Source: http://docplayer.fi/15153506-Hallitus-26-9-2011-liite-5.html
Timestamp: 2018-08-16 14:28:01+00:00
Document Index: 17028745

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ']

Hallitus , LIITE 5. - PDF
Hallitus , LIITE 5.
Download "Hallitus 26.9.2011, LIITE 5."
1 Hallitus , LIITE 5. Ehdottomat vaatimukset Tuotemäärittely Liite 6. Hankintasuunnitelman spesifikaatioliite Päiväys Projekti Verenkuva-analytiikan kilpailutus Lomakkeen täyttäjä Tuula Metso, Maarit Pohjola-Laitinen Huom. Kumpikin tarjous täyttää tähän sarakkeeseen Tarjous sisältää kaikki laitteet samalta toimittajalta Kyllä/Ei Kyllä Ehdottomat vastattavat parametrit: PVKT-laite: B-Trom Kyllä/Ei Kyllä B-Leuk Kyllä/Ei Kyllä B-Hb Kyllä/Ei Kyllä B-Eryt Kyllä/Ei Kyllä B-Hkr Kyllä/Ei Kyllä E-MCV Kyllä/Ei Kyllä E-MCH Kyllä/Ei Kyllä E-MCHC Kyllä/Ei Kyllä E-RDW-SD Kyllä/Ei Kyllä B-Neut Kyllä/Ei Kyllä Diffilaite: B-Trom Kyllä/Ei Kyllä B-Leuk Kyllä/Ei Kyllä B-Hb Kyllä/Ei Kyllä B-Eryt Kyllä/Ei Kyllä B-Hkr Kyllä/Ei Kyllä E-MCV Kyllä/Ei Kyllä E-MCH Kyllä/Ei Kyllä E-MCHC Kyllä/Ei Kyllä E-RDW-SD Kyllä/Ei Kyllä B-Neut Kyllä/Ei Kyllä B-Ly Kyllä/Ei Kyllä B-Monos Kyllä/Ei Kyllä B-Eos Kyllä/Ei Kyllä B-Baso Kyllä/Ei Kyllä L-Neut Kyllä/Ei Kyllä L-Lymf Kyllä/Ei Kyllä L-Mono Kyllä/Ei Kyllä L-Eos Kyllä/Ei Kyllä L-Baso Kyllä/Ei Kyllä B-Erblast Kyllä/Ei Kyllä E-Retik Kyllä/Ei Kyllä Ehdottomat yhteiset vaatimukset PVKT- ja diffilaitteille: Lineaarisuus vähintään: Hb: g/l Kyllä/Ei Kyllä Leuk: x E9/L Kyllä/Ei Kyllä Trom: x E9/L Kyllä/Ei Kyllä Eryt: 0-8 x E12/L Kyllä/Ei Kyllä CV enintään: Hb: 1.5% Kyllä/Ei Kyllä Leuk: 4% (B-Leuk tasolla >4.0 x 10E9/L) Kyllä/Ei Kyllä
2 Trom: 5% (B-Trom tasolla >100 x 10E9/L) Kyllä/Ei Kyllä Eryt: 2% (B-Eryt tasolla >4.0 x 10E12/L) Kyllä/Ei Kyllä Hkr: 2.0% Kyllä/Ei Kyllä MCV: 2.0% Kyllä/Ei Kyllä Hb-mittaus: syanidivapaa Kyllä/Ei Kyllä Näytteensyöttö: avoin ja suljettu Kyllä/Ei Kyllä Aspiroitava näytemäärä enintään 200ul Kyllä/Ei Kyllä Tulostason ja nykyisten viitearvojen säilyminen oleellisesti ennallaan Kyllä/Ei Kyllä Autovalidointiohjelma: Kyllä/Ei Kyllä Ohjelma on yhteinen PVKT- ja diffilaitteille Kyllä/Ei Kyllä Laboratorio voi laatia ja muuttaa sääntöjä itse Kyllä/Ei Kyllä Säännöissä tulee voida huomioida potilaan ikä, analysaattori (PVKT-laite vs. diffilaite), pyydetty tutkimus, numeeriset tulokset, analysaattorin antamat hälytykset Kyllä/Ei Kyllä Tulee olla liitettävissä kaksisuuntaisella laiteliitännällä LIS:iin Kyllä/Ei Kyllä antaa Suomessa (suomen- tai englanninkielellä) asiantuntijatukea sääntöjen laatimisessa Kyllä/Ei Kyllä Ohjelma on jo käytössä verenkuva-analysaattoreilla Kyllä/Ei Kyllä Laiteliitäntä: Laite tulee olla yhdistettävissä laboratorion atk-järjestelmään kaksisuuntaisella laiteliitännällä (nyt: Multilab, Lantronix) Kyllä/Ei Kyllä Muuta: SI-yksiköiden kalibrointi jäljitettävissä Kyllä/Ei Kyllä Reagenssien varastointi Suomessa Kyllä/Ei Kyllä Korvattavien