Source: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20163021/index.html
Timestamp: 2019-07-22 13:07:38+00:00
Document Index: 246839568

Matched Legal Cases: ['art. 12', 'art. 2', 'art. 93', 'art. 36', 'art. 7', 'art. 85', 'art. 8', 'art. 8', 'art. 8', 'art. 7', 'art. 16', 'art. 13', 'art. 21', 'art. 50', 'art. 127', 'art. 101', 'art. 7', 'art. 37', 'art. 7', 'art. 3', 'art. 14', 'art. 3', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 10', 'art. 7']

RS 814.501.512 Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur l’utilisation de sources radioactives scellées en médecine (OSRM)
Ordonnance du DFI sur l'utilisation de sources radioactives scellées en médecine
vu les art. 12, al. 4, 36, al. 2, 79, al. 5, 88, 91, 99, al. 2, 100, al. 3, et 102 de l'ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)1,
Art. 1 But, champ d'application, définitions
1 La présente ordonnance a pour but d'assurer la protection contre les radiations ionisantes des patients, des personnes en charge des applications et des tiers lors de l'utilisation de sources radioactives scellées utilisées à des fins diagnostiques et thérapeutiques en médecine humaine et vétérinaire (sources médicales).
2 Les prescriptions de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (ODim)1 sont applicables à la mise sur le marché des sources radioactives scellées.
3 Les définitions figurant à l'art. 2 et aux annexes 1 et 4 ORaP ainsi qu'à l'annexe 1 de la présente ordonnance sont applicables.
Art. 2 Construction, marquage et contrôle des sources médicales
1 La construction, le marquage et le contrôle des sources médicales doivent être conformes aux prescriptions des art. 93 à 95 ORaP.
2 Le fournisseur de sources médicales et d'unités médicales d'irradiation doit tenir à la disposition de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) la documentation relative à la radioprotection concernant la construction.
3 Les unités d'irradiation doivent correspondre, du point de vue de la sécurité de même que des paramètres de fonctionnement et de performance, à l'état de la science et de la technique. A cet effet les normes nationales et internationales correspondantes, en particulier les normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI)1 et les normes européennes harmonisées, doivent être prises en compte.
Art. 3 Certificat des sources
Le fournisseur doit joindre à chaque source médicale un certificat du fabricant contenant au moins les informations suivantes:
classification ISO basée sur un essai de type;
radionucléide, forme physique et chimique, activité, genre et dimension de l'encapsulage, date de la fabrication et date de la mesure;
résultats des tests d'étanchéité et attestation de l'absence de contamination.
Art. 4 Applications spéciales et nouveautés techniques
Dans les cas où des raisons particulières le justifient (applications spéciales ou nouveautés techniques), l'OFSP peut admettre des dérogations aux prescriptions techniques de la présente ordonnance, dans la mesure où le requérant ou le titulaire de l'autorisation démontre que la radioprotection est garantie par le biais de mesures adéquates.
Art. 5 Documentation de l'irradiation
1 Lors de chaque irradiation d'un patient, tous les paramètres qui déterminent les doses doivent être enregistrés dans un protocole d'irradiation. Dans ce cadre, les grandeurs de dose provenant des procédés d'imagerie en vue de la planification des traitements, des contrôles de positionnement initiaux et périodiques ainsi que des suivis de la thérapie sont aussi enregistrés.
2 Le protocole peut être établi, enregistré et géré par des moyens électroniques de traitement des données dans la mesure où il est accessible et où un effacement involontaire des paramètres est exclu.
3 Les données sont conservées conformément aux directives applicables au dossier médical du patient, mais au moins durant 20 ans après le dernier traitement.
1 Pour la mise en service, la planification des irradiations lors de l'utilisation et le contrôle régulier de la qualité et de la sécurité des sources médicales, il faut collaborer étroitement avec un physicien médical conformément à l'art. 36, al. 1, let. a, ORaP. Dans ce cadre, les recommandations internationales et nationales doivent être prises en compte.
2 Le titulaire de l'autorisation doit fixer par écrit les tâches et les compétences du physicien médical. La suppléance doit être assurée et fixée par écrit.
Chapitre 2 Radioprotection liée à la construction et équipement
Art. 7 Valeurs directrices de la dose ambiante
1 Dans les secteurs contigus aux locaux où sont exploitées ou entreposées des sources médicales, les doses ambiantes suivantes ne doivent être dépassées à aucun endroit:
0,02 mSv pendant une semaine: aux endroits où les personnes non exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession peuvent séjourner de manière durable ou aux endroits où le séjour n'est pas sous le contrôle du titulaire de l'autorisation;
0,1 mSv pendant une semaine: aux endroits accessibles seulement aux personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession ou qui ne sont pas prévus pour un séjour durable.
2 Aux endroits où aucune personne ne peut séjourner durant l'exploitation des sources médicales, la dose ambiante n'est soumise à aucune limitation.
Art. 8 Calcul des blindages
1 Les éléments architecturaux délimitant les locaux où sont exploitées ou entreposées des sources médicales doivent être dimensionnés de telle sorte que les valeurs directrices de la dose ambiante indiquées à l'art. 7 ne soient pas dépassées, compte tenu des conditions d'exploitation envisagées. On tiendra compte de la possibilité d'exposition simultanée à plusieurs sources de rayonnement.
