - havaittu arvo) [μg/g] Tarkkuus [% CV] 1001,7 752,6-249,1 18,4 28,4 746,0 706,9-39,1 16,2 16,2 678,6 704,2 25,6 14,0 15,1 628,0 668,4 40,4 21,3 23,5 Suhteellinen kokonaisvirhe [%] Taulukko 11: Virhe, tarkkuus ja suhteellinen kokonaisvirhe korkean pitoisuuden näytteillä erästä M0527. Ylempi LoQ on lihavoitu. LF-IBDOC8 28/32 Tarkistettu:
29 SUORITUSKYKYOMINAISUUDET LINEAARISUUS Lineaarinen alue: μg/g Lineaarinen alue määritettiin CLSI:n ohjeen EP06-A mukaisesti. Kaksi uutettua ulostenäytettä, joista toisen kalprotektiinipitoisuus oli suuri ja toisen pieni, sekoitettiin siten, että saatiin 14 pitoisuustasoa, jotka kattoivat ja ylittivät testin odotusarvoisen mittausalueen. Seokset määritettiin kymmenenä rinnakkaisnäytteenä kahdella testikasettierällä. Kunkin seoksen keskimääräiset kalprotektiinipitoisuudet suhteutettiin vastaaviin teoreettisiin pitoisuuksiin. Sekä lineaarista että epälineaarista polynomisovitusta käytettiin. Esimerkki lineaarisuusanalyysistä testikasettierän M0527 osalta on kuvattu kuvassa 10. Missä epälineaariset sovitukset osoittautuivat merkitseviksi, lineaarinen alue määriteltiin kalprotektiinipitoisuuden väliksi, jolla poikkeama lineaarisesta sovituksesta ei ylittänyt 20 %:n suhteellista pitoisuutta tai arvoa 20 μg/g. Lateraalivirtausmääritysten tulokset analysoitiin Quantum Blue -lukijalla CalApp -ohjelmiston sijasta, koska lukijajärjestelmien vastaavuus on suuri (ks. osio lukijavertailu ) Kuva 10. Matalan ja korkean kalprotektiinipitoisuuden uutosten seoksilla saatujen tulosten lineaarinen ja epälineaarinen polynomisovitus testin koko mittausalueelta testikasettierällä M0527. Mean (μg/l) Linear fit Polynomial fit Mean Th. Conc (μg/l) KORKEAN PITOISUUDEN VAIKUTUS TULOKSEN LUOTETTAVUUTEEN Korkean pitoisuuden vaikutusta tuloksen luotettavuuteen ei havaittu pitoisuuden ollessa 1500 μg/g tai vähemmän. Keskimääräisen signaalin arvioitu lineaarisen alueen ylärajan (850 μg/g) alittava tulos oli μg/g:n kalprotektiinipitoisuus. Suurimman kliinisen raja-arvon (300 μg/g) alittavaa arvoa ei havaittu yhdessäkään yksittäisessä testattujen korkean pitoisuuden näytteiden rinnakkaisnäytetuloksessa. Yhteensä mitattiin 7 8 uutettua ulostenäytettä joissa kalprotektiinin pitoisuus oli μg/g, viitenä rinnakkaisnäytteenä kolmella eri testikasettierällä. LF-IBDOC8 29/32 Tarkistettu:
30 SUORITUSKYKYOMINAISUUDET HÄIRITSEVÄT AINEET Kaikissa BÜHLMANN fcal -lateraalivirtausmäärityksissä käytetään samaa uuuttopuskuria, lateraalivirtaustekniikkaa ja vasta-aineita. Häiritsevien aineiden tutkimukset suoritettiin BÜHLMANN Quantum Blue fcal- ja fcal high range -määrityksillä CLSI:n ohjeen EP7-A2 mukaisesti. Lääkkeiden, lisäravinteiden, hemoglobiinin ja enterohepaattisten mikro-organismien aiheuttamia häiriöitä tutkittiin parittaisella erotustestauksella ulosteuutoksista 50 μg/g:n ja 250 μg/g:n kalprotektiinin tavoitearvoilla. Kontrolliuutokselle ja tutkimusuutteelle suoritettiin rinnakkaismittaukset. Taulukoissa 12 ja 13 lueteltujen aineiden ei ole osoitettu häiritsevän kalprotektiinin BÜHLMANN-lateraalivirtausmäärityksiä. Lääkkeen kauppanimi Ferro-Gradumet (ferrosulfaatti) Prednison (prednisoni) Imurek (atsatiopriini) Pentasa (mesalatsiini) Lansoprazol (lansopratsoli) Asacol (mesalatsiini) Vancomycin (vankomysiini) Sulfametoxazol (sulfametoksatsoli) Trimethoprim (trimetopriimi) Ciprofloxacin (siprofloksasiini) Lisäravinne E-vitamiini Monivitamiini Hemoglobiini Ihmisen hemoglobiini Lisätyn näytteen pitoisuus (mg/ml) 0,04 mg/ml 0,13 mg/ml 0,07 mg/ml 2,00 mg/ml 0,07 mg/ml 0,50 mg/ml 0,80 mg/ml 0,64 mg/ml 0,13 mg/ml 0,08 mg/ml Lisätyn näytteen pitoisuus (mg/ml) 0,12 mg/ml 0,43 mg/ml Lisätyn näytteen pitoisuus (mg/ml) 0,5 mg/ml Taulukko 12 Mikro-organismi Viljelmän optinen tiheys Escherichia coli 0,87 Salmonella enterica subsp. enterica 1,81 Klebsiella pneumoniae subsp. pneumonia 1,33 Citrobacter freundii 0,64 Shigella flexneri 0,23 Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 0,91 Taulukko 13 LF-IBDOC8 30/32 Tarkistettu:
