Source: https://www.scribd.com/document/277409393/CEI-EN-61010-2-091
Timestamp: 2018-12-16 06:01:52+00:00
Document Index: 129462538

Matched Legal Cases: ['arte 2', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'art.101', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'art 1', 'art 2', 'art 1', 'art 1', 'art 2', 'art 2', 'art 1', 'art 1', 'art 2', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1']

Uploaded by seve75
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e
Parte 2-091: Prescrizioni particolari per sistemi a raggi X in
La presente Norma specifica prescrizioni particolari di sicurezza per sistemi a raggi X in contenitore. In tali
sistemi un tubo radiogeno è installato in un contenitore all’interno del quale si intende porre la porzione di
materiale da irradiare. Il sistema fornisce l’attenuazione della radiazione e protegge il personale,
escludendone il contatto con l’interno del contenitore durante la generazione di raggi X. Tali sistemi sono
utilizzati in applicazioni industriali, commerciali e in ambienti pubblici, ad esempio per verifica e analisi di
materiali e per controllo di bagagli.
La presente Norma tratta gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza per il materiale elettrico destinato
ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione (LVD - 2006/95/EC).
La Norma deve essere utilizzata congiuntamente alla CEI EN 61010-1:2011-03.
La presente Norma riporta il testo in inglese e italiano della EN 61010-2-091; rispetto al precedente
fascicolo n. 12731E di febbraio 2013, essa contiene la traduzione completa della EN sopra indicata.
(UTE) - La Norma in oggetto deve essere utilizzata congiuntamente alle Norme indicate dopo il riferimento (UTE)
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e utilizzo
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de
Partie 2-091: Exigences particulières pour les équipements à rayons x
montés en armoire
specifica di prova o Nota della Parte 1. Gli allegati aggiunti sono indicati con lettere a partire da AA e le voci degli elenchi aggiunte da aa). – NOTE: – conformità e prove: carattere corsivo. “sostituzione”” o “cancellazione”. esso si applica. Sono state fissate le date seguenti: – data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale mediante pubblicazione di una Norma nazionale identica o mediante adozione (dop) 30-04-2013 – data ultima entro la quale le Norme nazionali contrastanti con la EN devono essere ritirate (dow) 30-07-2015 Si richiama l’attenzione sulla possibilità che alcune parti del presente documento possano essere oggetto di brevetti. – carattere tondo più piccolo . le figure e le tabelle che si aggiungono a quelli della Parte 1. futura prima edizione della IEC 61010-2-091. 4 . control and laboratory equipment". le cui future edizioni o modifiche possono essere tenute in considerazione. la relativa prescrizione. che sono stati definiti nell’articolo 3: CARATTERE MAIUSCOLETTO . Quando un particolare paragrafo della Parte 1 non viene richiamato nella presente Parte 2. sono numerati a partire da 101.NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 PREFAZIONE Il testo del documento 66/462/FDIS. La presente Norma tratta gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza per il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione (LVD . i termini utilizzati nella presente Norma. La presente Parte 2-091 integra o modifica i corrispondenti articoli della EN 61010-1.2006/95/EC) La presente Parte 2-091 è prevista per essere utilizzata congiuntamente alla EN 61010-1:2010. "Safety of measuring. per quanto ragionevolmente possibile. Nella presente Norma: a) sono usati i seguenti tipi di stampa: – prescrizioni: carattere tondo. b) I paragrafi. dovrebbe essere adattata di conseguenza. “modifica. preparato dal TC 66 della IEC. è stato sottoposto al voto parallelo IEC-CENELEC ed è stato approvato dal CENELEC come EN 61010-2-091:2012. AVVISO DI ADOZIONE Il testo della Norma Internazionale IEC 61010-2-091:2012 è stato approvato dal CENELEC come Norma Europea senza alcuna modifica. Quando la presente Parte usa i termini “aggiunta”. Il CENELEC [e/o il CEN] non devono essere ritenuti responsabili di identificare alcuni o tutti i suddetti brevetti . così da trasformare tale pubblicazione nella Norma europea: Particular requirements for CABINET X RAY SYSTEMS .
..................... 10 13 Protezione contro l’emissione di gas e di sostanze................................................... 7 3 Termini e definizioni ................................................ 9 7 Protezione contro i 8 Resistenza alle sollecitazioni meccaniche .............. 14 Bibliografia ........................................................................................NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 INDICE 1 Campo di applicazione e scopo ................................................................................................................................................................................................................. 8 5 Marcatura e documentazione .................................................................................................. 16 5 .......... 10 12 Protezione contro radiazioni............................................................... 10 9 Protezione contro la propagazione della fiamma ............... comprese le sorgenti laser e contro la pressione sonica e ultrasonica ............ 6 2 Riferimenti normativi ............................................ 13 Indice dei termini definiti ................................ 12 16 PERICOLI dovuti all’applicazione ......................................................................... 12 15 Protezione per mezzo di interblocchi ...................................................................................................................................................... 12 14 Componenti e sottoassiemi ........... l’esplosione e l’implosione .............................................................................................................................. 10 11 Protezione contro i PERICOLI derivanti da fluidi ................................................................................................................................................................... 8 6 Protezione contro la scossa elettrica .................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 PERICOLI meccanici ..................... 7 4 Prove ............................................... 13 17 Valutazione del RISCHIO Allegato L (informativo) ....... 10 10 Limiti di temperatura dell’apparecchio e resistenza al calore .................................. 15 Allegato ZA (normativo) Riferimenti normativi alle Pubblicazioni Internazionali con le corrispondenti Pubblicazioni Europee ...........................
