Source: http://docplayer.pl/4017819-Wojskowa-specjalistyczna-przychodnia-lekarska-samodzielny-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-48-300-nysa-ul-tadeusza-kosciuszki-3.html
Timestamp: 2018-03-24 14:12:25+00:00
Document Index: 114953496

Matched Legal Cases: ['art.38', 'art 29', 'art. 29', 'art. 148', 'Art.148', 'art. 148', 'art. 148']

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 3 - PDF
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 3
Download "WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 48-300 Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 3"
1 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 3 Znak sprawy: ZP-1/WSPL/2014 Nysa, dnia 15 maja 2014 r. Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona internetowa na której została udostępniona SIWZ. Dotyczy : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA SYSTEMU POŚREDNIEJ RADIOGRAFII CYFROWEJ Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe postępowanie. I. Pytanie nr 1 Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawianie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych, Obsługa pracowni radiologicznych RIS, Funkcje tworzenia słowników pkt.3 Tworzenie bazy pacjentów. Gromadzenie niezbędnych informacji wymaganych przez NFZ. Weryfikacja poprawności numeru PESEL, automatyczne uzupełnianie daty urodzenia i płci na podstawie PESELU. Kontrola unikalności tego numeru w bazie danych. Integracja z bazą wykorzystywaną w pozostałych modułach Czy przez integrację z bazą danych wykorzystywaną w pozostałych modułach, Zamawiający rozumie integracji; tyłka z K5-SOMED Firmy KAMSOFT? Jeśli odpowiedź jest negatywna, to prosimy o podanie producenta i nazwy pozostałego oprogramowania z którym ma być integrowana baza pacjentów. Prosimy o informację czy posiadane oprogramowanie ma zaimplementowane mechanizmy integracji i wymiany danych np. protokół HL7. Pytanie nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych, Obsługa pracowni radiologicznych RIS, Funkcje finansowe ( pkt 1 Pobieranie opłaty za badania, wydrukowanie dokumentu KP, faktury VAT dla klienta indywidualnego i podmiotów zlecających badania, paragonu fiskalnego (współpraca 2 drukarką fiskalną)- integracja z FK w zakresie: przekazywanie dokumentów finansowych. Prosimy o podanie producenta i nazwy oprogramowania finansowo księgowego Czy posiadany system F- K ma wbudowany mechanizm wymiany informacji z zewnętrznymi systemami. Kto ponosi ewentualne koszty związane z dostosowaniem systemu FK do, komunikacji z systemem RIS. Informacja jest istotna i punktu widzenia przygotowania wyceny prac związanych z integracją systemu RIS i HIS. Pytanie nr 3 Załącznik nr 7 - projekt umowy 5. ust, 16 Licencje udzielane są bezterminowo na oprogramowanie, z tytułu posiadania którego Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów, a Wykonawca nie może domagać się dodatkowych opłat z zastrzeżeniem 6 ust. 18 niniejszej umowy Czy Zamawiający miał na myśli 5 ust, 18 niniejszej umowy, ponieważ w 6 brak jest ust. 18. Pragniemy zwrócić uwagę, że odpowiedź na powyższe pytania pozwoli przygotować wycenę i umożliwi składanie oferty w przetargu. Dziękujemy za szybką i rzeczową odpowiedź.
2 Odpowiedz 1. Tak. Integracja tylko z KS Somed. Odpowiedź 2. Zamawiający usuwa w/w wymaganie. Odpowiedź 3. Tak. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i potwierdza, że zapis dotyczy pkt II. Dotyczy załącznika nr 2 system PACS stacja diagnostyczna Pytanie l pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie by oprogramowanie diagnostyczne instalowane i uruchamiane byto na stacji diagnostycznej bez zarządzania przez system PACS (brak licencji pływającej)? Uzasadnianie: w/w funkcjonalność narusza przepisy uczciwej konkurencji i wskazuje jednego producenta. Pytanie 2 pkt. 5,6,7,8 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie by oprogramowanie diagnostyczne korzystało z lokalnej (stacja diagnostyczna) jak i centralnej bazy danych (serwer PACS)? Uzasadnienie: \v/w funkcjonalność narusza przepisy uczciwej konkurencji i wskazuje jednego producenta. Pytanie 3 pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości zaznaczenia zmian w obrazie 2 zapisanych w systemie razem z raportem dostępnym wraz z badaniem w celu śledzenia zmian np. nowotworowych? w/w funkcjonalność narusza przepisy uczciwej konkurencji i wskazuje jednego producenta, Pytanie 4 pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych, zakres dat, tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego, tylko do opisu? w/w funkcjonalność narusza przepisy uczciwej konkurencji i wskazuje jednego producenta. Pyta nie 5 Czy Zamawiający będzie wymagał by zaoferowany system archiwizacji PACS posiadał zgłoszenie/wpis jako wyrób medyczny w klasie min. IIa. Zgodnie l polskim ustawodawstwem oraz dyrektywami europejskim w sprawia klasyfikacji urządzeń medycznych, zgodnie z którymi oprogramowanie archiwizacji obrazów medycznych 2 urządzeń radiografii pośredniej powinno być klasyfikowane co najwyżej w klasie Ha. Proponowana zmiana jest zgodna 2 Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, rozporządzaniem ministra zdrowia w sprawie klasyfikacji urządzeń medycznych. Dyrektywą 93/42/EEC oraz wytycznymi MEDDEV 2,1/6 MEDICAL DEVICES: Guldance document - Qualification and Classification of stand alone saftwere (Wyroby medyczne - Przewodnik w sprawie kwalifikacji oraz klasyfikacji samodzielnego oprogramowania. Pytanie 6 Zamawiający wymaga System PACS, oprogramowanie stacji diagnostycznej, oprogramowanie do wydruku płyt oraz skaner CR ze stacją technika jednego producenta celem zapewnienia pełnej kompatybilności rozwiązania. Prosimy o wykreślenie punktu ze specyfikacji. w/w funkcjonalność ogranicza przepisy o wolnej konkurencji i wskazuje na jednego dostawcy. Pytanie 7 dot. system wydruku płyt dla pacjenta Czy Zamawiający będzie wymagał by zaoferowany system zarządzający pracą duplikatora posiadał zgłoszenie/wpis jako wyrób medyczny w klasie min, lla.
3 Uzasadnienie: Zgodnie l polskim ustawodawstwem oraz dyrektywami europejskim w sprawie klasyfikacji urządzeń medycznych, zgodnie z którymi oprogramowanie archiwizacji obrazów medycznych z urządzeń radiografii pośredniej powinno być klasyfikowane co najwyżej w klasie lla. Proponowana zmiana jest zgodna z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, rozporządzaniem ministra zdrowia w sprawie klasyfikacji urządzeń medycznych, Dyrektywą 93/42/EEC oraz wytycznymi MEDDEV 2.1/6 MEDICAL DEVICES: Guldance document - Qualification and Classification of stand alone softwere (Wyroby medyczne - Przewodnik w sprawie kwalifikacji oraz klasyfikacji samodzielnego oprogramowania. Odpowiedź 1 Powyższa funkcjonalność dostępna jest u kilku producentów oprogramowania. Odpowiedź 2 Zamawiający pragnie nabyć oprogramowanie diagnostyczne w pełni zintegrowane z systemem PACS, a nie dwa osobne rozwiązania. Odpowiedź 3 Odpowiedź 4 Odpowiedź 5 Zamawiający nie wymaga. Odpowiedź 6 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Z wiedzy Zamawiającego wynika, iż na rynku polskim jest kilku dostawców mogących spełnić powyższe wymaganie. Odpowiedź 7 Zamawiający nie wymaga. III. Pytanie nr 1 W tabeli technicznej w S1WZ, dotyczącej systemu radiografii pośredniej CR, pkt 1.10, Zamawiający wymaga możliwości podłączenia do skanera kilku konsol techników. Ze względu na fakt, że wymagane jest urządzenie jednoslotowe. niskiej przepustowości, dedykowane do obsługi jednej pracowni - prosimy o dopuszczenie urządzenia, współpracującego z jedna konsolą techników. Pytanie nr 2 W tabeli technicznej w SIWZ. dotyczącej systemu radiografii pośredniej CR, pkt 1.15, Zamawiający wymaga obsługi kaset do zdjęć kości długich 35x84 cm oraz 43x129 cm. Takie kasety są dostarczane i skanowane przez urządzenia jednego producenta i taki zapis ogranicza konkurencję i możliwość złożenia ofert przez innych dostawców urządzeń. Prosimy o zmiany zapisu na: Możliwość skanowania kaset pantomograficznych 15x30 cm oraz do kości długich o min. Rozmiarze 35x84 cm, 43x129 lub dostarczenie zestawu kaset umożliwiających uzyskanie obrazu kości długich a min. rozmiarze 35xl23cm." Pytanie nr 3 W tabeli technicznej w SIWZ. dotyczącej systemu radiografii pośredniej CR, pkt 1.17, 2.10, 3.25, Zamawiający opisuje wymaganie certyfikacji zestawu. Zgodnie z polskim prawem, urządzenia i oprogramowanie radiografii pośredniej, powinny być certyfikowane jako wyroby medyczne w klasie IIa. Prosimy o zmianę wymagania. Pytanie nr 4 W tabeli technicznej w SIWZ. dotyczącej systemu radiografii pośredniej CR, pkt 2.5, 2.9, Zamawiający wymaga kasety z wbudowaną kretką oraz skanowania takiej kasety przez skaner. Prosimy o dopuszczenie
4 rozwiązania alternatywnego, w postaci zewnętrznego tunelu z kratką przeciwrozproszeniową, w którym można umieścić kasetę 35.x43cm. Pytanie nr 5 W tabeli technicznej w SIWZ, dotyczącej systemu radiografii pośredniej CR, pkt 2.6, 2.7, Zamawiający wymaga kaset mammograficznych w technologii igłowej. Prosimy o dopuszczenie możliwości dostawy kaset w technologii proszkowej - jako technologii równoważnej pod względem jakości obrazu oraz skanera realizującego skanowanie kaset proszkowych. Kasety igłowe nie są wymagane prawnie w Polsce. Pytanie nr 6 W tabeli technicznej w SIWZ, dotyczącej systemu radiografii pośredniej CR, pkt 3.3, 3.20, Zamawiający wymaga wiązania danych pacjenta z płytą przed i po badaniu. Ze względu na fakt, że wymagany jest skaner jednoslotowy do obsługi jednej pracowni, prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym dane pacjenta z płytą wiązane są po badaniu - w momencie skanowania kasety z płytą. Pytanie nr 7 W tabeli technicznej w SIWZ, dotyczącej systemu radiografii pośredniej CR. pkt 3.5, Zamawiający wymaga wprowadzania danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego. Prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania, w którym kasety identyfikowane są za pomocą fal radiowych. Pytania nr 8 W tabeli technicznej w SIWZ, dotyczącej systemu radiografii pośredniej CR. pkt Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie stacji technika dodawało automatycznie do obrazu skalę centymetrowa. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie umożliwiające zamiast tej funkcjonalności funkcjonalność wykonywania kalibracji obrazu ora?, pomiarów (wraz i naniesieniem na obraz) odległości i kątów? Narzędzia te dają możliwość rzeczywistego pomiaru obszaru zainteresowania w przeciwieństwie do pomiarów wykonywanych bez kalibracji obrazu wyłącznie na podstawie automatycznie dodanej do obrazu skali centymetrowej. Odpowiedź 1 Zamawiający w przyszłości chce mieć zapewnioną możliwość rozszerzenia o obsługę badań mammograficznych i możliwość dołączenia dodatkowej konsoli do obsługi mammografu. Odpowiedź 2 Odpowiedź 3 Pytający nie podał podstawy prawnej na której opiera swoje twierdzenie. Odpowiedź 4 Proponowane rozwiązanie może powodować powstawanie artefaktów, powodując zmniejszenie jakości diagnostycznej obrazu. Odpowiedź 5 Nie prawdą jest twierdzenie Pytającego jakoby technologia proszkowa była równoważna technologii igłowej. Odpowiedź 6 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Odpowiedź 7 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Odpowiedź 8
5 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Proponowane rozwiązanie jest czasochłonne i wymaga wykonania dodatkowych czynności. Dokładne pomiary Zamawiający planuje wykonywać na stacji lekarskiej. IV. Pytanie 1. Załącznik Nr 2 pkt, 1,1 ppkt, 1.7 Czy Zamawiający zaakceptuje głębie szarości generowanego obrazu 12 bitów? Pragniemy wyjaśnić,,ż monitory na których wyświetlane są obrazy nie obsługują 16-bitów skali szarości. Dla przykładu, zgodnie ze specyfikacją producenta można dołączyć do stacji technika diagnostyczny monochromatyczny monitor EIZO RadiForce GX340, który zestal zaprojektowany specjalnie do oglądania obrazów pochodzących z badań CR, DR, CT, MR wyświetla obrazy o skali szarości 10 bitów. Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot Zamówienia narusza zasadę uczciwej konkurencji. art 29 ust. 2. Pytanie 2, Załącznik Nr 2 pkt. 1.1 ppkt, 1.13 Czy Zamawiający zrezygnuje z automatycznego informowania użytkownika o konieczności wykonywania przeglądów okresowych? Proponujemy Państwu jeden przegląd po każdym roku użytkowania wg zaleceń producenta i nie wydaje się koniecznym wymóg, aby skaner posiadał automatyczny sygnalizator informujący o przeglądach. Pytanie 3. Załącznik Nr 2 pkt.1.1 ppkt 1.15 Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość skanowania kaset pantomograficznych 15 x 30 cm oraz kości długich o rozmiarach min 35,4 x 83,7 cm i 35,4 x 124,5 cm? Pragniemy wyjaśnić, że różnice są minimalne i wynikają z różnic technologicznych producentów skanerów. Pytanie 4. Załącznik Nr 2 pkt. 2 ppkt i 2.09 Czy Zamawiający zrezygnuje z kasety obrazowej ogólnodiagnostycznej z wbudowaną, zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową do zdjęć przyłóżkowych 35 x 43 cm do zdjęć przyłóżkowych oraz z możliwości skanowania w/w kasety? Pragniemy wyjaśnić, że na rynku medycznym funkcjonalność tą posiada tylko jedna firma Carestrearn. Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot Zamówienia narusza zasadę uczciwej konkurencji (art. 29 ust. 2). Pytanie 5, Załącznik Nr, 2 pkt. 2 ppkt, 2.06 i 2.07 Czy Zamawiający zaakceptuje kasety z możliwością skanowania kasety CR 18 x 24cm i 24 x 30 crn do mammografii w technologii proszkowej? Pragniemy poinformować, że każda firma ma swoją sprawdzoną technologie i wykorzystuje ją do produkcji wysokiej jakości płyt CR,. Fuji Film oferuje kasety specjalnie dedykowane do badań pediatrycznych i mammografii o technologii.umożliwiającej redukcję dawki stosowanej do ekspozycji o 30% w stosunku do typowej technologii CR przy zachowaniu doskonałej jakości obrazu. Pytanie 6. Załącznik Nr, 2 ppkt 2.10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby płyty obrazowe były zarejestrowane /zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w kkasie IIa, natomiast kasaty w klasie I? Pragniemy wyjaśnić, że kasety nie biorą bezpośredniego udziału w powstawaniu obrazu dlatego nie wymagają zarejestrowania / zgłoszenia jako wyrób medyczny' w klasieiia, Pytanie 7. Załącznik Nr, 3 pkt. 3 ppkt, 3.12 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu" automatyczne dodawania do obrazu skali centymetrowej? Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie stacji technika dodawało automatycznie do obrazu skalę centymetrowa. Nanoszenie na obraz jakichkolwiek względnych wzorców długości bez uprzedniej kalibracji obrazu i takiego wzorca do konkretnych warunków danej ekspozycji jest nie tylko bezcelowe, ale nawet potencjalnie niebezpieczne dla jakości diagnozy i pacjenta, Naniesienie skali na obszar diagnostyczny dodatkowo utrudnia ocenę zmian "pod skalą". Funkcjonalność, tą posiada jedynie firma Carestream i wymaganie tej funkcjonalności na stacji technika jest niezgodne z równym traktowaniem Oferentów. Pytanie 8. Załącznik Nr. 3 pkt. 3 ppkt. 3,21
6 Czy Zamawiający będzie wymagał oprogramowania pediatrycznego do wstępnej obróbki badań dzieci (obok procedur predefiniowalnych fabrycznie, możliwość definiowania programów wstępnej obróbki) na stacji lekarskiej a nie na stacji technika? Odpowiedź 1 Zamawiający informuje, iż na rynku dostępnych jest kilku producentów zapewniających wymaganą wartość. Odpowiedź 2 Zamawiający nie ma konieczności korzystania z serwisu oferenta po gwarancji, dlatego pozostawia wymaganie bez zmian. Odpowiedź 3 Różnica w szerokości jest znacząca, zwłaszcza przy zdjęciach miednicy włącznie ze stawami biodrowymi i górną częścią kości udowej. Odpowiedź 4 Zamawiający nie zrezygnuje z powyższego wymagania, gdyż musi mieć możliwość wykonywania badań poza stołem aparatu rtg np. wózku, łóżku itp. Odpowiedź 5 Przynajmniej trzech producentów posiada w swojej ofercie kasety igłowe, które zapewniają zdecydowanie lepsze parametry obrazowania niż tradycyjne kasety proszkowe. Odpowiedź 6 Zamawiający dopuszcza. Odpowiedź 7 Skala centymetrowa ma zapewniać szybką ocenę wielkości, a dokładne pomiary Zamawiający planuje wykonywać na stacji lekarskiej. Odpowiedź 8 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie oprogramowania pediatrycznego. Ze względu na charakter pracowni proponowane oprogramowanie nie jest wymagane. V. Pytanie 1 Zamawiający w rozdz. XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy) wymaga w ust. 2 (str. 13 SIWZ) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wnieść zgodnie z art. 148 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych tj. w pieniądzu. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że powyższy zapis nie jest zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Ustawa precyzyjnie opisuje zasady wnoszenia przedmiotowego zabezpieczenia cyt. Art.148 ust.1
7 Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z wyborem Wykonawcy. W związku z powyższym treść rozdziału XV punkt 2 zmienia się na treść :. Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (zgodnie ze swoim wyborem,) w formach wskazanych w art. 148 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z wyborem Wykonawcy. Przedmiotowe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.