31 LÄHDELUETTELO 1. Lobatón T, López-García A, Rodríguez-Moranta F, et al. A new rapid test for fecal calprotectin predicts endoscopic remission and postoperative recurrence in Crohn s disease. J Crohns Colitis. 2013, 7(12):e Lobatón Ortega T, Rodríguez-Moranta F, Lopez A, et al. A new rapid quantitative test for fecal calprotectin predicts endoscopic activity in ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis. 2013, 19(5): Wright EK, Kamm MA, De Cruz P, et al., Measurement of fecal calprotectin improves monitoring and detection of recurrence of Crohn s disease after surgery. Gastroenterology. 2015, 148(5): Naismith GD, Smith LA, Barry SJ et al. A prospective evaluation of the predictive value of faecal calprotectin in quiescent Crohn s disease. J Crohns Colitis. 2014, 8(9): Ferreiro-Iglesias R, Barreiro-de Acosta M, Lorenzo-Gonzalez A et al. Usefulness of a rapid faecal calprotectin test to predict relapse in Crohn s disease patients on maintenance treatment with adalimumab. Scand J Gastroenterol. 2015, 23: Ferreiro-Iglesias R1, Barreiro-de Acosta M, Otero Santiago M, Lorenzo Gonzalez A, Alonso de la Peña C, Benitez Estevez AJ, Dominguez-Muñoz JE. Fecal calprotectin as Predictor of Relapse in Patients With Inflammatory Bowel Disease Under Maintenance Infliximab Therapy. J Clin Gastroenterol. 2015, 50(2): Guardiola J., Lobatón T, Rodríguez-Alonso L, et al. Fecal Level of calprotectin Identifies Histologic Inflammation in Patients with Ulcerative Colitis In Clinical And Endoscopic Remission. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2014, 12(11): Lasson A, Öhman L, Stotzer PO et al. Pharmacological intervention based on fecal calprotectin levels in patients with ulcerative colitis at high risk of a relapse: A prospective, randomized, controlled study. United European Gastroenterol J ;3(1): Lin JF, Chen JM, Zuo JH et al. Meta-analysis: fecal calprotectin for assessment of inflammatory bowel disease activity. Inflamm Bowel Dis Aug;20(8): Bressler B, Panaccione R, Fedorak RN, et al. Clinicians guide to the use of fecal calprotectin to identify and monitor disease activity in inflammatory bowel disease. Can J Gastroenterol Hepatol. 2015, 29(7): Peyrin-BL, Sandborn W, Sands BE et al. Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE): Determining Therapeutic Goals for Treat-to-Target. Am J Gastroenterol. 2015, 110: Molander P, Färkkiläb M, Ristimäkic A, et al. Does Fecal calprotectin Predict Short-Term Relapse After Stopping Tnfalpha-Blocking Agents In Inflammatory Bowel Disease Patients In Deep Remission? Journal of Crohn s and Colitis, 2015, De Vos M, Dewit O, D Haens G et al. Consecutive fecal calprotectin measurements to predict relapse in patients with ulcerative colitis receiving infliximab maintenance therapy. Inflamm Bowel Dis. 2013, 9: Fagerberg UL, Lööf L, Myrdal U et al. Colorectal inflammation is well predicted by fecal calprotectin in children with gastrointestinal symptoms. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005, 40(4): Kapel N, Campeotto F, Kalach N et al. Faecal calprotectin in term and preterm neonates. J Pediatr Gastroenterol Nutr (5): LF-IBDOC8 31/32 Tarkistettu:
32 Symboli H i Selitys Käytettävä ennen Katso käyttöohjetta l Lämpötilarajoitus g h N X D Eräkoodi Tilauskoodi Valmistaja Testien lukumäärä Älä käytä uudelleen C 0123 IVD CALEX, IBDoc ja CalApp ovat BÜHLMANN-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä monissa maissa. BÜHLMANN Laboratories AG Puhelin Baselstrasse 55 Faksitilaukset CH 4124 Schönenbuch Sveitsi