Source: http://docplayer.fr/10559650-Presence-notice-d-installation-mode-d-emploi-notice-applicable-sur-les-modeles.html
Timestamp: 2018-08-20 19:05:21+00:00
Document Index: 93092792

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Présence. Notice d installation - Mode d emploi. Notice applicable sur les modèles : - PDF
Download "Présence. Notice d installation - Mode d emploi. Notice applicable sur les modèles :"
1 Photos non contractuelles Présence Notice d installation - Mode d emploi Notice applicable sur les modèles : Modèle Référence Coordinateur d alarme P Capteur de Lit P Capteur de Fauteuil P Détecteur d ouverture de Porte P Bouton d appel P Médaillon d appel P Bouton d arrêt P Relais P Veilleuse P SANTINELL - DOC REF : P00514F0
2 Table des matières 1. CONSIGNES DE SECURITE LE COORDINATEUR D ALARME DESCRIPTION INSTALLATION MISE EN SERVICE SIGNIFICATION DES INDICATEURS ALARME Alarme sonore Alarme sur système d appel malade PROCEDURE D ASSOCIATION D UN ACCESSOIRE REGLAGE DE LA TEMPORISATION REINITIALISATION DU COORDINATEUR D ALARME VERIFICATION DES ACCESSOIRES ASSOCIES AU COORDINATEUR LES ACCESSOIRES SANTINELL PRESENCE LE CAPTEUR DE LIT OU LE CAPTEUR DE FAUTEUIL Mise en Service Installation du Capteur Réglage de sensibilité LA VEILLEUSE LE DETECTEUR DE PORTE Mise en Service Installation LE BOUTON D ARRET Mise en service LE BOUTON D APPEL Mise en service LE MEDAILLON D APPEL Mise en service LE RELAIS ENTRETIEN ET NETTOYAGE PANNE : DIAGNOSTIQUE ET DEPANNAGE DECLARATION DE CONFORMITE CE GARANTIE DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 2
3 1. CONSIGNES DE SECURITE Les produits Santinell ne doivent pas être installés dans le cas où une erreur d utilisation ou un mauvais fonctionnement ou un défaut latent peut entraîner un retard dans des soins médicaux appropriés ou exposer la personne surveillée à un risque vital potentiel. - Procéder à la mise en place et au raccordement conformément aux instructions d installation - Assurer vous que le branchement électrique est compatible avec les normes locales en vigueur - Vérifier régulièrement le capteur et sa connexion - Le Capteur de lit ou de fauteuil ne doit pas être plié - Ne pas utiliser si l un des éléments est endommagé - Éviter l humidité. Une exposition prolongée à l humidité peut provoquer des dommages - Ne pas tenter de réparation sur le produit, en cas de panne appeler le revendeur après avoir effectué les opérations de contrôle mentionnées dans le tableau Diagnostic ci-dessus. - Ce produit peut ne pas être adapté pour certaines personnes et ne remplace pas une surveillance humaine DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 3
4 2. Le Coordinateur d alarme 2.1. Description Le coordinateur d alarme est le système central de Santinell Présence. Ce coordinateur assure la récupération des informations provenant des capteurs sans fils et déclenche les alarmes. Il doit être en permanence alimenté électriquement. Réglage de la temporisation du Capteur ON/OFF Alarme sonore Indicateur Capteur 1 Indicateur Capteur 2 Indicateur Capteur 3 Bouton Marche / Arrêt Association d un Accessoire Branchement Électrique Branchement Appel Malade / Contact Sec DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 4
5 2.2. Installation Le coordinateur d alarme doit être positionné : o près d une prise électrique, longueur du câble d alimentation : 1,30 mètres o dans un rayon de 10 mètres des capteurs sans fil associés Le coordinateur d alarme peut être posé librement si vous souhaitez le déplacer, ou fixé à un mur à l aide de deux vis ou d adhésif double face (non fournis). Fixation par vis : Ouvrir le coordinateur avec le tournevis fourni en débloquant les crochets latéraux du boîtier. Fixez la plaque au mur grâce aux trous placés aux angles de la plaque (ne pas utiliser les autres emplacements). Utiliser des vis avec des têtes de hauteur de 3mm maximum Refermer le boîtier Mise en Service 1) Brancher le coordinateur d alarme sur le secteur (220V 50Hz) 2) Appuyer sur le bouton Marche /Arrêt. Le voyant s allume vert fixe. 3) Associez les nouveaux accessoires au coordinateur. Pour cela, reportez vous au chapitre de l accessoire voulu. Pour arrêter le système Santinell ponctuellement, il suffit d éteindre le coordinateur d alarme par le bouton Marche / Arrêt. Si vous désirez débrancher l alimentation secteur durant une durée de plusieurs heures ou jours, enlever les piles du (des) capteur(s). En cas de difficultés d installation, demandez conseil à votre revendeur. DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 5
