Source: http://docplayer.fr/2581031-Lifepak-cr-plus-defibrillateur-lifepak-express-defibrillateur-mode-d-emploi.html
Timestamp: 2017-07-24 17:12:48+00:00
Document Index: 240572378

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI - PDF
Download "LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI"
1 + LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI2 3 LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI4 Responsabilité des informations Il est de la responsabilité de nos clients de s assurer que la ou les personnes compétentes susceptibles d utiliser ce défibrillateur aient accès aux informations contenues dans ce manuel, ainsi qu aux recommandations générales de sécurité fournies à la Section 1. Traçabilité de l appareil Aux États-Unis, la FDA (Food and Drug Administration) impose aux fabricants et distributeurs de défibrillateurs de procéder au suivi de la localisation de leurs appareils. Si l appareil ne se trouve pas à l adresse d expédition, ou s il a été vendu, cédé, perdu, volé, exporté, détruit, mis hors service de manière définitive, ou s il n a pas été obtenu directement auprès de Physio-Control, effectuer l une des actions suivantes : enregistrer l appareil sur le site contacter le coordinateur du suivi de l appareil au , ou renvoyer la fiche de changement d adresse préaffranchie se trouvant au verso de ce manuel afin de mettre à jour les informations concernant le suivi. Révisions Ce mode d emploi décrit les défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS avec leur logiciel version 3.0 ou ultérieure. LIFEPAK, LIFEPAK CR, LIFEPAK EXPRESS et QUIK-COMBO sont des marques déposées de Physio-Control, Inc. ADAPTIV, CODE-STAT, CHARGE-PAK, QUIK-PAK et Shock Advisory System sont des marques commerciales de Physio-Control, Inc. IrDA est une marque déposée de Infrared Data Association. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis Physio-Control, Inc. Tous droits réservés. Date de publication : 1/2009 MIN5 TABLE DES MATIÈRES 1 1 INTRODUCTION À PROPOS DES DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES EXTERNES Mode d emploi Contre-indications Pourquoi avoir besoin d un défibrillateur? Terminologie Conventions utilisées dans le texte INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ Termes relatifs à la sécurité Avertissements et précautions d ordre général SYMBOLES À PROPOS DES DÉFIBRILLATEURS LIFEPAK CR PLUS ET LIFEPAK EXPRESS Capacités et fonctions POUR COMMENCER DÉBALLAGE ET EXAMEN DE VOTRE DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK CR PLUS OU LIFEPAK EXPRESS EMPLACEMENT DE VOTRE DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK CR PLUS OU LIFEPAK EXPRESS COMMANDES, INDICATEURS ET ÉTIQUETTES Commandes, indicateurs et étiquettes externes Fonctions internes Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS 2009 Physio-Control, Inc. iii6 3 UTILISATION DU DÉFIBRILLATEUR AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS MESURES D URGENCE À PRENDRE EN PRÉSENCE D UNE VICTIME D ARRÊT CARDIAQUE Étapes élémentaires à suivre pour l utilisation du défibrillateur LIFEPAK CR Plus ou LIFEPAK EXPRESS Que faire lorsque l aide médicale d urgence arrive Que faire après avoir utilisé le défibrillateur INVITES VOCALES ET SIGNAUX SONORES DÉPANNAGE ENREGISTREMENT DES DONNÉES PATIENT GÉNÉRALITÉS SUR L ENREGISTREMENT DES DONNÉES Données enregistrées par le défibrillateur Données de tests et de service Journal événements et tests ENTRETIEN DU DÉFIBRILLATEUR MAINTIEN EN ÉTAT DE MARCHE STOCKAGE DU DÉFIBRILLATEUR NETTOYAGE DU DÉFIBRILLATEUR REMPLACEMENT DU CHARGEUR DE PILES CHARGE-PAK ET DU SACHET D ÉLECTRODES QUIK-PAK Remplacement du chargeur de piles CHARGE-PAK Remplacement du sachet d électrodes QUIK-PAK COMMENT CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE AGRÉÉ INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE Assistance sur le recyclage Préparation Recyclage d électrodes à usage unique Emballage FOURNITURES, ACCESSOIRES ET MATÉRIEL DE FORMATION INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT DU DÉFIBRILLATEUR PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT ET CONFIGURATION INITIALE A SPÉCIFICATIONS B SYSTÈME DE CONSEIL DE CHOC C LISTE DE CONTRÔLE DE L UTILISATEUR D GUIDE SUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE INDEX iv Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS7 1 INTRODUCTION INTRODUCTION 1 Cette section fournit des données de base sur la défibrillation ainsi que des informations générales sur les fonctions des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS. À PROPOS DES DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES EXTERNES page 1-2 INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 1-4 SYMBOLES 1-7 À PROPOS DES DÉFIBRILLATEURS LIFEPAK CR PLUS ET LIFEPAK EXPRESS 1-10 Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS Physio-Control, Inc.8 INTRODUCTION À PROPOS DES DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES EXTERNES Les défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS sont des défibrillateurs automatiques externes (DAE). Depuis de nombreuses années, les défibrillateurs ne sont utilisés que par les professionnels médicaux pour traiter les victimes en arrêt cardiaque. À l heure actuelle, la capacité des défibrillateurs à sauver des vies est si généralement reconnue que des personnes formées à la seule réanimation cardio-pulmonaire (RCP) peuvent à présent les utiliser. Lorsque les électrodes de défibrillation sont posées sur le thorax de la victime, le défibrillateur analyse son rythme cardiaque. Si un rythme traitable par choc est détecté, soit le défibrillateur délivre au muscle cardiaque une impulsion électrique intense (le choc) pour le modèle entièrement automatique, soit il donne l instruction à l utilisateur de délivrer le choc pour le modèle semi-automatique. Le défibrillateur délivre les chocs par les électrodes de défibrillation posées sur le thorax de la victime. On appelle défibrillation la délivrance de cette impulsion électrique. La défibrillation est reconnue pour le traitement des irrégularités des battements cardiaques menaçant le pronostic vital comme, par exemple, la fibrillation ventriculaire qui provoque l arrêt cardiaque. Les défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS sont spécialement conçus pour un usage peu fréquent par des personnes uniquement formées à la RCP et à l utilisation du DAE. Mode d emploi Les défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS ne doivent être utilisés que sur des patients en arrêt cardiaque. Le patient doit être aréactif (inconscient), respirer anormalement et ne donner aucun signe de circulation sanguine, comme par exemple l absence de pouls, de toux et de mouvement. Avec les électrodes de défibrillation à énergie réduite pour nourrissons/petits enfants, les défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS peuvent être utilisés chez des enfants âgés de 8 ans au maximum ou pesant moins de 25 kg. Contre-indications Aucune contre-indication connue. Pourquoi avoir besoin d un défibrillateur? L Association américaine de cardiologie (American Heart Association) évalue au moins le nombre de personnes, aux États-Unis, qui décèdent chaque année à la suite à d un arrêt cardiaque. Sur ces personnes, environ auraient pu être sauvées si elles avaient pu bénéficier d un traitement immédiat par défibrillateur. L arrêt cardiaque est habituellement la conséquence du mauvais fonctionnement du système électrique du cœur. Appelé fibrillation ventriculaire, cet état gravissime empêche le cœur d assurer sa fonction mécanique de pompe et de faire circuler le sang dans tout l organisme. La fibrillation ventriculaire peut provoquer la mort en quelques secondes. La défibrillation est une opération relativement simple, qui implique de poser des électrodes de défibrillation sur la poitrine nue de la victime et de délivrer un choc électrique au cœur. Il est fréquent que le choc délivré de manière externe rétablisse le rythme normal du système électrique du cœur. Combinée à la RCP, la défibrillation fournit le traitement le plus efficace pour des victimes en arrêt cardiaque. 