laitteiden hävitys tarjoajan toimesta Kyllä/Ei Kyllä Ehdottomat analysaattorikohtaiset vaatimukset: diffilaitteet Trombosyyttien laskenta: Vähintään kahdella eri menetelmällä (myös tulokset ilmoitettava) alhaisten trombosyyttitasojen varmistamiseksi Kyllä/Ei Kyllä Kone tulostaa erytroblastit x kpl/ 100 WBC Kyllä/Ei Kyllä Kone tulostaa absoluuttisen erytroblastimäärän Kyllä/Ei Kyllä Kone tekee automaattisesti erytroblastikorjauksen leukosyyteistä Kyllä/Ei Kyllä Retikulosyyttien laskenta: Kone tulostaa absoluuttisen retikulosyyttimäärän Kyllä/Ei Kyllä Kone tulostaa prosentuaalisen retikulosyyttimäärän Kyllä/Ei Kyllä Carryover WBC, RBC, Hb, Trom: enintään 1% Kyllä/Ei Kyllä Poikkeavien solujen hälytysjärjestelmä: Kyllä Tulee olla spesifinen ja sensitiivinen menetelmä, jolla laite hälyttää patologisista soluista (esim. blastit, atyyppiset lymfosyytit jne.) Kyllä/Ei Kyllä Hälytysten laukeamisherkkyyksien tulee olla käyttäjän säädettävissä Kyllä/Ei Kyllä Punktionäytteiden analysointi: Solulaskenta (punasolut ja valkosolut) Kyllä/Ei Kyllä Ehdottomat analysaattorikohtaiset vaatimukset: automaatiolaboratorio (Meilahti)
3 Edellä kuvattujen yhteisten ja diffilaitteita koskevien vaatimusten lisäksi seuraavat: Näytteenkuljetuslinjasto tai linjastoa vastaava systeemi: Laite tulee voida laittaa samaan linjastoon 3-6 (kapasiteetiltaan tarvittavan määrän) muun samanlaisen laitteen kanssa Kyllä/Ei Kyllä Laitetta tulee voida käyttää siten, että se on kytkettynä linjastosta irti, mutta linjasto ja muut laitteet toimivat Kyllä/Ei Kyllä Yksittäistä laitetta tulee voida käyttää siten, että linjasto tai muut linjaston laitteet eivät ole toiminnassa Kyllä/Ei Kyllä Linjaston tulee sisältää mekanismi tai laite, jonka avulla "liputetut" näytteet erotellaan muista näytteistä sivelyvalmisteen tekoa ja/tai muita jatkotutkimuksia varten Kyllä/Ei Kyllä Kaksisuuntainen tiedonsiirto analysaattorilta/ autovalidointiohjelmasta CellaVisioniin ja takaisin Kyllä/Ei Kyllä Sivelyvalmisteen teko- ja värjäysautomaatti: Kyllä/Ei Kyllä Mahdollista tehdä omia värjäysohjelmia Kyllä/Ei Kyllä Tekee laseihin automaattisesti viivakoodit CellaVisionia varten Kyllä/Ei Kyllä Lasien ja viivakoodien oltava CellaVisioniin sopivia Kyllä/Ei Kyllä Laitteistot (linjasto/ linjastoa vastaava systeemi sekä sivelyvalmisteen teko- ja värjäysautomaatti) sopivat niille varattuihin tiloihin Kyllä/Ei Kyllä Laitteiston koekäyttö Laitteiston on oltava koekäytettävissä pyydettäessä Kyllä/Ei Kyllä