1. 6 . SISTEMI A Un SISTEMA A RAGGI X IN CONTENITORE è un sistema che contiene un tubo radiogeno installato all’interno di un contenitore che.2 Apparecchiature escluse dal campo di applicazione Aggiunta: Aggiungere le seguenti nuove voci all’elenco: aa) apparecchiature previste per l’applicazione di raggi X ad esseri umani o ad animali.1. per il personale qualificato di servizio e per l’ambiente circostante. per esempio per ispezionare materiali. per fornire l’attenuazione della radiazione ed escludere il personale dal suo interno durante la generazione della radiazione X.1 Aspetti compresi nel campo di applicazione Aggiunta: Aggiungere il seguente testo al termine del primo capoverso: La presente Parte della IEC 61010 specifica le prescrizioni per la progettazione ed i metodi di fabbricazione dei SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE . allo scopo di fornire un’adeguata protezione per gli OPERATORI . ma non incorporano uno schermo completo per la protezione contro i pericoli da raggi X. ad eccezione di quanto segue: 1. Questi SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE sono utilizzati in ambienti industriali. per le persone presenti. è previsto per contenere almeno la porzione di materiale che deve essere irradiato. indipendentemente dalle strutture architettoniche esistenti ad eccezione del pavimento su cui può essere posto. analizzarli e controllare i bagagli. bb) apparecchiature che incorporano un tubo radiogeno. come: 1) apparecchiature previste per essere utilizzate all’interno di un locale schermato. contro le emissioni involontarie di raggi X e contro i PERICOLI meccanici dei sistemi trasportatori.2. dal quale si esclude la presenza del personale durante il funzionamento.1. 2) apparecchiature previste per essere utilizzate con schermature separate portatili o temporanee. 1.NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER APPARECCHI ELETTRICI DI MISURA. 3) apparecchiature previste per generare un fascio uscente di raggi X. CONTROLLO E UTILIZZO IN LABORATORIO – Parte 2-091: Prescrizioni particolari per 1 SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE Campo di applicazione e oggetto Si applica il corrispondente articolo della Parte 1. commerciali e pubblici.1 Apparecchiature comprese nel campo di applicazione Sostituzione: Sostituire il testo con il seguente: La presente Parte della IEC 61010 specifica prescrizioni particolari di sicurezza per RAGGI X IN CONTENITORE .
R. o per l’inserimento parziale per l’irradiazione di un oggetto di dimensioni tali che non permettano di introdurlo completamente all’interno del contenitore stesso  N.d. che rimane aperto 3.2. in modo da permettere l’accesso all’interno del contenitore 3.104 SUPERFICIE ESTERNA superficie esterna del SISTEMA A RAGGI X IN CONTENITORE .103 SPORTELLO barriera progettata per essere rimovibile o apribile per effettuare le operazioni di routine. Per l’elenco delle Pubblicazioni. i fermi.102 APERTURA passaggio nella superficie esterna del contenitore. e che permette l’accesso all’interno del contenitore NOTA Le parti non flessibili fissate rigidamente allo SPORTELLO sono considerate parte dello SPORTELLO stesso. diverso da una durante la generazione di raggi X PORTA .2. le manopole di comando e le altre parti montate in modo fisso.NORMA TECNICA 2 Riferimenti normativi  3 Termini e definizioni CEI EN 61010-2-091:2014-07 Si applica il corrispondente articolo della Parte 1.2 Parti ed accessori Aggiunta: Aggiungere le seguenti nuove definizioni: 3. ad eccezione di quanto segue: 3. comprese le PORTE . la cui apertura generalmente non richiede l’uso di UTENSILI . i PANNELLI DI ACCESSO . si rimanda all’Allegato ZA. inclusi la superficie virtuale di ogni APERTURA o PORTA ed il fondo del contenitore 3. allo scopo di trasferire oggetti dentro e fuori dal contenitore.2. 7 .105 PORTA apertura nella SUPERFICIE ESTERNA del contenitore che è progettata per rimanere aperta durante la generazione dei raggi X.101 PANNELLO DI ACCESSO barriera o pannello progettato per essere rimosso o aperto per effettuare la manutenzione o per motivi di servizio.2.2. 3.
