Source: http://docplayer.fi/4025462-Yleismittarin-vertailumittaus.html
Timestamp: 2018-04-19 19:53:14+00:00
Document Index: 22816358

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Yleismittarin vertailumittaus - PDF
Download "Yleismittarin vertailumittaus"
1 J9/2006 leismittarin vertailumittaus Loppuraportti isto ajala ittatekniikan keskus Espoo 2006
3 Julkaisu J9/2006 leismittarin vertailumittaus Loppuraportti isto ajala ittatekniikan keskus Espoo 2006
5 Tiivistelmä ittatekniikan keskus (IKES) järjesti keväällä 2006 pientaajuisten sähkösuureiden vertailumittauksen. Vertailtavat suureet olivat: tasajännite, tasavirta, vaihtojännite, vaihtovirta ja resistanssi. Vertailuun osallistui kuusi suomalaista laboratoriota, joista neljä oli FIAS akkreditoituja. Vertailulaitteena käytettiin IKESin HP3458A yleismittaria, joka oli viritetty tarkoituksella näyttämään hieman väärin. Vertailu oli tähtimäinen, jolloin laite kalibroitiin IKESillä jokaisen kalibroinnin välissä. Alustavat tulokset lähetettiin IKESiin viikon kuluttua mittausten päättymisestä, ja laboratoriot laativat myöhemmin mittaustuloksista kalibrointitodistuksen. Kaikkien laboratorioiden kalibrointitodistukset olivat käytettävissä elokuussa Joitain ilmeisiksi painovirheiksi epäiltyjä arvoja pyydettiin tarkistamaan ja tehdyt korjaukset on kirjattu virallisiin kalibrointitodistuksiin. eferenssiarvoina käytettiin IKESin määrittämiä yleismittarin arvoja. Kalibrointitodistusten ja IKESin arvojen perusteella laskettiin poikkeamat sekä normalisoidut virheet, so. E n -arvot. Vertailumittaus sujui ongelmitta. erkittäviä poikkeamia IKESin tuloksista ei ollut ja En-arvot olivat turvallisen pieniä. Voidaan hyvällä syyllä todeta, että annettujen epävarmuuksien puitteissa Suomen mittauspalveluorganisaatio tuottaa luotettavia kalibrointeja.
7 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 4 1 Johdanto 6 2 Vertailulaite 6 3 eferenssiarvot ja niiden jäljitettävyys 6 4 Osallistujat 8 5 ittausohjeet 8 6 Vertailumittauksen tulokset ormalisoitu virhe ittarin sisäisen lämpötilan seuranta 13 7 hteenveto 13
9 6 1 Johdanto IKES järjesti keväällä 2006 pientaajuisten sähkösuureiden tasajännitteen, tasavirran, resistanssin, vaihtojännitteen ja vaihtovirran vertailumittauksen. Tarkoituksena oli selvittää suomalaisten kalibrointilaboratorioiden mittaustulosten yhteensopivuus ja lisätä vuonna 2003 jo saatuja kokemuksia järjestelmämittarin käyttämisestä siirtonormaalina. 2 Vertailulaite Vertailulaitteena käytettiin kansikuvan mukaista HP 3458A sn. 2823A03771 yleismittaria, joka oli säädetty tarkoituksella noin % sivuun todellisesta arvosta. mpäristönhallinta toteutettiin käyttämällä hyväksi laitteen omaa, sisäistä lämpötilamittausta. Lisäksi laitteen nollan mittauksia varten ohjeistettiin käyttämään Fluken nelinapaista oikosulkupalaa sekä sisäänmenonapojen lämpöeristintä. 3 eferenssiarvot ja niiden jäljitettävyys Vertailussa käytetty yleismittari on ollut IKESin käyttönormaalina ja sen stabiilius tunnetaan hyvin. Laite viritettiin tarkoituksella näyttämään noin 30 µv liian suurta arvoa 10 V jännitteellä. Vertailulaitteen virityksen jälkeen se kalibroitiin IKESillä juuri ennen vertailukierrosta ja tämän jokaisen vertailun jälkeen asti. ämä stabiiliuskalibroinnit tehtiin vertaamalla laitteen näyttämää IKESin Fluke 5720A yleiskalibraattoriin. Kalibraattori on kalibroitu vertaamalla sen ulostuloa IKESin käyttönormaaleihin, jotka jäljittyvät IKESin Josephson-jännitenormaaliin ja kvantti-hall-normaaliin IKESin käyttönormaalitason laitteiden avulla. Vaihtosähkösuureiden jälki saadaan Fluke 5790 AC/DC jännitenormaalista ja Fluke A40 termomuunninshunteista, jotka kalibroidaan SP:llä (Swedish ational Testing and esearch Institute). Taulukossa 1 on IKESin määrittämät referenssiarvot ja niiden epävarmuudet vertailulaitteen näyttämälle vertailumittauspisteissä. Vertailuarvon epävarmuudet määritettiin CC-taulukon arvojen ja stabiiliusmittauksen kokeellisen keskiarvon keskihajonnan perusteella (n=10). Stabiiliusmittaus ei antanut aihetta käyttää korjausta vertailulaitteen ryöminnälle. IKES Julkaisu J9/2006. ajala: leismittarin vertailumittaus. Loppuraportti.
10 7 Taulukko 1. HP3458A yleismittarin näyttämä vertailumittauspisteissä, IKESin referenssiarvot ittauspiste ikesin arvo ikesin arvon epävarmuus 0 mv mv mv 50 mv mv mv -50 mv mv mv 100 mv mv mv -100 mv mv mv 1 V V V -1 V V V 10 V V V -10 V V V 100 V V V -100 V V V 0 ma ma ma 1 ma ma ma -1 ma ma ma 5 ma ma ma -5 ma ma ma 10 ma ma ma -10 ma ma ma 100 ma ma ma -100 ma ma ma 0 Ohm Ohm Ohm 100 Ohm Ohm Ohm 0 kohm kohm kohm 1 kohm kohm kohm 0 kohm kohm kohm 10 kohm kohm kohm 1 V 400 Hz V V 1 V 100 khz V V 1 V 1 Hz V V 10 V 400 Hz V V 10 V 100 khz V V 10 V 1 Hz V 0.03 V 10 ma 400 Hz ma ma 10 ma 10 khz ma ma 100 ma 400 Hz ma ma 100 ma 10 khz ma ma IKES Julkaisu J9/2006. ajala: leismittarin vertailumittaus. Loppuraportti.
11 8 4 Osallistujat Seuraavat laboratoriot osallistuivat vertailuun: Fitecom Oy, ummela Inspecta Oy, ittaus, K004, Espoo Lentotekniikkalaitos, K013, Tampere Beamex Oy, K026, Pietarsaari Finnair Oyj, ittalaitetarkastus, Vantaa emko Oy, K042 Espoo Vertailukierros alkoi ja päättyi ittausohjeet ittausohjeessa on ohjeet mittarin käytöstä ja sen kuljetuksesta sekä raportoinnista. ittausohje on liitteenä. 6 Vertailumittauksen tulokset iden IKESille kirjoittamissa kalibrointitodistuksissa oli yhtä lukuun ottamatta epävarmuuden laskentatavaksi ilmoitettu dokumentti EA-4/02 ja kaikilla oli kattavuuskertoimen arvoksi annettu k=2. t on tässä raportissa nimetty kirjainkoodilla. umeeriset tulokset mittaustulosten poikkeamina IKESin arvoista on esitetty taulukossa 2 ja graafiset tulokset (liitteenä) epävarmuuksineen ovat kuvissa ittaria ei nollattu ennen kalibrointeja, vaan pyydettiin mittaamaan pienten DC-alueiden ja resistanssialueiden nollat (offset). Taulukossa 3 on nollan mittaukset poikkeamana IKESin mittausten keskiarvosta. ollakorjatut tulokset 100 mv, 1 ma, 100 Ohm, 1 kohm ja 10 kohm mittauspisteille ovat numeerisina taulukossa 4 ja graafisina kuvissa (liitteenä). Taulukoiden arvot on pyöristetty IKESin epävarmuuden mukaan. IKES Julkaisu J9/2006. ajala: leismittarin vertailumittaus. Loppuraportti.
12 Taulukko 2. Vertailupisteiden poikkeamat IKESin arvoista 9 Vertailupiste 50 mv mv mv mv mv mv mv -50 mv mv mv mv mv mv mv 100 mv mv mv mv mv mv mv -100 mv mv mv mv mv mv mv 1 V V V V V V V -1 V V V V V V V 10 V V V V V V V -10 V V V V V V V 100 V V V V V V V -100 V V V V V V V 1 ma ma ma ma ma ma ma -1 ma ma ma ma ma ma ma 5 ma ma ma ma ma ma ma -5 ma ma ma ma ma ma ma 10 ma ma ma ma ma ma ma -10 ma ma ma ma ma ma ma 100 ma ma ma ma ma ma ma -100 ma ma ma ma ma ma ma 100 Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm 1 kohm kohm kohm kohm kohm kohm kohm 10 kohm kohm kohm kohm kohm kohm kohm 1 V 400 Hz V V V V V 1 V 100 khz V V V V V 1 V 1 Hz V V V V 10 V 400 Hz V V V V V 10 V 100 khz V V V V V 10 V 1 Hz V V V V 10 ma 400 Hz ma ma ma ma ma 10 ma 10 khz ma ma ma ma ma 100 ma 400 Hz ma 0.00 ma 0.00 ma 0.00 ma 100 ma 10 khz ma ma ma ma IKES Julkaisu J9/2006. ajala: leismittarin vertailumittaus. Loppuraportti.
13 10 Taulukko 3. ittarin nollan näyttämät vertailulaboratorioissa; tasajännitteellä oikosulku mittarin sisääntulonavoissa, tasavirralla sisäänmenonapa avoimessa piirissä ja resistanssilla nelinapainen oikosulku mittarin sisäänmenonavoissa. ittarin alue 100 mv mv mv mv mv mv mv 1 ma ma ma ma ma ma ma 100 Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm 1 kohm kohm kohm kohm kohm kohm kohm 10 kohm kohm kohm kohm kohm kohm kohm Taulukko 4. Offset-korjatut vertailupisteiden poikkeamat IKESin arvoista Vertailupiste 50 mv mv mv mv mv mv mv -50 mv mv mv mv mv mv mv 100 mv mv mv mv mv mv mv -100 mv mv mv mv mv mv mv 1 ma ma ma ma ma ma ma -1 ma ma ma ma ma ma ma 100 Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm 1 kohm kohm kohm kohm kohm kohm kohm 10 kohm kohm kohm kohm kohm kohm kohm IKES Julkaisu J9/2006. ajala: leismittarin vertailumittaus. Loppuraportti.
14 ormalisoitu virhe Tässä raportissa vertailun tunnuslukuna käytetään E n -arvon, so. normalisoidun virheen (normalised error) itseisarvoa, joka ottaa huomioon sekä mittaustuloksen että sen epävarmuuden. E n -arvon itseisarvo on laskettu seuraavasti: E n = U X S 2 x + U 2 s missä X= mittaustulos S= referenssiarvo U x = mittaustuloksen epävarmuus U s = referenssiarvon epävarmuus E n -arvot ilman offset-korjausta ovat taulukossa 5 ja offset-korjatut E n -arvot ovat taulukossa 6. Taulukko on laadittu taulukkolaskennassa käyttäen tarkkoja arvoja ilman välitulosten pyöristyksiä, joten tulos saattaa poiketa taulukon 2 ja 4 pyöristetyillä luvuilla lasketusta arvosta. IKES Julkaisu J9/2006. ajala: leismittarin vertailumittaus. Loppuraportti.
15 12 Taulukko 5. leismittarivertailun E n -arvot Vertailupiste 50 mv mv mv mv V V V V V V ma ma ma ma ma ma ma ma Ohm kohm kohm V 400 Hz V 100 khz V 1 Hz V 400 Hz V 100 khz V 1 Hz ma 400 Hz ma 10 khz ma 400 Hz ma 10 khz li ykkösen menevät arvot on varjostettu. IKES Julkaisu J9/2006. ajala: leismittarin vertailumittaus. Loppuraportti.
16 13 Taulukko 6. Offset-korjatut E n -arvot (laboratorio ei ollut määritellyt nollan mittauksille epävarmuuksia) Vertailupiste 50 mv mv mv mv ma ma Ohm kohm kohm ittarin sisäisen lämpötilan seuranta ittausohjeessa pyydettiin mittaamaan vertailulaitteen sisäinen lämpötila laitteen omalla sisäänrakennetulla mittarilla. ittaukset tuli tehdä juuri ennen kalibrointia ja heti sen jälkeen. Vertailuketjun keskivaiheilla erään kalibroinnin lämpötilatiedot jäivät saamatta. Taulukkoon 7 on laskettu kaikkien mittausten maksimi-, minimi- ja keskiarvo sekä vaihteluväli. Taulukko 7. Vertailumittarin sisäinen lämpötila, kaikki mittaukset inimiarvo C aksimiarvo C Keskiarvo C Vaihteluväli 3.10 C 7 hteenveto Vertailumittauksen tarkoituksena oli selvittää kalibrointipalveluiden tilaa Suomessa sekä tutkia digitaalisen yleismittarin soveltuvuutta vertailulaitteeksi. Vertailuun osallistui kolme pientaajuisille sähkösuureille FIAS-akkreditoitua ja kolme muuta kalibrointilaboratorioita. Koska osa laboratorioista saa jäljitettävyyden muualta kuin IKESiltä, voidaan punnita myös kansainvälisen paino- ja mittakomitean (CIP) laatiman vastavuoroisen tunnustamissopimuksen A-sopimuksen käytännön toteutumista ja saada yleiskäsitys kalibrointien yhteensopivuudesta. Osoittautui, ettei mittaustuloksissa ollut merkittäviä poikkeamia ja suurin osa epävarmuusarvioinneista oli realistisia. Vertailulaboratorion, IKESin, ilmoittama epävarmuus perustuu BIP:n (Bureau International IKES Julkaisu J9/2006. ajala: leismittarin vertailumittaus. Loppuraportti.
17 14 des Poids et esures) CC-taulukon (Calibration and easurement Capabilities of ational etrology Institutes) digitaalisten yleismittareiden kalibrointipalvelun kalibrointi- ja mittauskykyyn. Tämä johtuu siitä, että vertailumittaus oli tähtimäinen, eikä mahdollistanut pienempiin epävarmuuksiin johtavien kalibrointimenetelmien käyttöä. Vertailulaboratorioiden kalibrointiepävarmuudet olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suurempia tai lähes yhtä suuria kuin IKESin arvot. Epävarmuusarvioiden tulisi noudattaa mittauspalveluorganisaation hierarkiaa, joka seikka täytyy ennakoida tulevien vertailumittauksien suunnittelussa. Toisaalta joillekin vertailupisteille oli annettu tarpeettoman suurelta vaikuttavia epävarmuuksia. Vertailun hyvyyttä kuvaavat E n -arvot olivat muutamaa poikkeusta hyväksyttäviä tai pieniä. Tosin pelkkä E n -arvojen tarkastelu ei kerro koko totuutta. kköstä suurempia E n -arvoja oli neljä kappaletta ja ne olivat pisteissä, joissa mittajohtojen ja mittarin ominaisuuksien vaikutus mittauksen tarkkuuteen oli suuri. On ilmeistä, että arvioissa kalibroitavan laitteen ominaisuuksien vaikutuksesta epävarmuuteen on laboratorioiden kesken suurehkoja eroja. Vertailulaite osoittautui luotettavaksi, käyttöohjeita noudatettiin, eikä käyttäjillä ollut ongelmia laitteen käytössä. Laite soveltui hyvin tarkoitukseensa ja mittauspisteet koettiin käyttökelpoisiksi. Vertailulaitteen stabiiliusmittausten hajonta oli pieni verrattuna IKESin CC-arvoihin, joten laitteen voi katsoa olleen stabiili. ittarin sisäisen lämpötilan mittausten perusteella ei voida päätellä, että ympäristöolosuhteet olisivat vaikuttaneet mittaustuloksiin tai referenssiarvoihin. On ilmeistä, että ohjeistuksella ja mittarin itsekalibroinnilla onnistuttiin minimoimaan myös mahdollinen käyttäjäriippuvuus. Kirjaukset mittausmenetelmästä, ympäristöoloista ja mittarin asetuksista löytyivät kaikista kalibrointitodistuksista. ittarin perustarkkuuteen vaikuttavien 10 V ja 10 kohm kalibrointipisteiden poikkeamat olivat pääsääntöisesti referenssiarvon epävarmuuksien sisällä. Ainoastaan yhden laboratorion 10 V tulos poikkesi joukosta, ja sekin poikkeama oli pienempi kuin esimerkiksi laitteen valmistajan 90 päivän spesifikaatio. ittarille ei tehty mitään kalibrointisäätöjä tai nollauksia millään alueella. Sen sijaan pyydettiin mittaamaan pienimpien tasajännite- ja tasavirta- ja kaikkien resistanssialueiden nollat. äitä nollan mittauksia käytettiin hyväksi arvioitaessa offset-virhettä ja laskettaessa nollakorjatut tulokset. erkittäviä poikkeamia mittausten keskiarvosta tai referenssiarvosta ei nollan mittauksissa ollut. Toisaalta nollakorjattujen ja suorien mittaustulosten välillä ei ollut merkittäviä eroa, joten tätä mittaria käytettäessä itsenollaavana, asettelulla AEO O, on nollakorjauksen hyöty tässä vertailumittauksessa kyseenalainen. Erään laboratorion ilmoittamat kaikki täysin nollasta poikkeamattomat arvot eivät tosin ole täysin uskottavia ja antavat aihetta keskusteluun. Odotettavissa oli, että suurin hajonta ja poikkeama IKESin arvoista tulisi 100 Ohm alueella, ja näin myös tapahtui. Tämä vaikutti myös kyseisen vertailupisteen E n -arvoon ollen kuitenkin ykköstä pienempi. Vaikka mittausohjeen mukainen AEO O nollakorjaus toimi muuten ilmeisen hyvin, olisi resistanssimittauksissa oikeampi tapa ollut käyttää offsetkompensointia, eli mittarin asettelua OCOP O. Tämä otettakoon huomioon tulevaisuudessa. leisarviona voidaan todeta, että vertailun tulokset olivat sangen yhtenevät ja suurin osa poikkeamista jäi virherajojen sisälle, mutta tulosten epävarmuudet eivät kaikissa tapauksissa olleet uskottavia. Tämä raportti täyttänee parhaiten tehtävänsä juuri epävarmuuslaskelmien realistisuuden arvioinnissa ja avustanee niiden päivityksissä. IKES Julkaisu J9/2006. ajala: leismittarin vertailumittaus. Loppuraportti.
18 15 Kiitämme vertailuun osallistuneita laboratorioita yhteistyöstä, toivomme tämän raportin tuottavan hyötyä itse kullekin vertailuun osallistujalle. IKES Julkaisu J9/2006. ajala: leismittarin vertailumittaus. Loppuraportti.
19 1(3) Liite 1 Kuva mv 0,0030 mv Poikkeama referenssiarvosta (mv) 0,0020 mv 0,0010 mv 0,0000 mv -0,0010 mv -0,0020 mv IKES -0,0030 mv Kuva mv Poikkeama referenssiarvosta (mv) 0,0030 mv 0,0020 mv 0,0010 mv 0,0000 mv -0,0010 mv -0,0020 mv -0,0030 mv IKES Liite 1
20 2(3) Kuva mv Poikkeama referenssiarvosta (mv) 0,0030 mv 0,0020 mv 0,0010 mv 0,0000 mv -0,0010 mv -0,0020 mv -0,0030 mv -0,0040 mv IKES Kuva mv Poikkeama referenssiarvosta (mv) 0,0030 mv 0,0020 mv 0,0010 mv 0,0000 mv -0,0010 mv -0,0020 mv -0,0030 mv IKES Kuva 5. 1 V 0, V Poikkeama referenssiarvosta (V) 0, V 0, V 0, V -0, V -0, V -0, V IKES Liite 1
21 3(3) Kuva V Poikkeama referenssiarvosta (V) 0, V 0, V 0, V 0, V -0, V -0, V -0, V IKES Kuva V 0,00010 V Poikkeama referenssiarvosta (V) 0,00005 V 0,00000 V -0,00005 V -0,00010 V IKES -0,00015 V Kuva V Poikkeama referenssiarvosta (V) 0,00015 V 0,00010 V 0,00005 V 0,00000 V -0,00005 V -0,00010 V -0,00015 V IKES Liite 1
22 4(3) Kuva V 0,0020 V Poikkeama referenssiarvosta (V) 0,0015 V 0,0010 V 0,0005 V 0,0000 V -0,0005 V -0,0010 V -0,0015 V IKES -0,0020 V Kuva V V Poikkeama referenssiarvosta (V) V V V V V V V IKES V Liite 1
23 5(3) Kuva ma ma Poikkeama referenssiarvosta (ma) ma ma ma ma ma ma ma IKES ma Kuva ma ma ma Poikkeama referenssiarvosta (ma) ma ma ma ma ma IKES ma ma Liite 1
24 6(3) Kuva ma ma Poikkeama referenssiarvosta (ma) ma ma ma ma ma IKES ma Kuva ma ma Poikkeama referenssiarvosta (ma) ma ma ma ma ma IKES ma Liite 1
25 7(3) Kuva ma ma Poikkeama referenssiarvosta (ma) ma ma ma ma ma ma IKES ma ma Kuva ma 0,00200 ma Poikkeama referenssiarvosta (ma) 0,00150 ma 0,00100 ma 0,00050 ma 0,00000 ma -0,00050 ma -0,00100 ma -0,00150 ma IKES -0,00200 ma Liite 1
26 8(3) Kuva ma ma ma Poikkeama referenssiarvosta (ma) ma ma ma ma ma ma IKES ma Kuva ma 0,0200 ma Poikkeama referenssiarvosta (ma) 0,0150 ma 0,0100 ma 0,0050 ma 0,0000 ma -0,0050 ma -0,0100 ma -0,0150 ma IKES -0,0200 ma Liite 1
27 9(3) Kuva Ohm Poikkeama referenssiarvosta (Ohm) 0,0015 Ohm 0,0010 Ohm 0,0005 Ohm 0,0000 Ohm -0,0005 Ohm -0,0010 Ohm -0,0015 Ohm -0,0020 Ohm -0,0025 Ohm -0,0030 Ohm -0,0035 Ohm IKES Kuva kohm Poikkeama referenssiarvosta (kohm) 0,00002 kohm 0,00002 kohm 0,00001 kohm 0,00001 kohm 0,00000 kohm -0,00001 kohm -0,00001 kohm -0,00002 kohm -0,00002 kohm IKES Liite 1
28 10(3) Kuva kohm Poikkeama referenssiarvosta (kohm) 0,0002 kohm 0,0002 kohm 0,0001 kohm 0,0001 kohm 0,0000 kohm -0,0001 kohm -0,0001 kohm -0,0002 kohm -0,0002 kohm IKES Kuva V 400 Hz 0,0003 V Poikkeama referenssiarvosta (V) 0,0002 V 0,0001 V 0,0000 V -0,0001 V -0,0002 V IKES -0,0003 V Liite 1
29 11(3) Kuva V 100 khz 0,0050 V Poikkeama referenssiarvosta (V) 0,0040 V 0,0030 V 0,0020 V 0,0010 V 0,0000 V -0,0010 V -0,0020 V -0,0030 V -0,0040 V IKES Kuva V 1 Hz 0,040 V Poikkeama referenssiarvosta (V) 0,030 V 0,020 V 0,010 V 0,000 V -0,010 V -0,020 V -0,030 V IKES -0,040 V Liite 1
30 12(3) Kuva V 400 khz 0,0030 V Poikkeama referenssiarvosta (V) 0,0020 V 0,0010 V 0,0000 V -0,0010 V -0,0020 V IKES -0,0030 V Kuva V 100 khz 0,050 V Poikkeama referenssiarvosta (V) 0,040 V 0,030 V 0,020 V 0,010 V 0,000 V -0,010 V -0,020 V -0,030 V IKES -0,040 V Liite 1
31 13(3) Kuva V 1Hz 0,40 V Poikkeama referenssiarvosta (V) 0,30 V 0,20 V 0,10 V 0,00 V -0,10 V -0,20 V -0,30 V IKES -0,40 V Kuva ma 400 Hz 0,010 ma Poikkeama referenssiarvosta (ma) 0,008 ma 0,006 ma 0,004 ma 0,002 ma 0,000 ma -0,002 ma -0,004 ma -0,006 ma -0,008 ma -0,010 ma IKES Liite 1
32 14(3) Kuva ma 10 khz 0,020 ma Poikkeama referenssiarvosta (ma) 0,015 ma 0,010 ma 0,005 ma 0,000 ma -0,005 ma -0,010 ma -0,015 ma -0,020 ma IKES Kuva ma 400 Hz 0,08 ma Poikkeama referenssiarvosta (ma) 0,06 ma 0,04 ma 0,02 ma 0,00 ma -0,02 ma -0,04 ma -0,06 ma -0,08 ma -0,10 ma IKES Liite 1
33 15(3) Kuva ma 10 khz 0,15 ma Poikkeama referenssiarvosta (ma) 0,10 ma 0,05 ma 0,00 ma -0,05 ma -0,10 ma -0,15 ma IKES -0,20 ma Kuva 32. Offset korjattu tulos 50 mv 0,0040 mv Poikkeama referenssiarvosta (mv) 0,0030 mv 0,0020 mv 0,0010 mv 0,0000 mv -0,0010 mv -0,0020 mv -0,0030 mv -0,0040 mv IKES Kuva 33. Offset korjattu tulos -50 mv 0,0040 mv Poikkeama referenssiarvosta (mv) 0,0030 mv 0,0020 mv 0,0010 mv 0,0000 mv -0,0010 mv -0,0020 mv -0,0030 mv IKES Liite 1
34 16(3) Kuva 34. Offset korjattu tulos 100 mv 0,0040 mv Poikkeama referenssiarvosta (mv) 0,0030 mv 0,0020 mv 0,0010 mv 0,0000 mv -0,0010 mv -0,0020 mv -0,0030 mv IKES -0,0040 mv Kuva 35. Offset korjattu tulos -100 mv 0,0040 mv Poikkeama referenssiarvosta (mv) 0,0030 mv 0,0020 mv 0,0010 mv 0,0000 mv -0,0010 mv -0,0020 mv -0,0030 mv IKES Liite 1
35 17(3) Kuva 36. Offset korjattu tulos 1 ma ma Poikkeama referenssiarvosta (ma) ma ma ma ma ma ma ma IKES ma Kuva 37. Offset korjattu tulos -1 ma 0, ma Poikkeama referenssiarvosta (ma) 0, ma 0, ma 0, ma 0, ma -0, ma -0, ma -0, ma -0, ma IKES Liite 1
36 18(3) Kuva 38. Offset korjattu tulos 100 Ohm 0,0020 Ohm Poikkeama referenssiarvosta (Ohm) 0,0010 Ohm 0,0000 Ohm -0,0010 Ohm -0,0020 Ohm -0,0030 Ohm IKES -0,0040 Ohm Kuva 39. Offset korjattu tulos 1 kohm Poikkeama referenssiarvosta (kohm) 0,00015 kohm 0,00010 kohm 0,00005 kohm 0,00000 kohm -0,00005 kohm -0,00010 kohm -0,00015 kohm IKES Liite 1
37 19(3) Kuva 40. Offset korjattu tulos 10 kohm 0,00020 kohm Poikkeama referenssiarvosta (kohm) 0,00015 kohm 0,00010 kohm 0,00005 kohm 0,00000 kohm -0,00005 kohm -0,00010 kohm -0,00015 kohm -0,00020 kohm IKES Liite 1
38 1(3) Liite 2 1. leistä Tämän vertailumittauksen tarkoituksena on verrata kotimaisten kalibrointilaboratorioiden kalibrointituloksia käyttäen siirtonormaalina yleismittaria. Vertailtavat suureet ovat: tasajännite, vaihtojännite, tasavirta, vaihtovirta ja resistanssi. 2. Vertailulaite Vertailulaitteena käytetään IKESin HP3458A yleismittaria. Valmistajan käyttömanuaali seuraa tarvittaessa laitteen mukana. 3. Kuljetus Kuljetus IKESistä laboratorioon ja takaisin sovitaan tapauskohtaisesti. 4. Laitteen käsittely Laitteen saavuttua laboratorio tekee sille vastaanottotarkastuksen, jolla todetaan onko laitteen kunnossa mitään huomautettavaa. ikäli huomautettavaa ilmaantuu, ilmoitetaan tästä isto ajalalle mieluiten sähköpostitse. 5. ittaustulosten raportointi ittauksista laaditaan kalibrointitodistus, jonka liitteeksi lisätään tämän dokumentin otteena mittauspöytäkirja. Tulokset lähetetään paperikopiona ja mielellään sähköpostin liitteenä esim. WOD/EXCEL formaatissa isto ajalalle IKESiin viimeistään mennessä, jolloin on kulunut viikko vertailukierroksen päättymisestä. Alustava yhteenvetoraportti pyritään toimittamaan osallistujille mennessä. Vertailu julkaistaan myöhemmin IKESin virallisena julkaisuraporttina. 6. ittaukset 6.1 Ennen mittausta Anna laitteen stabiloitua 24 tunnin ajan Aja valmistajan ohjeen mukainen itsekalibrointi (ACAL, ALL) ittaa laitteen sisäinen lämpötila valmistajan ohjeen mukaisesti ja kirjaa se alla olevaan mittauspöytäkirjaan Kytke mukana seuraavalla oikosulkupalalla nelijohtoinen oikosulku, suojaa sisäänmenonavat mukana seuraavalla termisellä suojalla ja mittaa laitteen stabiloitunut nolla 100 mv tasajännitealueella. ollan tulisi asettua itseisarvoltaan pienemmäksi kuin 1 µv. Liite 2
39 6.2 ittarin asettelu 2(3) ittauksissa käytetään mittarin Power on oletusasetteluiden lisäksi seuraavia asetteluita: AEO O, LFILTE O ja vaihtojännitteellä "SET ACV SC". Varmistu ennen mittauksia, että oikeat asettelut ovat päällä. ittaukset voidaan tehdään väyläohjatusti ja väyläosoitteen voi asettaa haluamakseen. Oletusväyläosoite on ittaukset Tee alla olevan mittauspöytäkirjan mukaiset mittaukset. 6.4 ittausten jälkeen ittaa laitteen sisäinen lämpötila valmistajan ohjeen mukaisesti ja kirjaa se alla olevaan mittauspöytäkirjaan 7. ittauspöytäkirja n nimi: Kalibrointitodistuksen numero: Kalibrointipäivämäärä: ittarin sisäinen lämpötila ennen kalibrointia: ittarin sisäinen lämpötila kalibroinnin jälkeen: Huomautukset: Liite 2
40 Kalibrointitulokset: 3(3) Kalibroinnin epävarmuus pyydetään antamaan absoluuttiarvona (esim mv) Toiminto Alue ittauspiste ittarin Kalibroinnin äyttämä epävarmuus Tasajännite 100 mv 0 mv 100 mv 50 mv 100 mv -50 mv 100 mv 100 mv 100 mv -100 mv 1 V 1 V 1 V -1 V 10 V 10 V 10 V -10 V 100 V 100 V 100 V -100 V Tasavirta 1 ma 0 ma 1 ma 1 ma 1 ma -1 ma 10 ma 5 ma 10 ma -5 ma 10 ma 10 ma 10 ma -10 ma 100 ma 100 ma 100 ma -100 ma esistanssi 100 Ohm 0 Ohm 100 Ohm 100 Ohm 1 kohm 0 kohm 1 kohm 1 kohm 10 kohm 0 kohm 10 kohm 10 kohm Vaihtojännite 1 V 1 V 400 Hz 1 V 1 V 100 khz 1 V 1 V 1 Hz 10 V 10 V 400 Hz 10 V 10 V 100 khz 10 V 10 V 1 Hz Vaihtovirta 10 ma 10 ma 400 Hz 10 ma 10 ma 10 khz 100 ma 100 ma 400 Hz 100 ma 100 ma 10 khz Liite 2
41 Viimeisimmät julkaisut J5/2004 L. Uusipaikka, Suhteellisen kosteuden kalibrointien vertailu, loppuraportti. J6/2004 K. iski, ass Comparison: 2 kg, 100 g, 20 g, 2 g and 100 mg weights. J7/2004. antanen, S. Semenoja, Intercomparison in gauge pressure range from 20 Pa to 13 kpa J8/2004. ajala, leismittarin vertailumittaus, loppuraportti J1/2005 T. Ehder (Toim.), ikrobiologiset vertailukannat J2/2005. antanen,. Peterson, Pressure comparisons between IKES and etrosert: anges 95 kpa to 105 kpa absolute and 0,5 Pa to 1,75 Pa gauge J3/2005. antanen, S. Semenoja, Calibration of a 130 Pa CD: comparison of the results from IKES and PTB J4/2005 T. Weckström, Lämpötilan mittaus J5/2005. antanen, S. Semenoja, esults on the effective area of a DHI piston-cylinder unit with the nominal area of 196 mm 2 J6/2005 T. Ehder (Toim.), Kemian metrologian opas J7/2005. Heinonen, J. Järvinen, A. Lassila, A. anninen (Eds.), Finnish ational Standards Laboratories Annual eport 2004 J8/2005 T. Weckström, Thermometer comparison L12 in the range from -80 C to 400 C J9/2005 V. Esala, Pituuden vertailumittaus D7, loppuraportti J1/2006. antanen, S. Semenoja, Intercomparison in auge Pressure ange from -95kPa to +100 kpa J2/2006. Heinonen, J. Järvinen, A. Lassila, A. anninen (Eds.), Finnish ational Standards Laboratories Annual eport 2005 J3/2006 K. iski, L. Stenlund, ass Comparison: 610 g laboratory balance J4/2006. Heinonen, Uncertainty in humidity measurements - Publication of the EUOET Workshop P758 J5/2006 T. Ehder (Toim.), Kvalitatiivisen kemian metrologian opas orgaanisten yhdisteiden tunnistukseen J6/2006 T. Ehder (Toim.), ikrobiologian laboratorion elatusaineiden sisäinen laadunvarmistus J7/2006 J. Järvinen (Toim.), Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen J8/2006 V. Esala, Pituuden vertailumittaus D8. Loppuraportti Tilaukset: Kirsi Tuomisto, puh ,
42 PL 9, Tekniikantie 1, ESPOO Puh Fax ISB ISS