4 Tarjousten vertailu.xls Eduksi katsottavat ominaisuudet Tuotemäärittely Liite 6. Hankintasuunnitelman spesifikaatioliite Päiväys Projekti Verenkuva-analytiikan kilpailutus Lomakkeen täyttäjä Tuula Metso, Maarit Pohjola-Laitinen Huom. Maksimipisteet Eduksi katsottavat yhteiset ominaisuudet (PVKT- ja diffilaitteet) Roche Annetut pisteet Roche Annetut pisteet Laitteiston käytettävyys: Laite käyttövalmiina x min sisällä lähdettäessä stand-by ilmoitettava aika annetussa yksikössä tilasta PVK: 0,25 min (15,2 sek), Diffilaitteet: 0,12 min (7 sek) PVK: 0,2 min (12 sek), Diffilaitteet: 0,12 min (7 sek) Laitteiston teoreettinen kapasiteetti (näytettä / tunti) ilmoitettava annetussa yksikössä - PVKT-laitteet TVK-laitteet punktiolaitteet retikulosyyttilaitteet Slide Maker Manuaalinen näytteensyöttö: Mahdollisimman pieni aspiroitava näytemäärä (ul) avoimella näytteensyötöllä (vastasyntyneet ja pienet lapset) ilmoitettava annetussa yksikössä Siirtyminen avopuolelta suljetulle ja päivastoin, kauanko kestää Ilmoitettava aika (sek) Avo-> sulj: PVK 22,5 sek, Diffil. 17 sek. Sulj- >avo: PVK ja diffilaitteet 0 sek. Avo-> sulj: PVKja Diffil. 17 sek. Sulj->avo: PVK ja diffilaitteet 0 sek. Autovalidointiohjelma: Säännöissä huomioidaan potilaan hoitoyksikkö ja edellinen vastaus (lausuntoineen ja kommenteineen) Kyllä/Ei Kyllä Kyllä Ohjelmalla voidaan lisätä tuloksiin lausuntoja (vapaamuotoista tekstiä, Multilabin ns. kirjainvastauksia ja Multilabin ns. vakiolausuntoja) Kyllä/Ei Kyllä Kyllä Ohjelman avulla voidaan antaa ohjeita tietyn potilaan tulevia näytteitä varten Kyllä/Ei Kyllä Kyllä Ohjelmaan voidaan laatia sääntöjä (ennen analyysiä), jotka määrittelevät, mitä analyysejä näytteestä tehdään pyydettyjen tutkimusten lisäksi Kyllä/Ei Kyllä Kyllä Laadittavissa ja samanaikaisesti käytettävissä olevien sääntöjen määrä Ilmoitettava kpl Ohjelmaan mahtuvien tulosten määrä Ilmoitettava kpl Samaan autovalidointiohjelmaan voidaan liittää useita, mahdollisesti erilaisia n analysaattoreita Kyllä/Ei Kyllä Kyllä Koulutus, perehdytys ja huolto: Laitteen pääkäyttäjien kouluttaminen laitetoimittajan toimesta suomenkielellä Kyllä/Ei Kyllä Kyllä Perehdytyksen kesto (peruskäyttäjä, avainkäyttäjä, muut vastuuhenkilöt/kemisti/lääkäri) Kuvattava ja ilmoitettava tarvittava aika Liite 5 Liite 5 Jatkuva osaamisen ylläpito Kuvattava Liite 5 Liite 5 Hematologian laitteisiin koulutettujen suomenkielisten huoltohenkilöiden määrä Kuvaile toteutunut huoltokoulutus ja koulutettujeliite 5 Liite 5 Suomenkielinen käyttöopas sekä paperi- että sähköisessä muodossa Kyllä/Ei Kyllä Kyllä Reagenssit: 4 5 Automaattinen vakiointi- ja reagenssitietojen siirtyminen laitteen muistiin (PVKT, TVK laitteet erikseen) Kyllä/Ei PVKT: Ei; TVK: Kyllä PVKT: kyllä; TVK: Kyllä Käyttömukavuus: Hiljainen käyttöääni (db) ilmoitettava annetussa yksikössä max 60 max 60 Käyttömukavuus: reagenssien lisäys, nosto Kuvaile ja ilmoita nostettavien tuotteiden määräliite 6 Liite 6 Reagenssierien välinen vaihtelu (voimassaoloaika kk) ilmoitettava annetussa yksikössä Liite 6 Liite 6 Reagenssien säilyvyys huoneenlämmössä säilytysajat ja -tavat eriteltävä Liite 6 Liite 6 Reagenssien varastointi Suomessa (x kuukautta) ilmoitettava annetussa yksikössä 6 6 Jätemäärä, paljonko Kuvaile Liite 6 Liite 6 Jätteen hävittäminen sekajätteiden mukana Kyllä/Ei Kyllä Kyllä Muut: 5 5 Ehdottomia vaatimuksia paremmat ominaisuudet (esim. lisäparametrit, lineaarisuusalue) Kuvattava Liitteet 7-9 Liitteet 7-9 HUS Materiaalikeskus Sivu 1