6 2.4. Signification des Indicateurs Le coordinateur dispose de 3 Indicateurs lumineux en face avant ayant les marquages suivant : Ces indicateurs lumineux sont automatiquement liés à un accessoire (capteur de lit / fauteuil, détecteur de porte, médaillon d appel, bouton d appel) au fur et à mesure que les accessoires sont associés au coordinateur. Le premier accessoire associé sera lié à l indicateur Le second accessoire associé sera lié à l indicateur Enfin le dernier accessoire associé sera lié à l indicateur Chaque indicateur peut afficher : Affichage Signification L accessoire n est pas en liaison radio avec le coordinateur L accessoire est en liaison radio avec le coordinateur et il n y a pas d alarme La temporisation d alarme est enclenchée au niveau d un capteur de lit / fauteuil Le bouton d arrêt inhibe le capteur de porte pendant 15sec. L alarme est déclenchée sur cet accessoire Clignotement L accessoire signale que sa batterie est faible. La remplacer immédiatement DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 6
7 2.5. Alarme Le coordinateur génère une alarme lorsque l un des capteurs est déclenché ou si un Capteur à détecté une condition d alarme dépassant la durée fixée par la temporisation. Lorsqu une alarme est déclenchée vous pouvez l arrêter en appuyant deux fois sur le bouton Marche / Arrêt du coordinateur d alarme Alarme sonore L alarme sonore peut être mise en service ou hors service suivant la position du commutateur situé sur le dessus du coordinateur (Pictogramme ). - Le curseur est à gauche, l alarme sonore est en service. - Le curseur est à droite, l alarme est silencieuse. ON OFF Alarme sur système d appel malade Pour une installation en collectivité, la partie inférieure du coordinateur d alarme est équipée d un branchement réservé au raccordement du système d appel malade existant dans l établissement (Pictogramme ). Ce raccordement via un connecteur RJ9 donne accès à un contact sec pouvant être utilisé en coupure ou en ouverture. Suivant le cas d utilisation, il faut raccorder : - Si utilisé en coupure : le COMMUN (Vert) et le Normalement Ouvert (NO, Rouge) - Si utilisé en ouverture : Le COMMUN (Vert) et le Normalement Fermé (NF, Jaune) - Prise RJ9 Câblage de la prise RJ9 Vue de dessus Vue de Dessus Vue de Dessous NO COMMUN NF Le contact supporte une tension MAX de 30VDC et un courant MAX de 1A. DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 7
8 Exemple de raccordement sur une poire d appel : Poire d appel à rupture de circuit (normalement fermé) Connecteur Poire d appel Poire d appel Vers Coordinateur Poire d appel à fermeture de circuit (normalement ouvert) Connecteur Poire d appel Poire d appel Vers Coordinateur DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 8
9 2.6. Procédure d association d un accessoire Afin qu un accessoire puisse communiquer de façon sécurisée avec le coordinateur, une association des deux produits est nécessaire avant tout usage. Cette association n est à réaliser qu une seule fois car elle est mémorisée dans le coordinateur et l accessoire même en cas de coupure de courant ou de changement des piles. Néanmoins, si le coordinateur à été remis à zéro ou qu une procédure d association a été initiée sur un accessoire, l association d origine n est plus valable. L association se réalise de la façon suivante : 1 S assurer que le coordinateur est en marche. Bouton allumé en vert. 2 Installer la/les pile(s) ou connecter sur le secteur l accessoire. 3 Appuyer sur le bouton d association de l accessoire jusqu à ce que son voyant rouge clignote 2 fois. Puis réalisez l étape 4 avant 10 secs. 5 secs. 4 Effectuer une pression avec le tournevis fourni (ou un stylo) sur le bouton afin de positionner le coordinateur d alarme en état d association (le voyant clignote). 5 Au bout d environ 10 secondes, le voyant rouge de l accessoire s éclaire pendant 2 secondes et le voyant du coordinateur d alarme passe au vert fixe. Accessoire Coordinateur 2 secs. Fixe DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 9