Uno.102 d). l’apparecchiatura deve essere marcata con la seguente dicitura “Attenzione: pericolo di emissione di raggi X. devono essere previste marcature permanenti all’interno del contenitore stesso. Nessuna CONDIZIONE DI PRIMO GUASTO deve disattivare entrambi gli indicatori.1. NOTA 2 I regolamenti nazionali possono richiedere.102 devono essere marcati con “Emissione di raggi X”.1.1.1. per le istruzioni di sicurezza e le marcature. Gli indicatori richiesti in 5.1. progettati in modo che le persone possano entrare all’interno del contenitore per svolgere specifiche funzioni.102. Può essere utilizzata una combinazione di software. può essere costituito da un milliamperometro etichettato in modo da indicare la corrente del tubo generatore di raggi X. esso è marcato come specificato in 5.1 Marcatura Sostituzione: Sostituire il titolo con: 5. e non con la dicitura “Emissione di raggi X”. a) Due mezzi indipendenti per indicare quando i raggi X sono in fase di generazione. 5 Marcatura e documentazione Si applica il corrispondente articolo della Parte 1. La conformità si verifica con ispezione a vista.102 Indicatori e dispositivi di segnalazione per i SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE L’apparecchiatura deve incorporare tutti i seguenti indicatori e dispositivi di segnalazione. posti in modo che almeno uno di essi sia visibile da qualsiasi punto dove sia possibile avviare la generazione di raggi X.101 Marcature per i SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE In corrispondenza della posizione di ciascun comando che può essere utilizzato per avviare la generazione di raggi X. 8 . In prossimità di ciascuna PORTA sufficientemente ampia da esporre parti del corpo umano al fascio diretto di raggi X. come indicatore viene utilizzato un milliamperometro. o un’indicazione equivalente. 5. l’apparecchiatura deve essere marcata con la seguente dicitura “Attenzione: l’attivazione genera raggi X” o un testo sostanzialmente simile. ad eccezione di quando il periodo di generazione sia inferiore a 0. Per i SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE . indicatori e dispositivi di segnalazione Aggiunta: Aggiungere i seguenti nuovi paragrafi: 5. di utilizzare una lingua accettata a livello nazionale. per descrivere la funzione dei segnali e dei comandi richiesti in 5.5 s.5 s. Non introdurre nessuna parte del corpo quando il sistema è attivato” o un testo sostanzialmente simile.NORMA TECNICA 4 CEI EN 61010-2-091:2014-07 Prove Si applica il corrispondente articolo della Parte 1. Gli indicatori devono essere attivati solo quando la radiazione viene generata. NOTA 1 Se. nel qual caso l’indicatore deve essere attivato per almeno 0.1 Marcatura.102 c) ed in 5.1. hardware e di controlli digitali per generare due segnali ridondanti di “Emissione di raggi X”. ma non entrambi questi indicatori. ad eccezione di quanto segue: 5.
6 ed in 5. 6 Protezione contro le scosse elettriche Si applica il corrispondente articolo della Parte 1.101. b) le istruzioni relative alle procedure di sicurezza radiologica e alle precauzioni che possono essere necessarie.1 Generalità Sostituzione: Sostituire la voce d) con la seguente: d) Le informazioni specificate da 5. d) All’interno del contenitore deve essere previsto un segnale visivo di avvertimento per i SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE . c) un programma di manutenzione necessaria a mantenere l’apparecchio conforme alla presente Norma. nel qual caso l’indicatore deve essere attivato per almeno 0. ad eccezione del caso in cui il periodo di generazione dei raggi X sia inferiore a 0. L’indicatore deve essere attivato solo quando i raggi X vengono generati.2. sia acustici che visivi per i SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE .2 a 5. e d) una raccomandazione di consultare le competenti autorità nazionali per individuare eventuali prescrizioni locali di funzionamento. 9 . a causa delle caratteristiche specifiche dell’apparecchio.4. in modo da assicurare che l’apparecchio rimanga conforme alle prescrizioni della presente Norma. Nessuna CONDIZIONE DI PRIMO GUASTO deve disabilitare simultaneamente gli indicatori acustici e visivi. se applicabile. la regolazione e la prova. progettati in modo che le persone possano entrare nel contenitore per svolgere funzioni specifiche.5 s.101. per assicurare che almeno uno degli indicatori sia visibile da ciascuno SPORTELLO .NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 b) Indicatori supplementari devono essere forniti. progettati in modo che le persone possano entrare nel contenitore per svolgere funzioni specifiche.4. corrente e. secondo necessità. La conformità si verifica con esame a vista. Le istruzioni per il personale addetto devono includere quelle per effettuare le prove dopo la riparazione o la modifica. Aggiunta: Aggiungere il seguente nuovo paragrafo: 5. immediatamente prima del primo avvio della generazione di raggi X successivo alla chiusura di uno SPORTELLO previsto per l’ingresso delle persone nel contenitore.4. La conformità si verifica con ispezione a vista. Questi segnali devono essere mantenuti in funzione per almeno 10 s.5 s. PANNELLO DI ACCESSO e PORTA . del ciclo di funzionamento dell’apparecchiatura di generazione di raggi X. in modo da assicurare che l’apparecchio sia sicuro dopo la messa in servizio.101 Documentazione dei Le istruzioni fornite all’ AUTORITÀ SISTEMI A RAGGI RESPONSABILE X IN CONTENITORE devono comprendere: a) le CARATTERISTICHE NOMINALI di tensione. c) All’interno del contenitore devono essere previsti segnali di avvertimento. 5.4.4. Si veda anche quanto indicato in 12. Le istruzioni per l’installazione e la messa in servizio devono includere anche quelle per l’assemblaggio.
NOTA 101 Negli Stati Uniti è richiesto ai sistemi di trasporto di rispettare le prescrizioni della ANSI/ASME B20.1 Generalità Sostituzione: Sostituire il primo capoverso e l’indicazione di conformità con quanto segue: I SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE devono soddisfare le prescrizioni di 12. ad eccezione di quanto segue: 7. 10 Limiti di temperatura dell’apparecchio e resistenza al calore Si applica il corrispondente articolo della Parte 1. ad eccezione di quanto segue: 12. 10 .2 a 7. si deve effettuare una valutazione dei RISCHI (vedi art.101. e contro la pressione sonica ed ultrasonica Si applica il corrispondente articolo della Parte 1. 9 Protezione contro la propagazione della fiamma Si applica il corrispondente articolo della Parte 1. incluse le sorgenti laser. 8 Resistenza alle sollecitazioni meccaniche Si applica il corrispondente articolo della Parte 1.1.2 a 7.1.NORMA TECNICA 7 CEI EN 61010-2-091:2014-07 Protezione contro i PERICOLI meccanici Si applica il corrispondente articolo della Parte 1. 17).7 e. 11 Protezione contro i PERICOLI derivanti da fluidi Si applica il corrispondente articolo della Parte 1. 12 Protezione contro le radiazioni.1 Generalità Aggiunta: Aggiungere un nuovo capoverso e la nuova Nota 101 dopo la nota già esistente: I sistemi di trasporto di SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE devono essere conformi alle prescrizioni applicabili indicate da 7. 17. quando applicabile.2. nel caso in cui un eventuale PERICOLO non sia adeguatamente trattato da tali paragrafi. come specificato nell’art. Sostituzione: Sostituire l’indicazione di conformità con: La conformità si verifica come specificato da 7.7 e.
12. Aggiunta: Aggiungere il seguente nuovo paragrafo.1. e gli apparecchi che generano raggi X che non siano SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE . per verificare che non vengano superati i limiti di 12. l’esposizione ai raggi X. un comando per terminare. con il SISTEMA A RAGGI X IN CONTENITORE che funziona in tutte le combinazioni del tubo a raggi X di tensione.1 e che possa essere richiesta una schermatura addizionale. di orientamento del fascio e di condizioni di diffusione che producano la massima esposizione ai raggi X su ciascuna SUPERFICIE ESTERNA . c) se progettati in modo che le persone possano entrare nel contenitore per svolgere attività specifiche. un comando per assicurare la presenza dell’operatore nell’area di controllo. annullato o bypassato dall’esterno dell’armadio. o come specificato in 12.2 o in 12. prima che la generazione di raggi X possa essere avviata o mantenuta.3 Il Comandi SISTEMA A RAGGI X IN CONTENITORE deve essere dotato dei seguenti comandi: a) un comando a chiave per assicurare che la generazione di raggi X non sia possibile quando la chiave viene rimossa. le istruzioni devono indicare che le misure delle radiazioni devono essere effettuate in qualsiasi spazio abitativo al di sotto del contenitore.1 Radiazione ionizzante proveniente dai SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE Radiazione X emessa La radiazione emessa da un SISTEMA A RAGGI X IN CONTENITORE non deve superare i 5 Sv/h in nessun punto posto a 50 mm dalla SUPERFICIE ESTERNA o dal piano di qualsiasi APERTURA o PORTA . La conformità si verifica con esame a vista. con esame della documentazione di conformità alla IEC 60405.2. con gli SPORTELLI ed i PANNELLI DI ACCESSO in qualsiasi altra posizione che permetta la generazione di raggi X. di corrente. La conformità si verifica effettuando misure che coprano l’intera superficie esterna del contenitore. e) se il sistema può essere posto in un luogo accessibile al pubblico. 12.101.101. 11 . un comando posto all’interno del contenitore. In questo caso.1. APERTURA e PORTA . diversi dal funzionamento di un interblocco o dall’interruttore di RETE . in qualsiasi momento. e ripetendo la prova. a seconda di come applicabile. in cui nessuna dimensione lineare sia superiore a 50 mm. per impedire e terminare la generazione di raggi X. mediate su sezioni con area di 1 000 mm 2 . con gli SPORTELLI ed i PANNELLI DI ACCESSO completamente chiusi. o la sequenza pre-impostata di esposizione.101.3.101.101 12. 12. dopo la sua installazione.2. devono soddisfare le seguenti prescrizioni. così che il pavimento dell’edificio costituisca il fondo del sistema. b) uno o più comandi per avviare e terminare la generazione di raggi X. che non possa essere riarmato.2 Costruzione I SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE possono essere dotati di un proprio fondo o possono essere progettati per essere montati in modo permanente sul pavimento di un edificio. d) se il sistema può essere posto in un luogo accessibile al pubblico.NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 Gli apparecchi che contengono o che generano un irraggiamento ionizzante a partire da sorgenti radioattive.101. La conformità si verifica come specificato in 12.
l’esplosione e l’implosione Si applica il corrispondente articolo della Parte 1. 15. a seguito dell’interruzione della radiazione X dovuta all’intervento di un qualsiasi interblocco. L’apparecchio deve essere progettato in modo che.101 Interblocchi per i SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE Gli interblocchi di protezione contro la radiazione X devono soddisfare le prescrizioni di 15. 15 Protezione mediante interblocchi Si applica il corrispondente articolo della Parte 1.101. l’ OPERATORE sia obbligato ad intraprendere un’azione volontaria per ripristinare la generazione della radiazione X. Gli interblocchi utilizzati solo per proteggere gli OPERATORI ed i presenti dai alla radiazione X devono rispettare le prescrizioni di 15. 14 Componenti e sottoassiemi Si applica il corrispondente articolo della Parte 1. La conformità si verifica con esame a vista.3. La conformità si verifica con esame a vista e come specificato in 15.3. Ogni SPORTELLO di un SISTEMA A RAGGI X IN CONTENITORE deve prevedere almeno due interblocchi indipendenti.2 e di 15.1 Generalità Sostituzione: Sostituire il testo e l’indicazione di conformità con quanto segue: Gli interblocchi utilizzati per proteggere gli OPERATORI da PERICOLI diversi dalla radiazione X devono impedire che l’ OPERATORE sia esposto al PERICOLO prima che questo venga rimosso e devono rispettare le prescrizioni di 15. 15. progettati in modo che le persone possano entrare all’interno del contenitore per svolgere compiti specifici.101. per quanto applicabile.2. 13 Protezione contro i gas e le sostanze emessi. non devono prevedere mezzi per avviare la generazione di raggi X dall’interno del contenitore. o quelle della ISO 13849-1 o della IEC 62061. 12 .3.3 e di 15. ed in 15. Ciascuno degli interblocchi richiesti su ciascuna PORTA deve essere progettato in modo da scollegare il generatore ad alta tensione dal circuito di alimentazione e questa operazione deve essere indipendente da qualsiasi intervento diverso dall’apertura dello SPORTELLO . ad eccezione di quanto segue: 15.NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 I SISTEMI A RAGGI X IN CONTENITORE . Ciascun PANNELLO DI ACCESSO di un SISTEMA A RAGGI X IN CONTENITORE deve prevedere almeno un interblocco o deve richiedere un UTENSILE per la sua apertura.2. Aggiunta: Aggiungere il seguente nuovo paragrafo: 15. PERICOLI dovuti Gli interblocchi utilizzati per proteggere sia dai PERICOLI dovuti alla radiazione X che da altri PERICOLI devono rispettare le prescrizioni di 15.101.
Allegati Si applicano tutti gli Allegati della Parte 1. La conformità si verifica con esame di quanto indicato in 15. 17 Valutazione del RISCHIO Si applica il corrispondente articolo della Parte 1. o IEC 62061.3.NORMA TECNICA Una CEI EN 61010-2-091:2014-07 CONDIZIONE DI PRIMO GUASTO non deve disabilitare più di uno degli interblocchi richiesti. per quanto applicabile. ad eccezione di quanto segue: 13 . ISO 13849-1. 16 PERICOLI intrinseci all’applicazione Si applica il corrispondente articolo della Parte 1.
................................................2......... 3................................................101 ...............................2. 3.........2.................................................104 ........................................................................2.........NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 Allegato L (informativo) Indice dei termini definiti Aggiunta: Aggiungere all’elenco i seguenti termini definiti: PANNELLO DI ACCESSO APERTURA SPORTELLO ............................2............................................................... 3.... 3.............................................................................102 ....103 SUPERFICIE ESTERNA PORTA ......................................105 14 ......................................... 3..........
Safety standard for conveyors and related equipment 15 .NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 Bibliografia Si applica la Bibliografia della Parte 1. Aggiunta: Aggiungere la seguente voce all’elenco: ANSI/ASME B20. ad eccezione di quanto segue.1.
Safety-related EN ISO 13849-1 parts of control systems Part 1: General principles for design ____________ 16 Anno Norma CEI − 44-16 − − . NOTA Quando la Pubblicazione Internazionale è stata modificata da modifiche comuni CEI. indicate con (mod). in tutto o in parte. Pubblicazione Anno IEC 62061 − ISO 13849-1 − Titolo EN/HD Sicurezza del macchinario EN 62061 Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici. nel presente documento sono indispensabili per la sua applicazione. Per quanto riguarda i riferimenti non datati. Per quanto riguarda i riferimenti datati. si applica l’ultima edizione del documento al quale viene fatto riferimento (comprese eventuali Modifiche).NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 Allegato ZA (normativo) Riferimenti normativi alle Pubblicazioni Internazionali con le corrispondenti Pubblicazioni Europee I documenti citati nel seguito ai quali viene fatto riferimento. Aggiunta all’Allegato ZA della EN 61010-1. si applica esclusivamente l’edizione citata. elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza Safety of machinery . si applica la corrispondente EN/HD.
NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 Versione originale documento 17 .
additional annexes are lettered starting from AA and additional list items are lettered from aa). “replacement”. This Part 2-091 is intended to be used in conjunction with EN 61010-1:2010.2006/95/EC). and tables which are additional to those in Part 1 are numbered starting from 101. – terms used throughout this standard which have been defined in Clause 3: ROMAN CAPITALS . EN 61010-1. “modification”. The following dates are fixed: — — Latest date by which the document has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement (dop) 2013-04-30 Latest date by which the national standards conflicting with the document have to be withdrawn (dow) 2015-07-30 Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights.NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 FOREWORD The text of document 66/462/FDIS. In this standard: a) the following print types are used: – requirements: in roman type.RAY SYSTEMS . the relevant requirement. This standard covers the Principle Elements of the Safety Objectives for Electrical Equipment Designed for Use within Certain Voltage Limits (LVD . prepared by IEC/TC 66 "Safety of measuring. future edition 1 of IEC 61010-2-091. b) SMALL subclauses. or amendments to. Where a particular subclause of Part 1 is not mentioned in this part 2. – conformity and tests: in italic type. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. This Part 2-091 supplements or modifies the corresponding clauses in EN 61010-1 so as to convert that publication into the EN standard: Particular requirements for CABINET X . or “deletion”. – NOTES : in small roman type. ENDORSEMENT NOTICE The text of the International Standard IEC 61010-2-091:2012 was approved by CENELEC as a European Standard without any modification. test specification or note in Part 1 should be adapted accordingly. 18 . figures. that subclause applies as far as is reasonable. Consideration may be given to future editions of. Where this part states “addition”. control and laboratory equipment" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN 61010-2-091:2012.
.................... 21 4 Tests ............... and against sonic and ultrasonic pressure .............................................................................................................. 22 6 Protection against electric shock ........................................................................................................................................................................... 27 17 R ISK assessment .................................................................................................................................................. 22 5 Marking and documentation ............ 26 15 Protection by interlocks ....................... 26 16 H AZARDS resulting from application ........................... explosion and implosion .............................................................................NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 CONTENTS 1 Scope and object .............................................. 30 19 .. 27 Annex L (informative) Index of defined terms ............ 28 Bibliography ................................................................................................................................................... 24 12 Protection against radiation................................ 26 14 Components and subassemblies ....................................................................................................................... 24 HAZARDS ................................................................................................... including laser sources........................................................... 29 Annex ZA (normative) Normative references to international publications with their corresponding European publications .................................................. 24 9 Protection against the spread of fire .................................................................................................................................... 20 2 Normative references ...................................................................................................... 21 3 Terms and definitions ........................................................................................................................................... 24 11 Protection against HAZARDS from fluids .............................. 24 10 Equipment temperature limits and resistance to heat .................................... 23 7 Protection against mechanical 8 Resistance to mechanical stresses .......................... 24 13 Protection against liberated gases and substances....................................................................................
RAY SYSTEMS are used in industrial.RAY SYSTEMS 1 Scope and object This clause of Part 1 is applicable.RAY SYSTEM is a system that contains an X-ray tube installed in a cabinet which. provide radiation attenuation. 2) equipment intended to be used with separate portable or temporary shielding.1.1. and to screen baggage.1 1) equipment intended to be used within a shielded room which excludes personnel during operation. and public environments. trained service personnel.RAY SYSTEMS . bb) equipment incorporating an X-ray tube but not incorporating complete shielding against X-radiation hazards.RAY SYSTEMS to provide adequate protection for OPERATORS . 3) equipment intended to produce an emerging beam of X-radiation. AND LABORATORY USE – Part 2-091: Particular requirements for CABINET X. 1. and exclude personnel from the interior during generation of X-radiation. 20 . These CABINET X. CONTROL.NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 SAFETY REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT.2 Equipment excluded from scope Addition: Add the following new items to the list: aa) equipment intended to apply X-radiation to humans or animals. to analyze materials. independently of existing architectural structures except the floor on which it may be placed. except as follows: 1. such as: 1. Aspects included in scope Addition: Add the following text at the end of the first paragraph: This part of IEC 61010 specifies requirements for the design and methods of construction of CABINET X.2.1 Equipment included in scope Replacement: Replace the text with the following: This part of IEC 61010 specifies particular safety requirements for CABINET X. bystanders. is intended to contain at least that portion of a material being irradiated. commercial. and the surrounding area against unintentionally-emitted X-radiation and from mechanical HAZARDS related to their conveyors. A CABINET X. for example. to inspect materials.
and other permanently mounted hardware. 3.NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 2 Normative references  3 Terms and definitions This clause of Part 1 is applicable.105 PORT opening in the EXTERNAL SURFACE of the cabinet which is designed to remain open during generation of X-rays. control knobs.2. ACCESS PANELS . for the purpose of conveying objects into and out of the cabinet.2. latches.104 EXTERNAL SURFACE outside surface of the CABINET X. does not generally require TOOLS to open.2. which remains open during 3. including DOORS .102 APERTURE opening in the outside surface of the cabinet. the virtual surface across any APERTURE or PORT . and permits access to the interior of the cabinet Note 1 to entry: Inflexible hardware rigidly affixed to the DOOR is considered part of the DOOR .2.2. see Annex ZA. other than a generation of X-radiation PORT . 21 . except as follows: 3.101 ACCESS PANEL barrier or panel which is designed to be removed or opened for maintenance or service purposes to permit access to the interior of the cabinet 3.2 Parts and accessories Addition: Add the following new definitions: 3. and the bottom of the cabinet 3.RAY SYSTEM . or for partial insertion for irradiation of an object with a dimension that does not permit complete insertion into the cabinet  Editor’s note: For the list of Publications.103 DOOR barrier which is designed to be movable or opened for routine operation purposes.
One.101 Markings for CABINET X.5 s.1 Marking. and annunciators Addition: Add the following new subclauses: 5. “Caution: X-ray hazard.1 Marking Replacement: Replace the title with: 5.1. but not both. A combination of software. Conformity is checked by inspection. with the text. and is not marked “X-ray on”. or substantially similar text. 22 .1. except as follows: 5. permanent markings shall be provided inside the cabinet to describe the function of the signals and controls required by 5.5 s. it is marked as specified in 5. The indicators required by 5. except that if the X-ray generation period is less than 0. or equivalent. 5. indicators.102. with the text.1. of these indicators may be a milliammeter labeled to indicate X-ray tube current. Do not insert any part of the body when system is activated”. No SINGLE FAULT CONDITION shall disable both indicators. or substantially similar text. a) Two independent means to indicate when X-rays are being generated. “Caution: X-rays generated when activated”. Equipment shall be marked adjacent to each PORT which is sufficiently large to admit human body parts to the direct X-ray beam.102 Indicators and annunciators for CABINET X.1. The indicators shall be activated only when X-rays are being generated.RAY SYSTEMS The equipment shall include all of the following indicators and annunciators.RAY SYSTEMS designed so that humans may enter the cabinet for specified purposes. NOTE 2 National regulations may require a nationally-accepted language for safety instructions and markings. 5 Marking and documentation This clause of part 1 is applicable. For CABINET X.1.1.102 d). then the indicator shall be activated for at least 0.RAY SYSTEMS The equipment shall be marked at the location of each control which may be used to initiate X-ray generation.102 shall be marked “X-ray on”.102 c) and 5. NOTE 1 If a milliammeter is used as one of the required indicators. located so that at least one indicator is discernible from any location at which the initiation of X-ray generation is possible.NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 4 Tests This clause of Part 1 is applicable. hardware and digital control may be used to generate two redundant “X-ray on” signals.
4. Instructions for service personnel shall include instructions for test after repair or modification to assure that the equipment remains in compliance with this standard. and test to ensure that the equipment is safe after it is commissioned.4.RAY SYSTEMS which are designed so that humans may enter the cabinet for specified purposes. Conformity is checked by inspection.2 to 5.4.RAY SYSTEMS which are designed so that humans may enter the cabinet for specified purposes. No SINGLE FAULT CONDITION shall disable the audible and the visual indicators at the same time.5 s. c) For CABINET X. and d) a recommendation to consult national authorities to determine any local operational requirements.6 and 5. a visible warning signal shall be provided within the cabinet. RATINGS of the X-ray generation b) instructions concerning radiological safety procedures and precautions which may be necessary because of unique features of the equipment. current. c) a schedule of maintenance necessary to keep the equipment in compliance with this standard. 6 Protection against electric shock This clause of Part 1 is applicable. Instructions for installation and commissioning shall also include instructions for assembly. Addition: Add the following new subclause: 5.5 s. ACCESS PANEL .101 Documentation for cabinet X-ray systems Instructions for the RESPONSIBLE BODY shall include: a) voltage. if the X-ray generation period is less than 0.4. duty cycle equipment.101. The indicator shall be activated only when X-rays are being generated. adjustment. 23 . and PORT .2.101. and. Conformity is checked by inspection. then the indicator shall be activated for at least 0. if applicable.4. See also 12.NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 b) Additional indicators shall be provided as needed to ensure that at least one indicator is visible from each DOOR . 5.1 General Replacement: Replace item d) with the following item: d) the information specified in 5. audible and visual warning signals within the cabinet shall be provided. d) For CABINET X . These signals shall be activated for at least 10 s immediately prior to the first initiation of X-ray generation after closing a DOOR designed so that humans may enter the cabinet. except that.
24 .1 General Replacement: Replace the first paragraph and the conformity statement with the following: C ABINET X.RAY SYSTEMS shall comply with the applicable requirements of 7.NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 7 Protection against mechanical HAZARDS This clause of Part 1 is applicable. including laser sources.7.2 to 7.2 to 7.7. and if applicable. 12 Protection against radiation.1.2. except as follows: 12.RAY SYSTEMS shall meet the requirements of 12. NOTE 101 In the United States of America. Clause 17. and against sonic and ultrasonic pressure This clause of Part 1 is applicable. conveyor systems are required to meet the requirements of ANSI/ASME B20. except as follows: 7. 10 Equipment temperature limits and resistance to heat This clause of Part 1 is applicable. 8 Resistance to mechanical stresses This clause of Part 1 is applicable. 11 Protection against HAZARDS from fluids This clause of Part 1 is applicable.1 General Addition: Add a new paragraph and a new Note 101 following the existing note: Conveyors of CABINET X.101. and if any HAZARD is not adequately addressed by those subclauses a RISK assessment (see Clause 17) shall be performed.1. 9 Protection against the spread of fire This clause of Part 1 is applicable. Replacement: Replace the conformity statement with: Conformity is checked as specified in 7.
b) one or more controls to initiate and terminate X-ray generation other than by functioning of an interlock or the MAINS switch.101. averaged over cross-sectional areas of 1 000 mm 2 .NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 Equipment containing or generating ionizing radiation from radioactive sources.2. a control to terminate the X-ray exposure or the preset succession of exposures at any time.RAY SYSTEMS may be provided with a cabinet bottom or may be designed to be permanently mounted to a floor of a building. 12. Conformity is checked by measurements covering the entire outer surface of the cabinet. or as specified in 12.101 Ionizing radiation from 12. with no linear dimension greater than 50 mm. and conditions of scatter which produce the maximum Xray exposure at each EXTERNAL SURFACE . Conformity is checked by inspection.RAY SYSTEM is designed to be permanently mounted to a floor of a building then instructions shall state that radiation measurements must be performed in any dwelling space below the cabinet after it is installed. 25 . beam orientation.3 The CABINET Controls X. and equipment that generates X-radiation other than in CABINET X.3. Addition: Add the following new subclause: 12. d) if the system may be located where the public has access.101. whereby the floor of the building becomes the bottom of the system. with the CABINET X.101.2 Construction C ABINET X. current. a control within the cabinet for preventing and terminating X-ray generation. If the CABINET X.1.101.1. 12. as applicable. by inspection of the IEC 60405 compliance documentation. c) if designed so that humans may enter the cabinet for specified purposes. APERTURE . to ensure that the limit of 12.RAY SYSTEMS shall meet the following requirements. Conformity is checked as specified in 12.2 or 12.101. e) if the system may be located where the public has access.1 CABINET X.2. overridden. which cannot be reset.RAY SYSTEM shall not exceed 5 Sv/h at any point 50 mm outside the EXTERNAL SURFACE or at the plane of any APERTURE or PORT . and again with the DOORS and ACCESS PANELS in any other positions that permit the generation of X-rays.RAY SYSTEMS Emitted X-radiation Radiation emitted from a CABINET X.RAY SYSTEM operated at those combinations of X-ray tube potential. and that additional shielding may be required. a control to ensure operator presence at the control area before X-ray generation can be initiated or maintained. and PORT with the DOORS and ACCESS PANELS fully closed. or bypassed from the outside of the cabinet.1 is not exceeded.RAY SYSTEM shall be equipped with the following controls: a) a key-actuated control to ensure that X-ray generation is not possible with the key removed.