5 Tarjousten vertailu.xls Eduksi katsottavat analysaattorikohtaiset ominaisuudet: diffilaitteet Parametrit: Granulopoeesin varhaismuodot (abs + %) Kyllä/Ei Kyllä Kyllä Retikulosyyttien hemoglobiiniekvivalentti Kyllä/Ei Kyllä Kyllä Epäkypsät trombosyytit (abs + %) Kyllä/Ei Kyllä Kyllä HFLC (abs + %, sisältää korkean fluoresenssin omaavat solut, lähinnä atyyppiset lymfosyytit ) Kyllä/Ei Kyllä Kyllä Punktiomoodi: 5 5 Sisältää leukosyyttien erittelylaskennan Kyllä/Ei Kyllä Kyllä Punktiomoodiin siirtyminen nopeaa ja sujuvaa Kuvattava ja ilmoitettava aika 3-5 min, tarkempi kuvaus, liite min, tarkempi kuvaus, liite 10 Mahdollisimman pieni näytemäärä (x ul) ilmoitettava annetussa yksikössä Lineaarisuus ilmoitettava Liite 11 Liite 11 Tausta rutiinikäytössä ilmoitettava Liite 11 Liite 11 Carryover rutiinikäytössä ilmoitettava Liite 11 Liite 11 Eduksi katsottavat analysaattorikohtaiset ominaisuudet: automaatiolaboratorio Sivelyvalmisteen teko- ja värjäysautomaatti: Mahdollisuus liittää linjastoon Kyllä/Ei Kyllä 5 Kyllä 5 Pisteet yhteensä HUS Materiaalikeskus Sivu 2
6 Hinnoittelu Hinnnoittelu Määrät Määrät Ryhmä Reagenssiosuu Laiteosuus Huolto-osu SUMMA Ryhmä ReagenssioLaiteosuus Huolto-osu SUMMA Perusverenkuva 0,3387 0,2242 0,1515 0, ,82 Perusveren 0,3465 0,2293 0,1668 0, ,71 PVK 0, Täydellinen verenkuv 0,7684 0,2242 0,1515 1, ,89 Täydellinen 0,8020 0,2293 0,1668 1, ,11 PVK + DIFF 1, Retikulosyytit 0,9806 0,2242 0,1515 1, ,21 Retikulosyy 1,0269 0,2293 0,1668 1, ,66 PVK + RET 1, Punktiotutkimukset 4,6500 0,2242 0,1515 5, ,00 Punktiotutk 4,6500 0,2293 0,1668 5, ,00 PVK + DIFF 1, Muut (Am-Lamel) 0,3387 0,2242 0,1515 0, ,17 Muut (Am-L 0,3465 0,2293 0,1668 0, Ryhmä Reagenssiosuu Laiteosuus Huolto-osu SUMMA Ryhmä ReagenssioLaiteosuus Huolto-osu SUMMA Perusverenkuva 0,3387 0,2585 0,1514 0, ,12 Perusveren 0,3465 0,2671 0,1774 0, ,92 Täydellinen verenkuv 0,7684 0,2585 0,1514 1, ,29 Täydellinen 0,8020 0,2671 0,1774 1, ,23 Retikulosyytit 0,9806 0,2585 0,1514 1, ,24 Retikulosyy 1,0269 0,2671 0,1774 1, ,52 Punktiotutkimukset 4,6500 0,2585 0,1514 5, ,00 Punktiotutk 4,6500 0,2671 0,1774 5, ,00 Muut (Am-Lamel) 0,3387 0,2585 0,1514 0, Muut (Am-L 0,3465 0,2671 0,1774 0, Ryhmä Reagenssiosuu Laiteosuus Huolto-osu SUMMA Ryhmä ReagenssioLaiteosuus Huolto-osu SUMMA Perusverenkuva 0,3387 0,2730 0,1444 0, ,02 Perusveren 0,3465 0,2816 0,1691 0, ,86 Täydellinen verenkuv 0,7684 0,2730 0,1444 1, ,79 Täydellinen 0,8020 0,2816 0,1691 1, ,30 Retikulosyytit 0,9806 0,2730 0,1444 1, ,20 Retikulosyy 1,0269 0,2816 0,1691 1, ,45 Punktiotutkimukset 4,6500 0,2730 0,1444 5, ,00 Punktiotutk 4,6500 0,2816 0,1691 5, ,00 Muut (Am-Lamel) 0,3387 0,2730 0,1444 0, Muut (Am-L 0,3465 0,2816 0,1691 0, Ryhmä Reagenssiosuu Laiteosuus