2 Les bases de calcul des blindages nécessaires sont données dans les annexes 2 et 3.
3 Dans la mesure où les annexes 2 et 3 conduisent, pour des utilisations spéciales, à un résultat erroné, les bases de calcul à appliquer doivent être déterminées au cas par cas selon l'expérience et l'état de la science et de la technique.
Art. 9 Emplacement des unités d'irradiation
1 Les unités d'irradiation doivent être exploitées dans un local d'irradiation.
2 Le dispositif de commande doit être situé à l'extérieur du local d'irradiation.
Art. 10 Exigences concernant le local d'irradiation
1 Le local d'irradiation, en tant que secteur surveillé, doit être installé conformément à l' art. 85, al. 1, ORaP.
2 Outre les prescriptions visées à l'art. 8 concernant le blindage des éléments qui les délimitent, il doit satisfaire aux exigences suivantes:
les portes du local d'irradiation doivent être munies de dispositifs qui interrompent l'irradiation en cas d'ouverture; l'enclenchement ne doit être possible que depuis le pupitre de commande;
il doit être possible de quitter à tout moment le local d'irradiation; des instructions expliquant comment et par où le local peut être quitté en urgence sont affichées de façon bien visible dans le local d'irradiation;
lorsque l'installation fonctionne, un signal bien visible dans le local d'irradiation et près du dispositif de commande doit l'indiquer;
le patient doit pouvoir être observé constamment durant l'irradiation et doit être en communication verbale avec le personnel;
il y a lieu de disposer dans le local de commande, de façon bien visible, une prescription, écrite dans la langue usuelle de l'entreprise, concernant la procédure à appliquer en cas de panne du système de transport automatique de la source ou du dispositif de fermeture de l'unité d'irradiation;
il faut disposer, dans le local d'irradiation et dans le local de commande, d'un système de déclenchement d'urgence permettant à tout moment d'interrompre l'irradiation;
les locaux d'irradiation doivent garantir une résistance au feu correspondant à la classe EI 60/REI 601, conformément à la directive de protection incendie du 1er janvier 2015 de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie2;
il y a lieu soit de disposer dans le local d'irradiation d'une installation autonome de surveillance du débit de dose ambiante qui, en cas de débit accru, émet un signal d'alarme bien audible lors de l'ouverture des portes, soit de faire porter aux employés un instrument adéquat avec une alarme acoustique.
3 Les locaux d'irradiation dans lesquels sont exploitées des installations d'irradiation à chargement différé (afterloading) doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes:
le secteur prévu dans le plan de radioprotection pour la position du lit doit être indiqué au sol de manière bien visible;
il faut disposer dans le local d'irradiation d'un récipient adéquat en plomb permettant d'y introduire la source et son applicateur en cas de panne du système de transport.
1 Classe de résistance «EI» pour les éléments non porteurs et «REI» pour les éléments porteurs
2 La directive de protection incendie (13-15fr) et la norme associée (1-15fr) peuvent être obtenues auprès de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), Bundesgasse 20, case postale, CH-3001 Berne ou peuvent être consultées gratuitement à l'adresse internet suivante: www.vkf.ch.
Art. 11 Exigences concernant les salles d'application
1 Dans les locaux où l'on applique manuellement des sources médicales, notamment les salles d'opération, il faut disposer, outre d'un blindage suffisant des éléments qui les délimitent selon l'art. 8, de blindages mobiles. Ceux-ci doivent être dimensionnés de façon à ce que le débit de dose ambiante derrière la protection ne dépasse pas 25 µSv/h.
2 Lors de l'utilisation de sources médicales avec un applicateur, il faut disposer d'un récipient blindé adéquat qui peut, en cas de panne, recevoir la source médicale avec son applicateur.
Art. 12 Exigences concernant les chambres de patients traités par radiothérapie
1 Dans les chambres de patients traités par radiothérapie, il y a lieu de disposer, outre d'un blindage suffisant des éléments qui les délimitent selon l'art. 8, de blindages mobiles.
2 En cas de prise en charge de patients grabataires, un blindage stationnaire d'au moins 110 cm de hauteur doit être prévu le long du lit du patient. Il doit être dimensionné de sorte que le débit de dose ambiante derrière la protection ne dépasse pas 25 µSv/h.
Art. 13 Exigences concernant les lieux d'entreposage
1 Les lieux d'entreposage des sources médicales, en particulier les locaux, les armoires, les coffres, les récipients, doivent satisfaire aux exigences suivantes:
ils doivent garantir au minimum:
une résistance au feu correspondant à la classe EI 30/REI 30, conformément à la directive de protection incendie du 1er janvier 2015 de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie1, lorsque l'activité totale des sources médicales entreposées est d'au moins 100 fois la limite d'autorisation visée à l'annexe 3, col. 10 OraP,
une résistance au feu correspondant à la classe EI 60/REI 60 pour l'entreposage de sources scellées de haute activité visées à l'annexe 9 ORaP;
les sources médicales et les unités d'irradiation doivent être entreposées de sorte que les valeurs directrices de la dose ambiante indiquée à l'art. 7 ne soient pas dépassées;
lorsque l'on entrepose plusieurs sources radioactives au même endroit, elles sont disposées de sorte que la manipulation de chacune d'entre elles compromette le moins possible la protection des autres.