1-2 Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS9 INTRODUCTION Terminologie Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel : 1 INTRODUCTION Arrêt cardiaque Crise cardiaque DAE Défibrillation ECG Fibrillation Fin de l activité de pompage du cœur avec, pour conséquence, une absence de battement cardiaque ou de pouls et de respiration. Terme général qui désigne la mort du muscle cardiaque à la suite d une interruption d irrigation sanguine. Elle est souvent confondue avec l arrêt cardiaque. Défibrillateur automatique externe. Appareil qui évalue le rythme cardiaque d une victime et délivre un choc électrique au cœur si un rythme traitable par choc est détecté. Délivrance d un choc électrique au cœur dans le but d interrompre une fibrillation ventriculaire. Électrocardiogramme. Représentation composite de l activité électrique du cœur. Activité anarchique du système électrique du cœur. Cette situation peut se produire dans les oreillettes ou les ventricules. Lorsque la fibrillation se produit dans les ventricules, ceux-ci se mettent à battre de manière rapide et anarchique, les empêchant ainsi de faire circuler du sang dans l organisme. Fibrillation ventriculaire Rythme cardiaque anarchique menaçant le pronostic vital. Impédance Infarctus du myocarde Joule LED Opérateur RCP Rythme non traitable par choc Rythme traitable par choc SAS Tachycardie ventriculaire Utilisateur Victime Résistance au flux du courant électrique à travers le corps. Terme exact de ce que l on appelle crise cardiaque. Mort du muscle cardiaque à la suite d une interruption d irrigation sanguine de cette région particulière du myocarde. Unité de l énergie délivrée par un défibrillateur. Diodes électroluminescentes. Dans ce manuel, personne qui apporte son aide à une victime en arrêt cardiaque. Utilisé indifféremment avec utilisateur. Réanimation cardio-pulmonaire. Ceci implique la pratique du bouche-à-bouche et d un massage cardiaque externe sur une victime en arrêt cardiaque. Rythme cardiaque détecté par le défibrillateur qui ne nécessite pas un choc mais peut nécessiter une RCP. Rythme cardiaque détecté par le défibrillateur comme nécessitant un choc, comme la fibrillation ventriculaire par exemple. Shock Advisory System (système de conseil de choc) breveté de Physio-Control. Rythme cardiaque rapide ayant son origine dans le ventricule. Dans ce manuel, personne qui apporte son aide à une victime en arrêt cardiaque. Utilisé indifféremment avec opérateur. Dans ce manuel, personne qui souffre d un arrêt cardiaque. Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS Physio-Control, Inc.10 INTRODUCTION Conventions utilisées dans le texte Tout au long de ce manuel, des caractères spéciaux sont utilisés pour repérer étiquettes et invites vocales : Étiquettes de commandes de fonctionnement : MAJUSCULES telles que MARCHE/ARRÊT et CHOC. Invites vocales : MAJUSCULES EN ITALIQUES comme pour TENEZ-VOUS À DISTANCE. INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ Cette section donne des informations importantes pour aider l utilisateur à manipuler votre défibrillateur en toute sécurité. Familiarisez-vous avec tous les termes, les avertissements et les symboles présentés dans cette section. Termes relatifs à la sécurité L utilisateur pourra rencontrer les termes suivants dans le manuel et pendant l utilisation du défibrillateur : Danger Avertissement Précaution Danger immédiat qui peut avoir pour conséquence de graves blessures voire la mort de l utilisateur et/ou de la victime. Dangers ou pratiques hasardeuses qui peuvent avoir pour conséquence de graves blessures voire la mort de l utilisateur et/ou de la victime. Dangers ou pratiques hasardeuses qui peuvent avoir pour conséquence de légères blessures pour l utilisateur et/ou la victime, des dégâts au produit ou des dégâts matériels. 1-4 Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS11 INTRODUCTION Avertissements et précautions d ordre général AVERTISSEMENTS! 1 INTRODUCTION Risque de choc électrique. Le défibrillateur délivre jusqu à 360 joules d énergie électrique. Cette énergie électrique peut entraîner des blessures graves voire la mort sauf utilisation adéquate comme décrit dans ce manuel. Ne pas essayer d utiliser cet appareil à moins d être entièrement familiarisé avec ce manuel et toutes les fonctions des commandes, des indicateurs, des connecteurs et des accessoires. Ne rien introduire (ni doigt, ni objet) dans l emplacement batterie du défibrillateur autre que le CHARGE-PAK. Risque de choc ou d incendie. Ne plonger aucune partie de cet appareil dans l eau ou d autres liquides. Éviter de renverser des liquides sur l appareil ou les accessoires. Ne pas nettoyer avec des cétones ou d autres agents inflammables. Ne pas passer à l autoclave ni stériliser cet appareil ou les accessoires, sauf indication contraire. Risque d incendie ou d explosion. Ne pas stocker ce défibrillateur en présence de gaz inflammables ou au contact direct de matériaux inflammables. Ne pas utiliser cet appareil en présence de gaz inflammables ou de produits anesthésiques. Faire preuve de prudence lors de l utilisation de cet appareil à proximité de sources d oxygène (comme des appareils d aide à la respiration ou des tubes de respirateur). Fermer la source de gaz ou l éloigner du patient pendant la défibrillation. Risque d arrêt de l appareil. Lorsque le symbole Attention apparaît pour la première fois sur l écran d état de marche, seuls un petit nombre de chocs et de temps de contrôle sont disponibles. Il doit toujours y avoir un CHARGE-PAK dans le défibrillateur. Vérifier périodiquement que le défibrillateur est en état de marche. Remplacer le chargeur de piles CHARGE-PAK après chaque utilisation du défibrillateur. Risque d interférence électrique avec la performance de l appareil. Tout équipement en cours d utilisation à proximité de l appareil risque d émettre une forte interférence électromagnétique ou radioélectrique pouvant affecter la performance de cet appareil. Des interférences radioélectriques peuvent avoir pour conséquence un fonctionnement inadéquat de l appareil, des ECG déformés et entraîner une incapacité à détecter un rythme traitable par choc ou l arrêt de stimulation. Éviter d utiliser cet appareil à proximité d appareils de cautérisation, d équipement de diathermie, des téléphones cellulaires ou tout autre équipement portable ou cellulaire à communication RF. Garder une distance d au moins 1,2 mètres avec l équipement et éviter d allumer et d éteindre rapidement les radios d urgence. Contacter un représentant de l assistance technique en cas de besoin. Risque d interférence électrique. L utilisation de câbles, d électrodes ou d accessoires qui ne sont pas spécifiés pour être utilisés avec cet appareil peut avoir pour conséquence des émissions augmentées ou une résistance diminuée aux interférences électromagnétiques pouvant affecter la performance de ce défibrillateur ou des équipements à proximité. Utiliser uniquement les composants et accessoires spécifiés dans ce manuel. Risque d interférence électrique. Cet appareil peut entraîner une interférence électromagnétique, surtout pendant les processus de charge et de transfert d énergie. Cette interférence électromagnétique peut affecter la performance d équipement fonctionnant à proximité. Vérifier les effets de la décharge du défibrillateur sur d autres équipements avant d utiliser le défibrillateur en cas d urgence, si possible. Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS Physio-Control, Inc.12 INTRODUCTION AVERTISSEMENTS! Risque de performance inadéquate de l appareil. L utilisation de câbles ou d électrodes provenant d autres fabricants risque d entraîner une performance inadéquate de l appareil et de rendre non valide la certification accordée par l agence de sécurité. Utiliser uniquement les composants et accessoires spécifiés dans ce manuel. L utilisation de matériel ou d accessoires endommagés ou ayant dépassé leur date de péremption risque d entraîner une performance inadéquate de l appareil et de blesser la victime ou l utilisateur. Risque au niveau de la sécurité et endommagement possible du matériel. Les moniteurs, les défibrillateurs et leurs accessoires (y compris les électrodes et les câbles) contiennent des matériaux ferromagnétiques. Comme pour tout équipement ferromagnétique, ces produits ne doivent pas être utilisés en présence d un champ fortement magnétique créé par un appareil d imagerie à résonance magnétique (IRM). Ce champ fortement magnétique créé par un appareil IRM attire le matériel avec une force suffisante pour entraîner la mort ou des blessures graves aux personnes situées entre le matériel et l appareil IRM. Cette attraction magnétique peut également endommager le matériel. Des brûlures de la peau se produiront également en raison de l échauffement des matériaux conducteurs d électricité, comme les dérivations de patient et les capteurs d oxymètre de pouls. Pour plus d informations, consulter le fabricant de l appareil IRM. Risque de dommages au matériel. Ce défibrillateur peut être endommagé par des mauvais traitements mécaniques ou physiques, tels qu immersion dans l eau ou chute. Si le défibrillateur a subi de mauvais traitements, le retirer du service et contacter un technicien d entretien qualifié. L utilisation de matériel ou d accessoires endommagés ou ayant dépassé leur date de péremption risque d entraîner une performance inadéquate de l appareil et de blesser la victime ou l utilisateur. 1-6 Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS13 INTRODUCTION SYMBOLES Les symboles suivants peuvent figurer dans ce manuel et sur les défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS. Pour plus d informations sur les symboles de l écran d état de marche, se reporter à la Section 2, POUR COMMENCER. 1 INTRODUCTION Symbole OK Explication Indicateur OK. Le défibrillateur est en état de marche. Attention. Sur l écran d état de marche la tension de la pile interne est faible. Se reporter à la page 2-4 pour plus d informations sur l écran d état de marche. Attention. Sur le chargeur de piles CHARGE-PAK consulter le mode d emploi. Se reporter à la page 5-5 pour plus d informations sur le chargeur de piles CHARGE-PAK. Attention. Sur l avertissement de sécurité consulter le mode d emploi. Se reporter à la page 1-5 pour plus d informations sur les avertissements et les précautions à prendre. Attention. Sur les électrodes de défibrillation consulter le mode d emploi. Se reporter à la page 2-6 pour plus d informations sur les électrodes de défibrillation. Avertissement, haute tension. Indicateur chargeur de piles CHARGE-PAK. L écran d état de marche indique que le chargeur de piles CHARGE-PAK doit être remplacé. Indicateur clé. Il existe une situation qui empêche ou pourrait empêcher le fonctionnement normal du défibrillateur. Se reporter à la page 5-8 pour plus d informations. CHARGE-PAK Placer ce côté vers le haut. Fragile/Cassable. À manipuler avec précaution. Protection contre l eau. Bouton alimentation Marche/Arrêt. Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS Physio-Control, Inc.14 INTRODUCTION Symbole Explication Connexion patient de type BF. À ne pas utiliser sur des enfants de moins de huit ans ou pesant moins de 25 kg. Les électrodes à énergie réduite pour nourrissons/enfants ne sont pas compatibles avec les câbles de défibrillation et de thérapie QUIK-COMBO. Pour utiliser les électrodes pour nourrissons/enfants, les connecter directement au DAE. À ne pas utiliser sur les adultes. Les électrodes Physio-Control ne contiennent pas de latex. La flèche indique l emplacement du bouton Marche/Arrêt. Symbole qui représente un défibrillateur et identifie le bouton Choc. LOT YYWW Référence de lot. Ne pas réutiliser à usage unique. Utiliser avant la date de péremption : aaaa-mm-jj. Se reporter aux instructions pour la procédure de recyclage, page 5-8. Se reporter aux instructions pour la procédure d élimination, page 5-4. Ne pas jeter ce produit dans une décharge municipale ne pratiquant pas le tri des déchets. Mettre ce produit au rebut selon les réglementations locales en vigueur. Consulter le site web pour obtenir des instructions sur la mise au rebut correcte de ce produit Sigle d homologation conformément à la directive européenne relative aux appareils médicaux 93/42/CEE. 1-8 Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS 15 INTRODUCTION Symbole Explication Certification de l Association canadienne sur les normes pour les États-Unis et le Canada. 1 INTRODUCTION!USA Pour les États-Unis seulement. Limite de pression atmosphérique. Plage d humidité relative entre 5 % et 95 % C 15 0 C F F Stocker dans un endroit frais et sec 0 C à 50 C. Température de stockage recommandée : 15 C à 35 C. L appareil doit être stocké à des températures extrêmes ( 40 C ou 70 C) pendant une durée limitée de sept jours seulement. Passé ce délai, la durée de stockage des électrodes sera réduite. YYYY Date de fabrication. ATTENTION RISQUE D INCENDIE Ne pas démonter la batterie, la porter à une température supérieure à 100 C ou l incinérer ATTENTION RISQUE D INCENDIE Ne pas écraser, percer ou démonter la batterie Rx Only MIN CAT La loi fédérale américaine exige que cet appareil soit vendu par un médecin ou sur ordre d un médecin. Numéro de produit du fabricant. Numéro de référence utilisé pour passer des commandes. REF ou REF Référence du produit. Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS Physio-Control, Inc.16 INTRODUCTION À PROPOS DES DÉFIBRILLATEURS LIFEPAK CR PLUS ET LIFEPAK EXPRESS Les défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS sont conçus pour être utilisés à l intérieur et à l extérieur. Chaque défibrillateur est disponible dans deux modèles, l un est entièrement automatique et l autre semi-automatique. Une fois que les électrodes de défibrillation sont posées, le modèle entièrement automatique détermine le rythme cardiaque et si un rythme traitable par choc est détecté, il délivre un choc sans aucune assistance de la part de l utilisateur. Le modèle semi-automatique détermine le rythme cardiaque mais demande à l utilisateur d appuyer sur le bouton Choc, si un rythme traitable par choc a été détecté. Les deux modèles comportent des invites vocales qui guident l utilisateur tout au long du processus de défibrillation. Capacités et fonctions Les paragraphes suivants présentent les fonctions spécifiques des défibrillateurs. Accessoires Le défibrillateur est livré avec un chargeur de piles CHARGE-PAK installé, un sachet contenant les électrodes de défibrillation QUIK-PAK préconnectées et le mode d emploi. Se reporter àlasection 5 pour les autres accessoires. Analyse du rythme cardiaque Le Shock Advisory System (système de conseil de choc) breveté de Physio-Control évalue le rythme cardiaque de la victime. Se reporter à l ANNEXE B pour plus d informations. Auto-test automatique Le défibrillateur se teste lui-même une fois par semaine et à chaque fois qu il est mis en marche. Le défibrillateur effectue, en plus, une fois par mois, un auto-test plus complet. Cet auto-test contrôle les circuits du défibrillateur pour vérifier qu il est en état de marche. Configuration personnalisée Le défibrillateur est livré prêt à l emploi avec le protocole d énergie biphasique progressive ADAPTIV préprogrammé. Le défibrillateur dispose également de plusieurs réglages qui peuvent être personnalisés. Parmi ceux-ci, il y a l ID du défibrillateur, le volume des invites vocales, la séquence d énergie et le protocole. Détection de mouvement Le système breveté de détection de mouvement détecte les mouvements de la victime ou de l utilisateur qui pourraient affecter l évaluation du rythme cardiaque. L évaluation du rythme cardiaque est interrompue lorsque le défibrillateur détecte un mouvement. Écran d état de marche Cet écran facile à lire indique si le défibrillateur est en état de marche ou s il a besoin d entretien. Électrodes de défibrillation (palettes) Lorsqu elles sont posées sur la victime, les électrodes de défibrillation (palettes) QUIK-PAK de Physio-Control fonctionnent avec le défibrillateur pour contrôler le rythme cardiaque et déterminer le moment où un choc doit être délivré. Si la victime est transférée dans un service d urgence, ces électrodes de défibrillation peuvent être déconnectées du défibrillateur et reconnectées sur un autre DAE ou défibrillateur compatible avec les électrodes QUIK-COMBO. Pour les nourrissons ou les enfants de moins de huit ans et/ou pesant moins de 25 kg, utiliser les électrodes de défibrillation à réduction d énergie pour nourrissons/enfants. Ces électrodes réduisent par quatre l énergie délivrée par le DAE à la victime. Conserver toutes les électrodes de défibrillation avec le DAE Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS17 INTRODUCTION Fonctionnement automatisé Des invites vocales guident l utilisateur tout au long du processus de défibrillation. Le défibrillateur entièrement automatique ne nécessite aucune intervention de l opérateur en dehors du placement des électrodes de défibrillation sur la victime. Si le défibrillateur détecte un rythme traitable par choc, il en avise l utilisateur avant de délivrer un choc puis délivre le choc sans qu il y ait une quelconque intervention de l utilisateur. Le défibrillateur semi-automatique comporte un bouton Choc très visible sur lequel l utilisateur doit appuyer lorsque le défibrillateur lui en donne l invite vocalement. 1 INTRODUCTION Forme d onde de défibrillation Le choc de défibrillation, qui utilise la technologie biphasique ADAPTIV, est délivré sous la forme d une forme d onde de défibrillation exponentielle tronquée biphasique (BTE Biphasic truncated exponential). Gestion de données Le défibrillateur mémorise numériquement des données dès qu il est allumé et que les électrodes de défibrillation sont posées sur la victime. Les données enregistrées comportent la date et l heure, les données ECG et le nombre de chocs. Le défibrillateur enregistre également les résultats des auto-tests automatiques. Les données enregistrées peuvent être transférées à un ordinateur au moyen d une liaison infra-rouge série, le port IrDA. Un programme de transfert et de gestion de données qui fonctionne sur un ordinateur importe les données événements et tests à partir du défibrillateur. Système d alimentation électrique L alimentation en énergie est fournie par une pile au lithium interne rechargeable. La pile interne fournit l énergie nécessaire à l alimentation du défibrillateur. Un chargeur de piles CHARGE-PAK remplaçable fournit une charge de maintien pour la pile interne. Il est important de maintenir un chargeur de piles CHARGE-PAK en bon état de charge dans le défibrillateur, même lorsque le défibrillateur est rangé. Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS Physio-Control, Inc.18 19 POUR COMMENCER 2 2 POUR COMMENCER Cette section fournit un guide pour les défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS et décrit la manière de les préparer avant leur utilisation. DÉBALLAGE ET EXAMEN DE VOTRE DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK CR PLUS OU LIFEPAK EXPRESS EMPLACEMENT DE VOTRE DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK CR PLUS OU LIFEPAK EXPRESS page COMMANDES, INDICATEURS ET ÉTIQUETTES 2-4 Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS Physio-Control, Inc.20 POUR COMMENCER DÉBALLAGE ET EXAMEN DE VOTRE DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK CR PLUS OU LIFEPAK EXPRESS Suivre les instructions suivantes pour vérifier que le défibrillateur est entier et complet : 1 Sortir le défibrillateur de son emballage et examiner soigneusement l extérieur pour repérer d éventuelles zones endommagées au cours du transport. 2 Vérifier que les autres pièces présentes dans l emballage correspondent au bon de commande. 3 Vérifier la présence du symbole OK sur l écran d état de marche. Il indique que le défibrillateur est en état de marche. Si le symbole OK n est pas visible, contacter votre représentant Physio-Control. 4 Contrôler la date de péremption. La date de péremption figure sous l écran d état de marche. Cette date vous indique quand remplacer le sachet d électrodes et le chargeur de piles. 5 Vérifier le haut-parleur du défibrillateur en procédant comme suit : Remarque : Cette vérification concerne uniquement le haut-parleur. Ne pas suivre les invites vocales. Appuyer sur le bouton MARCHE-ARRÊT pour ouvrir et allumer le défibrillateur. Vérifier que les invites vocales sont audibles. Appuyer pendant approximativement 2 secondes sur le bouton MARCHE-ARRÊT pour éteindre le défibrillateur. Trois tonalités retentissent. 6 Fermer et verrouiller le couvercle. Ne pas réouvrir le couvercle sauf si nécessaire. Cela risquerait de réduire la durée de vie de la pile. Pour toute question sur le défibrillateur, contacter votre représentant Physio-Control. ATTENTION! Une fois ce contrôle initial terminé, ne pas ouvrir le couvercle inutilement. Le défibrillateur se met en marche et la puissance de la pile diminue chaque fois que le couvercle est ouvert. Après un fonctionnement cumulé de 30 minutes, l indicateur du CHARGE-PAK s affiche sur l écran d état de marche pour indiquer que le chargeur de piles CHARGE-PAK et le sachet d électrodes QUIK-PAK doivent être remplacés. Conserver l emballage externe ainsi que les éléments pour le cas où le défibrillateur devrait être réexpédié. 2-2 Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS21 POUR COMMENCER EMPLACEMENT DE VOTRE DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK CR PLUS OU LIFEPAK EXPRESS Le défibrillateur doit être facile d accès dans un emplacement exempt d obstacles. Cet endroit pourrait être un emplacement situé près du matériel d urgence, comme des extincteurs et des trousses de premiers secours. Au moment d envisager le lieu de l emplacement, éviter des endroits qui exposeraient le défibrillateur à l humidité, à la poussière et aux températures extrêmes. La température de stockage recommandée est comprise entre 15 C et 35 C. Des températures plus élevées réduiront la durée de vie de la pile et des électrodes. AVERTISSEMENT! Risque d incendie ou d explosion. Ne pas stocker ce défibrillateur en présence de gaz inflammables ou au contact direct de matériaux inflammables. Bien que le défibrillateur et les électrodes soient conçus pour supporter des fluctuations de la température ambiante entre 40 C et 70 C, ils ne peuvent être stockés qu une seule semaine à des températures extrêmes de 40 C ou de 70 C. Passé ce délai, la durée de stockage des électrodes sera réduite. Se reporter à l ANNEXE A, à la page A-3, qui apporte des spécifications sur l environnement. Le défibrillateur peut être placé sur une surface stable ou installé sur un support murale (accessoire). Contacter votre représentant Physio-Control. 2 POUR COMMENCER Mode d'emploi des défibrillateurs LIFEPAK CR Plus et LIFEPAK EXPRESS Physio-Control, Inc. Montrer encore
+ LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI Responsabilité des informations Il est de la responsabilité Plus en détail LIFEPAK CR. Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI
LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI Responsabilité des informations Il est de la responsabilité Plus en détail PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE DE NIVEAU 1
TECHNIQUE 9.1 MISE EN ŒUVRE D UN DAE 1. Justification La survie des personnes en arrêt cardio-respiratoire par fonctionnement anarchique du cœur est amélioré si une défibrillation est réalisée précocement. Plus en détail Works like you work. La solution pour l accès public à la défibrillation. Le secourisme facile
Défibrillateur Cardiaque Automatisé Décret n 2007-705 du 4 mai 2007 : autorise toute personne, même non médecin, à utiliser un défibrillateur pour sauver des vies. Def-i Accessible au grand public, ce Plus en détail Caractéristiques techniques
Défibrillateur Philips HeartStart OnSite Caractéristiques techniques Défibrillateur Modèle Gamme de défibrillateur Éléments livrés Type d onde Énergie Intervalle entre chocs Délivrance rapide du choc Instructions Plus en détail FICHE TECHNIQUE. Modèle AED G3+ Le défibrillateur le plus fiable du marché 21/04/2011 DEFIBRILLATEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE. Ref. Haléco : 036.946.
FICHE TECHNIQUE DEFIBRILLATEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE Ref. Haléco : 036.946.93 Modèle AED G3+ Le défibrillateur le plus fiable du marché Mise en marche facile dès l ouverture du capot Electrodes simples, Plus en détail Dégivreur de pare-brise pour auto
Conrad sur INTERNET www.conrad.fr N O T I C E Version 01/10 Dégivreur de pare-brise pour auto Code : 856072 Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son Plus en détail La Défibrillation Automatisée Externe HOPITAL SOULTZ-ENSISHEIM
La Défibrillation Automatisée Externe HOPITAL SOULTZ-ENSISHEIM 2009 1. La Défibrillation Automatisée Externe 1. 1. Définition : Défibrillation automatisée consiste à faire traverser le cœur en arrêt circulatoire Plus en détail Série FP400. Centrales d alarme et de détection incendie conventionnelles contrôlées par microprocesseur. Manuel d utilisation
Série FP400 Centrales d alarme et de détection incendie conventionnelles contrôlées par microprocesseur Manuel d utilisation Version 2.3 / Juin 2004 Aritech est une marque de GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea Plus en détail Le premier et le seul Défibrillateur Entièrement Automatique équipé d une réelle assistance au massage cardiaque Intègre la technologie Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) 100% utile. En cas Plus en détail Informations sur la conformité et la sécurité de Cisco TelePresence ISDN GW 3200 Series
Informations sur la conformité et la sécurité de Cisco TelePresence ISDN GW 3200 Series Sur cette page: Symboles de sécurité Directives d'utilisation Mises en garde liées à la sécurité Spécifications techniques Plus en détail Bloc d alimentation à écran LED, 5.200 mah
Bloc d alimentation à écran LED, 5.200 mah Manuel 31890 SPÉCIFICATIONS Capacité : 5.200 mah Batterie : lithium-ion Entrée : 5 V CC/1 A Sortie : 5 V CC/2,1 A Temps de charge : environ 6 heures Cycle de Plus en détail HeartSine PAD 500P Trainer Manuel de l utilisateur 1
HeartSine samaritan PAD 500P Trainer Modell: TRN500 Manuel de l utilisateur HeartSine HeartSine PAD 500P Trainer Manuel de l utilisateur 1 samaritan HeartSine avec CPR Advisor, modèle 500P Le HeartSine Plus en détail Avant de commencer à utiliser l oreillette, vous devez charger la pile entièrement.
Merci d avoir acheté un produit Hip Street. Nous espérons que vous aimerez utiliser cet appareil. Veuillez visiter notre site Web à www.hipstreetonline.com. Préface Veuillez lire attentivement le présent Plus en détail Manuel d utilisation du Défibrillateur automatisé externe (DAE)
Manuel d utilisation du Défibrillateur automatisé externe (DAE) IMPORTANT Lisez attentivement et intégralement le présent manuel d utilisation avant d utiliser l appareil pour la première fois. Les informations Plus en détail FOURCHE OPTIQUE NUMERIQUE Réf. BEESPI
: 0033 (0)169922672 : 0033 (0)169922674 : www.sordalab.com @ : info@sordalab.com FOURCHE OPTIQUE NUMERIQUE Réf. BEESPI Fourche optique numérique Réf. BEESPI Page 1 sur 5 1. MESURES DE PRECAUTION Tenir Plus en détail Guide d Installation. d installation Kit solaire mains-libres Bluetooth pour voiture GBHFK231W6
Guide d Installation d installation Kit solaire mains-libres Bluetooth pour voiture 1 GBHFK231W6 Table des matières Contenu de l emballage 4 Exigences 5 Présentation de l appareil 6 Chargement du kit pour Plus en détail MANUEL D UTILISATION CUISEUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS PRESTO PAN POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
MANUEL D UTILISATION CUISEUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS PRESTO PAN Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT Plus en détail WS 9006 Mode d emploi. 1. Fonctionnalités. 1.1 Pluviomètre - Mesure du niveau des précipitations actuelles, sur 1 Hr, sur 24 Hrs et totales
WS 9006 Mode d emploi 1. Fonctionnalités 1.1 Pluviomètre - Mesure du niveau des précipitations actuelles, sur 1 Hr, sur 24 Hrs et totales - Affichage de l historique par jour, semaine et mois des précipitations Plus en détail Ce défibrillateur est installé dans le bâtiment de l ancienne mairie.
Ce défibrillateur est installé dans le bâtiment de l ancienne mairie. d un haut-parleur qui donne des messages sonores et guide le sauveteur dans son action D un accumulateur (batterie) d énergie qui permet Plus en détail GE Security. KILSEN série NK700 Centrale de détection et d alarme Incendie conventionelle. Manuel d utilisation
GE Security KILSEN série NK700 Centrale de détection et d alarme Incendie conventionelle Manuel d utilisation g ination imag at work Kilsen is a brand name of GE Security. www.gesecurity.net COPYRIGHT Plus en détail PORTIER VIDEO INSPEKTOR Ref.890065
NOTICE D UTILISATION PORTIER VIDEO INSPEKTOR Ref.890065 Lire la notice avant utilisation et la conserver I.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Taille écran : 7" (affichage 16/9) Résolution : 1440 (H) x 234 (V) Plus en détail Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA) Defibtech DDU-120
Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA) Defibtech DDU-120 Manuel de l utilisateur Software v2.0 Notices Defibtech ne sera pas responsable pour les erreurs contenues ci-dessous ou pour les dommages Plus en détail Clés et télécommandes
Clés et télécommandes PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT MISES EN GARDE Retirez toutes les clés intelligentes d un véhicule laissé sans surveillance. Vous vous assurerez ainsi que le véhicule reste dans les conditions Plus en détail Installation de la centrale ANALYSE MATERIELLE DE L ALARME INTRUSION RADIO MULTISERVICE
, 0/10 Installation de la centrale Dévissez la vis cruciforme située à l avant. Insérez un tournevis plat dans la fente située à l arrière en partie basse du socle. Faites levier avec le tournevis pour Plus en détail FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS Le défibrillateur, un investissement pour la vie
FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS Le défibrillateur, un investissement pour la vie Défibrillateur Samaritan Pad 300 P FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS 31 rue de Bavans 25113 Sainte-Marie Tél : 09.81 92 73 50 Plus en détail GUIDE D UTILISATION DU DAE FRED EASY SCHILLER
µ GUIDE D UTILISATION DU DAE FRED EASY SCHILLER Allumer le DAE Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer le dispositif Préparer le Patient (Utiliser le kit de secours présent dans la sacoche du DAE) Plus en détail LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI
LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI Important Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes autorisées. Enregistrement de l'appareil Veuillez Plus en détail GASMAN II MANUEL D UTILISATION
ANALYSE DETECTION SECURITE GASMAN II MANUEL D UTILISATION SOMMAIRE 1. INTRODUCTION ---------------------------------------------------------------------------------- P 2 2. CARACTERISTIQUES DE L APPAREIL---------------------------------------------------- Plus en détail Table ronde du 26 mars 2009
La défibrillation Table ronde du 26 mars 2009 1 La défibrillation Généralités Le rythme cardiaque régulier ou rythme sinusal : le cœur se contracte et se relâche de façon régulière pour assurer un flux Plus en détail Défibrillation et Grand Public. Méd-Cl JAN Didier Médecin chef Méd-Cne PIVERT Pascaline
Défibrillation et Grand Public Méd-Cl JAN Didier Médecin chef Méd-Cne PIVERT Pascaline Quelques chiffres (1) 50 à 60 000 décès en France par mort subite dont la moitié font suite à l apparition d une tachycardie Plus en détail Guide d utilisateur de la console visioconférence Nokia PT-8 (pour Nokia 6630) 9234164 Edition 1
Guide d utilisateur de la console visioconférence Nokia PT-8 (pour Nokia 6630) 9234164 Edition 1 DECLARATION DE CONFORMITE Nous, NOKIA CORPORATION, déclarons sous notre seule responsabilité la conformité Plus en détail 2. Garantie En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :
1. Important Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d utiliser votre antenne terrestre d intérieur. Ce manuel contient des informations importantes concernant le fonctionnement de votre antenne. Plus en détail FONCTIONS DES TOUCHES
FONCTIONS DES TOUCHES 5 1 2 6 7 8 3 4 9 10 13 15 11 12 14 8 1 Sélecteur de Bande FM/AM/SW 2 Bouton de Syntonisation 3 Bouton Alimentation/ Volume 4 Haut-parleur 5 Affichage de la Fréquence 6 Voyant de Plus en détail Notice d utilisation. EASY Sender 5.8. Avec relais de télécommande
EASY Sender 5.8 Avec relais de télécommande Notice d utilisation Référence document : NS_511058_1002 Pour une installation correcte et rapide, nous insistons sur l utilisation de cette notice. 2 Certificat Plus en détail BTS-200 Kit mains libres Bluetooth pour auto Manuel d utilisation
BTS-200 Kit mains libres Bluetooth pour auto Manuel d utilisation Table des matières I. Présentation et fonctionnalités I-1 Présentation... I-2 Fonctionnalités II. Mode opératoire II-1 Mise en charge des Plus en détail CardiOuest Mail : info@cardiouest.fr - Téléphone : 02.30.96.19.53.
CardiOuest Chaque jour en France, environ 200 personnes succombent d'un Arrêt Cardiaque Soudain (ACS). C'est 10 fois plus que le nombre de victime d'accident de la route. Faute d'intervention rapide, le Plus en détail MANUEL DE L UTILISATEUR
MANUEL DE L UTILISATEUR V1.2 octobre 2011 Table des matières MANUEL DE L UTILISATEUR... 1 1 UTILISATION PRÉVUE... 3 2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES... 3 3 INSTALLATION... 3 3.1 Remplacement de la batterie... Plus en détail 3, rue de la Louvière - 78120 RAMBOUILLET Tél. : 01 34 57 11 55 - Fax : 01 30 41 15 38 S.A.V. 0811 69 67 60 - www.coffres-forts.com.
3, rue de la Louvière - 7820 RAMBOUILLET Tél. : 0 34 57 55 - Fax : 0 30 4 5 38 S.A.V. 08 69 67 60 - www.coffres-forts.com SOLAR Basic Mode d emploi de la serrure électronique de haute sécurité Sommaire Plus en détail FSN86100160: 04 décembre 2014. URGENT Notification de sécurité produit Moniteur/défibrillateur Philips HeartStart MRx
- 1/7 - Systèmes Concernés Produit : Moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx Appareils concernés : appareils MRx ayant un numéro de série compris dans les plages suivantes : Modèle M3535A : US00100100 Plus en détail LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI
LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI Important Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes autorisées.!usa Rx Only!USA Suivi de l'appareil L'office Plus en détail HeartSine Samaritan PAD Des DAE qui sauvent des vies
HeartSine Samaritan PAD Des DAE qui sauvent des vies www.heartsine.fr HeartSine Samaritan PAD 300/500 Des DAE qui sauvent des vies En cas d arrêt cardiaque subit, un défibrillateur de type DAE (défibrillateur Plus en détail Mode d'emploi AED de formation
Mode d'emploi AED de formation NUMÉRO DE RÉFÉRENCE Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. Le défibrillateur externe automatique (AED) de formation est un appareil utilisé pour Plus en détail samaritan AED, PAD & PDU Guide d utilisation du logiciel Saver EVO
PROGRAMMATEUR GUIDE D UTILISATION SOMMAIRE Description 4 Installation 4 Fonctionnement 5 Consignes de sécurité 6 Informations sur la règlementation 6 Prévention et entretien 7 Règlements FCC 9 3 Ce guide Plus en détail 0. Guide de démarrage rapide du serveur SGI 1100
0. Guide de démarrage rapide du serveur SGI 1100 Ce guide fournit les informations concernant l installation du système de base, du déballage à l amorçage de votre Serveur SGI 1100, comme suit : Déballage Plus en détail La montre d appel d urgence Limmex Mode d emploi. Le lien direct.