10 2.7. Réglage de la temporisation Le délai de déclenchement de l alarme est réglable pour les Capteurs (lit ou fauteuil). S il y a deux Capteurs associés au coordinateur, la temporisation choisie sera la même pour les deux. Le délai est variable de zéro seconde à 30 minutes suivant le tableau ci-dessous : Index Curseur Temporisation 0 immédiate 8 5 mn 1 5 sec. 9 7 mn 2 15 sec. A 10 mn 3 30 sec. B 12 mn 4 1 mn C 15 mn 5 2 mn D 20 mn 6 3 mn E 25 mn 7 4 mn F 30 mn Le réglage de la temporisation est réalisé de la façon suivante : Placer, grâce au tournevis fourni, 1 l index du curseur en face de la valeur désirée relevée dans le tableau ci-dessus. 2 Enregistrez cette nouvelle valeur en pressant 2 fois sur le bouton. DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 10
11 2.8. Réinitialisation du coordinateur d alarme Afin d annuler toutes les associations d accessoires et de remettre le coordinateur d alarme dans sa configuration usine, suivez la procédure suivante : 1 S assurer que le coordinateur est en marche. Bouton allumé en vert. 2 Débrancher l alimentation du temporisateur. 3 Attendre que le voyant s éteigne. 4 Maintenir une pression avec un tournevis (ou un stylo) sur le bouton. Sans relâcher la pression, passez à l étape 5 5 Brancher l alimentation. Le voyant clignote vert 2 fois. Le coordinateur est réinitialisé. 6 Relâchez la pression sur le bouton. 7 Le voyant s éteint et se rallume après une dizaine de secondes. Le coordinateur est à nouveau opérationnel DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 11
12 2.9. Vérification des accessoires associés au coordinateur Il est possible de vérifier les éléments non visibles, c est-à-dire qui ne sont pas affectés à un voyant d état sur le coordinateur d alarme, mais sont néanmoins associés au coordinateur. Pour cela, appuyez 5 à 6 secondes sur le bouton d association du coordinateur d alarme. Le voyant clignote vert et les voyants des accessoires associés dans le réseau clignotent rouge pendant 1 minute. (seul le capteur de lit/fauteuil et le médaillon d appel ne clignotent pas dans cette configuration) Si au bout de cette minute, le voyant n est pas revenu vert fixe tout seul, réappuyer 1 fois sur le bouton d association. DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 12
13 3. Les Accessoires Santinell Présence 3.1. Le Capteur de Lit ou le Capteur de Fauteuil Placé sous le matelas, le capteur de lit ou de fauteuil détecte la présence ou non de la personne dans son lit ou son fauteuil. Il est composé d un capteur qui renferme un transmetteur radio sécurisé. Connexion du capteur Pour installer la pile (CR2032) dans le transmetteur, retirez le couvercle en le faisant coulisser. Voyant rouge Bouton d association Transmetteur radio Mise en Service Associer le transmetteur du capteur avec le coordinateur. Pour cela suivez la procédure du chapitre «2.6 Procédure d association d un accessoire» 2 Connectez le transmetteur au capteur 3 Ranger le transmetteur dans le capteur DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 13
14 Installation du Capteur Au Lit : Le Capteur de lit s installe entre le sommier et le matelas. Deux emplacements au choix : au niveau des fessiers ou du buste Deux positions du capteur sont possibles : Dans le sens de la longueur Ce réglage est conseillé si l on souhaite être averti lorsque la personne surveillée se trouve sur les bords du lit. Dans le sens de la largeur Ce réglage est conseillé si l on souhaite juste être averti des levés prolongés au-delà de la temporisation choisie (personne plus autonome). ATTENTION : Dans le cas d un sommier avec relève buste bien vérifier que le Capteur est placé de telle sorte qu il ne soit pas plié lors du relevage du buste. Au Fauteuil : Le Capteur de fauteuil s installe entre l assise et le fond du fauteuil. ATTENTION : Au lit comme au fauteuil, toujours veiller à ce que le Capteur ne puisse pas être plié sous peine de le détériorer. DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 14