Huolto-osu SUMMA Ryhmä ReagenssioLaiteosuus Huolto-osu SUMMA Perusverenkuva 0,3455 0,2730 0,1631 0, ,39 Perusveren 0,3534 0,2816 0,1868 0, ,42 Täydellinen verenkuv 0,7878 0,2730 0,1631 1, ,71 Täydellinen 0,8180 0,2816 0,1868 1, ,53 Retikulosyytit 1,0020 0,2730 0,1631 1, ,96 Retikulosyy 1,0475 0,2816 0,1868 1, ,31 Punktiotutkimukset 4,7430 0,2730 0,1631 5, ,00 Punktiotutk 4,7430 0,2816 0,1868 5, ,00 Muut (Am-Lamel) 0,3455 0,2730 0,1631 0, Muut (Am-L 0,3534 0,2816 0,1868 0, Yhteensä ,80 Yhteensä ,03 +Tekopaikka yhteen B -PVKT (2474) B -PVK+TKD (2475) B -PVK+Ne (8370) E -Retik (2582) B -PVKTNeE (8694) 8197 B -Hb (1552) 2245 B -PVK+Eo (8371) 2955 B -PVKTKDR (8178) 2810 B -PVKT+Re (13932) 2239 B -Leuk (2218) 117 B -PVK+NeR ( ub-pvkt (4157) 2 Am-Lamel (20092) 213 ub-pvkt (4157) 48 ue-retik (8511) 37 ub-pvkt-pu (788) 30 B -PVK+EoR ( Kontrollit
7 Tarjousten vertailu.xls Liite 6. Hankintasuunnitelman spesifikaatioliite Päiväys Projekti Verenkuva-analysaattorien kilpailutus Lomakkeen täyttäjä Tuula Metso, Maarit Pohjola-Laitinen Huom. Täyttää ehdottoman vaatimuksen kohdat Tarjousten vertailu Hankinnan kustannukset 50 % painoarvo Kalliimmat tarjoukset suhteessa halvimpaan Soveltuvuus käyttöön 50 % painoarvo Eduksi katsottavat kohdat: Laitteiston käytettävyys 20 Manuaalinen näytteensyöttö 15 Autovalidointiohjelma 20 Koulutus, perehdytys ja huolto 15 Reagenssit 5 Muut 5 Diffilaitteen lisäparametrit 10 Diffilaitteen punktiomoodi 5 Sivelyautomaati mahdollisuus liittää linjastoon 5 Maksimipisteet 100 HUS Materiaalikeskus Sivu 1
8 Painoarvovertailu Roche Roche Painoarvo Min Max % , ,03 Vertailuhinta , ,03 50 % Soveltuvuus käyttöön % Maksimipisteet 100 Painotettu laatupiste 1 4,80 5,00 Laatupisteet yhteensä 4,80 5,00 Hintapisteet 5,00 4,76 Yhteensä 9,80 9,76 10,00 9,00 8,00 7,00 5,00 4,76 6,00 5,00 4,00 Hintapisteet Laatupisteet yhteensä 3,00 2,00 4,80 5,00 1,00 0,00
9 HUSLAB tarjoushinnoittelu Vertailussa käytetty nykyisen sopimuksen ilmaisuja ja siihen sisältyviä testejä. Määrät myös nykyisen sopimuksen mukaan Sysmex 1. SOPIMUSVUOSI Hinta yhteensä 4 vuoden sopimuskaudelle Ryhmä Reagenssiosuus Laiteosuus Huolto-osuus SUMMA Reagenssi hinta nyk sop laite ja huoltohinta nyk sop Yhteensä Perusverenkuva 0,3387 0,1020 0,1374 0, ,5073 0,0940 0,6013 PVK Täydellinen verenkuva 0,7684 0,1020 0,1374 1, ,1109 0,1544 1,2653 PVK + DIF Retikulosyytit 0,9806 0,1020 0,1374 1, ,42 1,4089 0,1842 1,5931 PVK + RET ,4 1, ,56 1,1278 0,1560 1,2838 PVK + DIF 44590,07 Punktiotutkimukset 4,6500 0,1020 0,1374 4, Muut (Am-Lamel) 0,3387 0,1020 0,1374 0,5762 0,00 4 vuoden sopimus Laiteosuus sisältää asennus ja siirtokulut, tarjouksessa ne oli laskettu huolto-osuuteen. Syntyvä säästö on ,8 Laite- ja lisenssihinnat hinta (alv 0%) määrä 1. vuosi 6 vuoden sopimus XE XE K KX-21N SIS standalone -lisenssi Kät Nykylaitekanta Täyshuoltosopimuks et/vuosi Laitemäärät Veloitus vuodessa K KX-21N XE XE XN- sarja HST RPU TS SIS-ylläpito, iso SIS-ylläpito SP