La montre d appel d urgence Limmex Mode d emploi Le lien direct. Chère cliente, cher client, En choisissant la montre d appel d urgence Limmex, vous avez acquis un produit suisse de qualité qui, en plus Plus en détail Testeur DIGITAL universel
juin15 Composants et fournitures électromécaniques Testeur DIGITAL universel Type MT-1630 Notice d utilisation ATEC France 25 rue de la source - 33170 GRADIGNAN Tél. 05 56 89 92 00 Fax. 0 5 56 75 23 80 Plus en détail Le défibrillateur. Dr Hamdi BOUBAKER
Le défibrillateur Dr Hamdi BOUBAKER Défibrillation ou Choc électrique externe le défibrillation: geste consistant à faire passer volontairement et brièvement un courant électrique dans le cœur en cas des Plus en détail Defibtech LIFELINE Défibrillateur Externe Automatique (DEA) Addendum au Manuel de l Utilisateur
Defibtech LIFELINE Défibrillateur Externe Automatique (DEA) Addendum au Manuel de l Utilisateur Des modifications ont été apportées au Chapitre 4 (Utilisation du DEA DDU-100) du manuel de l utilisateur Plus en détail Base de chargement et de séchage MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
Base de chargement et de séchage MANUEL DU PROPRIÉTAIRE 1 Importantes consignes de sécurité Cet appareil n est pas censé être utilisé par des personnes (enfants compris) ayant des capacités physiques, Plus en détail Disque dur (avec support de montage) Mode d emploi
Disque dur (avec support de montage) Mode d emploi CECH-ZHD1 7020228 Materiel compatible Système PlayStation 3 (gamme CECH-400x) Précautions Afin de garantir une utilisation sûre du produit, lisez attentivement Plus en détail Français. Consignes de sécurité VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT
Français VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT CET APPAREIL DOIT ETRE MONTE ET UTILISE EN CONFORMITE AVEC CES INSTRUCTIONS ET RESERVE AU NETTOYAGE DOMESTIQUE, POUR ENLEVER LA POUSSIERE ET LES SALETES Plus en détail MODES D EMPLOI DES APPAREILS
MODES D EMPLOI DES APPAREILS MEDELA VARIO S:\00 Direction\Mes documents\site internet\docus word et pdf\appareils emploi\mode d'emploi Proximos Vario.doc/27/10/2011 1/7 En cas de questions ou de problèmes, Plus en détail LIFEPAK 15 MONITEUR/DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI
LIFEPAK 15 MONITEUR/DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI LIFEPAK 15 MONITEUR/DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI Informations importantes Enregistrement de l appareil Veuillez enregistrer votre appareil sur www.physio-control.com. Plus en détail Guide d utilisation rapide One Touch Y580
Guide d utilisation rapide One Touch Y580 Précautions et consignes de sécurit curité... 2 1. Présentation sentation... 2 1.1 Contenu de l emballage... 3 1.2 Application... 3 1.3 Présentation de l appareil... Plus en détail Manuel de l utilisateur pour détecteur de mouvement avec télécommande
Sécurité personnelle Manuel de l utilisateur pour détecteur de mouvement avec télécommande Ne pas utiliser dans des lieux humides Alarme à détection de mouvement Avec télécommande Montage au mur Indicateur Plus en détail Moniteur UV Portable Modèles : EB612 / UV888
Moniteur UV Portable Modèles : EB612 / UV888 MANUEL DE L UTILISATEUR TABLE DES MATIERES Table des Matières... 1 Introduction... 2 Vue DEnsemble... 2 Face Avant... 2 Vue Arrière... 2 Affichage Lcd... 3 Plus en détail Manuel Utilisateur OPN 2001 Scanner de Poche O P T I C O N
Manuel Utilisateur OPN 2001 Scanner de Poche O P T I C O N Table des matières 1. Introduction... 3 1.1 Déballage... 3 1.2 Vue détaillé... 3 2. Instructions d utilisation... 4 3. Mise en route... 5 3.1. Plus en détail Générateur de secours pour le système OMEGA ACTIVE. Instructions d utilisation
Générateur de secours pour le système OMEGA ACTIVE Instructions d utilisation Avant-propos Avant-propos Ces instructions d utilisation vous aident à utiliser de manière conforme, sûre et avantageuse le Plus en détail Repères. Gestion des défibrillateurs automatisés externes
Repères Gestion des défibrillateurs automatisés externes Juin 2014 Défibrillateurs automatisés externes grand public : Recommandations à suivre Vous êtes une entreprise, une structure accueillant du public Plus en détail MANUEL D INSTRUCTIONS
MANUEL D INSTRUCTIONS Allumer le PDA. Présentation du Menu Principal...2 Fonctions de CAPTOR-S...3 Première connexion : configuration de comparateurs...3 Configurer un nouveau moyen de contrôle...4 Créer Plus en détail 11.VAE. Avertissement pour les VAE. 11.1 Description et fonctionnement. 11.2 Nettoyage
Manuel d utilisation LeKitélectriqueparArcade Avec son bureau d études qui comprend un ingénieur en électronique embarquée, Arcade a sélectionné les meilleurs fournisseurs du marché, a mesuré les performances Plus en détail Addenda au manuel de l opérateur
Remplacement du capteur d oxygène Introduction Le capteur d oxygène doit être remplacé tous les 2 ans ou chaque fois que cela est nécessaire. Consignes générales de réparation Avant de réparer le ventilateur, Plus en détail PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION POSABLE
notice PC 471-472: notice PC 481/482 12/02/13 15:10 Page 1 PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION POSABLE PC 471 PC 472 PC 471 - PC 472 - MODE D EMPLOI notice PC 471-472: notice PC 481/482 12/02/13 15:10 Page 2 Plus en détail Heartmate XVE. La source d énergie permettant à la pompe de fonctionner peut provenir d une paire de batteries ou alors de la PBU (Power Base Unit).
Heartmate XVE Description Le Heartmate XVE est un système d assistance cardiaque implantable. Il s agit d une pompe électrique et d une assistance ventriculaire gauche uniquement. La pompe est implantée Plus en détail ALIMENTATION PORTABLE 9000 AVEC DEMARRAGE DE SECOURS POUR VOITURE
ALIMENTATION PORTABLE 9000 AVEC DEMARRAGE DE SECOURS POUR VOITURE Guide d'utilisation 31889 Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation de ce produit. Dans le cas contraire, cela pourrait Plus en détail Alarme par radio Art. No.:0814..
Art. No.:0814.. Caractéristiques du produit Indication et message d alarmes, de pannes et d état de la pile de tous les détecteurs de danger installés Programmation allant jusqu à 20 détecteurs de danger Plus en détail L air contient toujours une certaine quantité d eau, sous forme de vapeur. Cela détermine
Quelques notions d humidité L air contient toujours une certaine quantité d eau, sous forme de vapeur. Cela détermine le degré d humidité d une pièce. La capacité de l air de contenir de la vapeur d eau Plus en détail UTILISATION DU CONCENTRATEUR «SIMPLYGO»
UTILISATION DU CONCENTRATEUR «SIMPLYGO» CONSIGNES D UTILISATION Fixez la bandoulière à la sacoche de transport. Avant d utiliser l appareil SimplyGo pour la première fois, soumettez la batterie SimplyGo Plus en détail Guide de prise en main du lecteur «PLEXTALK Pocket»
Guide de prise en main du lecteur «PLEXTALK Pocket» 1 Installation du PLEXTALK Pocket 1. Retournez le PLEXTALK Pocket. Vérifiez que le logo en relief soit positionné vers le haut. Enfoncez le bouton carré Plus en détail MANUEL DE L UTILISATEUR
1(10) Soneco MC2 MANUEL DE L UTILISATEUR 2(10) Publication Juin 2006 Copyright 2006 Soneco Oy Soneco Oy (S.A.) Teknologiantie 14 A, FI-90570 Oulu, FINLANDE. Soneco MC2 est une marque déposée de Soneco Plus en détail WF720 Téléphonie résidentielle sans fil Manuel utilisateur
WF720 Téléphonie résidentielle sans fil Manuel utilisateur Table des matières Apprendre à connaître votre appareil... 20 Présentation extérieure...20 Voyant à DEL...21 Installation du système... 22 Avant Plus en détail ACCESSOIRES LIFEPAK 1000. Pour l utilisation du défibrillateur. Accessoires garantis d origine Physio-Control, une division de medtronic.
ACCESSOIRES Pour l utilisation du défibrillateur LIFEPAK 1000 Accessoires garantis d origine Physio-Control, une division de medtronic. OPTIOnS D ALImEnTATIOn / ACCESSOIRES DE monitorage POUR for the L Plus en détail Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) LIFELINE Defibtech
Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) LIFELINE Defibtech Manuel de l utilisateur Software v2.0 Notices Defibtech ne sera pas responsable pour les erreurs contenues ci-dessous ou pour les dommages fortuits Plus en détail Avant d utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement le présent manuel.
Avant d utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement le présent manuel. La garantie constructeur ne s'applique qu'à la condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il Plus en détail Guide de démarrage rapide. Appareil VWR de Vonage
Guide de démarrage rapide Appareil VWR de Vonage SM Avant de commencer 1. Si vous achetez votre appareil Vonage à partir d un magasin de détail, vous devez premièrement activer le service téléphonique Plus en détail BIENVENUE DANS LE MONDE DE CONCEPT PHYTO+
BIENVENUE DANS LE MONDE DE CONCEPT PHYTO+ L 'applicateur CONCEPT PHYTO+ est une solution innovante de soin à domicile pour faciliter la pénétration d'un gel ou d'une crème polarisée en ions positifs dans Plus en détail Alarme pour séparateur hydrocarbure /graisse Type : WGA 02
Notice technique Alarme pour séparateur hydrocarbure /graisse Type : WGA 02 WGA 02 (avec sonde WGA-ES4) Code Article : 265 0021 Sonde WGA-R6 (sonde seule) Code Article : 265 0027 Sonde WGA-ES4 (sonde seule) Plus en détail LA DÉFIBRILLATION AUTOMATISÉE EXTERNE 1. OBJECTIFS
LA DÉFIBRILLATION AUTOMATISÉE EXTERNE 1. OBJECTIFS 2. LES DIFFÉRENTS MAILLONS DE LA CHAÎNE DE SURVIE La chaîne de survie identifie les différentes actions à réaliser et qui ont une importance capitale Plus en détail Sonnerie/appel interne sans fil MP3
661-884 Sonnerie/appel interne sans fil MP3 Réf. 601-237 Nous vous remercions de l achat de la sonnerie/appel interne sans fil. Avant d utiliser l appareil, nous vous prions de lire attentivement ce mode Plus en détail Les informations contenues dans ce manuel de l utilisateur sont sujettes à changement sans préavis.
i Avertissement Les informations contenues dans ce manuel de l utilisateur sont sujettes à changement sans préavis. LE FABRICANT OU REVENDEUR NE SAURAIENT ETRE TENUS RESPONSABLES DES ERREURS OU OUBLIS Plus en détail Avant d utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement le présent manuel.
Avant d utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement le présent manuel. La garantie constructeur ne s'applique qu'à la condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il Plus en détail Osstell ISQ Guide d utilisation
Osstell ISQ Guide d utilisation 5 3 2 1 6 4 7 Figure 1 Figure 2 9 8 10 11 Figure 3 Figure 4 Table des matières Description 47 Mode d emploi 47 Précautions 47 Description Technique/Spécifications 48 Description Plus en détail AED Plus. La meilleure assistance pour les sauveteurs
AED Plus La meilleure assistance pour les sauveteurs RCP indispensable Les dernières recommandations publiées en 2010 par le conseil européen de réanimation (ERC, European Resuscitation Council) sont claires Plus en détail Guide de montage 1/14. Description produit
1/14 Description produit Guide de montage beep&park est un système d aide au stationnement, qui signale au conducteur la présence d obstacles à l avant et/ou à l arrière du véhicule, lui facilitant ainsi Plus en détail Recommandations importantes pour la sécurité
Manuel d utilisation du kit «TOP DRIVE SYSTEM» Version AC Réf. 583301 Recommandations importantes pour la sécurité ATTENTION : pour éviter tout risque de choc électrique ou électrocution Ne démontez pas Plus en détail Kit mains-libres de voiture
Kit mains-libres de voiture NOTICE D UTILISATION REF. WO258 EDITION : 16-11-15 - FR AVANT LA PREMIERE UTILISATION - Déballer l appareil et les différents éléments et s assurer que chaque pièce est en bon Plus en détail ROTOLINE NOTICE DE POSE
ROTOLINE NOTICE DE POSE Nous vous remercions d avoir choisi le Système ROTOLINE pour ouvrir votre portail. Veuillez lire attentivement cette notice, vous serez à même de faire fonctionner ce système correctement. Plus en détail Lecteur éditeur de chèques. i2200. Manuel utilisateur. Solutions de transactions et de paiement sécurisées
Manuel utilisateur Lecteur éditeur de chèques i2200 Solutions de transactions et de paiement sécurisées Ingenico 2200 Avant Propos Merci d avoir choisi le Lecteur Editeur de chèque nouvelle génération Plus en détail Description. Consignes de sécurité
2 3 Description a Couvercle b Réservoir à eau c Verseuse verre ou pot isotherme (selon modèle) d Niveau d eau e Volet pivotant f Porte-filtre g Bouton d ouverture du volet h Sélecteur d arôme Modèles programmables Plus en détail Notice d utilisation Cafetère isotherme programmable CL-ISPR12X - 938896 FR-1. Version 2013.08.27
Guide d utilisation Vitrine réfrigérée Modèle KATRIN Best.-Nr. 330-1030 Sommaire 1. Indications générales 2. Indications liées à la sécurité 3. Transport et installation 4. Utilisation 5. Nettoyage 6. Plus en détail Stylo de mesure de mesure de ph/température EcoSense ph10a Manuel d utilisation
Stylo de mesure de mesure de ph/température EcoSense ph10a Manuel d utilisation PRESENTATION DU MODELE ECOSENSE ph10a A. Description 1. Capuchon des piles 2. Écran à cristaux liquides graphique 3. Clavier Plus en détail ASI Powerware 5110 Manuel de l utilisateur
ASI Powerware 5110 2005 Eaton Corporation Le contenu du présent manuel est la propriété de l éditeur et toute reproduction, même partielle, est interdite sans une autorisation écrite. Toutes les précautions Plus en détail Notice d emploi PCE-VD 3
Tel.: +33 (0) 972 3537 17 Fax: +33 (0) 972 3537 18 info@pce-france.fr Notice d emploi PCE-VD 3 Table de matières 1. NORMES DE SECURITÉ... 3 2. FONCTIONS... 3 3. SPÉCIFICATIONS... 3 4. PARTIES ET POSITIONS... Plus en détail DAE Defibtech Matériel de formation. Manuel d utilisation
DAE Defibtech Matériel de formation - DAE de formation autonome - Kit de formation avec bloc-batterie - Versions automatique et semiautomatique Manuel d utilisation Logiciel de formation V0 Avis Defibtech Plus en détail NOTICE D UTILISATION
ASPIRATEUR SANS SAC COMPACT REF ZW1011S23010 Puissance NOM. : 1000W / Puissance MAX. : 1200W / 220-240V 50hz NOTICE D UTILISATION LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION Plus en détail Mon stationnement Zen. www.monpiaf.fr
Mon stationnement Zen www.monpiaf.fr Mode d emploi du boîtier PIAF Écran de contrôle Mode Parking Mon stationnement Zen www.monpiaf.fr Touche Arrêt Sélection de la zone Touche Marche & Valider Stationner Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back