15 Réglage de sensibilité Choix de la sensibilité en fonction de la face du capteur : Face Santinell vers le haut (en contact avec le matelas), détection normale. Face Santinell vers le bas (en contact avec le sommier), détection très sensible. Ajustement de la sensibilité : Le capteur de lit vous est livré avec des baguettes positionnées dans les poches prévues à cet effet. Ces baguettes augmentent la rigidité du capteur. Règle générale d utilisation des baguettes : Ajouter une ou plusieurs baguettes si le voyant de présence reste au rouge alors que le patient est couché. Retirer une à une les baguettes si le voyant de présence reste au vert alors que le patient est levé. Appropriation du réglage : Avec l expérience, vous devriez vous approprier le choix de la position du Capteur et l utilisation ou pas des baguettes. Ce choix dépend aussi de la taille du patient (emplacement du Capteur), de son poids (ajout de baguettes ou changement de face du Capteur) et de ses habitudes de sommeil (emplacement du Capteur). DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 15
16 3.2. La veilleuse La Veilleuse est un accessoire qui permet de brancher une lampe qui s allumera dès que la personne surveillée quitte son lit ou son fauteuil. Il est possible d installer jusqu à deux veilleuses afin d éclairer deux pièces en même temps. Prise commandée Bouton d association et voyant rouge Mise en Service ATTENTION : L association de la veilleuse ne doit se fait que si un capteur de lit ou de fauteuil est déjà associé au coordinateur d alarme Pour associer la veilleuse avec le coordinateur, suivez la procédure du chapitre «2.6 Procédure d association d un accessoire» Pour faire un test de bon fonctionnement, branchez une lampe en position «allumée» sur la prise commandée de la veilleuse. S il y a une présence sur le capteur de lit ou de fauteuil, la lampe ne s éclaire pas. S il n y a plus de présence sur le capteur la lampe s éclaire et la led de la veilleuse s allume rouge fixe. Une fois la (les) veilleuse(s) associée, elle n apparaît pas sur le coordinateur d alarme. Si vous souhaitez vérifier son bon fonctionnement voir page 12 «Vérification des accessoires associés au coordinateur». DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 16
17 3.3. Le Détecteur de Porte Le capteur de porte est un accessoire qui permet de déclencher une alarme lorsqu une porte est ouverte. Ce capteur peut aussi être utilisé avec l accessoire «capteur de lit ou de fauteuil». Dans ce cas, il ne déclenchera pas d alarme lors d une ouverture de porte si une personne est présente dans son lit (cas de l entrée d un soignant) Ce capteur peut aussi être utilisé avec l accessoire «bouton d arrêt». Dans ce cas l appui sur ce bouton permettra l ouverture de porte sans déclencher d alarme durant 15 secondes. Bouton d association et voyant rouge Aimant mobile Mise en Service Pour associer le détecteur de porte avec le coordinateur, suivez la procédure du chapitre «2.6 Procédure d association d un accessoire» Pour installer la pile (CR2032) dans le transmetteur, retirez le couvercle en le faisant coulisser. Pour faire un test de bon fonctionnement, lorsque la porte ou la fenêtre est fermée le voyant associé au détecteur de porte au niveau du coordinateur est vert. Dès l ouverture de la porte, le voyant passe au rouge et une alarme est déclenchée Installation Fixer les 2 parties du détecteur de porte par des vis ou par de l adhésif double face (non fournis). Installer l ensemble dans l angle supérieur opposé à la partie gondée de la menuiserie. La partie boîtier est fixée sur le bord bas de la traverse du dormant dans le sens de la longueur, parallèle à la traverse, et la partie arrondie vers le haut. Attention au positionnement de façon à prévoir le coulissement du boîtier pour le changement de pile. DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 17
18 La partie aimant en forme de T est fixée sur le bord de l ouvrant de la menuiserie, la tête du T parallèle au boîtier et au milieu de celui-ci. L espace entre les 2 parties, menuiserie fermée, ne doit pas dépasser 6 mm. DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 18
19 3.4. Le bouton d arrêt Le bouton d arrêt sans fil est un accessoire qui permet de suspendre la détection d ouverture de porte pendant 15 secondes (réalisée par l accessoire «détecteur d ouverture»). Cela permet par exemple l ouverture de porte par le personnel sans déclencher l alarme. Bouton d association et voyant rouge Mise en service ATTENTION : L association du bouton d arrêt ne doit se fait que si un détecteur de porte est déjà associé au coordinateur d alarme. Pour associer le bouton d arrêt avec le coordinateur, suivez la procédure du chapitre «2.6 Procédure d association d un accessoire» Pour installer la pile (CR2032) dans le bouton d arrêt, retirez le couvercle de pile en le faisant tourner. Pour faire un test de bon fonctionnement, le voyant associé au détecteur de porte au niveau du coordinateur est vert. Appuyer sur le bouton d arrêt, le voyant associé au détecteur de porte passe orange fixe. Ouvrir la porte, l alarme n est pas déclenchée. Fermer la porte, le voyant revient vert fixe. Rouvrir la porte, le voyant devient rouge fixe et une alarme est déclenchée. N.B. : le voyant du capteur revient vert fixe après 15 secondes même si la porte est restée ouverte. Une fois le bouton d arrêt associé, il n apparaît pas sur le coordinateur d alarme. Si vous souhaitez vérifier son bon fonctionnement voir page 12 «Vérification des accessoires associés au coordinateur». DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 19
20 3.5. Le Bouton d Appel Le bouton d appel est un accessoire qui permet de déclencher une alarme lorsque l on presse sur le bouton. Bouton d association et voyant rouge Mise en service Pour associer le bouton d appel avec le coordinateur, suivez la procédure du chapitre «2.6 Procédure d association d un accessoire» Pour installer la pile (CR2032) dans le bouton d appel, retirez le couvercle de pile en le faisant tourner. Pour faire un test de bon fonctionnement, le voyant associé au capteur au niveau du coordinateur est vert. Appuyer sur le bouton d appel, le voyant associé au capteur au niveau du coordinateur passe au rouge fixe et l alarme est déclenchée. DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 20
21 3.6. Le Médaillon d Appel Voyant rouge Bouton d association Circuit du médaillon Mise en service Pour associer le Médaillon d appel avec le coordinateur, suivez la procédure du chapitre «2.6 Procédure d association d un accessoire» Pour installer la pile (CR2032) dans le médaillon d appel : Poser le médaillon bouton gris vers le bas 1 et écarter les 2 coques 2. Insérer la pile 3. La led, au verso du circuit imprimé, clignote 2 fois rouge. Pour faire un test de bon fonctionnement, le voyant associé au médaillon au niveau du coordinateur est vert. Appuyer sur le bouton d appel, le voyant associé au médaillon au niveau du coordinateur passe au rouge fixe et l alarme est déclenchée. DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 21
22 3.7. Le Relais Le relais est un accessoire utilisable avec l ensemble des accessoires Santinell Présence. Il permet d augmenter la distance entre le coordinateur d alarme et les capteurs. Il est possible d en installer plusieurs associés au même coordinateur. Bouton d association et voyant rouge Une fois le relais associé, il n apparaît pas sur le coordinateur d alarme. Si vous souhaitez vérifier son bon fonctionnement voir page 12 «Vérification des accessoires associés au coordinateur». DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 22