Addition: Add the following new subclause: 15.101. The equipment shall be designed so that. and 15.RAY SYSTEMS designed so that humans may enter the cabinet for specified purposes shall not have any means of initiating X-ray generation from within the cabinet.2. Each ACCESS PANEL of a CABINET X. 15. and 15. as applicable. Interlocks used only to protect OPERATORS and bystanders against X-radiation meet the requirements of 15. and this operation shall not be dependent on any action other than opening the DOOR .1 General Replacement: Replace the text and conformity statement with the following text: Interlocks used to protect OPERATORS from HAZARDS other than X-radiation shall prevent the OPERATOR from being exposed to the HAZARD before the HAZARD is removed and shall meet the requirements of 15. except as follows: 15. 26 .RAY SYSTEM shall have a minimum of two independent interlocks.RAY SYSTEMS Interlocks for protection against X-radiation shall meet the requirements of 15. shall meet the HAZARDS and other HAZARDS shall Conformity is checked by inspection and as specified in 15. Each DOOR of a CABINET X. 15 Protection by interlocks This clause of Part 1 is applicable.101.NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 C ABINET X. 14 Components and subassemblies This clause of Part 1 is applicable.3. Conformity is checked by inspection.101 Interlocks for CABINET X. the OPERATOR is obliged to take positive action to resume X-ray generation.3. 13 Protection against liberated gases and substances.RAY SYSTEM shall have at least one interlock or shall require a TOOL to open.3. or either ISO 13849-1 or IEC 62061.101. following interruption of X-ray generation by the functioning of any interlock. HAZARDS Interlocks used to protect both against X-radiation requirements of 15. Each of the required interlocks on each DOOR shall be designed to disconnect the power supply circuit to the high-voltage generator.3. 15.2. explosion and implosion This clause of Part 1 is applicable.2 and 15.
17 R ISK assessment This clause of Part 1 is applicable. as applicable.3. 16 H AZARDS resulting from application This clause of Part 1 is applicable.NORMA TECNICA A SINGLE FAULT CONDITION CEI EN 61010-2-091:2014-07 shall not disable more than one required interlock. Annexes All annexes of Part 1 are applicable. except as follows: 27 . or IEC 62061. Conformity is checked by inspection according to 15. ISO 13849-1.
................. 3.... 3... 3.........................................................................2.........................2............................... 3..............................................................................................................................104 .................................................................105 28 ............................NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 Annex L (informative) Index of defined terms Addition: Add the following new terms to the list: ACCESS PANEL APERTURE DOOR ......................2...........................2.........................2...........................101 ....................... 3..........................102 ..................103 EXTERNAL SURFACE PORT ........................
NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 Bibliography The Bibliography of Part 1 is applicable.1. except as follows: Addition: Add the following entry to the list: ANSI/ASME B20. Safety standard for conveyors and related equipment 29 .
NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 Annex ZA (normative) Normative references to international publications with their corresponding European publications The following documents.Safety-related parts of control systems Part 1: General principles for design - Title EN/HD ____________ 30 EN ISO 13849-1 Year . Addition to Annex ZA of EN 61010-1: Publication Year IEC 62061 - Safety of machinery . are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For undated references. the relevant EN/HD applies. For dated references. only the edition cited applies. indicated by (mod). in whole or in part. the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies NOTE When an international publication has been modified by common modifications.Functional safety EN 62061 of safety-related electrical. electronic and programmable electronic control systems - ISO 13849-1 - Safety of machinery .
NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091:2014-07 31 .
CT 66) Altre Norme di possibile interesse sull’argomento CEI EN 62061 (CEI 44-16) Sicurezza del macchinario .21006.1 Fax 02. 4093 del 24 Luglio 1956 Direttore Responsabile: Ing. elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza CEI CLC/TR 62061-1 (CEI 44-20) Guida all’applicazione delle Norme ISO 13849-1 ed IEC 62061 nella progettazione di sistemi di controllo relativi alla sicurezza per macchinari 32 Via Saccardo.00 . di controllo e da laboratorio (ex CT 85.it w w w . Milano vP-wyV Stampa in proprio Autorizzazione del Tribunale di Milano N. 02. 9 20134 Milano Tel. Comitato Elettrotecnico Italiano.c e iw e b. i t € 46.210 cei@ceiweb.Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici. n.NORMA TECNICA CEI EN 61010-2-091 La presente Norma è stata compilata dal Comitato Elettrotecnico Italiano e beneficia del riconoscimento di cui alla legge 1° Marzo 1968. R. 186. Bacci Comitato Tecnico Elaboratore CT 85/66-Strumentazione di misura.21006. Editore CEI.
Documents Similar To CEI EN 61010-2-091
More From seve75
Dm 1444 del 1968
LAPI 667.5AF0030-06
Moral LatihanUploaded by Ming yi
Eluma_-_2009Uploaded by Jonas Ferreira
emotional learning and memory.docxUploaded by zahrohahaha
Esfahbodi16PhDUploaded by Khoulita Cherif
Photograph 1Uploaded by Bibin Nugroho