Miten uudet verenkuvan viitearvot toimivat. Pirkko Lammi 2004
Miten uudet verenkuvan viitearvot toimivat Pirkko Lammi 2004 Lähtökohdat Jotta sairaus voidaan erottaa terveydestä laboratoriolääketieteen keinoin, on tiedettävä, millaisia arvoja terveet henkilöt saavat.
Anemian diagnostiikka mitä saan selville mikroskoopilla? Pirkko Lammi Kl. kem. erikoislääkäri ISLAB
Anemian diagnostiikka mitä saan selville mikroskoopilla? Pirkko Lammi Kl. kem. erikoislääkäri ISLAB ANEMIA Anemia = Hb laskee alle iän ja sukupuolen mukaisen viitearvon Anemian syntymekanismit Punasolujen
Hematologia Solulaskennan autovalidointi. Virva Huotari erikoislääkäri OYS/Laboratorio
Hematologia Solulaskennan autovalidointi Virva Huotari erikoislääkäri OYS/Laboratorio Autovalidointi mitä se on? manuaalinen validointi autovalidointi autoverification = automated result verification validoinnin
1/13. Kemian analysaattori. Siemens Healthcare Oy. Pisteiden laskentatapa. Roche Diagnostics Oy. Fisher Scientific
1/13 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H119-15 HEL 2015-008542 / Kemian analysaattorin hankinta Helsingin kaupungin työterveyskeskukseen (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3
Mitä punasolumorfologia kertoo anemian syistä. Pentti Mäntymaa ISLAB, Kuopion aluelaboratorio
Mitä punasolumorfologia kertoo anemian syistä Pentti Mäntymaa ISLAB, Kuopion aluelaboratorio Mikä on anemia? Veren hemoglobiini laskee alle viitealueen: miehillä alle 134 g/l naisilla alle 117 g/l lapsilla
Anemioiden laboratoriodiagnostiikka. vs. kl. opettaja, el Anna Lempiäinen HY/HUSLAB kliinisen kemian yksikkö Syksy 2012
Anemioiden laboratoriodiagnostiikka vs. kl. opettaja, el Anna Lempiäinen HY/HUSLAB kliinisen kemian yksikkö Syksy 2012 Tavoitteet Oppia tulkitsemaan verenkuvatutkimuksen tuloksia Oppia anemiapotilaan perustutkimukset
Sysmex XS-1000i verenkuvaanalysaattorin
Sysmex XS-1000i verenkuvaanalysaattorin validointi Anna Keskinen Elli Korhonen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Sosiaali-, terveys-
Kertomus. Sivu 1. Tulostettu 24.05.2013. Koti 044 9913352. Tyo
Lzizikiirikeskus Aava Man nerheim intie Mannerheimintie 12 B, 00100 HELSINKI, Puh 010 3803800, Fax 0103802845 051171-1132 Ala'Peijari Henri Sivu 1 Tyo 1.10.1999 Siinety lgptahista Dg'.220.2 HJOS AN HUOI/IANNUT
Omien laskukaavojen käyttö
Omien laskukaavojen käyttö Asiantuntija Laura Heinonen 12.11.2014 Hintapisteiden määrittäminen Tavallisesti hintavertailu lasketaan hankinnan kohteiden yksikköhinnoilla Vertailuhinnat suhteutetaan toisiinsa
Verenkuva-analysaattoreiden tulostasovertailu
Jyrki Villa Verenkuva-analysaattoreiden tulostasovertailu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Metropolia Ammattikorkeakoulu Bioanalyytikko (AMK) Bioanalytiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 25.10.2012