23 4. Entretien et nettoyage L ENTRETIEN SE LIMITE AU NETTOYAGE Avant nettoyage toujours débrancher le coordinateur d alarme. Utiliser un chiffon doux pour le nettoyage du coordinateur d alarme et les capteurs Santinell. Le capteur de lit / fauteuil peut être nettoyé avec un chiffon humidifié par de l eau ou un détergent de surface ou un antiseptique doux. Ne pas utiliser de produits inflammables. Nous recommandons l utilisation de la housse pour coussin de lit (REF : P ) ou pour coussin de fauteuil (REF : P ) qui est lavable et protège votre capteur. NE PAS MOUILLER ni le coordinateur d alarme ni les capteurs / accessoires. 5. PANNE : Diagnostique et Dépannage Problème Cause Possible Que Faire? Aucun voyant allumé sur le coordinateur d alarme Le voyant «capteur» ou ou du coordinateur d alarme clignote Le voyant directement sur le (les) capteur(s) clignote Le voyant «capteur» ou ou du coordinateur d alarme est éteint L alarme n a pas sonné Le coordinateur d alarme n est pas alimenté Le coordinateur d alarme n est pas allumé Batterie faible Batterie faible Le coordinateur d alarme et le capteur éteint ne sont plus en liaison radio Le coordinateur d alarme n est pas allumé Vérifier l état de batterie du (des) capteur(s) Le curseur d alarme sonore n est pas correctement Brancher le bloc alimentation sur une prise secteur Appuyer sur le bouton central Marche / Arrêt Remplacer la pile du capteur correspondant Remplacer la pile du capteur qui clignote Vérifier l état de la batterie du capteur Procéder à l association du coordinateur et du capteur (voir explications pages précédentes selon le capteur) Appuyer sur le bouton central Marche/Arrêt Vérifier que le coordinateur d alarme est branché Vérifier que le curseur de l alarme est DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 23
24 positionné bien positionné à gauche (cf. Page 7) L alarme n est pas envoyée au système d appel malade Le Capteur de lit/fauteuil n a pas détecté l absence Vérifier les raccordements avec le système d appel malade Vérifier que le Capteur est bien en place (non plié) Vérifier le délai de réglage de la temporisation (cf. Page 10) Régler la sensibilité du Capteur à l aide des baguettes (cf. page 15) L alarme se déclenche de façon intempestive Le détecteur d ouverture de porte n a pas détecté d ouverture L appui sur le médaillon d appel n a pas déclenché d alarme Avec un Capteur de lit / fauteuil Avec un détecteur d ouverture de porte Le coordinateur d alarme doit être réinitialisé Le détecteur est associé avec un bouton bleu d arrêt. La porte a été ouverte après que l alarme ait été inhibée par le bouton bleu d arrêt mais n a pas été refermée. Le médaillon est sorti du champ de réception du coordinateur d alarme : -Les rapprocher -Installer un (des) relais Vérifier que le Capteur n est pas plié Vérifier le réglage de la sensibilité (cf. page 15) Vérifier le positionnement du Capteur Vérifier l installation du détecteur de porte : la distance entre les 2 parties menuiserie fermée ne doit pas dépasser 6 mm (cf. page 17) Suivre les instructions page 11 Pour tout autre dysfonctionnement contacter le revendeur Enlever la pile des capteurs lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés pendant une longue durée ou que le coordinateur est débranché du secteur. DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 24
25 6. Déclaration de Conformité CE Ce produit répond aux exigences des Directives Européennes suivantes : 2006/95/CE relative à la basse tension, 2004/108/CE de compatibilité électromagnétique, 1999/5/CE relative aux équipements terminaux de télécommunication, 93/68/CE relative au marquage CE Ce symbole présent sur l appareil ou la documentation qui l accompagne indique qu en aucun cas ce produit peut être traité comme déchet ménager. Il doit être déposé à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques, Directive Européenne 2002/96/CE relative aux Déchets d Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) Pour la mise au rebut, respecter les normes de traitement des déchets en vigueur dans le pays d installation. 7. Garantie Les produits Santinell sont garantis 1 ans retour usine, hors batterie. DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 25
26 NOTES DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 26
27 NOTES DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 27
28 3 rue Pierre et Marie Curie SAINT JEAN DE LINIERES Téléphone : DOC REF : P00514F0 - Notice Mode d emploi Santinell Présence page 28