2 Les lieux d'entreposage sont indiqués comme tels. Ils sont installés comme des secteurs surveillés et doivent être utilisés exclusivement pour l'entreposage des sources radioactives.
1 La directive de protection incendie (10-15fr) et la norme associée (1-15fr) peuvent être obtenues auprès de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), Bundesgasse 20, Case postale, CH-3001 Berne ou être consultées gratuitement à l'adresse internet suivante: www.vkf.ch.
Art. 14 Documentation concernant la radioprotection liée à la construction
1 Pour les locaux où sont exploitées des sources médicales, il faut remettre à l'OFSP, avec la demande d'autorisation, la documentation concernant la radioprotection liée à la construction comprenant les indications suivantes:
plan et coupe à l'échelle 1:20 ou 1:50 des locaux et de leur environnement; la disposition de la source médicale et les points de référence utilisés pour le calcul des distances doivent figurer sur les plans;
tableaux de calcul selon l'annexe 4 contenant les résultats des calculs effectués selon les annexes 2 et 3.
2 Les plans sont fournis au format A4 ou A3.
3 La documentation concernant la radioprotection liée à la construction doit être contrôlée quant à sa conformité par l'expert au sens de l'art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)1 (expert en radioprotection).
Art. 15 Contrôle de l'exécution de la construction
Chapitre 3 Radioprotection opérationnelle
Art. 16 Entreposage, accès, inventaire des sources
1 Les sources médicales doivent être entreposées dans des endroits correspondant aux exigences de l'art. 13, de sorte que seules les personnes qui sont autorisées à les utiliser y aient accès.
2 Le titulaire de l'autorisation veille à tenir à jour un inventaire des sources.
3 Il veille à ce qu'immédiatement après la fin du traitement de patients toutes les sources qui ne sont pas incorporées à une unité d'irradiation soient à nouveau entreposées conformément à l'al. 1. A cette occasion, on contrôle à chaque fois si l'inventaire des sources est complet. Cette prescription ne s'applique pas aux sources d'irradiation qui sont placées à demeure dans l'organisme.
Art. 17 Sûreté des sources scellées de haute activité
1 Le titulaire de l'autorisation garantit par des moyens adéquats la sûreté des sources scellées de haute activité contre le vol et les actes illégaux. Les mesures de sûreté sont consignées dans un plan de sûreté approuvé par l'OFSP.
2 Le titulaire de l'autorisation garantit par des mesures appropriées que seules les personnes autorisées ont accès aux sources scellées de haute activité.
3 Les informations sensibles concernant la sûreté des sources scellées de haute activité doivent être protégées, à l'aide de moyens administratifs et techniques, contre l'accès non autorisé.
4 La présence et l'intégrité des sources scellées de haute activité sont contrôlées régulièrement. La périodicité de ces contrôles est consignée dans le plan de sûreté.
Art. 18 Instruments de mesure
1 Lors de l'utilisation de sources médicales, il y a lieu de disposer en tout temps, dans le secteur concerné, d'instruments de mesure adéquats.
2 Les instruments de mesure satisfont aux exigences de l'ordonnance du DFJP du 7 décembre 2012 sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants1 et sont contrôlés régulièrement.
Art. 19 Contrôle d'étanchéité et de contamination
1 L'étanchéité des sources médicales doit être contrôlée au moins chaque année avec des méthodes appropriées de façon à ce qu'il soit possible de déceler une éventuelle contamination.
2 La méthode de contrôle et les résultats sont à consigner dans un procès-verbal.
Art. 20 Obligation d'annoncer
1 L'annonce visée à l'art. 21 ORaP doit être effectuée immédiatement en cas de perte ou d'endommagement d'une source médicale, et, en cas d'élimination, de remplacement ou de modification du lieu d'entreposage, avant d'entreprendre l'opération en question.
2 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les événements radiologiques médicaux visés à l'art. 50, al. 3, ORaP et les défaillances visées à l'art. 127 ORaP fassent l'objet d'une annonce.
Art. 21 Elimination
Les sources médicales qui ne sont plus utilisées doivent être soit remises pour une réutilisation, soit éliminées, conformément aux prescriptions, comme déchets radioactifs.
Art. 22 Transport de sources médicales à l'intérieur de l'entreprise
1 Lors de leur transport à l'intérieur du périmètre de l'entreprise, les sources médicales doivent être continuellement sous surveillance directe et doivent être disposées de manière à empêcher qu'une personne non autorisée ne s'en saisisse. Il faut garantir que les tiers ne soient pas exposés à des doses de rayonnements ionisants inutiles.
2 L'emballage ou le récipient doit satisfaire aux exigences suivantes:
il doit être muni de signaux de danger bien visibles conformément à l'annexe 8 ORaP;
il doit atténuer la radiation de sorte que les débits de dose ambiante de 0,1 mSv par heure à 1 m de la surface et de 2 mSv par heure en surface ne soient pas dépassés;
il ne doit pas présenter de contamination transmissible sur les surfaces extérieures supérieure aux valeurs fixées dans l'annexe 3, colonne 12, ORaP.
3 Le transport sans emballage ou récipient selon l'al. 2 est autorisé dans des cas particuliers, dans la mesure où l'expert en radioprotection compétent donne son accord et où la radioprotection est assurée.
4 Lors de la livraison ou de l'envoi de sources médicales dont l'emballage ou le récipient répond aux prescriptions pour le transport en dehors de l'enceinte de l'entreprise, il n'y a pas lieu de prendre des mesures supplémentaires pour le transport à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise pour remplir l'exigence fixée à l'al. 2, let. b.
5 L'art. 101 ORaP s'applique au transport en dehors de l'enceinte de l'entreprise.
Art. 23 Radioprotection dans l'entreprise
1 Le titulaire de l'autorisation veille à l'établissement d'instructions écrites de radioprotection, en particulier concernant les mesures d'urgence et les règles de comportement en cas d'accident. Ces dernières doivent être adaptées en permanence aux données actuelles. Elles sont remises, ou rendues facilement accessibles, à toutes les personnes qui utilisent des sources médicales.
2 Les personnes nouvellement engagées doivent être mises au courant, par l'expert en radioprotection pour le domaine concerné, des règles usuelles et de base de la radioprotection avant de commencer leur activité.
3 Le personnel chargé du nettoyage ne peut travailler dans les secteurs contrôlés ou surveillés que s'il a reçu des instructions d'une personne formée en radioprotection.
4 L'expert en radioprotection surveille et contrôle périodiquement le respect des prescriptions de radioprotection et l'application de techniques de travail adéquates dans l'entreprise.
Art. 24 Instruction du service du feu
Le service du feu compétent est informé par écrit par le titulaire de l'autorisation:
de l'emplacement des secteurs contrôlés et surveillés;
de la présence des sources médicales;
d'un éventuel comportement particulier que le service du feu doit adopter en cas d'incendie.
Art. 25 Limitation de séjour durant l'irradiation
1 Le séjour de personnes auprès de patients subissant un traitement avec une source médicale doit être limité au minimum durant le traitement.
2 Dans le cas de traitements avec une unité d'irradiation, aucune personne, hormis le patient, ne doit se tenir dans le local d'irradiation.
Art. 26 Assurance qualité
1 Le titulaire de l'autorisation veille à l'application régulière d'un programme d'assurance qualité comprenant aussi bien les aspects médicaux de la radiothérapie que les thèmes spécifiques à l'instrumentation et à la physique médicale.
les normes nationales et internationales et les recommandations des associations professionnelles nationales et internationales;
3 Lors de l'exécution des contrôles techniques de qualité, les exigences visées à l'annexe 5 sont prises en compte.
Section 2 Applications de sources médicales sans unité d'irradiation
Art. 27 Préparation de l'application, contrôles de qualité
1 Avant l'application des sources médicales, on contrôle leur activité avec un instrument de mesure adéquat.
2 Le titulaire de l'autorisation veille à l'exécution régulière des contrôles de qualité visés à l'annexe 5, ch. 1.
3 Le résultat des contrôles visés aux al. 1 et 2 est consigné dans un procès-verbal.
Art. 28 Séjour et hospitalisation de patients
Lorsque les débits de dose admissibles visés à l'art. 7 peuvent être dépassés, les patients traités avec des sources médicales doivent être hospitalisés, séparément des autres patients, dans des chambres blindées de manière appropriée.
Art. 29 Sortie des patients
1 Les patients traités avec des sources médicales sans unité d'irradiation ne peuvent être autorisés à sortir que s'il a été démontré par une mesure du débit de dose ou par une estimation de la dose que l'exposition aux radiations des personnes soignantes à titre non professionnel visées à l'art. 37 ORaP ne peut pas dépasser la valeur de 5 mSv par an ou de 1 mSv par an pour les autres personnes. Les résultats des mesures sont consignés dans un procès-verbal.
2 La sortie de patients conformément à l'al. 1 exige l'accord de l'OFSP.
3 L'accord de l'OFSP visé à l'al. 2 n'est pas exigé pour la sortie conformément à l'al. 1 de patients ayant subi un traitement de brachythérapie avec des implants permanents d'iode-125.
4 Avant leur sortie, conformément à l'al. 1, le patient est informé, au cours d'un entretien personnel avec le médecin responsable, des règles de comportement concernant la radioprotection qu'il doit adopter vis-à-vis de ses proches ou de tiers. A cet effet, on lui remet une notice qui indique le traitement effectué et les règles à suivre durant une période.
Section 3 Applications de sources médicales à l'aide d'une unité d'irradiation
Art. 30 Mode d'emploi et dossier technique
1 Le fournisseur doit remettre, pour chaque unité d'irradiation, l'information sur le produit conformément à l'art. 7 ODim1.
3 L'expert en radioprotection veille à ce que, au-delà de l'information sur le produit, les données nécessaires soient réunies dans le dossier technique ou le mode d'emploi.
4 Il veille à ce que ces documents puissent être consultés en tout temps.
5 Le mode d'emploi doit contenir au moins:
les données permettant d'identifier l'installation;
des instructions concernant l'exploitation et l'utilisation correctes de l'installation;
des instructions concernant l'entretien périodique et les contrôles;
une déclaration de conformité du fabricant conformément à l'Odim.
6 Le dossier technique doit contenir au moins:
les procès-verbaux et les données concernant tous les contrôles effectués tels que les tests de réception et autres contrôles, les rapports de révision, les contrôles de contamination;
les certificats des sources conformément à l'art. 3;
les indications concernant le lieu d'entreposage et l'accès à la documentation sur les incidents radiologiques et les défaillances.
7 Les modes d'emploi doivent être rédigés dans la langue usuelle de l'entreprise.
8 La tenue électronique du dossier est possible à condition que son intégrité soit garantie.
Art. 31 Contrôles de qualité
1 Le titulaire de l'autorisation veille à l'exécution régulière d'un programme d'assurance de qualité conforme à l'annexe 5, ch. 2, comprenant aussi bien les aspects médicaux du traitement par irradiation que ceux liés à l'installation et à la physique médicale.
2 Les résultats des contrôles visés à l'al. 1 doivent être consignés et les procès-verbaux conservés dans le dossier technique.
Art. 32 Abrogation d'un autre acte
L'ordonnance du 15 novembre 2001 sur l'utilisation des sources radioactives scellées en médecine1 est abrogée.
1 [RO 2001 2848]
Planification, surveillance, contrôle et correction de l'exécution d'un produit ou d'une activité dans le but de satisfaire à des exigences de qualité.
Procédure radiothérapeutique au cours de laquelle la distance entre la source du rayonnement primaire et le tissu à irradier est inférieure à 10 cm. La source médicale est ainsi placée sur ou dans le corps du patient (thérapie intracavitaire ou interstitielle).
Chambre de patient traité par radiothérapie
Chambre utilisée spécialement pour les patients hospitalisés et dans laquelle une application thérapeutique de sources médicales est effectuée.
Endroit où l'on ne séjourne pas durablement
Salle d'attente ou de déshabillage; locaux d'archives, locaux d'entreposage et caves ne comprenant pas de poste de travail fixe; toilettes; couloirs; escaliers; cages d'ascenseur; trottoirs; routes; chantiers; surfaces vertes; jardins.
Installation à chargement différé
Installation de brachythérapie avec des sources de rayonnement gamma télécommandées automatiquement ou manuellement, dont le mouvement ou le déplacement dans l'applicateur permet l'obtention de répartitions dosimétriques spatiales et qui, après un temps fixé préalablement, sont ramenées dans leur récipient conteneur.
Irradiation à haut débit de dose (irradiation HDR)
Irradiation à l'aide d'une installation à chargement différé conduisant à un débit de dose absorbée au point de référence supérieur à 12 Gy/h.
Irradiation à moyen débit de dose (irradiation MDR)
Irradiation à l'aide d'une installation à chargement différé conduisant à un débit de dose absorbée au point de référence situé entre 2 et 12 Gy/h.
Irradiation à faible débit de dose (irradiation LDR)
Irradiation à l'aide d'une installation à chargement différé conduisant à un débit de dose absorbée au point de référence inférieur à 2 Gy/h.
Installation d'irradiation au rayonnement gamma
Unité d'irradiation servant à la production de champs de radiation gamma pour la téléthérapie.
Local où se trouve le pupitre de commande et depuis lequel le patient est surveillé durant le traitement.
Local d'irradiation
Local dans lequel un traitement avec des radiations ionisantes est effectué.
Spécification résumée de l'indication radiothérapeutique pour un patient et des preuves de son irradiation.
Rayonnement ionisant dans le domaine d'utilisation primaire. Ce domaine est défini par les rayons géométriques partant de la source et passant par les bords actifs du système de collimation.
Rayonnement ionisant produit par interaction du rayonnement primaire avec la matière.
Rayonnement tertiaire
Rayonnement ionisant produit par interaction du rayonnement secondaire avec la matière.
Rayonnement ionisant qui est transmis à travers les éléments de protection visant à empêcher l'émission du rayonnement par l'installation radiologique ou un de ses composantes ou à l'atténuer suffisamment pour que les exigences de radioprotection soient remplies.
La notion de résistance au feu est définie par les prescriptions de protection incendie (norme de protection incendie, directives de protection incendie et conditions d'examen) de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI). Le comportement d'éléments de construction en cas d'incendie est caractérisé par sa durée de résistance au feu. Il s'agit de la durée minimale en minutes durant laquelle l'élément doit répondre aux exigences posées (classe de résistance au feu REI30 / REI60 = durée de résistance au feu ≥respectivement 30 minutes et 60 minutes, pour: EI = éléments non porteurs avec fonction de compartimentage, REI = éléments porteurs avec fonction de compartimentage).
Sources radioactives sous forme scellée appliquées à l'homme ou à l'animal à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Elles sont soit montées dans des unités d'irradiation, soit appliquées manuellement, sous forme d'aiguilles, de fils, de tubes, de perles, de grains, etc.
Procédure radiothérapeutique, utilisant une installation d'irradiation au rayonnement gamma, au cours de laquelle la distance entre la source de rayonnement primaire et le tissu à irradier est supérieure à 10 cm.
Contrôle d'un produit, prêt à être livré ou livré, pour déterminer si les spécifications techniques et les exigences de sécurité en vue de son utilisation sont remplies.
Unité d'irradiation
Appareil utilisé à des fins d'irradiation thérapeutique (installation d'irradiation au rayonnement gamma, installation à chargement différé) contenant une ou plusieurs sources radioactives scellées. Les sources sont placées dans un dispositif de blindage avec lequel elles sont reliées mécaniquement dans tous les états de fonctionnement.
Bases de calcul des blindages pour les installations à chargement différé et les chambres de patients traités par radiothérapie
1 Indications du fabricant et de l'exploitant
Les indications suivantes doivent être disponibles dans la documentation de radioprotection relative à la construction conformément à l'art. 14:
indications générales, telles que l'emplacement, la désignation du local, le type d'installation;
indications concernant le plan de radioprotection, telles que l'échelle, l'auteur du plan, la date d'exécution;
indications concernant la source médicale conformément à l'art. 3, let. b;
charge d'exploitation (WA) de l'unité d'irradiation;
tableaux de calcul selon l'annexe 4.
2 Charge d'exploitation WA (fréquence d'utilisation)
La charge d'exploitation indique le taux d'utilisation de l'installation à chargement différé. Elle est égale au produit du nombre possible de séances hebdomadaires d'irradiation par leur dose équivalente moyenne à 1 m de la source médicale. La radioprotection architecturale doit être calculée sur la base de la charge d'exploitation attendue de l'installation à chargement différé. Pour le calcul, on utilisera les charges minimales d'exploitation suivantes:
pour les installations d'irradiation à haut et moyen débit de dose (HDR et MDR), 300 mSv pendant une semaine;
pour les installations d'irradiation à faible débit de dose (LDR), 150 mSv pendant une semaine.
Si des charges d'exploitation plus importantes sont attendues, le calcul des blindages de radioprotection est adapté en conséquence.
Le blindage des chambres de patients traités par radiothérapie doit être conçu en vue d'une occupation permanente.
3 Mesures architecturales de radioprotection
Les mesures de radioprotection liées à la construction doivent garantir que les endroits à protéger le soient suffisamment, aussi bien contre le rayonnement direct que contre le rayonnement indirect.
La plupart des éléments qui délimitent les locaux sont principalement exposés au rayonnement direct non atténué. La protection offerte par ces éléments se calcule selon le ch. 3.2, le rayonnement indirect pouvant être négligé.
Le secteur d'entrée à la salle d'irradiation est en général délimité par une porte d'accès donnant sur un sas (labyrinthe). Ce secteur peut être significativement exposé aux deux composantes du rayonnement et doit être blindé de la façon suivante:
contre le rayonnement direct selon le ch. 3.2, à travers la paroi du sas (contre le rayonnement direct non atténué) et à travers la porte (contre le rayonnement direct atténué);
contre le rayonnement indirect selon le ch. 3.3, à travers la porte.
Il faut prendre en compte l'exposition simultanée par les deux composantes du rayonnement à l'endroit à protéger en introduisant, dans le calcul des facteurs d'atténuation selon les ch. 3.2 et 3.3, des valeurs réduites de dose ambiante admissible de sorte que leur somme ne dépasse pas la dose ambiante admissible selon l'art. 7.
3.2 Mesures architecturales de radioprotection contre le rayonnement direct
Le facteur d'atténuation F est le rapport entre la dose ambiante sans blindage et la dose ambiante avec blindage. Le calcul du facteur d'atténuation F d'un rayonnement direct atteignant un endroit à protéger s'effectue à l'aide de l'équation suivante:
facteur d'atténuation contre le rayonnement direct
charge d'exploitation en mSv/semaine selon le ch. 2
dose ambiante admissible en mSv/semaine selon l'art. 7
distance en m entre la source médicale et l'endroit à protéger en m, en prenant la plus courte distance entre le secteur marqué au sol pour la position du lit visé à l'art. 10, al. 3, let. a, et l'endroit à protéger
distance de référence (1 m)
Lorsque le blindage est constitué de plusieurs blindages partiels avec les facteurs d'atténuation F1, F2, … Fn, le facteur total d'atténuation est égal au produit des facteurs individuels F1 ∙F2 ∙… ∙Fn.
3.3 Mesures architecturales de radioprotection contre le rayonnement indirect
Lors du calcul du facteur d'atténuation FD contre le rayonnement diffusé indirect, il y a lieu de prendre en compte FD = F/10 et d'utiliser pour a la somme de a1 et a2
a1moyenne en m des distances entre la source médicale et les centres de gravité des surfaces de diffusion concernées
moyenne en m des distances entre les centres de gravité des surfaces de diffusion concernées et l'endroit à protéger
4 Calcul des épaisseurs de protection
Le calcul des épaisseurs de protection s'effectue à l'aide de la formule suivante:
CAD = log (F) ou log (FD)
nombre de couches d'atténuation au dixième avec lequel l'épaisseur des blindages sera calculée à l'aide du tableau 1
facteurs d'atténuation calculés selon les ch. 3.2 et 3.3 en utilisant le cas échéant des valeurs réduites pour la dose ambiante admissible selon le ch. 3 dans le cas d'une exposition significative par les deux composantes du rayonnement au même endroit à protéger
logarithme à base 10
Couches d'atténuation au dixième pour différents nuclides et différents matériaux
Verre en plomb
Densité en g/cm3
variable, ñ
Bases de calcul du blindage pour les installations d'irradiation au rayonnement gamma
tableaux de calcul selon l'annexe 5.
La charge d'exploitation indique le taux d'utilisation de l'unité d'irradiation. La radioprotection architecturale doit être calculée à partir de la charge d'exploitation attendue WA. Pour le calcul, on utilisera les charges minimales d'exploitation suivantes:
pour les installations d'irradiation gamma au cobalt-60, WA = 106 mSv/semaine;
pour les installations d'irradiation au césium-137, WA = 105 mSv/semaine.
Lorsque d'autres nuclides sont utilisés ou lorsque l'on peut s'attendre à des charges d'exploitation plus élevées, la charge d'exploitation WA s'obtient en multipliant le nombre prévu de séances d'irradiation par semaine par la dose ambiante moyenne, pour le plus grand champ du faisceau primaire, à la distance de référence a0 = 100 cm de la source médicale.
3 Facteurs de direction
Le facteur de direction U tient compte de la direction du faisceau primaire par rapport à la mesure architecturale de radioprotection à évaluer. A cet effet, toutes les directions que peut prendre le faisceau primaire dans les conditions d'utilisation envisagées sont à considérer.
Lorsque le faisceau primaire est dirigé régulièrement dans la direction de l'endroit à protéger, on utilisera U = 1 pour le rayonnement primaire.
Lorsque le faisceau primaire est dirigé au maximum 10 % du temps dans la direction de l'endroit à protéger ou seulement lors des irradiations dynamiques, on utilise U = 0,1 pour le rayonnement primaire.
Pour le calcul de la protection contre le rayonnement photonique secondaire et contre le rayonnement transmis, on utilise U = 1, indépendamment de la direction du faisceau primaire.
Pour la protection contre le rayonnement photonique secondaire provenant de parois qui sont touchées au maximum durant 10 % de l'exploitation par le rayonnement primaire, on utilise, à la différence du paragraphe ci-dessus, une valeur de U = 0,1.
4 Calcul du facteur d'atténuation F
4.1 Schéma général de calcul
L'épaisseur de blindage, pour chacune des composantes du rayonnement intervenant à l'endroit à protéger, s'obtient à l'aide des figures 1 à 4. Le calcul du facteur d'atténuation des protections contre chacune des composantes du rayonnement intervenant à l'endroit à protéger, se calcule à l'aide de la formule suivante:
indice pour spécifier la composante du rayonnement
facteur de direction selon le ch. 3
facteur de réduction du débit de dose selon les ch. 4.2 à 4.6; il s'agit du rapport entre le débit de dose du rayonnement à atténuer à l'endroit à protéger et le débit de dose du rayonnement primaire à une distance a0 = 100 cm de la source
dose ambiante admissible selon l'art. 7, en mSv/semaine
Lorsque l'incidence de la radiation est oblique, les mesures de radioprotection sont calculées comme si le rayonnement avait une incidence perpendiculaire.
4.2 Facteurs d'atténuation lors de la prise de mesures architecturales de radioprotection contre le rayonnement primaire (P)
Pour le calcul du facteur d'atténuation FP des mesures architecturales de radioprotection contre le rayonnement primaire, on utilise la formule (1) du ch. 4.1.
Le facteur de réduction KP se calcule comme suit:
distance entre la source médicaleet l'endroit à protéger
L'épaisseur SP de la protection se calcule à partir du facteur d'atténuation FP donné, dans le cas du cobalt-60, à la figure 1 et, dans le cas du césium-137, à la figure 2.
4.3 Facteurs d'atténuation lors de la prise de mesures architecturales de radioprotection contre le rayonnement transmis (T)
Pour le calcul du facteur d'atténuation FT des mesures architecturales de radioprotection contre le rayonnement transmis en position d'irradiation de l'installation au rayonnement gamma, on utilise la formule (1) du ch. 4.1.
Le facteur de réduction KT se calcule comme suit:
gT = 5×10-3, rapport entre le débit de dose du rayonnement transmis en position d'irradiation de l'installation à une distance de la source médicale de ao = 100 cm et le débit de dose sur l'axe du faisceau primaire à une distance ao = 100 cm de la source médicale
distance entre la source médicale et l'endroit à protéger
L'épaisseur ST de la protection se calcule à partir du facteur d'atténuation FT donné, dans le cas du cobalt-60, à la figure 1 et, dans le cas du césium-137, à la figure 2.
4.4 Facteurs d'atténuation lors de la prise de mesures architecturales de radioprotection contre le rayonnement secondaire émis par le patient (S)
Pour le calcul du facteur d'atténuation FS des mesures architecturales de radioprotection contre le rayonnement secondaire, on utilisera la formule (1) du ch. 4.1.
Le facteur de réduction KS, dans le cas du rayonnement secondaire issu du patient, se calcule comme suit:
grandeur maximale du champ à une distance Bo = 100 cm de la source
valeur maximale du rapport entre le débit de dose du rayonnement secondaire à une distance a1 = 100 cm du patient et le débit de dose du rayonnement primaire pour une grandeur de champ A0 = 100 cm2 à une distance B0 = 100 cm de la source selon le tableau 2
distance entre l'endroit à protéger et le point d'impact du faisceau primaire
gS en fonction du plus petit angle ös, formé par la direction du faisceau primaire et la direction du faisceau secondaire issu du patient et atteignant l'endroit à protéger
L'épaisseur SS des protections se calcule à partir du facteur d'atténuation FS donné, à la figure 3 ou 4 pour le cobalt-60 et le césium-137.
4.5 Facteurs d'atténuation lors de la prise de mesures architecturales de radioprotection contre le rayonnement secondaire issu des parois (SP)
Pour le calcul du facteur d'atténuation FSP des mesures architecturales de radioprotection contre le rayonnement secondaire issu des parois, du sol et du plafond (appelés ci-après «parois»), on utilise la formule (1) du ch. 4.1.
Le facteur de réduction KSP, pour le rayonnement secondaire issu des parois, se calcule comme suit:
grandeur du champ du faisceau primaire au point d'impact pour l'ouverture maximale et dont la surface n'est pas couverte par d'autres protections vis-à-vis de l'endroit à protéger
valeur maximale du rapport entre le débit de dose du rayonnement secondaire à une distance a1 = 100 cm du point d'impact du faisceau primaire et le débit de dose du rayonnement primaire pour une grandeur de champ A1 = 100 cm2 au point d'impact selon le tableau 3
distance entre le point d'impact du faisceau primaire et la source médicale
distance entre le point d'impact du faisceau primaire et l'endroit à protéger
gSP en fonction du plus petit angle öw, entre la direction du faisceau primaire et la direction de l'endroit à protéger contre le rayonnement secondaire
L'épaisseur SSP des protections contre le rayonnement secondaire issu des parois se calcule à partir du facteur d'atténuation FSP selon la formule:
SSP = ZSP ∙ log (FSP)
couche d'atténuation au dixième selon le tableau 4
facteur d'atténuation selon le ch. 4.4
Couche d'atténuation au dixième pour le rayonnement secondaire issu des parois
Couche d'atténuation au dixième ZSP
4.6 Facteurs d'atténuation lors de la prise de mesures architecturales de radioprotection contre le rayonnement tertiaire (T3)
Pour le calcul du facteur d'atténuation FT3 des mesures architecturales de radioprotection contre le rayonnement tertiaire, on utilise la formule (1) du ch. 4.1.
Le facteur de réduction KT3 contre le rayonnement tertiaire se calcule comme suit:
surface de l'impact du rayonnement secondaire sur la paroi qui n'est pas masquée par d'autres protections par rapport à l'endroit à protéger
rapport entre le débit de dose du rayonnement tertiaire à une distance a2 = 100 cm du point d'impact du rayonnement secondaire et le débit de dose de ce rayonnement secondaire à l'endroit d'impact pour une surface de diffusion A1 = 100 cm2
Pour le champ d'application de la présente ordonnance,
on utilise gT3 = 1 ∙10-4.
distance entre le point à protéger et l'endroit d'impact du rayonnement secondaire
facteur de réduction du rayonnement secondaire selon le ch. 4.3, en utilisant pour aS la distance entre l'origine du rayonnement secondaire et le point d'impact où est produit le rayonnement tertiaire
facteur de réduction du rayonnement secondaire selon le ch. 4.4, en utilisant pour aSP la distance entre le point d'impact du faisceau primaire et le point d'impact du rayonnement secondaire
L'épaisseur ST3 des protections contre le rayonnement tertiaire se calcule à partir du facteur d'atténuation FT3 selon la formule:
ZT3 = ZT3 ∙ log(FT3)
couche d'atténuation au dixième selon le tableau 5
facteur d'atténuation selon le ch. 4.1
Couches d'atténuation au dixième pour le rayonnement tertiaire
Couche d'atténuation au dixième ZT3
Facteurs d'atténuationFP etFT contre le rayonnement primaire et le rayonnement transmis du cobalt-60 en fonction de l'épaisseur de différents matériaux de blindage
Facteurs d'atténuationFP etFT contre le rayonnement primaire et le rayonnement transmis du césium-137 en fonction de l'épaisseur de différents matériaux de blindage
Facteurs d'atténuationFS contre le rayonnement secondaire pour le cobalt-60 et le césium-137 en fonction de l'épaisseur de brique, de béton, de béton baryté et de fer et en fonction de l'angle de diffusion ö