luotettava nopea kvantitatiivinen QuikRead järjestelmä ISO9001 CERTIFIED
5 21 Tuloksia, joihin voit luottaa luotettava nopea kvantitatiivinen QuikRead järjestelmä CRP ja nyt myös virtsan mikroalbumiini ISO91 CERTIFIED Pentra 8 HEMATOLOGIAN AUTOMAATTI 5-JAKAUMA DIFFILLÄ edistyksellinen
YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS
Tarjousten pisteytys- ja valintaperusteet 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN
SAIRAALASÄNKYJEN JA APUVÄLINEIDEN HUOLTOPALVELUT 1 HANKINTAMENETTELY 2 HANKINNAN KOHDE
SAIRAALASÄNKYJEN JA APUVÄLINEIDEN HUOLTOPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) sairaalasänkyjen ja apuvälineiden huoltopalveluista kokonaispalveluna. Kokonaispalvelu
SYSMEX XN-350 -VERENKUVA- ANALYSAATTORIN VALIDOINTI
Opinnäytetyö (AMK) Bioanalyytikkokoulutus NBIOAS13 2016 Emma-Lina Eriksson & Jasmin Orrensalo SYSMEX XN-350 -VERENKUVA- ANALYSAATTORIN VALIDOINTI OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU
Tavallisimmat lymfaattiset sairaudet
Tavallisimmat lymfaattiset sairaudet Syöpäpäivä 10.5.2016 Mirja Vapaatalo Verisolut Lymfosyytti immunologinen solu, joka osallistuu elimistön puolustukseen infektioita vastaan 20-40% verenkierron valkosoluista
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/17. Pisteiden laskentatapa. Kiviranta Kodit oy
1/17 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) : 3 : 3 HINNOITTELU, PAINOARVO 60 % Lastensuojel upalvelut Kiviranta Kodit oy Arjessa Oy Hoitovuorokauden hinta Max pisteet Annettu
Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Motiva seminaari 8.10.2012 Tampere Hillevi Flytström
Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Motiva seminaari 8.10.2012 Tampere Hillevi Flytström HUS lukujen valossa Väestömäärä 1,5 miljoonaa asukasta NordDRG-tuotteita 593 301 / hoitopäiviä 291 196 Leikkauksia
LIITE 1: TARJOUSLOMAKE
30. MAALISKUUTA 2017 LIITE 1: TARJOUSLOMAKE JÄÄNHOITOKONE, LEASINGSOPIMUS Tarjoamme Varkauden kaupungille jäänhoitokoneen tarjouspyynnössä mainituin ehdoin. Tarjouksen jättämällä tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä
Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 3 1/8. Sigge Arkkitehdit Oy. Pisteiden laskentatapa
1/8 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 62660 / Kokonaissuunnitelman laatiminen Elisenvaaran oppimiskeskuksen rakennushankkeesta sekä olemassa olevan kiinteistön purkamisesta tarvittavilta osin (Pisteytys kokonaishankinnan
KUNNALLISTEKNIIKAN KONSULTTIPALVELUIDEN KUMPPANUUSSOPIMUS
28.10.2016 1/10 73599 KUNNALLISTEKNIIKAN KONSULTTIPALVELUIDEN KUMPPANUUSSOPIMUS 1. : Nina Vartiainen 2 Suomi puh. +358 503390562 nina.vartiainen@naantali.fi : : : hankintatoimi. 2. Hankinnan kohde Hankinnan
Tietoliikennepalvelut Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu 12083-2014 Hankintapäätöksen liite 1 27.3.2015 Osakokonaisuus 1: Internet -kapasiteetti Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden