Source: http://docplayer.fi/3715112-Iec-60364-6-din-vde.html
Timestamp: 2017-09-20 16:52:45+00:00
Document Index: 10159441

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

IEC / DIN VDE - PDF
IEC / DIN VDE
Download "IEC 60364.6 / DIN VDE"
1 Käyttöohje ja Asennustarkastustesteri IEC / DIN VDE Kontram Oy Mittaustekniikka Olarinluoma 12 PL ESPOO Puh. (09) Fax. (09) Sähköposti: Tämä käyttöohje on suomenkielinen käännös valmistajan alkuperäisestä englanninkielisestä käyttöohjeesta. Alkuperäinen englanninkielinen käyttöohje on määräävä, jos siinä ja suomenkielisessä käännöksessä on eroavaisuuksia.
2 Mittalaite ja adapterit Ohjauspaneeli LEDit ja liitäntäsymbolit -> ks. kohta 18.1 Kiinteät funktionäppäimet ESC: Paluu näppäin MEM: Muistin hallinta HELP: Aputoiminnot Valonäppäimet Parametrien valinta Raja-arvot Tallennusfunktiot Muistifunktiot ON/START: Käynnistys (paina n. 3 s). Mittauksen käynnistys/pysäytys. I N : RCD laukaisu R LO : Mittauksen R OFFSET PC-liitännät ja laturipistoke Virtapihdin ja mittapään liitännät 2
3 Näppäin Mittalaite ja adapterit Liittimet virtapihdeille 1 Näyttöruutu ja näppäimet 15 Virtapihtiliitin 1 2 Kantohihnan kiinnikkeet 16 Virtapihtiliitin 2 3 Kiertokytkin mittausten 17 Mittapään liitin valintaan 4 Mittausadapteri (2-napainen) PC-liitännät ja laturi 5 Schuko -liitin 18 USB -väylä PC:hen 6 Mittajohdin 19 RS232- portti viivakoodiskannerille 7 Hauenleuka tai RFID - 8 Mittapäät lukijalle 9 käynnistys (ON/START*) 20 Z502D laturiliitäntä 10 N /kompensointi/z OFFSET 11 Kontaktipinta sormille Varmista, ettei laitteessa ole paristoja 12 Mittapään pidike vaan akut, kun kytket 13 Sulakkeet laturin. 14 Mittapäiden (8) pidike 21 Paristo/akkukotelon kansi (Paristot ja varasulakkeet) Katso ohjaus- ja näyttöelementtien selvitykset luvusta 17. * Käynnistys on mahdollista vain mittalaitteesta. Näyttö Mittaus käynnissä / pysäytetty Mittaa 1-vaihemittaus U L-N-PE UL-N Jännite L-N (Schuko) UL-PE Jännite L-PE (Schuko/2-nap. mittapää) UN-PE Jännite N-PE (Schuko) US-PE Jännite Mittapää-PE f Taajuus 3-vaihemittaus U 3~ UL3-L1 Jännite L3 - L1 UL1 - L2 Jännite L1 - L2 UL2 - L3 Jännite L2 - L3 f Taajuus Vaihejärjestys I L / AMP Vika/vuotovirta T/RF Lämpötila/kosteus PTEST kwh-mittarin käynnistystestaus ZST Lattian eristysimpedanssi Automaattinen testaus Mittaussuureet Akkujen tila Muistin käyttö Mittaustoiminto Valmis Kytkentätesti luku 18.1 Akut täynnä Akut OK Kytkentätesti - Verkkojännitetesti ( luku 18.1) Kytkentä OK Akkujen tila Muistin käyttö Mittauksen tallennus Muisti täynnä, siirrä tiedot PC:lle Muistia puolet jäljellä Parametrit Akut heikot Akut lähes tyhjät: U < 8 V L ja N vaihtuneet Tämä käyttöohje kuvaa mittalaitteen ohjelmistoversion SW- VERSION toimintaa. Asetukset ja mittaustoiminnot kiertokytkimessä Kytkimen asento Kuva Laitteen asetukset Mittausfunktiot SETUP Kirkkaus, kontrasti, pvm/aika Kieli (D, GB, P), profiili (ETC, PC.doc) Sivu 8 I N Sivu 17 IF Sivu 19 ZL-PE Sivu 25 ZL-N Sivu 27 RE Sivu 29 RLO Sivu 40 RISO Sivu 36 U Sivu 15 SENSOR Sivu 42 ETRA Sivu 35 AUTO Tehdasasetukset Testi: LED, LCD, ääni, kiertokytkin, akkujen tila UI N Kosketusjännite ta Laukaisuaika RE Maadoitusresistanssi U / U N Linjajännite/Nimellisjännite f / f N Linjataajuus/Nimellistaajuus U I N Kosketusjännite I Vikavirta RE Maadoitusresistanssi U / U N Linjajännite/Nimellisjännite f / f N Linjataajuus/Nimellistaajuus ZL-PE Silmukkaimpedanssi IK Oikosulkuvirta ZL-N Linjaimpedanssi IK Oikosulkuvirta U Jännitteen alenema prosentteina Z OFFSET Offset jännitteen alenemalle Mittaus mittapäällä tai ilman RE Maadoitussilmukka (L-PE) (ilman mittapäätä/pihtiä) RE Maadoitusresistanssi (mittapäällä/pihdillä) UE Maadoituselektrodin jännite (vain mittapäällä) U / U N Linjajännite/Nimellisjännite f / f N Linjataajuus/Nimellistaajuus RLO Pienresistanssi napaisuuden vaihdolla RLO+, Pienresistanssi yhdellä RLO- polarisaatiolla R OFFSET Offset-resistanssi RINS Eristysresistanssi RE (INS) Maavuotoresistanssi U UINS Jännite mittapäissä Testijännite Ramppi: Laukaisujännite 3
4 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSSISÄLTÖ SOVELLUS Yleistietoja eri PROFITEST MASTER -versioiden ominaisuuksista TURVALLISUUSOMINAISUUDET JA VAROTOIMENPITEET ALKUKÄYNNISTYS Paristojen asentaminen ja vaihtaminen Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen Paristojen testaus Akkujen lataaminen Laitteen asetukset (SETUP)... 8 Parametrien merkitykset YLEISOHJEET Laitteen kytkeminen verkkoon Automaattiasetukset, valvonta ja sammutus Mittausarvojen näyttö ja tallennus Shuko-pistorasioiden kytkentöjen tarkastus Apu (HELP) -toiminto Parametrien tai raja-arvojen asettaminen Vapaasti valittavat parametrit tai raja-arvot napainen mittaus nopealla tai puoliautomaattisella napaisuuden vaihdolla VAIHTOJÄNNITTEEN JA TAAJUUDEN MITTAUS Jännite L ja N (U L-N ), L ja PE (U L-PE ) ja N ja PE (U N-PE ) välillä maadoitetussa rasiassa Jännite L ja PE (U L-PE ) välillä 2-napaisella adapterilla Jännite mittapään ja PE (U S-PE ) välillä maadoitetussa rasiassa 2-napaisella adapterilla Vaihe Vaihe jännite ja vaihejärjestys VIKAVIRTASUOJIEN TESTAUS Kosketusjännitteen mittaus (nimellisvikavirtaan verrattuna) 1/3 osalla nimellisvikavirrasta ja laukaisun testaus nimellisvikavirralla Järjestelmien ja vikavirtasuojien erikoistestaus Järjestelmien ja vikavirtasuojatyyppien A, AC ja B testaus nousevalla vikavirralla (vaihtovirralla) Järjestelmien ja vikavirtasuojatyyppien B testaus nousevalla vikavirralla (tasavirralla) Vikavirtasuojien testaus virralla 5 x I N Sykkivälle DC-virralle tarkoitettujen vikavirtasuojien testaus Erityisvikavirtasuojien testaus Tyypin RCD-S selektiivisillä vikavirtasuojilla varustetut järjestelmät Epälineaariset vikavirtasuojat PRCD-K Vikavirtasuojat PRCD-S (SCHUKOMAT, SIDOS tai vastaavat) Tyypin G tai R vikavirtasuojat Vikavirtasuojien testaus TN-S järjestelmissä YLIVIRTASUOJIEN TESTAUS, SILMUKKAIMPEDANSSIN MITTAUS JA OIKOSULKUVIRRAN MÄÄRITTÄMINEN (Z L-PE JA I K ) Mittaukset ylivirtasuojan laukaisun vaimennuksella Mittaus positiivisilla puoliaalloilla (PROFITEST MTECH ja PROFITEST MTRA) Mittausarvojen laskenta LINJAIMPEDANSSIN MITTAUS (Z L-N TOIMINTO) MAADOITUSRESISTANSSIN MITTAUS (TOIMINTO R E ) Mittaus mittapäällä Mittaus ilman mittapäätä Maadoituselektrodin potentiaalin mittaus (toiminto U E ) Selektiivisen maadoitusresistanssin mittaus virtapihdillä ERISTYSIMPEDANSSIN MITTAUS LATTIOISTA JA SEINISTÄ (ERISTYSIMPEDANSSI Z ST ) ERISTYSRESISTANSSIN MITTAUS Yleistä Erityistapaus: Maavuotoresistanssi (R EINS ) KWH-MITTARIN KÄYNNISTYSTESTAUS MAADOITUSKOSKETIN ADAPTERILLA ENINTÄÄN 100 PIENRESISTANSSIN MITTAUS (SUOJAJOHDIN JA LIITOSJOHDIN) MITTAUS LISÄVARUSTEANTUREILLA Virran mittaus virtapihdillä TIETOKANTA Jakelukokoonpanojen muodostaminen, yleistä Jakelukokoonpanon siirtäminen Jakelukokoonpanon muodostaminen testauslaitteeseen Kokoonpanon muodostaminen Rakenne-elementtien etsintä Tietojen tallennus ja raportointi Viivakoodin ja RFID -lukijoiden käyttö KÄYTTÖ- JA NÄYTTÖELEMENTIT Testauslaite ja adapteri Ohjauspaneelin LEDit OMINAISARVOT LED-näytöt, verkkojänniteliitännät ja potentiaalierot HUOLTO Laiteohjelmiston (firmware) versio ja kalibrointitietoja Paristojen ja akkujen toiminta ja lataaminen Lataaminen Z502D laturilla (lisävaruste) Sulakkeet Kotelo LIITE Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Sähkökoneiden testaus DIN EN mukaan - sovellukset ja raja-arvot Säännöllinen testaus BGV A3 mukaan - raja-arvot sähköjärjestelmille ja -laitteille Lyhenneluettelo ja lyhenteiden merkitykset Kirjallisuutta
5 1. Toimitussisältö 1 testauslaite 1 maadoituskosketin pistoke (maakohtainen) 1 2-napainen mittausadapteri ja 1 kaapeli 3-napaiseksi adapteriksi laajentamista varten (PRO-A3-II). 2 hauenleukaa 1 kantohihna 1 sarja akkuja (Z502C)* 1 akkulaturi (Z502D)* 1 tiivistetty käyttöohje 1 käyttöohjeet (CD-ROM:lla) 1 DKD -kalibrointitodistus 1 ETC -ohjelmisto testerin kommunikointiin 1 asennusohjeet USB -laiteohjaimille 1 asennusohjeet ETC -ohjelmistolle 1 tiivistetty käyttöohje ETC -ohjelmistolle * standardilaite alkaen 5
6 2. Sovellus PROFITEST MASTER -mittaus- ja testauslaitetta käytetään suojatoimenpiteiden nopeaan ja tehokkaaseen testaukseen DIN VDE 0100, osa 600:2008 mukaan (Matalajännitteisten asennusten asentaminen; testaukset - alkutestaukset), ÖVE-EN 1 (Itävalta), SEV 3755 (Sveitsi) ja muut maakohtaiset määräykset. Laitteessa on mikroprosessori ja se täyttää IEC 61557/EN 61557/VDE 0413 määräykset. Osa 1: Osa 2: Osa 3: Osa 4: Osa 5: Osa 6: Osa 7: Osa 10: Yleiset vaatimukset Eristysresistanssitesterit Silmukkaresistanssitesterit Maadoitus-, suoja- ja liitosjohtimien resistanssimittauksiin tarkoitetut mittalaitteet. Maadoitusresistanssitesterit Vikavirtalaitteiden (RCD) oikean toiminnan testaamiseksi ja suojatoimenpiteiden tehokkuuden testaamiseksi TT- ja TN-järjestelmissä tarkoitetut laitteet. Vaihejärjestystesterit Matalajännitejärjestelmien sähköturvallisuus Mittalaite soveltuu erityisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin: Järjestelmien testaukseen Alkukäynnistykseen Määräaikaistestaukseen Sähköjärjestelmien vianetsintään Kaikki hyväksymistodistuksen (esim. ZVEH) vaatimat mittaussuureet voidaan mitata tällä laitteella. Kaikki mitatut tiedot voidaan tallentaa ja mittaus- ja testausraportit tulostaa PC:llä. Tämä on erityisen merkittävää silloin, kun toiminta on tuotevastuun alaista. PROFITEST MASTERin käyttöalue kattaa kaikki vaihtovirtaja kolmivaihejärjestelmät nimellisjännitteillä 230 V / 400 V (300 V / 500 V) ja nimellistaajuuksilla 16 2 / 3 / 50 / 60 / 200 / 400 Hz. PROFITEST MASTER -mittarilla voidaan tehdä seuraavia mittauksia ja testauksia: Jännite / taajuus / vaihejärjestys Silmukkaimpedanssi / linjaimpedanssi RCD -suojauspiirit Maadoitusresistanssi/ maadoituselektrodin jännite Lattian ja seinän eristysresistanssi Maavuotoresistanssin mittaus Pienresistanssimittaukset (potentiaalin tasaus) Vuotovirtamittaukset virtapihdillä kwh-mittarin käynnistystestaus Kaapelin pituuden mittaus Katso DIN EN mukaiset sähkökoneiden testaukset luvusta Katso BGV A3 mukaiset määräaikaistestaukset luvusta Laitteessa olevien symbolien merkitys Varoitus vaarasta (Huomio: Noudata käyttöohjeita!) Kaksoiseristys, turvallisuusluokan II laite. 12 V DC latausliitäntä Z502D laturille Varmista, ettei laitteeseen ole laitettu paristoja akkujen sijasta ennen laturin kytkemistä! Tätä laitetta ei saa hävittää roskien mukana. Lisätietoja WEEE -merkistä saat valmistajan web-sivulta syöttämällä hakusanaksi WEEE. CE-yhteensopiva 2.1 Yleistietoja eri PROFITEST MASTER -versioiden ominaisuuksista PROFITEST... MBASE MTECH SECULIFE IT Artikkelinumero M520M M520O M690A RCD -mittaukset U B mittaus ilman RCD -laukaisua Laukaisuajan mittaus Laukaisuvirran I F mittaus Selektiivinen, SRCD:t, PRCD:t, tyyppi G/R AC/DC herkät RCD:t, tyyppi B - N-PE keskenään vaihtumisen testaus Silmukkaimpedanssin Z L-PE / Z L-N mittaus Sulaketaulukko ilman RCD:tä oleville järjestelmille Ilman RCD -laukaisua, sulaketaul ma testausvirralla*, ilman RCD laukaisua Maadoitusresistanssi R E I/U mitt. menetelmä, verkkoj. syöttö Selekt. maad. resist. R E (verkkoj. syöttö) mittapäällä, maadoituselektrodilla ja virtapihdillä. Potentiaalintasauksen R LO mitt. Autom. napaisuuden vaihto Eristysresistanssi R INS Muuttuva tai nouseva testijännite Jännite U L-N / U L-PE / U N-PE / f Erityismittaukset Vuotovirta (pihdillä) I L, I AMP kwh-mittarin käynnistys Vaihejärjestys Lattiapinnan eristysresistanssi Z ST Maavuotoresistanssi R E (INS) Ominaisuudet Käyttöliittymän kielivalinta Muisti (tietokanta objektia) RS232 portti skannerille USB portti tiedonsiirtoon ETC käyttäjäohjelmisto PC:lle Mittauskategoria: CAT III 600 V / CAT IV 300 V DKD kalibrointi * Käsittelemätön mittausviesti näkyy vain, jos järjestelmässä ei ole bias -virtaa. 6
7 3. Turvallisuusominaisuudet ja varotoimenpiteet Tämä mittalaite täyttää sille asetetut Euroopan Unionin ja kansalliset vaatimukset. Vakuutamme tämän CE -merkillä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana tarvittaessa GMC-I Messtechnik GmbH:lta. Tämä elektroninen mittaus- ja testauslaite on valmistettu ja testattu turvallisuusnormien IEC / EN / VDE mukaisesti. Mittalaitteen sekä käyttäjän turvallisuus on varmistettu silloin, kun mittalaitetta käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Lue käyttöohje huolellisesti kokonaan ennen mittalaitteen käyttöä. Noudata kaikkia käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Varmista, että käyttöohjeet ovat kaikkien mittalaitetta käyttävien saatavilla. Testauksia saavat tehdä vain sähköalan pätevyyden omaavat henkilöt. Ota tukeva ote mittapäistä, kun ne on asetettu testikohteeseen. Vaaratilanne voi syntyä kierrejohdosta vedettäessä, jos testipistoke tai mittapäät irtoavat. Mittaus- ja testauslaitetta ei saa käyttää, jos: Paristokotelon kansi on auki Laitteessa on ulkoisia vaurioita Liitäntäkaapeli tai mittausjohtimet ovat vahingoittuneet Laite ei toimi moitteettomasti Laitetta on varastoitu pitkään äärimmäisissä olosuhteissa (esim. kosteus, pöly tai korkea lämpötila) Vastuuvelvollisuuden poissulkeminen Kun testataan vikavirtasuojilla varustettuja järjestelmiä, ne voivat kytkeytyä pois päältä. Näin voi käydä, vaikka testaus itsessään ei vikavirtasuojia laukaisisikaan. Testivirran kanssa yhtä aikaa esiintyvät vuotovirrat voivat ylittää vikavirtasuojan laukaisukynnyksen. Testattavan vikavirtajärjestelmän läheisyydessä olevat PC:t saattavat kytkeytyä pois päältä ja tiedot hävitä. Ennen testauksen aloittamista kannattaa kaiken varalta varmistaa, että tiedot ja ohjelmat on tallennettu ja sulkea tietokone. Testauslaitteen valmistaja ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, joka on saattanut aiheutua laitteistolle, tietokoneille, oheislaitteille ja tietokannoille testauksia tehtäessä. Tietojen varmistus Kehotamme siirtämään tallennetut mittaustiedot säännöllisesti PC:lle. Emme vastaa tietojen häviämisestä laitteen muistista. Tietojen käsittelyyn ja hallintaan suosittelemme seuraavia PCohjelmia: E-Findings Manager (Itävalta) Report Manager (Uusi!) PS3 (dokumentointi, hallinta, pöytäkirjan tulostus ja aikarajojen valvonta) PC.doc-WORD TM /ECEL TM (raporttien ja pöytäkirjojen tulostus) PC.doc-ACCESS TM testaustietojen hallinta 4. Alkukäynnistys 4.1 Paristojen asentaminen ja vaihtaminen Varoitus! Irrota mittalaitteen kaikki johtimet mitattavasta piiristä (verkkojännitteestä) ennen paristokotelon avaamista! Testauslaitteessa käytetään kahdeksaa IEC LR 6 mukaista 1.5 V AA sormiparistoa. Käytä vain IEC LR6 mukaisia alkali-mangaaniparistoja. Sinkkihiiliparistojen käyttö ei ole suositeltavaa niiden suuren sisäisen resistanssin ja lyhyen käyttöiän vuoksi. Testauslaitteessa voidaan käyttää myös ladattavia NiCd- tai NiMH-akkuja. Lue myös latausta ja akkulaturia koskeva luku Vaihda aina kaikki paristot. Hävitä paristot jätehuoltomääräysten mukaan. Avaa paristokotelon kannen ruuvi ja irrota kansi Vedä paristojen pidin ulos ja asenna kahdeksan 1.5 V AA paristoa oikein päin pitimen +/- merkkien mukaan. Varoitus! Varmista, että kaikki paristot (akut) on asennettu oikein päin. Jos vaikka yksikin on väärin päin, testauslaite ei tunnista sitä ja paristo (akku) voi alkaa vuotaa. Työnnä paristojen pidin takaisin paristokoteloon. Pidin voidaan asentaa paikoilleen vain oikeassa asennossa. Kiinnitä paristokotelon kansi paikoilleen ja kiristä ruuvi. Varoitus! Testauslaitetta saa käyttää vain silloin, kun paristokotelon kansi on kiinnitetty ruuvilla paikoilleen. Väärin asennetut paristot (akut) voivat alkaa vuotaa! 4.2 Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen Laite käynnistetään ON/START näppäimestä painamalla. Valintakytkimen asentoa vastaava valikko tulee näyttöön. Laite voidaan sammuttaa manuaalisesti painamalla samanaikaisesti MEM ja HELP näppäimiä. SETUP valikossa valitun ajan kuluttua laite sammuu automaattisesti (katso lukua 4.5 Laitteen asetukset ). 4.3 Paristojen testaus Jos paristojen jännite on laskenut sallitun alarajan alle, seuraava kuva näytetään. Low Batt! näytetään myös paristosymbolin kanssa. Testauslaite ei toimi paristojännitteen ollessa kovin alhainen ja näyttöä ei näy. 4.4 Akkujen lataaminen Varoitus! Käytä vain Z502D laturia (lisävaruste) testauslaitteessa olevien akkujen lataamiseen. Varmista, että seuraavat ehdot täyttyvät ennen laturin kytkemistä latausliitäntään: Ladattavat akut on asennettu oikein päin (eikä testauslaitteessa ole standardiparistoja!) Testauslaitteen kaikki johtimet on irrotettu mitattavasta piiristä. Testauslaite on sammutettu latauksen ajaksi. Katso lisätietoja akkujen lataamisesta luvusta
8 4.5 Laitteen asetukset (SETUP) Toimintaparametrien valikko LED ja LCD testaus Näyttö: Päiväys/aika Näyttö: Testerin autom. sammutus 45 s kuluttua Näyttö: Näytön valon sammutus 15 s kuluttua Kiertokytk. balansointi ja paristojen testaus Kirkkaus/kontrasti, aika, kieli, profiilit Ohjelmaversio, kalibrointipäivä Tarkastajan valinta (muutokset ETC:n kautta) LED testit LCD ja äänimerkit Paluu päävalikkoon Verkkojännite LED: testi vihreä Verkkojännite LED: testi punainen UL/RL LED: testi punainen RCD-FI LED: testi punainen Solutesti Käänteinen solutesti Kaikkien pikseleiden piilottaminen Kaikkien pikseleiden näyttäminen Äänimerkin testaus Kirkkauden ja kontrastin asetukset Ajan, päälläoloajan ja oletusarvojen asetukset Paluu päävalikkoon Suurenna kirkkautta Pienennä kirkkautta Aseta aika Aseta päiväys Laiteohjeiden kieli Profiilit 3a 3 b 3 c 3d Suurenna kontrastia Pienennä kontrastia Näytön valon/laitteen testauksen päälläoloaika Oletusasetukset 3e Näytön valon päälläoloaika Laitteen testauksen päälläoloaika Paluu päävalikkoon 8
9 Toimintaparametrien valikko LED ja LCD testaus Näyttö: Päiväys/aika Näyttö: Testerin autom. sammutus 45 s kuluttua Näyttö: Näytön valon sammutus 15 s kuluttua Kiertokytkimen balansointi ja paristojen testaus Kirkkaus/kontrasti, aika, kieli, profiilit Ohjelmaversio, kalibrointipäivä Tarkastajan valinta (muutokset ETC:n kautta) Kirkkauden ja kontrastin asetukset Ajan, kielen, profiilin ja äänimerkin asetukset Paluu päävalikkoon Suurenna kirkkautta Pienennä kirkkautta Aseta aika Aseta päiväys Laiteohjeiden kieli Profiilit 3a 3 b 3 c 3d Suurenna kontrastia Pienennä kontrastia Näytön valon/laitteen testauksen päälläoloaika Oletusasetukset 3e Ajan asetukset Paluu päävalikkoon Aseta aika ja päiväys Aktivoi asetukset Pienennä tunteja Suurenna tunteja Pienennä minuutteja Suurenna minuutteja Pienennä sekunteja Suurenna sekunteja Päiväyksen asetukset Paluu päävalikkoon Aseta aika ja päiväys Aktivoi asetukset Pienennä päiviä Suurenna päiviä Pienennä kuukausia Suurenna kuukausia Pienennä vuosia Suurenna vuosia 9
10 Parametrien merkitykset 0a Testauslaitteen päälläoloaika Tällä toiminnolla voit valita ajan, jonka kuluttua laite sammuu automaattisesti. Tällä valinnalla on merkittävä vaikutus paristojen tai akkujen kestoon. 0b LCD-näytön valon päälläoloaika Tällä toiminnolla voit valita ajan, jonka kuluttua näytön valo sammuu automaattisesti. Tällä valinnalla on merkittävä vaikutus paristojen tai akkujen kestoon. Alavalikko: Kiertokytkimen balansointi Jos pariston (akun) jännite laskee 8,0 V:iin tai vähän sen alle, punaiset UL/RL LEDit syttyvät ja varoitukseksi annetaan äänimerkki. Mittausjakso Jos pariston (akun) jännite laskee mittausjakson aikana 8.0 V alle, viereinen ponnahdusikkuna tulee näkyviin merkiksi. Mittausarvot ovat virheellisiä ja niitä ei voida tallentaa. Paina ESC näppäintä päävalikkoon palataksesi. Varoitus! Tiedot häviävät kieltä tai profiilia vaihdettaessa tai oletusasetuksiin palattaessa! Tallenna mittaustiedot PC:lle ennen näppäimen painamista. Ikkuna kehottaa vahvistamaan poiston uudelleen. Etene kiertokytkimen hienosäädössä seuraavasti: 1. Paina TESTS Rotary Switch / Battery test valonäppäintä kiertokytkimen balansointivalikkoon päästäksesi. 2. Paina sitten kiertokytkimen symbolilla varustettua valonäppäintä. 3. Kierrä kiertokytkintä myötäpäivään seuraavaan mittausfunktioon (I N on ensimmäinen SETUPin jälkeen). 4. Paina kuvassa kiertokytkintä vastaavaa valonäppäintä. Valonäppäimen painamisen jälkeen näyttö kytkeytyy seuraavaan mittaustoimintoon. LCD-kuvassa olevan nimen on vastattava kiertokytkimen todellista asentoa. Kiertokytkimen LCD-kuvassa olevan tasopalkin tulisi olla mustan kentän keskellä ja täydennettynä oikeassa reunassa olevalla numerolla Tämän arvon tulisi olla Lukeman -1 tai 101 tapauksessa kiertokytkimen levyn paikka ei vastaa LCD-näytössä aktivoitua mittaustoimintoa. 5. Jos näytetty arvo ei ole tällä alueella, säädä paikka uudelleen painamalla valonäppäintä. Lyhyt äänimerkki vahvistaa uudelleen säädön. Jos kiertokytkimen LCD-kuvassa oleva nimi ei vastaa sen todellista asentoa, annetaan valonäppäintä painettaessa yhtäjaksoinen äänimerkki varoitukseksi. 6. Palaa kohtaan 2 ja jatka eteenpäin. Toista tämä toimenpide, kunnes kaikki kiertokytkimen toiminnot on testattu ja tarvittaessa säädetty. Paina ESC näppäintä päävalikkoon palataksesi. Alavalikko: Pariston (akun) jännitteen kysely 3c Käyttöliittymän kieli (CULTURE) Valitse valikosta haluamasi kieli 3d Jakelukokoonpanojen profiilit (PROFILES) Valitse laskentaan käyttämäsi PC-ohjelmat. Jakelukokoonpanojen säädettävät hierarkiat sovitetaan laskentaan käytettävien PC-ohjelmien kanssa. 3e Oletusasetukset (GOME SETTING) Testauslaite palautetaan alkuperäisiin oletusasetuksiinsa tätä näppäintä painettaessa. Laiteohjelmiston (Firmware) versio ja kalibrointitietoja (Esimerkki) Paina mitä tahansa näppäintä päävalikkoon palataksesi. 10
11 5. Yleisohjeet 5.1 Laitteen kytkeminen verkkoon Mittalaite kytketään verkkoon suojamaakosketinpistorasioissa (Shuko) testipistokkeella ja siihen liitetyllä shukopistotulppa-adapterilla. Vaihejohtimen L ja suojajohtimen PE välinen jännite ei saa olla yli 253 V! Pistotulpan asennolla (napaisuudella) ei ole merkitystä. Mittalaite erottaa vaihejohtimen L nollajohtimesta N sekä suorittaa tarvittaessa napaisuuden vaihdon. Poikkeukset edellä mainittuun ovat: Jännitemittaus valintakytkimen asennossa U Eristysresistanssimittaukset Pienresistanssimittaukset Vaihejohtimen L ja nollajohtimen N paikat on merkitty shukopistotulppaan. Jos mittauksia tehdään kolmivaihepistorasioissa, jakokeskuksissa tai kiinteissä kytkennöissä, testauspistokkeeseen on kiinnitettävä adapteri (katso myös taulukkoa 16.1). Kytkentä tehdään testausmittapäillä, joista toinen liitetään PE- tai N- johtimeen ja toinen vaihejohtimeen L. 2-napainen mittausadapteri on laajennettava 3-napaiseksi laitteen mukana tulevalla mittauskaapelilla vaihejärjestystestauksen toiminnan parantamiseksi. Mittaus 2-napaisella mittausadapterilla ei ole mahdollista kiertokytkimen U ja Z L-N asennoissa. Nämä mittaukset voidaan tehdä valintakytkimen asennoissa U ja Z L-PE. Kosketusjännite (vikavirtasuojamittauksissa) ja maadoitusresistanssi voidaan, ja maadoituselektrodin jännite, lattian ja seinän eristysresistanssi ja mittapään jännite on mitattava mittapäällä. Mittapää kytketään mittapään liittimen liitäntään 4 mm kosketussuojatulla pistokkeella. 5.2 Automaattiasetukset, valvonta ja sammutus Testauslaite valitsee automaattisesti kaikki ne toiminta-asetukset, jotka se pystyy itse päättelemään. Se mittaa verkkoon kytkettäessä jännitteen ja taajuuden. Jos ne ovat nimellisjännitealueella, ne näkyvät näytössä. Jännitteen (U) ja taajuuden (f) todelliset arvot osoitetaan nimellisarvojen U N ja f N sijasta arvojen ollessa nimellisalueen ulkopuolella. Verkkojännitevaihtelut eivät vaikuta mittaustuloksiin. Mittausvirran aiheuttamaa kosketusjännitettä tarkkaillaan jokaisella mittausjaksolla. Kosketusjännitteen ylittäessä 25 V tai 50 V raja-arvon, keskeytyy mittaus heti ja punainen U L /R L LED syttyy. Mittalaitetta ei voida käynnistää tai se sammuttaa itsensä heti, jos pariston (akun) jännite on laskenut hyväksyttävän rajan alapuolelle. Mittaus katkaistaan automaattisesti tai mittaustapahtuma estetään (jännitemittauksia ja vaihejärjestystestausta lukuun ottamatta), jos: Mittaustapahtuman tarvitsema verkkojännite ei ole hyväksyttävällä alueella (< 60 V, > 253 V / > 330 V / > 440 V tai > 550 V). Ulkopuolista häiriöjännitettä esiintyy eristysresistanssi tai pienresistanssimittauksessa Mittalaite on ylikuumentunut. Ylikuumenemista esiintyy yleensä vasta noin 50 mittauksen jälkeen kiertokytkimen ollessa asetettuna Z L-PE tai Z L-N asentoon. Jos mittausta yritetään jatkaa, näyttöön tulee ylikuumenemisesta kertova viesti. Mittalaite sammuttaa itsensä automaattisesti vain automaattisesti tehtävän mittausjakson valmistuttua ja ennalta määritellyn päälläoloajan kuluttua (katso lukua 4.2). Päälläoloajan laskenta alkaa alusta SETUP -valikossa tehdyn määrityksen mukaan heti, kun jotain näppäintä painetaan tai kiertokytkintä käännetään. Mittalaite pysyy esiasetetun ajan lisäksi päällä noin 75 s suoritettaessa mittauksia nousevalla vikavirralla järjestelmissä, joissa on selektiiviset vikavirtasuojat. Mittalaite sammuttaa itsensä aina automaattisesti! 5.3 Mittausarvojen näyttö ja tallennus Seuraavat tiedot esitetään näytöllä: Mittausarvot lyhenteineen ja mittausyksiköineen Valittu toiminto Nimellisjännite Nimellistaajuus Virheilmoitukset Automaattisten mittausjaksojen aikana saatavat mittausarvot tallennetaan ja näytetään digitaalisina arvoina, kunnes seuraava mittausjakso käynnistetään tai laite sammuttaa itsensä. Jos yläraja ylitetään, ylärajan arvo näytetään etumerkillä > (suurempi kuin) varustettuna mittausarvon ylityksen merkiksi. Näissä käyttöohjeissa olevat näytöt voivat poiketa käyttämäsi laitteen näytöistä laitteen jatkuvan tuotekehityksen vuoksi. 5.4 Shuko-pistorasioiden kytkentöjen tarkastus Shuko-pistorasioiden kytkentöjen tarkastusta ennen suojatoimenpiteiden testaamista on yksinkertaistettu laitteen viantunnistusta käyttämällä. Laite ilmaisee väärän kytkennän seuraavasti: Verkkojännite ei ole sallittu (< 60 V tai > 253 V) Punainen MAINS/NETZ LED vilkkuu ja mittausjakso estetään. Suojajohdin on kytkemättä tai jännite maata vasten on 25 V taajuudella f > 45 Hz (kytkimen asento U - yksivaihemittaus): PE näytetään, jos kontaktipintoihin kosketaan (sormilla) vaikka suojamaahan on kontakti (maadoituskoskettimen tai PE testausmittapään kautta 2-napaisella adapterilla). Punaiset U L /R L ja RCD/FI LEDit syttyvät myös. Nollajohdinta N ei ole kytketty (verkkojännitteestä riippuvissa mittauksissa): Punainen MAINS/NETZ LED vilkkuu. Toista kahdesta suojakoskettimesta ei ole kytketty: Tämän tilan testaus tehdään automaattisesti RCD, Z L-N, Z L-PE ja R E toiminnoissa. Huono kosketinresistanssi toisessa koskettimessa johtaa toiseen seuraavista näytöistä pistokkeen napaisuudesta riippuen: Näyttö kytkentäpiirroksessa: PE poikki (x) tai alemman suojajohtimen liitin poikki testauspistokkeeseen verrattuna. Syy: Jännitteen mittaus poikki Tulos: Mittaus estetään 11
12 Näyttö kytkentäpiirroksessa: Ylemmän suojajohtimen liitin poikki testauspistokkeeseen verrattuna. Syy: Virran mittaus poikki Tulos: Ei mittausarvoa Katso myös LED-näytöt, verkkojänniteliitännät ja jännite-erot luvusta 18.1 alkaen. Varoitus! Vikavirtasuojattomissa järjestelmissä N- ja PE -johtimien vaihtumista ei voida havaita ja laite ei näytä sitä. Vikavirtasuojallisissa järjestelmissä vikavirtasuoja laukeaa kosketusjännitteen mittauksessa ilman laukaisua (automaattinen Z L-N mittaus) N- ja PE -johtimien ollessa väärinpäin. 5.5 Apu (HELP) -toiminto Seuraavat tiedot voidaan näyttää kytkimen kaikille asennoille ja perustoiminnoille sen jälkeen, kun se on valittu kiertovalitsimella: Kytkentäkaavio Mittausalue Nimelliskäyttöalue ja mittauksen epävarmuus Nimellisarvo Paina HELP -näppäintä, kun tarvitset apua. HELP -näppäintä on painettava monta kertaa, jos mittaustoiminnolle on useita apusivuja. ESC -näppäimellä voit poistua HELP -toiminnosta 12
13 5.6 Parametrien tai raja-arvojen asettaminen 1 Alavalikkoon pääseminen halutun parametrin asettamiseksi. 2 Valitse parametri tai vieritysnäppäimellä. 3 Mene valitun parametrin asetusvalikkoon vieritysnäppäimellä 4 Säädä arvoa tai vieritysnäppäimellä. 5 Vahvista asetusarvo näppäimellä. Tämä arvo siirretään asetusarvovalikkoon. 6 Asetusarvoa ei ole mittaukseen pysyvästi hyväksytty ennen kuin näppäintä on painettu, jonka jälkeen näyttö palaa päävalikkoon. Voit palata päävalikkoon uutta valittua arvoa hyväksymättä painamalla ESC -näppäintä -näppäimen sijasta. Parametrin lukitus Yksittäin valitut parametrit joutuvat todennäköisyystestaukseen ennen kuin ne hyväksytään mittausikkunaan. Jos valittu parametri ei ole järkevä muihin esiintyviin parametreihin verrattuna, sitä ei hyväksytä ja virheilmoitus tulee näyttöön. Aikaisemmin asetettu parametri säilytetään muistissa. Korjaustoimenpide: Valitse toinen parametri. 13
14 5.7 Vapaasti valittavat parametrit tai raja-arvot Kiinteiden arvojen lisäksi seuraaville parametreille voidaan määritellyissä rajoissa ohjelmoida vapaasti lisäarvoja: U L RCD -testeissä I N ja I F U L silmukkaimpedanssimittauksessa Z LP-E U L resistanssin mittauksessa R E U N eristysresistanssin mittauksessa R ISO Raja-arvot raja-arvonäppäimille Vapaasti asetettava raja-arvo tai nimellisjännite Valitse muutettava arvo napainen mittaus nopealla tai puoliautomaattisella napaisuuden vaihdolla Nopea, puoliautomaattinen 2-napainen mittaus on saatavana seuraaville testeille: Jännitemittaus U Silmukkaimpedanssin mittaus Z LP-E Eristysresistanssin mittaus R ISO Testauspistokkeen nopea napaisuuden vaihto Napaisuusparametri on asetettava AUTO -asentoon. Nopea ja kätevä siirtyminen kaikkien napaisuusvaihtoehtojen läpi parametriasetusten alavalikkoa avaamatta tehdään painamalla I N näppäintä laitteesta tai testauspistokkeesta. Valitse muutettava arvo Valitse EDIT -valikko Valitse numero/yksikkö Valitse numero/yksikkö Hyväksy numero /yks. Tallenna arvo Poista merkki 1 Alavalikko halutun parametrin säätöön pääsemiseksi (katso lukua 5.6). 2 Valitse parametri (U L tai U N ) tai vieritysnäppäimellä (katso lukua 5.6). 3 Valitse haluttu arvo symbolilla tai vieritysnäppäimellä. 4 Avaa muokkausvalikko: Paina varustettua näppäintä. 5 Valitse haluttu numero tai yksikkö vasemmalla tai oikealla vieritysnäppäimellä. Numero tai yksikkö hyväksytään näppäimellä. Koko arvo hyväksytään valitsemalla symboli ja kuittaamalla se näppäimellä. Uusi raja- tai nimellisarvo on nyt lisätty luetteloon. Puoliautomaattinen napaisuuden vaihto muistitilassa Napaisuusparametri on asetettava AUTO -asentoon. Jos testi on suoritettava kaikilla napaisuusvaihtoehdoilla, puoliautomaattinen napaisuuden vaihto tehdään jokaisen mittauksen jälkeen Save (Tallenna) näppäintä painamalla. Napaisuusvaihtoehtojen yli voidaan hypätä painamalla I N näppäintä laitteesta tai testauspistokkeesta. Noudata uudelle asetusarvolle määriteltyjä rajoja. Parametriluettelon uusia, vapaasti säädettyjä raja- tai nimellisarvoja voidaan poistaa tai muuttaa PC:llä ETC -ohjelmistolla. 14
15 6. Vaihtojännitteen ja taajuuden mittaus Valitse mittaustoiminto 6.2 Jännite L ja PE (U L-PE ) välillä 2-napaisella adapterilla Kytkentä Edestakainen siirtyminen 1- ja 3-vaihemittausten välillä Paina vasemmalla olevaa valonäppäintä toistuvasti siirtyäksesi edestakaisin 1- ja 3-vaihemittausten välillä. Valitun vaiheen mittaus näytetään käänteisnäyttönä (valkoisena mustalla taustalla). 6.1 Jännite L ja N (U L-N ), L ja PE (U L-PE ) ja N ja PE (U N-PE ) välillä maadoitetussa rasiassa Kytkentä 6.3 Jännite mittapään ja PE (U S-PE ) välillä maadoitetussa rasiassa 2-napaisella adapterilla Kytkentä 15
16 6.4 Vaihe Vaihe jännite ja vaihejärjestys Kytkentä Laitteen kytkemiseksi tarvitaan 2- napainen mittausadapteri ja se laajennetaan 3-napaiseksi mittausadapteriksi laitteen mukana tulleella mittauskaapelilla. Paina valonäppäintä U3~ 7. Vikavirtasuojien testaus Vikavirtasuojien (RCD) testaus sisältää: Silmämääräisen kunnon tarkastuksen Testauksen Mittauksen Testauslaitetta käytetään testaukseen ja mittaukseen. Mittausmenetelmä Seuraavat asiat pitää vahvistaa kehittämällä vikavirta vikavirtasuojasta eteenpäin: Vikavirtasuoja laukaisee viimeistään saavuttaessaan normaalin vikavirta-arvonsa. Kyseiselle järjestelmälle hyväksyttyä jatkuvaa sallittua kosketusjännitettä U L ei ylitetä. Tämä tehdään: Kosketusjännitteen mittauksella: 16 mittausta täysin aalloin ja I N:n ekstrapolointi. Laukaisun vahvistaminen 400 ms tai 200 ms kuluessa I N:llä. (mittaus 1000 ms asti) Kaikissa 3-vaihepistorasioissa vaaditaan yleensä myötäpäivään oleva vaihejärjestys. Mittauslaitteen liitäntä on usein ongelmallista CEE - lähdöissä kontaktiongelmien vuoksi. Mittaukset voidaan tehdä nopeasti ja luotettavasti ilman kontaktiongelmia GMC:ltä saatavalla Z500A adapterisarjalla. 3-johdinmittauksen kytkentä, pistoke L1-L2-L3 myötäpäivään PE -navasta lähtien. Pyörimissuunta ilmaistaan seuraavilla näytöillä: Laukaisuvirran vahvistaminen nousevalla vikavirralla, arvon on oltava % I N:stä (tavallisesti noin 70 %). Ei testauslaitteen ennenaikaista laukaisua, koska testaus alkaa 30 % vikavirralla (jos järjestelmässä ei ole bias - virtaa). Myötäpäivään Vastapäivään Katso verkkojännitteen kytkentätestin kaikki näytöt luvusta RCI/FI taulukko Vaihtovirta Erovirran tyyppi Yllättäen tapahtuva Hitaasti nouseva Yllättäen tapahtuva Oikea RCCB toiminto Tyyppi AC Typpi A Tyyppi B Jännitteen napaisuus Jos yksinapaisten kytkinten asennus nollajohtimeen on kielletty standardeilla, jännitteen napaisuus on testattava, jotta varmistettaisiin, että kaikki yksinapaiset kytkimet ovat asennettu vaihejohtimiin. Sykkivä tasavirta Tasavirta 6 ma kanssa tai ilman sitä Hitaasti nouseva Testausstandardi Seuraavat asiat pitää vahvistaa DIN VDE 0100, osa 610: 2004 mukaan: Nimellisvikavirralla esiintyvä kosketusjännite ei saa ylittää järjestelmälle sallittua maksimiarvoa. 16
17 Vikavirtasuojan on lauettava 400 ms:ssa (selektiivisten vikavirtasuojien 1000 ms:ssa) nimellisvikavirralla. Tärkeitä huomautuksia PROFITEST MASTERilla voidaan mitata helposti kaikenlaiset vikavirtasuojat. Valitse RCD, SRCD, PRCD jne. Mittaus on tehtävä kytketyissä piireissä vain yhdessä pisteessä RCD:tä (RCCB:tä) kohti. Suojajohtimen matalaresistanssinen jatkuvuus pitää vahvistaa kaikissa muissa sähköpiirissä olevissa kytkennöissä (R LO tai U B ). Mittauslaitteet näyttävät TN -järjestelmissä usein 0,1 V kosketusjännitettä suojajohtimen matalasta resistanssista johtuen. Ole selvillä järjestelmässä olevista bias -virroista. Nämä voivat aiheuttaa vikavirtasuojien laukeamisen kosketusjännitettä U B mitattaessa tai voivat johtaa virheellisiin näyttöihin nousevalla virralla tehtävissä mittauksissa: Näyttö = I F - I bias Selektiivisiä vikavirtasuojia (RCD-S), jotka on merkitty, voidaan käyttää yksinään automaattisen katkaisun suojaukseen, jos ne noudattavat samoja katkaisuolosuhteita kuin ei-selektiiviset vikavirtasuojat (eli t a < 400 ms). Tämä voidaan vahvistaa katkaisuaika mittaamalla. Tyypin B vikavirtasuojia ei saa kytkeä sarjaan tyypin A vikavirtasuojien kanssa. 7.1 Kosketusjännitteen mittaus (nimellisvikavirtaan verrattuna) 1/3 osalla nimellisvikavirrasta ja laukaisun testaus nimellisvikavirralla Valitse mittaustoiminto Kytkentä I N parametrien asettaminen Esimagnetointi 2-napainen adapteri on tarkoitettu vain vaihtovirtamittauksiin. Vikavirtasuojan laukaisun vaimentaminen tasavirralla magnetoimalla on mahdollista vain standardi ja/tai maadoituskosketinpistokkeella tai 3- napaisella adapterilla. Mittaus mittapäällä tai ilman sitä Mittaukset voidaan tehdä mittapäällä tai ilman sitä. Mittapäällä tehtävissä mittauksissa vaatimuksena on, että mittapää ja vertailumaa ovat eri potentiaaleissa. Tämä tarkoittaa, että mittapään tulee olla asetettu vikavirtasuojan maadoituselektrodin (R E ) resistanssialueen ulkopuolelle. Maadoituselektrodin ja mittapään välisen etäisyyden tulee olla vähintään 20 metriä. Mittapää liitetään mittalaitteeseen 4 mm eristetyllä pistokkeella. Useimmissa tapauksissa tämä mittaus voidaan tehdä ilman mittapäätä. Varoitus! Mittapää on osa mittauspiiriä ja siinä voi kulkea jopa 3,5 ma virta normin VDE 0413 mukaisesti. Mittapään jännitteettömyys voidaan tarkistaa U PROBE toiminnolla (katso myös lukua 6.3). 17
18 1) Kosketusvirran mittaaminen vikavirtasuojaa laukaisematta Mittausmenetelmä Mittalaite käyttää nimellisvikavirralla esiintyvän kosketusjännitteen U I N mittaamiseen vain 1/3:aa nimellisvikavirrasta. Tämä estää vikavirtasuojan laukeamisen. Tällä edistyksellisellä menetelmällä kosketusjännite saadaan mitattua nopeasti ja helposti mistä tahansa pistorasiasta vikavirtasuojaa laukaisematta. Tavallinen, monimutkainen mittausmenetelmä sisältäen vikavirtasuojan testaamisen annetussa pisteessä ja myöhemmät vahvistukset siitä, että järjestelmän kaikki suojausta tarvitsevat komponentit ovat luotettavasti kytketty matalaresistanssisilla arvoilla valittuun mittauspisteeseen PE -johtimen kautta, on tarpeetonta. N- ja PE -johtimien keskenään vaihtumisen testaus N- ja PE -johtimien keskenään vaihtumisen testaamiseksi suoritetaan lisätesti. Jos vaihtuminen todetaan, näyttöön tulee viereisen kuvan mukainen ponnahdusikkuna. Varoitus! Tietojenkäsittelyjärjestelmien tietojen häviämisen estämiseksi, tee tietojen varmistus ennen mittauksen käynnistämistä ja sammuta kaikki virtaa kuluttavat laitteet. Mittauksen käynnistäminen Mittauspiirin vuotovirrasta johtuva vikavirtasuojan tahaton laukeaminen Kosketusjännitteen mittaus 30 % nimellisvikavirralla ei normaalisti laukaise vikavirtasuojaa. Laukaisuraja voi kuitenkin ylittyä mittauspiirissä olevan vuotovirran vuoksi, esim. toisiinsa kytketyistä kulutuslaitteista, kuten taajuusmuuntimista ja PC:istä EMC -piireineen. 2) Laukaisutesti kosketusjännitteen mittauksen jälkeen Paina I N näppäintä ennen kuin 30 s päälläoloaika on kulunut. Laukaisutesti tarvitsee tehdä jokaisella vikavirtasuojalla vain yhdessä pisteessä. Jos vikavirtasuoja laukeaa nimellisvikavirralla, punainen MAINS/NETZ LED vilkkuu (verkkojännite on katkaistu) ja laukaisuaika t a, maadoitusresistanssi R E ja muut arvot näkyvät näytössä. Jos vikavirtasuoja ei laukea nimellisvikavirralla, punainen RCD/FI LED syttyy. Kosketusjännite on liian suuri Jos kosketusjännite U I N, joka on mitattu 1/3 nimellisvikavirralla I N ja ekstrapoloitu I N arvoksi, on > 50 V (> 25 V), punainen U L /R L LED syttyy. Jos kosketusjännite U I N ylittää mittauksen aikana 50 V (25 V), tehdään turvakatkaisu. Kosketusjännite U I N ja laskettu maadoitusresistanssi R E näkyvät näytössä muiden arvojen lisäksi. Maadoitusresistanssi R E on mitattu erittäin pienellä virralla. Tarkempia tuloksia saadaan valintakytkimen R E -asennossa. Vikavirtasuojilla varustetuissa järjestelmissä voidaan valita toiminto. Järjestelmässä olevasta bias -virrasta johtuva vikavirtasuojan tahaton laukeaminen Nämä voidaan mitata 2-napaisella mittausadapterilla jännitemittaus käynnistämällä. Jos bias -virtoja esiintyy, ne voidaan mitata virtamuuntajapihdillä luvussa 15.1 annettavien ohjeiden mukaan. Vikavirtasuoja voi laueta kosketusjännitettä testattaessa, jos järjestelmässä on erittäin suuria bias -virtoja tai, jos valittu testausvirta on vikavirtasuojalle liian suuri. Testaus voidaan käynnistää kosketusjännitteen mittauksen jälkeen, jotta saataisiin määritetyksi laukeaako vikavirtasuoja nimellisvikavirralla 400 ms vai 1000 ms kuluessa. Turvakatkaisu: 70 V asti turvakatkaisu laukaistaan 3 s kuluessa IEC mukaisesti. 70 V asti olevat kosketusjännitteet näytetään. Jos kosketusjännite on suurempi kuin 70 V, näytetään U I N > 70 V. Raja-arvot sallitulle, jatkuvalle kosketusjännitteelle Vaihtojännitteillä raja-arvo jatkuvalle kosketusjännitteelle on U L = 50 V (kansainvälinen sopimus). Alempia arvoja on vahvistettu erityissovelluksiin (esim. maatalousrakennuksilla U L = 25 V). Varoitus! Jos kosketusjännite on liian korkea tai vikavirtasuoja ei laukea, järjestelmä on korjattava (esim. maadoitusresistanssi on liian korkea, viallinen vikavirtasuoja, jne.). 3-vaihevirtakytkennät Vikavirtasuojien testaamiseksi oikein 3-vaihevirtakytkennöissä, laukaisutesti on tehtävä jokaiselle kolmelle vaihejohtimelle (L1, L2 ja L3). 18
19 Induktiiviset virrankulutuslaitteet Mittauspiirissä voi esiintyä jännitepiikkejä, jos induktiivisia virrankulutuslaitteita sammutetaan vikavirtasuojien laukaisutestin aikana. Jos näin tapahtuu, testauslaite näyttää seuraavan viestin Check test setup (Tarkista testin asetukset). Jos tämä viesti tulee näyttöön, sammuta kaikki virtaa kuluttavat laitteet ennen laukaisutestin suorittamista. Äärimmäisissä tapauksissa yksi testauslaitteen sulakkeista voi palaa ja/tai testauslaite vaurioitua. 7.2 Järjestelmien ja vikavirtasuojien erikoistestaus Järjestelmien ja vikavirtasuojatyyppien A, AC ja B testaus nousevalla vikavirralla (vaihtovirralla) Mittausmenetelmä Mittalaite kehittää jatkuvasti nousevan vikavirran ( ) x I N vikavirtasuojien testaamiseksi. Laite tallentaa ja näyttää vikavirtasuojan lauetessa mitatun kosketusjännitteen ja laukaisuvirran. Kosketusjännite Mittauksen käynnistäminen Laukaisurajat Toinen kahdesta kosketusjänniterajasta, U L = 25 V tai U L = 50 V/65 V voidaan valita nousevalla vikavirralla tehtävälle mittaukselle. Valitse mittaustoiminto Kytkentä Mittausjakso Mittausjakson käynnistyttyä, mittalaitteen kehittämä testivirta on jatkuvasti nouseva alkaen arvosta 0.3 x nimellisvikavirta, kunnes vikavirtasuoja laukeaa. Tätä voidaan tarkkailla katsomalla I arvon kolmion täyttymistä asteittain. Ala- ja yläraja-arvot ilmaistaan kahdella pystysuoralla viivalla. Jos kosketusjännite saavuttaa valitun raja-arvon (U L = 65 V, 50 V tai 25 V) ennen vikavirtasuojan laukeamista, tehdään turvakatkaisu ja punainen U L / R L LED syttyy. Turvakatkaisu: 70 V asti turvakatkaisu laukaistaan 3 s kuluessa IEC mukaisesti. Jos vikavirtasuoja ei laukea ennen kuin nouseva virta saavuttaa nimellisvikavirran I N, punainen RCD/FI LED syttyy. parametrien asettaminen Varoitus! Jos mittauksen aikana piirissä esiintyy bias -virtaa, se lisätään mittalaitteen kehittämän vikavirran päälle ja se vaikuttaa kosketusjännitteen ja laukaisuvirran mittausarvoihin. Katso myös lukua 7.1. Arviointi DIN VDE 0100, osan 610 mukaista nousevaa vikavirtaa pitää kuitenkin käyttää mittauksissa vikavirtasuojia arvioitaessa ja kosketusjännite nimellisvikavirralla I N pitää laskea mittausarvoista. Nopeammasta ja yksinkertaisemmasta mittausmenetelmästä on siten etua (katso lukua 7.1) Järjestelmien ja vikavirtasuojatyyppien B testaus nousevalla vikavirralla (tasavirralla) VDE 0413, osan 6 mukaan on vahvistettava, että tasaisella tasavirralla, toimintavikavirta on korkeintaan kaksi kertaa nimellisvikavirran I N suuruinen. Jatkuvasti nousevaa tasavirtaa, alkaen arvosta 0,2 x nimellisvikavirta I N, on käytettävä tähän. Jos virran nousu on lineaarinen, nouseva virta ei saa ylittää kaksinkertaisesti arvoa I N 5 s aikana. Testauksen tasaisella tasavirralla on oltava mahdollista testivirran molempiin suuntiin. 19
20 7.2.3 Vikavirtasuojien testaus virralla 5 x I N Laukaisuajan mittaus tehdään tässä viisinkertaisella nimellisvikavirralla. Viisinkertaisella nimellisvikavirralla tehtävää testiä käytetään valmistusprosessissa. Sitä käytetään myös henkilöturvallisuuden testaukseen. Mittaus voidaan käynnistää positiivisella puoliaallolla kohdassa 0 tai negatiivisella puoliaallolla kohdassa 180. Molemmat mittaukset on kuitenkin suoritettava. Pidempi laukaisuaika on määräävä testatun vikavirtasuojan kuntoa testattaessa. Molempien arvojen on oltava alle 40 ms. Valitse mittaustoiminto Parametrien asettaminen - positiivinen tai negatiivinen puoliaalto Aaltomuoto: Neg. puoliaalto Pos. puoliaalto Neg. pulssi Pos. pulssi Sykkivälle DC-virralle tarkoitettujen vikavirtasuojien testaus Tässä tapauksessa vikavirtasuojat voidaan testata joko positiivisilla tai negatiivisilla puoliaalloilla. Standardin mukainen laukaisuraja on 1.4 kertaa nimellisvirta. Valitse mittaustoiminto Parametrien asettaminen - positiivinen tai negatiivinen puoliaalto Aaltomuoto: Neg. puoliaalto Pos. puoliaalto Neg. pulssi Pos. pulssi Parametrien asettaminen - testaus bias -virralla ja ilman sitä Bias -virta 50 % I N kertaa laukaisuvirta Parametrien asettaminen - 5 x nimellisvirta Seuraavat rajoitukset ovat voimassa valittaessa nimellisvirtaan nähden -kertainen laukaisuvirta: 300 ma: 1 x I N, 2 x I N 500 ma: 1 x I N Mittauksen käynnistäminen kertaa lauk. virta 5 kertaa lauk. virta Laukeamattomuustesti (testaus ilman bias -virtaa): Jos vikavirtasuoja laukeaa liian aikaisin laukeamattomuustestissä 2 s ajan virralla 50 % I N, eli ennen varsinaista laukeamista, näyttöön tulee viereisen kuvan mukainen ponnahdusikkuna. Seuraavat rajoitukset ovat voimassa valittaessa nimellisvirtaan nähden -kertainen laukaisuvirta: 300 ma: 1 x I N, 2 x I N 500 ma: 1 x I N DIN EN (VDE 160) mukaan vain tyypin B vikavirtasuojia (AC-DC herkkiä) voidaan käyttää 4 kv suuremmilla laitteilla, jotka pystyvät kehittämään tasaisen DC vikavirran (esim. taajuusmuuntimet). Sykkivällä tasavikavirralla tehtävät testit eivät sovellu näille vikavirtasuojille. Testattaessa vikavirtasuojia niitä valmistettaessa, mittaus tehdään positiivisilla ja negatiivisilla puoliaalloilla. Jos piiriin on varautunut sykkivä tasavirta, vikavirtasuojan toiminta voidaan testata tällä testillä, jotta varmistettaisiin, ettei vikavirtasuoja ole kyllästynyt sykkivästä tasavirrasta eikä enää laukeaisi. 20
21 7.3 Erityisvikavirtasuojien testaus Erikoisvikavirtasuojien testaus ja niiden parametriyhdistelmät Laukaisutesti Paina I N näppäintä. Vikavirtasuoja laukeaa. Tiimalasi tulee näyttöön ja sen jälkeen laukaisuajan t A ja maadoitusresistanssin R E näytöt. Param./ mittaus Sykkivä DC vikavirta Selekt. Valmistushlöt AC/DC herkkä I N Tyyppi 1 Tyyppi 2 I N I N Laukeamatt. testi 50 % I N 5 x I N Laukaisutesti tarvitsee tehdä jokaisella vikavirtasuojalla vain yhdessä pisteessä Tyypin RCD-S selektiivisillä vikavirtasuojilla varustetut järjestelmät Selektiivisiä vikavirtasuojia käytetään järjestelmissä, joissa on kaksi sarjaan kytkettyä vikavirtasuojaa, jotka eivät laukea vikatilanteessa samanaikaisesti. Nämä selektiiviset vikavirtasuojat toimivat viivästetyllä laukaisulla ja ne on merkitty symbolilla. Mittausmenetelmä Tässä käytetään samaa mittausmenetelmää, kuin standardi vikavirtasuojilla (katso lukuja 7.1 ja 7.2.1). Selektiivisiä vikavirtasuojia käytettäessä maadoitusresistanssi ei saa ylittää puolta standardi vikavirtasuojien arvosta. Tästä syystä mittalaite näyttää kosketusjännitteen mittausarvon kaksinkertaisena. Valitse mittaustoiminto tai Parametrien asettaminen - selektiivinen Mittauksen käynnistäminen Tyyppi 1: Selektiivisille vikavirtasuojille on ominaista viivästetty laukaisu. Laukaisukyky on hetkellisesti häiriintynyt (enintään 30 s ajan) kosketusjännitteen mittauksesta johtuvasta esikuormituksesta. Kosketusjännitteen mittauksesta johtuvan esikuormituksen eliminoimiseksi on odotettava hetki ennen laukaisutestiä. Laukaisutestin mittausjakson käynnistymisen jälkeen näytetään vilkkuvat palkit noin 30 s ajan ms asti olevat laukaisuajat ovat sallittuja Epälineaariset vikavirtasuojat PRCD-K PRCD-K on kannettava erovirtajärjestelmä elektronisella vikavirran laskennalla joka, kuviteltuna kaapelissa olevana välilaitteena, kytkee kaikki navat (L/N/PE). PRCD-K sisältää myös alijännitelaukaisun ja suojajohtimen valvonnan. Koska PRCD-K:n ominaisuuksiin kuuluu alijännitelaukaisu, sitä on käytettävä verkkojännitteellä, ja mittauksia voidaan tehdä vain silloin, kun se on aktivoitu (PRCD-K kytkeytyy kaikkiin napoihin). Käsitteet (standardista DIN VDE 0661) Kannettavat suojalaitteet ovat suojakytkimiä, jotka voidaan kytkeä käyttölaitteiden ja kiinteästi asennettujen sähköpistorasioiden väliin standardi pistokkeilla. Uudelleen käytettävä, kannettava suojalaite, on suojalaite, joka on suunniteltu siirrettäviin kaapeleihin liitettäväksi. Ota huomioon, että vikavirtasuojiin on yleensä integroituna epälineaarinen tekijä, joka johtaa U I mittauksissa suurimman sallitun kosketusjännitteen välittömään ylitykseen (U I > 50 V). Vikavirtasuojat, joista epälineaarinen tekijä puuttuu, on testattava luvussa annettavien ohjeiden mukaan. Käyttöalue (standardista DIN VDE 0661) Kannettavia vikavirtasuojia käytetään ihmisten ja esineiden suojaukseen. Ne mahdollistavat paremman suojaustason, kuten sähköjärjestelmien suojaustoimenpiteissä, estämällä sähköiskun DIN VDE 0100, osan 4 mukaisesti. Ne on suunniteltava sellaisiksi, että ne voidaan asentaa suojalaitteeseen suoraan kytkettävällä pistokkeella tai lyhyellä kaapelilla varustetulla pistokkeella. 21
22 Mittausmenetelmä Seuraavat suureet voidaan mitata, mittausmenetelmästä riippuen: Laukaisuajan t a laukaisutesti nimellisvikavirralla I N (PRCD-K:n on lauettava puolella nimellisvirrasta) Laukaisuvirta I : testaus nousevalla vikavirralla. Valitse mittaustoiminto Kytkentä tai Vikavirtasuojat PRCD-S (SCHUKOMAT, SIDOS tai vastaavat) SCHUKOMAT, SIDOS ja muut sähköteknisesti vastaavat vikavirtasuojat on testattava vastaavan parametrin valinnan jälkeen. Tämän tyyppisille vikavirtasuojille tehdään PE -johtimen valvonta. PE -johdinta valvotaan summausvirtamuuntajalla. Jos vikavirta virtaa L -johtimesta PE -johtimeen, laukaisuvirta puolitetaan, eli vikavirtasuojan on lauettava 50 % arvolla nimellisvikavirrasta I N. Kosketusjännite U I N mittaamalla voidaan vikavirtasuojat ja selektiiviset vikavirtasuojat testata rakenteesta riippumatta. Jos vikavirtasuojasta mitattu kosketusjännite U I N on suurempi kuin 70 V muuten viattomassa järjestelmässä, vikavirtasuojassa on epälineaarinen tekijä. PRCD-S PRCD-S (kannettava vikavirtasuoja - turvallinen) on erikoisrakenteinen kannettava suojajärjestelmä suojajohtimen tunnistuksella ja/tai valvonnalla. Laite suojaa ihmisiä sähköiskuilta matalajännitealueella ( V). PRCD-S:n on sovelluttava teollisuussovelluksiin ja se asennetaan kuten jatkojohto sähkölaitteen - yleensä sähkötyökalun - ja verkkojännitepistorasian väliin. Valitse mittaustoiminto Parametrien asettaminen - vikavirtasuoja epälineaarisella tekijällä tai Parametrien asettaminen - SRCD / PRCD Tyyppi 1: Tyyppi 1: Mittauksen käynnistäminen Mittauksen käynnistäminen 22
23 7.3.4 Tyypin G tai R vikavirtasuojat Standardi ja selektiivisten vikavirtasuojien lisäksi, mittalaitteella voidaan myös testata erikoisominaisuuksilla varustetut tyypin G vikavirtasuojat. Tyypin G vikavirtasuoja on erikoisrakenteinen Itävaltaa varten ja se täyttää laitestandardin ÖVE/ÖNORM E Virheellinen laukaisu on minimoitu suuremman virtakapasiteetin ja lyhyen viiveen ansiosta. Parametrien asettaminen - 5 x nimellisvirta kertaa lauk. virta 5 kertaa lauk. virta Valitse mittaustoiminto Parametrien asettaminen - Tyyppi G/R (VSK) Tyyppi 1: Seuraavat rajoitukset ovat voimassa valittaessa nimellisvirtaan nähden -kertainen laukaisuvirta: 300 ma: 1 x I N, 2 x I N 500 ma: 1 x I N Mittauksen käynnistäminen Kosketusjännite ja laukaisuaika voidaan mitata valintakytkimen G/R-RCD asennossa. On huomioitava, että laukaisuaika tyypin G vikavirtasuojilla voi olla jopa 1000 ms nimellisvikavirralla mitattaessa. Aseta vastaava raja-arvo. Valitse sitten valikosta 5 x I N ja toista laukaisutesti positiivisella puoliaallolla 0 kohdassa ja negatiivisella puoliaallolla 180 kohdassa. Pidempi laukaisuaika on määräävä testatun vikavirtasuojan kuntoa arvioitaessa. Parametrien asettaminen - positiivinen tai negatiivinen puoliaalto Molemmissa tapauksissa laukaisuajan on oltava 10 ms (minimi viive tyypin G vikavirtasuojille) ja 40 ms välillä. Tyypin G vikavirtasuojat on testattava vikavirran muilla nimellisarvoilla asettamalla parametrit valikon kohdassa I N. Tässäkin tapauksessa raja-arvo on säädettävä sopivaksi. Selektiivisten vikavirtasuojien parametriasetus RCD ei sovellu tyypin G vikavirtasuojille. Aaltomuoto: Neg. puoliaalto Pos. puoliaalto Neg. pulssi Pos. pulssi 23
24 7.4 Vikavirtasuojien testaus TN-S järjestelmissä Kytkentä Vikavirtasuojia voidaan käyttää vain TN-S järjestelmissä. Vikavirtasuoja ei toimi TN-C järjestelmissä, koska PE on kytketty suoraan pistorasian nollajohtimeen (se ei ohita vikavirtasuojaa). Tämän vuoksi vikavirta palaa vikavirtasuojan kautta eikä muodosta vikavirtasuojan laukaisemiseksi tarvittavaa erovirtaa. Kosketusjännitteen näyttö on myös 0.0 V, sillä 30 ma nimellisvikavirralla yhdessä erittäin pienen silmukkaresistanssin kanssa jännitteestä tulee hyvin pieni. Mittausresoluutio on 0.1 V ja näytön arvo pyöristetään siten alaspäin arvoon 0.0 V. 24
25 8. Ylivirtasuojien testaus, silmukkaimpedanssin mittaus ja oikosulkuvirran määrittäminen (Z L-PE ja I K ) Ylivirtasuojien testaukseen kuuluvat silmämääräinen tarkastus ja mittaukset. PROFITEST MASTER mittalaitetta käytetään mittausten suorittamiseen. Mittausmenetelmä Silmukkaimpedanssi Z L-PE mitataan ja oikosulkuvirta I K varmistetaan suojalaitteiden katkaisuvaatimusten tarkastamiseksi. Silmukkaimpedanssi on virtapiirin sisäinen resistanssi (sähkölaitos - vaihejohdin - suojajohdin), kun oikosulku paljaaseen johtavaan osaan tapahtuu (johtava kytkentä vaihe- ja suojajohtimen välillä). Oikosulkuvirran suuruus määritetään silmukkaimpedanssin arvosta. Oikosulkuvirta I K ei saa pudota ennalta määritetyn arvon alle DIN VDE 0100 normin mukaan, jotta suojalaite (sulake, automaattinen suojakatkaisin) katkaisisi jännitteen luotettavasti. Tästä syystä mitatun silmukkaimpedanssin arvon tulee olla pienempi kuin suurimman sallitun arvon. Näytössä näkyvien sallittujen arvojen taulukot silmukkaimpedanssille ja sulakkeiden ja suojakatkaisimien minimi oikosulkuvirroille löytyvät laitteen help -teksteistä ja luvun 20 taulukoista. VDE 0413 normin mukainen maksimi laitevirhe on näissä taulukoissa otettu huomioon (katso myös lukua 8.2). Silmukkaimpedanssin Z L-PE mittaamiseksi, mittalaite käyttää A testausvirtaa verkkojännitteestä ja -taajuudesta riippuen. Testaus kestää enintään 600 ms. Jos mittauksen aikana havaitaan vaarallinen kosketusjännite (> 50 V), tehdään turvakatkaisu. Testauslaite laskee oikosulkuvirran I K mittauspiirin impedanssiin Z L-PE ja verkkojännitteeseen perustuen. Oikosulkuvirran laskenta tehdään nimellisverkkojännitteeseen verrattuna nimellisverkkojännitteillä 120, 230 ja 400 V. Jos verkkojännite ei ole näillä nimellisalueilla, mittalaite laskee oikosulkuvirran I K vallitsevaan verkkojännitteeseen ja mitattuun silmukkaresistanssiin Z L-PE perustuen. Valitse mittaustoiminto Kytkentä Silmukkaimpedanssi pitää mitata jokaiselle piirille kaukaisimmasta pisteestä järjestelmän maksimi-impedanssin varmistamiseksi. Esimagnetointi 2-napainen adapteri on tarkoitettu vain vaihtovirtamittauksiin. Ylivirtasuojan laukaisun vaimentaminen tasavirralla magnetoimalla on mahdollista vain standardi ja/tai maadoituskosketinpistokkeella tai 3-napaisella adapterilla. Noudata kansallisia määräyksiä. 3-vaihevirtakytkennät Kolmivaihepistorasioiden ylivirtasuojia testattaessa silmukkaimpedanssin mittaus maata vasten on tehtävä kaikille kolmelle vaihejohtimelle (L1, L2 ja L3). Mittaus laukaisun vaimennuksella PROFITEST MTECH testauslaitteella silmukkaimpedanssi voidaan mitata vikavirtasuojilla varustetuista järjestelmistä. Testauslaite kehittää DCvirran, joka kyllästää vikavirtasuojan magnetointipiirin. Tämän jälkeen testauslaite lisää päälle mittausvirran, joka vain demonstroi samannapaisia puoliaaltoja. Vikavirtasuoja ei enää pysty tunnistamaan tätä mittausvirtaa eikä siten laukea. Mittauslaitteen ja testipistokkeen välillä käytetään nelijohtimista kaapelia. Kaapelin ja mittausadapterin resistanssi kompensoidaan automaattisesti mitattaessa ja ne eivät vaikuta mittaustuloksiin. 25
26 8.1 Mittaukset ylivirtasuojan laukaisun vaimennuksella Mittaus positiivisilla puoliaalloilla (PROFITEST MTECH ja PROFITEST MTRA) Puoliaalloilla ja DC -lisäyksellä silmukkaimpedanssi on mahdollista mitata vikavirtasuojilla varustetuista järjestelmistä. Valitse mittaustoiminto Limits (Rajat) näppäimellä valittavien vaihtoehtojen merkitykset: IK: Ia Z L-PE :lle näytettyä mittausarvoa käytetään korjaamattomana I K :n laskemiseksi. Ik: Ia+ % Z L-PE :lle näytettyä mittausarvoa korjataan testauslaitteen mittausvirheen verran I K :n laskemiseksi. IK: 2/3 Z Z L-PE :lle näytettyä mittausarvoa korjataan kaikilla mahdollisilla poikkeamilla (nämä on määritelty yksityiskohtaisesti VDE 0100, osa 600 normissa, kuten Z s(m) 2/3 x U 0 /Ia) Puoliautomaattinen mittaus moninapajärjestelmissä Parametrien asettaminen * Katso AUTO parametri lukua. Mittauksen käynnistäminen * Parametrit, joita käytetään vain pöytäkirjan muodostamiseen eivätkä vaikuta mittaukseen. Aaltomuoto: Sini 15 ma sinimuotoinen Posit. puoliaallot ylivirtasuojan 5 x nimellisvirralla Asetukset, I K :n laskenta 8.2 Mittausarvojen laskenta Maksimi sallittava silmukkaimpedanssi Z L-PE, joka näytetään maksimi mittausvirheen hyväksymisen jälkeen (normaaliolosuhteissa), voidaan määrittää luvun 20 taulukon 1 avulla. Väliarvot voidaan interpoloida. Oikosulkuvirtaa I K käytetään ylivirtasuojan laukaisun testaamiseen. Jotta ylivirtasuoja laukeaisi ajallaan, oikosulkuvirran I K on oltava suurempi kuin laukaisuvirta Ia (katso luvun 20.6 taulukkoa). Maksimi sallittava nimellisvirta ylivirtasuojalle (sulakkeelle tai suojakatkaisimelle) verkkojännitteellä 230/240 V maksimi mittausvirheen hyväksymisen jälkeen, voidaan määrittää luvun 20 taulukon 6 avulla mitattuun oikosulkuvirtaan perustuen (vastaa normia DIN VDE 0100, osa 610). 26
27 9. Linjaimpedanssin mittaus (Z L-N toiminto) Mittausmenetelmä (sisäisen linjaresistanssin mittaus) Syöttöimpedanssi Z L-N mitataan samalla tavalla, kuin silmukkaimpedanssi Z L-PE (katso lukua 8). Virtapiiri kuitenkin suljetaan nollajohtimen N kautta mieluummin kuin suojajohtimen PE kautta, koska mitataan silmukkaimpedanssia. Valitse mittaustoiminto Kytkentä, TT-järjestelmä I K Mittalaitteen laskema oikosulkuvirta (nimellisjännitteellä) Z Maavuodon silmukkaimpedanssi I a Laukaisuvirta (katso ylivirtasuojien/sulakkeiden datalehtiä) % Testauslaitteen luontainen virhe Kytkentä, TN-S järjestelmä TAB DIN Raja-arvot teknisten kytkentäolosuhteiden mukaan matalajänniteverkkoon jakeluverkon ja mittauslaitteen välille kytkettäessä. DIN mukainen raja-arvo: U < 3 % mittauslaitteen ja kuluttajan välillä. VDE DIN VDE mukainen raja-arvo: U < 4 % jakeluverkon ja kuluttajan välillä (tässä valittavissa 10 % asti). Mittauksen käynnistäminen Parametrien asettaminen Standardi / suojamaadoitettu pistorasia 2-napainen adapteri 27
28 U:n merkitsevyys ja näyttö (DIN VDE 100, osa 600 mukaan) Jännitehäviö jakeluverkon ja kuluttajaverkon risteyskohdasta sähkönkuluttajan liitäntäkohtaan (sähköpistorasia tai laitteen kytkentäliittimet) ei saisi ylittää 4 %:a nimellislinjajännitteestä. Jännitehäviön laskenta: U = Z L-N x sulakkeen nimellisvirta U %:na = U / U L-N U L-N (U N / f N ) näyttö Jos mitattu jännite on alueella ± 10 % vastaavasta nimellislinjajännitteestä 120, 230, tai 400 V, vastaava nimellislinjajännite näytetään. Jos mitattu arvo on ± 10 % toleranssin ulkopuolella, todellinen mittausarvo näytetään. Z OFFSET ON/OFF Jännitehäviö siirtopisteeseen tai mittauslaitteeseen asti Toimi seuraavasti: Aseta Z OFFSET OFF -asennosta ON -asentoon. Z OFFSET = 0.00 näkyy näytön alatunnisteessa. Kytke 2-napainen adapteri siirtopisteeseen (mittauslaite/mittari). Käynnistä offset -mittaus I N:llä. Z OFFSET mittaus Z OFFSET x.xx näkyy näytön alatunnisteessa, jossa x.xx on alueella oleva arvo. Tämä arvo vähennetään nyt todellisista mittaustuloksista kaikissa seuraavissa Z LN mittauksissa niin kauan, kuin Z OFFSET ON/OFF valonäppäin on asetettu ON- asentoon. Z OFFSET pitää laskea uudelleen seuraavissa tapauksissa: Kytkettäessä ON -asennosta OFF -asentoon ja takaisin. Virheviesti ponnahtaa näkyviin seuraavissa tapauksissa: Z OFFSET > 10 Z OFFSET > Z x (offset -arvo on suurempi kuin sähkönkulutusjärjestelmän mittausarvo) 28
29 10. Maadoitusresistanssin mittaus (toiminto R E ) Maadoitusresistanssi R E on tärkeä järjestelmän osia automaattisesti suljettaessa. Sen arvon on oltava matala, jotta korkea oikosulkuvirta virtaisi ja ylivirtasuoja erottaisi järjestelmän vikatilanteessa. Testin asetukset Maadoitusresistanssi on maadoituselektrodin resistanssin (R E ) ja maadoitusjohtimen resistanssin summa. Maadoitusresistanssi mitataan johtamalla vaihtovirta maadoitusjohtimen, maadoituselektrodin ja maadoituselektrodin resistanssin läpi. Tämä virta, samoin kuin maadoituselektrodin ja mittapään jännite, mitataan. Mittapää kytketään mittapään liitäntään (17) 4 mm kosketussuojatulla pistokkeella. Suora mittaus mittapäällä Maadoitusresistanssin R E suora mittaus on mahdollista vain mittauspiiriin kytketyllä mittapäällä. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että mittapään ja vertailumaan pitää olla samassa potentiaalissa eli ne on asetettu maadoituselektrodin resistanssialueen ulkopuolelle. Mittapään ja maadoituselektrodin välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 m. Mittaus ilman mittapäätä Monissa tapauksissa, erityisesti tiheään rakennetuilla alueilla, mittapään asettaminen on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Tällaisissa tapauksissa maadoitusresistanssi voidaan mitata ilman mittapäätä. Tällaisessa tapauksessa käyttömaan elektrodin R B ja vaihejohtimen L resistanssiarvot kuitenkin myös sisältyvät mittaustuloksiin. Mittaus mittapäällä Mittalaite mittaa maadoitusresistanssin R E ampeeri-volttimittaritestillä (maadoituselektrodisilmukan resistanssin). Resistanssi R E lasketaan jännitteen U E ja virran I E osamäärästä, jossa U E on maadoituselektrodin ja mittapään välinen jännite. Maadoitusresistanssiin johdettavaa testivirtaa säädetään mittalaitteella ja se näyttää seuraavia arvoja eri mittausalueilla: k : 4 ma; k : 40 ma; : 0.4 A ja : > 0.8 A... noin 3.4 A (jännitteestä riippuen). Syntyy maadoitusresistanssiin verrannollinen jännitehäviö. Mittauskaapelin ja -adapterin resistanssi kompensoidaan automaattisesti mittauksen aikana eikä niillä siten ole vaikutusta mittaustuloksiin. Jos mittauksen aikana esiintyy vaarallisia kosketusjännitteitä (> 50 V), mittaus keskeytetään ja tehdään turvakatkaisu. Mittapään resistanssi ei vaikuta mittaustuloksiin ja se voi olla 50 k. Varoitus! Mittapää on osa mittauspiiriä ja siinä voi kulkea jopa 3,5 ma virta normin VDE 0413 mukaisesti. Maadoitusresistanssimittauksen tunnusluvut (verkkojännitesyöttö) Mittausalue k Mittaus ilman maadoituselektrodin jännitettä tai jännitteellä syötetyistä parametreista ja valitusta liitännästä riippuen: Alue Liitäntä Mittaustoiminnot xx / xx k Ei mittapäällä Ei U E mittausta 10 / U E * Mittapäällä U E mitataan xx / xx k Mittapäällä Ei U E mittausta Pihtimittaus Ei U E mittausta * Tämä parametri johtaa seuraavan liitännän automaattiseen valintaan: 2-napainen adapteri ja mittapääliitäntä Mittaus laukaisun vaimennuksella PROFITEST MTECH testauslaitteella silmukkaimpedanssi voidaan mitata positiivisilla puoliaalloilla. Tällä menetelmällä silmukkaimpedansseja voidaan mitata vikavirtasuojilla varustetuista järjestelmistä. Testauslaite kehittää DCvirran, joka kyllästää vikavirtasuojan magnetointipiirin. Tämän jälkeen testauslaite lisää päälle mittausvirran, joka vain demonstroi samannapaisia puoliaaltoja. Vikavirtasuoja ei enää pysty tunnistamaan tätä mittausvirtaa eikä siten laukea. Mittauslaitteen ja testipistokkeen välillä käytetään nelijohtimista kaapelia. Kaapelin ja mittausadapterin resistanssi kompensoidaan automaattisesti mitattaessa ja ne eivät vaikuta mittaustuloksiin. Erikoistapaus: Manuaalinen mittausalueen valinta (testausvirran valinta) (R AUTO, R = 10 k (4 ma), 1 k (40 ma), 100 (0.4 A), 10 (>0.8 A), 10 /U E ). Kun mittausalue valitaan manuaalisesti, tarkkuusarvot ovat voimassa vain 5 % ylärajan arvosta lähtien (paitsi 10 alue; erillisnäyttö pienille arvoille). Mittausarvojen laskenta Suurimmat sallitut näytön resistanssiarvot, joissa oletetaan, että tarvittavaa maadoitusresistanssia ei ylitetä ja joilla laitteen maksimi toimintavirhe on otettu huomioon (normaaleissa käyttöolosuhteissa), voidaan määrittää luvun 20 taulukon 2 avulla. Väliarvot voidaan interpoloida. 29
30 10.1 Mittaus mittapäällä Maadoitusresistanssin mittaus mittapäällä (verkkojännitesyöttö) - kytkentäpiirustus Näppäin R B R E R x R S Käyttömaadoitus Maadoitusresistanssi Maadoitusresistanssi potentiaalintasausjärjestelmän kautta Mittapään resistanssi Potentiaalintasausvanne PAS RE Kokonaismaadoitusresistanssi (R E1 //R E2 //vesijohto) Mittaus R E (R E1 = U Mittapää / I) Valitse mittaustoiminto Mittauksen käynnistäminen Kytkentä Kytketyt komponentit: 2-napainen adapteri ja mittapää Parametrien asetus Mittausalue: AUTO, 10 k (4 ma), 1 k (40 ma), 100 (0,4 A), 10 (> 0,8 A). Vikavirtasuojilla varustetuissa järjestelmissä resistanssin ja/tai testivirran tulee olla laukaisuvirran (½ I N) alapuolella. Kytkentätyyppi: 2-napainen adapteri ja mittapää Kosketusjännite: UL< 25 V, < 50 V, < 65 V, vapaasti säädettävä jännite, katso lukua 5.7 Muuntosuhde: ei merkitystä tässä tapauksessa Viereinen kuva tulee näyttöön, jos 2-napainen adapteri on kytketty väärin. 30
31 10.2 Mittaus ilman mittapäätä Maadoitusresistanssin mittaus ilman mittapäätä (verkkojännitesyöttö) - kytkentäpiirustus Näppäin R B R E R i R x R S Käyttömaadoitus Maadoitusresistanssi Sisäinen resistanssi Maadoitusresistanssi potentiaalintasausjärjestelmän kautta Mittapään resistanssi Potentiaalintasausvanne PAS RE Kokonaismaadoitusresistanssi (R E1 //R E2 //vesijohto) Tapauksessa, jossa on mahdotonta asettaa mittapäätä, maadoitusresistanssi voidaan arvioida maadoitussilmukan resistanssin mittauksella ilman mittapäätä. Mittaus tehdään täsmälleen luvussa 10.1 Mittaus mittapäällä selvitetyllä tavalla. Mittapäätä ei kuitenkaan kytketä mittapään liittimeen (17). Tällä mittausmenetelmällä saatu resistanssiarvo R ELoop sisältää myös maadoituselektrodin R B ja vaihejohtimen L resistanssin. Nämä arvot pitää vähentää mittausarvosta maadoitusresistanssia määritettäessä. Jos oletetaan käytettävän samalla poikkipinta-alalla olevia johtimia (vaihejohdin L ja nollajohdin N), vaihejohtimen resistanssi on puolet syöttöimpedanssista Z L-N (vaihejohdin + nollajohdin). Syöttöimpedanssi voidaan mitata luvussa 9 selvitettävällä tavalla. DIN VDE 0100 mukaan, käyttömaadoituksen elektrodin R B resistanssin tulee olla Valitse mittaustoiminto Parametrien asetus Mittausalue: AUTO, 10 k (4 ma), 1 k (40 ma), 100 (0,4 A), 10 (> 0,8 A). Vikavirtasuojilla varustetuissa järjestelmissä resistanssin ja/tai testivirran tulee olla laukaisuvirran (½ I N) alapuolella. Kytkentätyyppi: 2-napainen adapteri Muuntosuhde: ei merkitystä tässä tapauksessa Kosketusjännite: UL< 25 V, < 50 V, < 65 V Mittauksen käynnistäminen 1. Mittaus: Z LN vastaa R i = 2 x R L 2. Mittaus: Z L-PE vastaa R Loop 3. Laskenta: R E1 vastaa Z L-PE - 1/2 x Z L-N, kun R B = 0 Käyttömaadoitusjohtimen resistanssi R B pitää jättää huomiotta maadoitusresistanssia laskettaessa, koska sitä ei tiedetä. Laskettu maadoitusresistanssi sisältää siten käyttömaadoituksen johtimen resistanssin varmuuskertoimena. Viereinen kuva tulee näyttöön, jos 2-napainen adapteri on kytketty väärin. 31
32 10.3 Maadoituselektrodin potentiaalin mittaus (toiminto U E ) Maadoitusresistanssin mittaus mittapäällä (verkkojännitesyöttö) - kytkentäpiirustus Tämä mittaus on mahdollista tehdä vain mittapäällä, katso lukua Maadoituselektrodin potentiaali U E on jännite, joka esiintyy maadoituselektrodissa maadoituselektrodin liittimen ja vertailumaan välillä, jos vaihejohtimen ja maadoituselektrodin välillä on oikosulku. Maadoituselektrodin potentiaalin mittaus vaaditaan Swiss -standardissa SEV Parametrien asetus Mittausalue: 10 / U E. Kytkentätyyppi: 2-napainen adapteri ja mittapää Kosketusjännite: UL< 25 V, < 50 V, < 65 V, vapaasti säädettävä jännite, katso lukua 5.7 Muuntosuhde: ei merkitystä tässä tapauksessa Mittausmenetelmä Maadoituselektrodin potentiaalia määritettäessä laite mittaa ensin maadoituselektrodin silmukkaresistanssin R E Loop ja heti tämän jälkeen maadoitusresistanssin R E. Laite tallentaa molemmat arvot ja laskee sitten maadoituselektrodin potentiaalin seuraavalla kaavalla: Laskettu arvo näytetään näytössä. Mittauksen käynnistäminen Valitse mittaustoiminto Kytkentä Viereinen kuva tulee näyttöön, jos 2-napainen adapteri on kytketty väärin. Kytketyt komponentit: 2-napainen adapteri ja mittapää 32
33 10.4 Selektiivisen maadoitusresistanssin mittaus virtapihdillä Klassisen mittausmenetelmän vaihtoehtona mittaukset voidaan tehdä virtapihdillä. Selektiivisen maadoitusresistanssin mittaus (verkkojännitesyöttö) - kytkentäpiirustus Näppäin R B R E R L R x R S Käyttömaadoitus Maadoitusresistanssi Johtimen resistanssi Maadoitusresistanssi potentiaalintasausjärjestelmän kautta Mittapään resistanssi Potentiaalintasausvanne PAS RE Kokonaismaadoitusresistanssi (R E1 //R E2 //vesijohto) Mittaus ilman pihtiä: R E = R E1 //R E2 Mittaus virtapihdillä: R E = R E2 x (U Mittapää / I Virtapihti ) Valitse mittaustoiminto Kytkentä Kytketyt komponentit: 2-napainen adapteri ja mittapää Parametrien asetus Kytkentätyyppi: 2-napainen adapteri + virtapihti Parametrien valinnan jälkeen: automaattinen asetus 10 mittausalueelle ja muuntosuhteelle 100 mv/a. Virtapihdin muuntosuhde: Katso alla olevaa taulukkoa Mittausalue (testivirran valinta): 10 k (4 ma), 1 k (40 ma), 100 (0,4 A), 10 (> 0,8 A). Vikavirtasuojilla varustetuissa järjestelmissä voidaan valita DC toiminto. Kosketusjännite: UL< 25 V, < 50 V, < 65 V, vapaasti säädettävä jännite, katso lukua 5.7. Virtapihdin parametrien asetus Virtapihdin mittausalue: katso seuraavaa taulukkoa Valitse virtapihdin mittausalue Testeri METRAFLE P300 pihti Testeri Muuntosuhde Kytkin Mittausalue Mittausalue parametri 1:1 3 A 3 A ma 1 V / A (1 V/A) 1:10 30 A 30 A ma 100 mv / A (100 mv/a) 1: mv / A 300 A (10 mv/a) 300 A A Tärkeitä ohjeita virtapihtiä käytettäessä Käytä vain METRAFLE P300 tai Z312A virtapihtiä tähän mittaukseen. Lue ja noudata ehdottomasti METRAFLE P300 virtapihdin käyttö- ja turvallisuusohjeita. Noudata ehdottomasti virran kulkusuuntaa (katso virtapihdissä olevaa nuolta). Pihdin tulee olla luotettavasti kiinnitetty sitä käytettäessä. Pihti ei saa liikkua mittauksen aikana. Virtapihtiä saa käyttää vain riittävällä etäisyydellä voimakkaista, ulkoisista sähkökentistä. Tarkasta aina ennen käyttöä etteivät elektroniikkakotelo, liitäntäkaapeli ja virtapihti ole vahingoittuneet. 33
34 Pidä METRAFLEIn pinta puhtaana sähköiskun estämiseksi. Varmista aina ennen käyttöä, että virtapihti, liitäntäkaapeli ja elektroniikkakotelo ovat kuivia. Mittauksen käynnistäminen Jos olet muuttanut testauslaitteen muuntosuhdetta, näkyviin tulee ponnahdusikkuna, joka kehottaa muuttamaan tämän uuden asetuksen myös kytkettyyn virtapihtiin. i: Kehotteessa näkyy testerin nykyinen muuntosuhde RE Virtapihti: Virtapihdillä mitattu selektiivinen maadoitusresistanssi. RE Mittapää : Mittapäällä mitattu maadoitusresistanssi, vertailuarvo Viereinen kuva tulee näyttöön, jos 2-napainen adapteri on kytketty väärin. 34
35 11. Eristysimpedanssin mittaus lattioista ja seinistä (eristysimpedanssi Z ST ) Mittausmenetelmä Laite mittaa impedanssin painotetun metallilevyn ja maan väliltä. Mittauspaikassa saatavilla olevaa verkkojännitettä käytetään vaihtojännitelähteenä. Vastaavaa Z ST piiriä pidetään sivuvirtakytkentänä. Valitse mittaustoiminto Edestakainen liikkuminen eristysimpedanssin ja kwhmittarin käynnistyksen välillä Eristysimpedanssin ja kwh-mittarin käynnistystestauksen väliseen edestakaisin liikkumisen alavalikkoon päästään painamalla vasemmalla olevia valonäppäimiä. Resistanssiarvot on mitattava useista pisteistä, jotta laskentatietoja olisi riittävästi. Mitattu resistanssi ei saa olla alle 50 k missään annetussa pisteessä. Jos mitattu arvo on suurempi kuin 30 M, Z ST > 0.0 M näkyy aina näytössä. Mittausarvojen laskenta Katso luvun 20 taulukkoa 5. Kytkentä ja testin asetus Huomautus: Käytä luvussa 12.2 selvitettävää mittauksen asetusta (kolmiomainen mittapää) tai seuraavaa: Peitä lattia tai seinä epäedullisista paikoista, esim. saumoista ja liitoksista, kooltaan noin 270 x 270 mm kostealla kankaalla. Aseta 1081 mittapää kostean kankaan päälle ja kuormita mittapäätä 750 N (75 kg, eli yhden henkilön) painolla lattioilla tai 250 N (25 kg) painolla seinillä, esim. nojaamalla yhdellä kädellä seinää vasten. Muodosta johtava yhteys 1081 mittapäähän ja kytke se laitteen mittapään liittimeen. Kytke laite testipistokkeella verkkojännitepistorasiaan. Varoitus! Älä koske metallilevyyn tai kosteaan kankaaseen. Verkkojännitteestä saa kohdistua näihin osiin enintään 50 %! Yli 3.5 ma virta voi virrata! 35
36 12. Eristysresistanssin mittaus 12.1 Yleistä Valitse mittaustoiminto Vakiotestijännitteen raja-arvot Kytkentä 2-napaisella adapterilla tai testipistokkeella! Ramppitoiminnon raja-arvovirrat Jos käytät testipistoketta yhdessä lisäpistokkeen kanssa, eristysresistanssi mitataan vain vaihejohtimen liittimen L ja suojajohtimen liittimen PE väliltä! Mittauskaapeleiden tarkastaminen ennen mittauksia Mittauskaapeleiden testimittapäät olisi oikosuljettava ennen eristysresistanssin mittausta, jotta varmistettaisiin, että mittalaitteen näyttämä arvo on alle 1 k. Näin virheellinen kytkentä voidaan välttää ja vioittuneet mittauskaapelit tunnistaa. Parametrien asetus Testijännite Jännitetyyppi: vakio Jännitetyyppi: nouseva/ramppi Maavuotoresistanssi * Vapaasti säädettävä jännite, katso lukua 5.7 Puoliautomaattinen mittaus moninapajärjestelmissä * Katso AUTO parametria koskevaa kohtaa. Testijännite Herkkien komponenttien mittauksiin ja jännitteen rajoittimilla varustettuihin järjestelmiin voidaan valita nimellisjännitteestä poikkeava matalampi testijännite. Jännitetyyppi nouseva testijännite toimintoa (ramppitoimintoa) käytetään eristyksen heikkojen kohtien tunnistamiseen ja jänniterajoittimien vastejännitteen määrittämiseen. ON/START näppäimen lyhyen painamisen jälkeen testijännite nousee jatkuvasti, kunnes määritelty nimellisjännite U N saavutetaan. U on testimittapäistä mitattu jännite testin aikana ja sen jälkeen. Tämä jännite putoaa alle 10 V:iin mittauksen jälkeen (katso kohtaa Laitteen varauksen purku testin jälkeen seuraavalta sivulta). Eristysresistanssin mittaus nousevalla testijännitteellä on päättynyt: tai Heti, kun määritelty maksimi testijännite U N on saavutettu ja mittausarvo on stabiili. Heti, kun määritelty testivirta on saavutettu (esim. läpilyönti läpilyöntijännitteellä). Valittu maksimi testijännite U N tai mikä tahansa liipaisu tai läpilyöntijännite näytetään kohdassa U ISO. Vakio testijännite -toiminnossa tai vakio testijännitteessä on kaksi optiota: Testijännitettä U N syötetään ja eristysresistanssia R INS mitataan niin kauan, kuin painat ON/START näppäintä ja pidät sitä pohjassa. Älä päästä näppäintä ennen mittausarvon stabiloitumista (korkealla kaapelin kapasitanssilla asettuminen voi kestä muutamia sekunteja). Testin aikana mitattu jännite U vastaa jännitettä U INS. ON/START näppäimen vapauttamisen jälkeen mittaus lopetetaan ja näytetään viimeiset R INS ja U INS arvot. U putoaa alle 10 V:iin mittauksen jälkeen (katso kohtaa Laitteen varauksen purku testin jälkeen seuraavalta sivulta). tai ON/START näppäimen lyhyen painamisen jälkeen määritelty testijännite U N näytetään ja eristysresistanssi R INS mitataan. Heti, kun mittausarvo on stabiili (korke- 36
37 alla kaapelin kapasitanssilla asettuminen voi kestä muutamia sekunteja), mittaus lopetetaan ja näytetään viimeiset R INS ja U INS arvot. U on testimittapäistä mitattu jännite testin aikana ja sen jälkeen. Tämä jännite putoaa alle 10 V:iin mittauksen jälkeen (katso kohtaa Laitteen varauksen purku testin jälkeen ). Napojen valintaraportin tietojen syöttäminen Testattavat navat raporttia varten voidaan syöttää vain tässä. Tietojen syötöllä ei ole vaikutusta testimittapäiden tai napojen valinnan todelliseen napaisuuteen. Raja-arvot - Raja-arvon asettaminen Eristysresistanssin raja-arvo voidaan asettaa halutuksi. Punainen U L /R L LED syttyy, jos mittausarvo alittaa tämän raja-arvon. Raja-arvoja voidaan valita alueella M. Raja-arvo näytetään mittausarvon yläpuolella. Mittauksen käynnistäminen - nouseva testijännite (ramppitoiminto) Paina lyhyesti Mittauksen käynnistäminen - vakio testijännite Paina ja pidä alhaalla kiinteässä mittauksessa Eristysresistanssia mitattaessa mittalaitteen paristoihin (akkuihin) kohdistuu ylimääräistä kuormitusta. Vakio testijännite toimintoa käytettäessä paina Start näppäintä ja pidä se pohjassa vain niin kauan, että näyttö on stabiloitunut. Eristysresistanssin mittauksen erityisolosuhteet Varoitus! Eristysresistanssia voidaan mitata vain jännitteettömistä kohteista. Punainen U L /R L LED syttyy, jos mitattu eristysresistanssi on valitun raja-arvon alapuolella. Eristysresistanssia ei mitata, jos järjestelmässä on 10 V häiriöjännite. MAINS/NETZ LED syttyy ja viesti Häiriöjännitettä ponnahtaa näkyviin. Kaikki johtimet (L1, L2, L3 ja N) on testattava PE:tä vasten! Varoitus! Älä koske mittalaitteen liittimiin eristysresistanssin mittauksen aikana! Jos liittimiin ei ole kytketty mitään, tai jos mittaukseen on kytketty resistiivinen kuorma, vartaloosi voi kohdistua noin 1 ma virta 1000 V jännitteellä. Tämän seurauksena saatava sähköisku ei ole hengenvaarallinen. Tuntuva isku voi kuitenkin johtaa loukkaantumiseen (esim. säikähdyksestä johtuen, jne.). Laitteen varauksen purku testin jälkeen Varoitus! Jos mittaus tehdään kapasitiivisessa kohteessa, kuten pitkässä kaapelissa, siihen varautuu noin 1000 V jännite! Tällaisiin kohteisiin koskeminen on hengenvaarallista! Kun eristysresistanssin mittaus on tehty kapasitiivisessa kohteessa, mittalaite purkaa varauksen automaattisesti mittauksen jälkeen. Tästä syystä kohteen ja mittalaitteen välistä kontaktia ei saa katkaista. Laskevaa jännitearvoa voidaan tarkkailla U -näytöstä. Älä irrota mittalaitetta ennen kuin U:n näyttö on alle 10 V. Mittausarvojen laskenta Mittalaitteen mittausvirhe tulee ottaa huomioon, jotta varmistettaisiin, että mitatut arvot ovat DIN VDE määräyksien raja-arvojen mukaiset. Vaadittavat eristysresistanssinäytön minimiarvot voidaan määrittää luvun 20 taulukosta 3. Näissä arvoissa laitteen maksimivirhe (normaaleissa käyttöolosuhteissa) otetaan huomioon. Väliarvot voidaan interpoloida. 37
38 12.2 Erityistapaus: Maavuotoresistanssi (R EINS ) Tämä mittaus tehdään lattian päällysteiden staattisen purkauskapasiteetin määrittämiseksi EN 1081 mukaan. Kytkentä ja asetukset Valitse mittaustoiminto Parametrien asettaminen Testijännite Pyyhi lattia mittauskohdasta kuivalla kankaalla. Aseta lattiamittapää 1081 mittauskohtaan ja painota se vähintään 300 N (30 kg) painolla. Jännitetyyppi: vakio Jännitetyyppi: nouseva/ramppi Maavuotoresistanssi Muodosta johtava yhteys mittauselektrodin ja testimittapään välille ja kytke 2-napainen mittausadapteri esim. verkkojännitepistorasian maadoituskoskettimeen tai keskuslämmityspatteriin; Ehto: maadoitusliitännän on oltava turvallinen. * Vapaasti säädettävä jännite, katso lukua 5.7 Mittauksen käynnistäminen Mittauksessa käytetään voimassa olevien määräysten mukaista maadoitusresistanssin raja-arvoa. 38
39 13. kwh-mittarin käynnistystestaus maadoituskosketin adapterilla L- ja N-napojen väliin kytkettyjen energiamittareiden käynnistys voidaan testata tällä toiminnolla. Valitse mittaustoiminto Erityistapaus Kahden vaiheen L ja L tai L ja N välille kytketyt kwh-mittarit voidaan testata tällä toiminnolla. Kytkentä L - L 2-napainen adapteri Edestakainen liikkuminen eristysimpedanssin ja kwhmittarin käynnistyksen välillä Kytkentä L - N Maadoituskosketinpistoke Eristysimpedanssin ja kwh-mittarin käynnistystestauksen väliseen edestakaisin liikkumisen alavalikkoon päästään painamalla vasemmalla olevia valonäppäimiä. Jos maadoituskosketinpistorasiaa ei ole saatavana, voit käyttää 2-napaista adapteria. N:n on oltava kontaktissa testimittapään PE:n (L2) kanssa ja sitten mittaus voidaan käynnistää. Jos PE on kontaktissa testimittapään PE:n (L2) kanssa kwh-mittarin käynnistystestauksessa, suojajohtimen kautta kulkee noin 250 ma virta ja vastasuunnan vikavirtasuoja laukeaa. Mittarit testataan sisäisellä kuormitusresistanssilla. START - näppäimen painamisen jälkeen mittarin oikea käynnistyminen voidaan testata 5 s aikana. RUN (Käy) kuva näytetään. Kaikki 3 vaihetta pitää testata nollaa N vasten peräkkäin. Hetkellinen testiteho näytetään testin aikana ja sen jälkeen. Laite on nyt valmis seuraaviin testeihin [ READY (Valmis) kuva]. Mittarit testataan sisäisellä kuormitusresistanssilla. START - näppäimen painamisen jälkeen mittarin oikea käynnistyminen voidaan testata 5 s aikana. RUN (Käy) kuva näytetään. Kaikki 3 vaihetta pitää testata nollaa N vasten peräkkäin. Hetkellinen testiteho näytetään testin aikana ja sen jälkeen. Laite on nyt valmis seuraaviin testeihin [ READY (Valmis) kuva]. Jos minimitehoa ei saavuteta, testiä ei käynnistetä tai se keskeytetään. 39
40 14. Enintään 100 pienresistanssin mittaus (suojajohdin ja liitosjohdin) Määräysten mukaan, pienresistanssin mittaus suojajohtimista, maadoitusjohtimista tai liitosjohtimista tulee tehdä testijännitteen (automaattisella) napaisuuden vaihdolla tai virralla, joka virtaa yhteen (+ navasta PE napaan) ja sitten toiseen suuntaan (- navasta PE napaan). Varoitus! Pienresistanssi voidaan mitata vain jännitteettömistä kohteista. Valitse mittaustoiminto Kytkentä Vain 2-napaisella adapterilla! R OFFSET ON/OFF - jatkokaapeleiden testaus 10 asti Jos käytetään jatkokaapeleita, niiden resistanssi voidaan vähentää automaattisesti mittaustuloksista. Toimi seuraavasti: Kytke R OFFSET OFF -asennosta ON -asentoon. R OFFSET = 0.00 tulee alatunnisteeseen. Valitse napaisuus tai automaattinen napaisuuden vaihto. Oikosulje mittausjatkokaapelin pää toisella testimittapäällä mittalaitteessa. Käynnistä offset -resistanssin mittaus toiminnolla I N. Jos RLO+ ja RLO- arvojen ero on suurempi kuin 10 % automaattisen napaisuuden vaihdon aikana, offset - arvoa ei hyväksytä. Kaikissa muissa tapauksissa alempi arvo tallennetaan offset -arvoksi. Maksimi offset -arvo on Offset voi johtaa negatiivisiin resistanssiarvoihin. R OFFSET mittaus Parametrien asettaminen R OFFSET x.xx näkyy näytön alatunnisteessa, jossa x.xx on alueella oleva arvo. Tämä arvo vähennetään nyt todellisista mittaustuloksista kaikissa seuraavissa R LO mittauksissa niin kauan, kuin R OFFSET ON/OFF valonäppäin on asetettu ON- asentoon. R OFFSET pitää varmistaa uudelleen seuraavissa tapauksissa: Napaisuuden vaihdon aikana. Kytkettäessä ON -asennosta OFF -asentoon ja takaisin. Käytä tätä toimintoa vain jatkokaapeleilla mitatessasi. Erilaisilla jatkokaapeleilla edellä mainittu menetelmä on toistettava aina uudelleen. Tyyppi / Napaisuus Virran kulkusuunta voidaan valita tässä. Raja-arvot - Raja-arvon asettaminen Resistanssin raja-arvo voidaan asettaa halutuksi. Punainen U L /R L LED syttyy, jos mittausarvo ylittää tämän raja-arvon. Raja-arvoja voidaan valita alueella Raja-arvo näytetään mittausarvon yläpuolella. 40
41 Mittauksen käynnistäminen Paina ja pidä alhaalla kiinteässä mittauksessa Varoitus! Testimittapäiden pitää olla aina kontaktissa testattavan kohteen kanssa ennen kuin painetaan käynnistysnäppäintä START. Jos testattava kohde on varautunut jännitteellä, mittaus estetään, jos testimittapäät on ensin asetettu kontaktiin testattavan kohteen kanssa. Jos painat ensin käynnistysnäppäintä START ja teet sitten kontaktin testimittapäihin, ulkoinen sulake palaa. Vikaviestin ponnahdusikkunassa näytetään, kumpi sulakkeista on palanut. Yksinapaisissa mittauksissa tulos sisältyy RLO -tietokantaan. Napaisuuden valinta Näyttö Ehto + napa PE:tä vastaan RLO+ Ei mitään - napa PE:tä vastaan RLO- Ei mitään RLO jos RLO 10 % ± napa PE:tä vastaan RLO+ RLOjos RLO > 10 % Automaattinen napaisuuden vaihto Mittausjakson käynnistämisen jälkeen laite tekee mittauksen automaattisella napaisuuden vaihdolla, virran kulkiessa ensin toiseen ja sitten toiseen suuntaan. Kiinteissä mittauksissa (START -näppäintä painettaessa ja pidettäessä alhaalla), napaisuus vaihtuu joka toinen sekunti. Jos RLO+ ja RLO- arvojen ero on suurempi kuin 10 % automaattisen napaisuuden vaihdon aikana, RLO+ ja RLO- arvot näytetään RLO:n sijasta. RLO+:n ja RLO-:n korkeampi arvo näytetään yläosassa ja se sisältyy RLO arvon tietokantaan. Mittaustulosten laskenta Kumpaankin suuntaan tehtävien mittausten tulosten erot ilmaisevat testattavan kohteen jännitteen (esim. termojännitteet tai yksikköjännitteet). Mittaustulokset voivat vääristyä kuormitusvirtapiireihin rinnan kytketyistä impedansseista ja tasausvirrasta, erityisesti järjestelmissä, joita käytetään ylivirtasuojina (aikaisemmin neutralointi) ilman eristettyä suojajohdinta. Mittauksen aikana muuttuvat resistanssit (esim. induktanssi) tai viallinen kontakti, voivat myös aiheuttaa vääristyneitä mittaustuloksia (kaksoisnäyttö). Varmojen mittaustulosten varmistamiseksi, virheen aiheuttajat pitää paikallistaa ja korjata. Mittausvirheen syyn löytämiseksi, mittaa resistanssi virran molempiin suuntiin. Eristysresistanssia mitattaessa mittalaitteen paristoihin (akkuihin) kohdistuu ylimääräistä kuormitusta. Mitattaessa virran kulkiessa yhteen suuntaan, paina Start näppäintä ja pidä se pohjassa vain niin kauan, kuin se on mittauksen kannalta tarpeellista. Pienresistanssien mittaus Mittauskaapelin ja 2-napaisen mittausadapterin resistanssi kompensoidaan nelijohdinmenetelmästä johtuen automaattisesti ja ne eivät vaikuta mittaustuloksiin. Jos kuitenkin käytetään jatkokaapelia, sen resistanssi on mitattava ja vähennettävä mittaustuloksista. Resistansseja, jotka eivät osoita stabiilia arvoa ennen kuin asettumisjakson jälkeen, ei tulisi mitata automaattisella napaisuuden vaihdolla, vaan melko peräkkäin positiivisella ja negatiivisella napaisuudella. Esimerkkejä resistanssiarvoista, joiden arvot voivat muuttua mittauksen aikana kuuluvat: Hehkulampun resistanssi, jonka arvot muuttuvat testivirran aiheuttamasta lämpenemisestä. Resistanssit, joissa on suuri johtavuuskomponentti. Kosketusresistanssi Mittausarvojen laskenta Katso luvun 20 taulukkoa 4. Kaapelin pituuden laskenta yleisimmillä kuparijohtimilla Jos resistanssin mittauksen jälkeen painetaan HELP -näppäintä, näytetään yleisimpiä johdinpoikkipinta-aloja vastaava kaapelin pituus. Jos tulokset vaihtelevat näillä kahdella virran kulkusuunnalla, kaapelin pituutta ei näytetä. Tällaisessa tapauksessa esiintyy ilmeisesti mittausta häiritseviä kapasitiivisia tai induktiivisia komponentteja. Tämä taulukko soveltuu vain kaupallisesti saatavista kuparijohtimista valmistetuille kaapeleille ja sitä ei voi käyttää muille materiaaleille (esim. alumiinille). 41
42 15. Mittaus lisävarusteantureilla 15.1 Virran mittaus virtapihdillä Bias -virta, vuoto- ja kiertovirta 1 A asti samoin kuin vuotovirta 1000 A asti voidaan mitata liittimiin 15 ja 16 kytketyillä erikoisvirtapihdeillä. Varoitus! Vaara: Korkea jännite! Käytä vain :lta lisävarusteena saatavia virtapihtejä. Muissa virtapihdeissä ei välttämättä ole ulostulokuormaa toisiopuolella. Hengenvaarallinen korkea jännite voi vaarantaa käyttäjän ja laitteen sellaisissa tapauksissa. Varoitus! Testausmittalaitteen maksimi tulojännite! Älä mittaa mitään määriteltyä mittausaluetta ja vastaavaa virtapihtiä suurempia virtoja. Tulojännite testausmittalaitteen virtapihdin liittimissä 15 ja 16 ei saa ylittää 1 V:a. Parametrien asettaminen Muuntosuhdeparametri on asetettava mittalaitteessa valittua mittausaluetta ja virtapihtiä vastaavaksi. Pihdin ulostuloalue Kytkentä Valitse mittaustoiminto Virtapihdin mittausalueen valinta Varoitus! Lue ja noudata ehdottomasti virtapihtien käyttöohjeita, samoin kuin niissä olevia turvallisuusohjeita, erityisesti viittauksista hyväksyttyihin mittauskategorioihin. Testeri Virtapihti Testeri Muuntosuhde WZ12C kytkin Z3512A kytkin WZ12C mitt. Z3512 mitt. alue Mitt. alue param. alue 1:1 1 V/A 1 mv/ma x 1000 [mv/a] 1 ma A A ma 1: mv/a - x 100 [mv/a] A A 1: mv/a - x 10 [mv/a] A A 1: mv/a 1 mv/a x 1 [mv/a] A A A/999 A Mittauksen käynnistäminen Testauslaite Virtapihti Testauslaite Muuntosuhde Kytkin Mittausalue Mittausalue parametri METRAFLE P300 METRAFLE P300 1:1 3 A 3 A ma 1 V/A (1 V/A) 1: mv/a 30 A (100 mv/a) 30 A A 1: mv/a 300 A (10 mv/a) 300 A A 42
43 16. Tietokanta 16.1 Jakelukokoonpanojen muodostaminen, yleistä PROFITEST MASTER testauslaitteeseen voidaan muodostaa täydellinen sähköpiirien ja vikavirtasuojien jakelukokoonpano. Tässä kokoonpanossa mittaukset voidaan kohdistaa useiden jakelupaikkojen, rakennusten ja asiakkaiden sähköpiireihin. Käytettävissä on kaksi menetelmää: Sijoitus- tai rakennuspaikassa: Muodosta jakelukokoonpano testauslaitteeseen. Testauslaitteen Flash -muistiin voidaan muodostaa enintään rakenneelementin jakelukokoonpano. tai Muodosta ja tallenna kuva nykyisestä jakelukokoonpanosta PC:llä ETC raportin muodostamisohjelmalla (katso tämän ohjelman tiivistettyä käyttöohjetta). Jakelukokoonpano siirretään sitten testauslaitteeseen. Testauslaite ja PC on kytkettävä USB -kaapelilla toisiinsa jakelukokoonpanojen ja tietojen siirtämiseksi. Viereinen kuva näkyy näytössä kokoonpanojen ja tietojen siirron aikana Jakelukokoonpanon muodostaminen testauslaitteeseen Lyhennelmä kokoonpanoja muodostettaessa käytettävistä symboleista Symboli Päätaso Alataso Tarkoitus Tallenna (Save) -valikko, sivu 1/3 Kursori YLÖS: vieritys ylöspäin Kursori ALAS: vieritys alaspäin ENTER: vahvistaa valinnan + - Mene alemmalle tasolle (avaa hakemisto) tai - + Mene ylemmälle tasolle (sulje hakemisto) Näytä kokoonpanon nimi tai ID -numero. Liiku edestakaisin kokoonpanon nimen ja ID -numeron välillä. Piilota kokoonpanon nimi tai ID -numero. Muuta näyttö valikon valinnaksi. Tallenna (Save) -valikko, sivu 2/3 Lisää rakenne-elementti. ETC raportin muodostamisohjelmaa koskeva huomautus Seuraavat vaiheet on oltava tehtynä ennen ohjelmiston käyttöä: Asenna USB -laiteohjaimet: (tarvitaan PROFITEST MASTERin käyttämiseksi PC:llä) Katso asennusohjeita USB2COM PS - Virtual COM interface for USB port ( ) Asenna ETC raportin muodostamisohjelmisto: Katso asennusohjeita ETC - Electric Testing Center ( ) Jakelukokoonpanon siirtäminen Seuraavat tiedonsiirtotoimenpiteet ovat mahdollisia: Jakelukokoonpanon siirtäminen PC:ltä testauslaitteeseen. Jakelukokoonpanon siirtäminen mittaustietoineen testauslaitteesta PC:lle. EDIT Symbolien tarkoitus ylhäältä alas: Asiakas, rakennus, jakelu, RCD, sähköpiiri, käytettävä laite (näytettävä symboli riippuu valitusta rakenne-elementistä). Valinta: Ylös/Alas nuoli- ja näppäimillä. Lisätäksesi nimen valitulle rakenne-elementille, mene seuraavan sarakkeen muokkausvalikkoon. Katso lisäsymbolit seuraavasta muokkausvalikosta. Poista valittu rakenne-elementti Näytä mittaustiedot, jos mittaus on tehty tälle rakenne-elementille. Käsittelee valittua rakenne-elementtiä. 43
44 Symboli Päätaso Alataso Tarkoitus Tallenna (Save) -valikko, sivu 3/3 ID -numeron etsintä > syötä täydellinen ID -numero Jakelukokoonpanon symbolit / topologia Tarkistusmerkkisymboli heti rakenne-elementin jälkeen tarkoittaa, että kaikki hierarkiassa olevat mittaukset ovat onnistuneet. Mittaussymboli x: vähintään yksi mittaus on epäonnistunut. Ei mittaussymbolia: yhtään mittausta ei ole tehty tähän mennessä Tekstin etsintä > syötä täydellinen teksti (kokonainen sana) ID -numeron tai tekstin etsintä Asiakas Jatka etsintää Muokkaa (Edit) -valikko VASEN kursori: Valitse aakkosnumeerinen merkki Rakennus Jakelupaikka Vikav. suoja Sähköpiiri Laite Laite Laite OIKEA kursori: Valitse aakkosnumeerinen merkki ENTER: hyväksy yksittäinen merkki Samantyyppinen elementti, kuin Windows Explorerissa + : Lisäobjekteja saatavana, näyttö painamalla - : Lisäobjektit näytetään, piilottaminen painamalla Vahvista syöttö Kokoonpanon muodostaminen VASEN kursori OIKEA kursori Poista merkki MEM näppäimellä tehdyn valinnan jälkeen, kaikki asetusoptiot puurakenteen muodostamiseksi ovat käytettävissä kolmella valikkosivulla. Puurakenne koostuu rakenne-elementeistä, joka tarkoittaa seuraavassa objekteja. Seuraavat numerot toimivat käsittelyjärjestyksen ohjeena. Selaaminen erityyppisissä aakkosnumeerisissa merkeissä: Valitse kohta missä uusi objekti lisätään A Isot kirjaimet Vieritys ylöspäin a Pienet kirjaimet 0 Erikoismerkit Vieritys alaspäin Vahvista valinta/muuta tasoa Näytä objekti- tai ID - numero Valikon valinta sivu 2/3 Käytä näppäimiä tarvittavan rakenne-elementin valitsemiseksi. Siirry alatasolle näppäimellä Vieritä seuraavalle sivulle >> näppäimellä. Muodosta uusi objekti Muodosta objekti Poista objekti V A: näytä mitt. tiedot Muokkaa määritystä Valikon valinta Paina näppäintä uuden objektin muodostamiseksi. 44
45 Valitse uusi objekti luettelosta Rakenne-elementtien etsintä Valitse objekti luettelosta näppäimillä ja hyväksy Enter ( ) näppäimellä. Testauslaitteen SETUP -valikossa valitusta profiilista riippuen (katso lukua 4.5), objektityyppien määrä voi olla rajoitettu ja hierarkia voi näyttää erilaiselta. Syötä nimi Vieritys ylöspäin Vieritys alaspäin Hyväksy valinta Valitse kirjain Valitse kirjain Merkitse rakenne-elementti, josta etsintä tehdään. Hyppää tietokantavalikon sivulle 3. Vieritys ylöspäin Vieritys alaspäin Vahvista valinta/muuta tasoa Näytä objekti tai ID - numero Valikon valinta sivu 3/3 Etsi ID -numeroa Etsi tekstiä Etsi ID -numeroa tai tekstiä. hyväksy kirjain tallenna objektin nimi Poista kirjain Syötä nimi ja vahvista se näppäimellä. Kirjaimen valinta: A, a, Vahvista alla näkyvät standardi tai muokatut parametrit, koska muodostettu nimeä ei muuten hyväksytä ja tallenneta. Parametrien asettaminen sähköpiirille, vikavirtasuojalle ja laitteelle Valitse parametri Valitse parametrin asetus Valitse parametri Valitse parametrin asetus Param. asetusten luettelo Hyväksy param. asetus Hyväksy param. asetus ja palaa sivulle 1/3. Tekstin etsinnän käynnistämisen Valitse kirjain Valitse kirjain hyväksy kirjain tallenna objektin nimi Poista kirjain Kirjaimen valinta: ja tekstin syöttämisen jälkeen katso etsinnän etenemistä (vain 100 % yhteensopivuus löydettiin, ei yllätystekijöitä, tapauskohtainen). Etsi ID -numeroa Etsi tekstiä Etsi ID -numeroa tai tekstiä. Valitulle virtapiirille on syötettävä tässä esim. nimellisvirran arvo. Tällä tavalla hyväksytyt ja tallennetut mittausparametrit hyväksytään myöhemmin nykyisessä mittausvalikossa automaattisesti, kun näyttö vaihdetaan rakennenäkymästä mittaukselle. Rakennetta muodostettaessa muuttuneet virtapiirin parametrit säilytetään yksittäisillä mittauksilla (mittaus ilman tietojen tallennusta). jatka etsintää Lisäkohtia löydetään aktivoimalla vieressä näkyvä kuvake. 45
46 Etsi ID -numeroa Etsi tekstiä Etsi ID -numeroa tai tekstiä. Lopeta etsintä Tallennettujen mittausarvojen hakeminen Mene jakelukokoonpanoon MEM näppäintä painamalla ja kyseiseen virtapiiriin kursorinäppäimillä. Siirry sivulle 2 tätä näppäintä painamalla. Näytä mittaustiedot tätä näppäintä painamalla. Jos lisäkohtia ei löydy, tässä kuvassa näkyvä viesti tulee näyttöön Tietojen tallennus ja raportointi Mittausten valmistelu ja suorittaminen Mittaukset voidaan suorittaa ja tallentaa jokaiselle rakenneelementille. Toimi seuraavasti: Aseta haluttu mittaus pyörivällä kiekolla. Käynnistä mittaus ON/START näppäimellä tai I N:llä. Mittauksen päättymisen jälkeen näytetään Levykkeen valonäppäin. Paina lyhyesti Save value (Tallenna arvo) näppäintä. Näyttö siirtyy tallennusvalikkoon tai rakennenäkymään. Navigoi haluttuun muistipaikkaan, esim. haluttuun rakenne-elementtiin / kohteeseen, jonne mittaustiedot tallennetaan. Jos haluat syöttää mittaukselle kommentin, paina MW T näppäintä ja syötä nimi EDIT (Muokkaa) valikon kautta luvun ohjeiden mukaan. Päätä tietojen tallennus painamalla STORE näppäintä. Jokaisella LCD-näytöllä näytetään yksi mittaus aikaleimoineen ja mahdollisesti syöttämäsi kommentit. Esimerkki: Vikavirtasuojan mittaus (RCD) Otsikossa näkyvä tarkistusmerkki tarkoittaa, että mittaus on onnistunut. Rasti tarkoittaa, että mittaus on epäonnistunut. Mittaustietoja voidaan vierittää nuolinäppäimillä. Mittaus voidaan poistaa tällä näppäimellä. Tässä ikkunassa poisto kehotetaan vahvistamaan vielä uudelleen. Tällä näppäimellä (MV: mittausarvo / PA: parametri) voit näyttää tämän mittauksen asetusparametrin. Vaihtoehtoinen tallennusmenetelmä Jos Save value (Tallenna arvo) näppäin painetaan pohjaan ja pidetään pohjassa, mittausarvo tallennetaan rakennekuvan viimeksi valittuun paikkaan ilman näytön tallennusvalikkoon siirtymistä. Jos muutat parametreja mittausikkunassa, rakenneelementin muutoksia ei hyväksytä. Muokatuilla parametreilla tehty mittaus voidaan kuitenkin tallentaa vastaavalle rakenne-elementille vaikka muokatut parametrit dokumentoidaan jokaiselle mittaukselle. Parametritietoja voidaan vierittää nuolinäppäimillä. 46
47 Tietojen laskenta ja raportointi ETC -ohjelmistolla Kaikkien mittausten valmistuttua, kokoonpano olennaisine tietoineen siirretään ETC -ohjelmistoon. Tämän jälkeen yksittäisiin mittauksiin voidaan lisätä kommentteja. Raportin muodostamisnäppäintä painamalla voidaan muodostaa raportti mittaustietoineen ja kokoonpanoineen tai tiedot voidaan siirtää Excel -taulukkolaskentaohjelmaan. Tietokannasta poistutaan toimintavalintakytkintä kiertämällä. Aikaisemmin tietokantaan asetettuja parametreja ei hyväksytä mittaukseen Viivakoodin ja RFID -lukijoiden käyttö Sisään luetun viivakoodin etsiminen Toiminto voidaan käynnistää mistä tahansa valintakytkimen asennosta ja valikosta. Skannaa kohteen viivakoodi. Etsintä käynnistetään tällä hetkellä valittuna olevasta rakenne-elementistä ja se toimii hierarkiassa alaspäin. Haetusta viivakoodista näytetään käänteisnäyttö. Tämä arvo hyväksytään ENTER -näppäimellä. Jo valittua objektia ei voi löytää. Jatkettu etsintä, yleistä Riippumatta siitä onko objektia löydetty vai ei, etsintää voidaan jatkaa tällä näppäimellä: Objekti löydetty: etsintä jatkuu aikaisemmin valitun objektin alapuolelta. Lisäobjekteja ei ole löydetty: etsintää jatketaan koko tietokannasta kaikilta tasoilta. Viivakoodin lukeminen käsittelyä varten Jos aakkosnumeeristen merkkien syöttövalikko on auki, mikä tahansa viivakoodilla tai RFID -lukijalla skannattu arvo hyväksytään suoraan. Viivakooditulostimen (lisävaruste) käyttö Seuraavat sovellukset ovat viivakooditulostimella mahdollisia: Viivakoodeiksi koodattujen objektien ID -numeroiden tulostaminen (mahdollistaa nopean ja kätevän tunnistamisen säännöllisessä testauksessa). Toistuvasti käytettävien nimien tulostaminen, esim. viivakoodiluetteloksi koodattujen testiobjektin tyypit, jotka voidaan tarvittaessa lukea sisään kommentoitavaksi. 47
48 17. Käyttö- ja näyttöelementit Testauslaite ja adapteri (1) Ohjaus- ja näyttöpaneeli Seuraavat asiat näytetään LCD-näytössä: Yksi tai kaksi mittausarvoa kolmipaikkaisena numeronäyttönä mittausyksiköineen ja lyhenteineen. Jännitteen ja taajuuden nimellisarvot Piirikaaviot Apunäytöt Viestit ja ohjeet Näyttö/säätöpaneelia voidaan kääntää hammastetussa kääntösaranassa. Mittalaite voidaan siten asettaa optimi katselukulmaan. (2) Olkahihnan silmukat Laitteen mukana tuleva olkahihna voidaan kiinnittää laitteen kummallekin puolelle. Voit pitää laitetta olkapäälläsi ja vapauttaa molemmat kädet mittausta varten. (3) Kiertokytkin Kiertokytkimellä voidaan valita seuraavat perustoiminnot: Nämä perustoiminnot valitaan valintakytkintä kiertämällä laitteen ollessa päälle kytkettynä. (4) Mittausadapteri Varoitus! 2-napaista mittausadapteria saa käyttää vain yhdessä testauslaitteen testipistokkeen kanssa. Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty! 2-napaisen mittausadapterin pistoketta kahdella mittapäällä käytetään ilman maadoituskoskettimia olevista pistorasioista tehtäviin mittauksiin, esim. kiinteistä asennuksista, jakokeskuksista ja kaikista kolmivaihepistorasioista samoin kuin eristysresistanssi ja pienresistanssimittauksiin. 2-napainen mittausadapteri voidaan laajentaa 3-napaiseksi vaihejärjestyksen testausta varten laitteen mukana tulevalla mittauskaapelilla (testausmittapäällä). (5) Lisäpistoke (maakohtainen) Varoitus! Lisäpistoketta saa käyttää vain yhdessä testauslaitteen testipistokkeen kanssa. Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty! Lisäpistokkeen kiinnittämisen jälkeen, mittauslaite voidaan kiinnittää suoraan maadoituskoskettimilla varustettuihin pistorasioihin. Napaisuudesta ei tarvitse huolestua. Mittauslaite tunnistaa automaattisesti vaihejohtimen L ja nollajohtimen N paikat ja vaihtaa tarvittaessa napaisuutta automaattisesti. Mittauslaite määrittää automaattisesti ovatko molemmat maadoituskoskettimilla varustetun pistorasian suojakoskettimet kytketty toisiinsa ja järjestelmän suojamaadoitukseen kaiken tyyppisissä suojajohdinmittauksissa, kun lisäpistoke on kiinnitettynä testipistokkeeseen. (6) Testipistoke Erilaisia maakohtaisia lisäpistokkeita (esim. suojakosketin lisäpistoke Saksassa tai SEV lisäpistoke Sveitsissä) tai 2- napainen mittausadapteri voidaan kiinnittää testipistokkeeseen kierreliittimellä. (7) Hauenleuat (8) Testimittapäät Testimittapäät muodostavat mittausadapterin toisen (kiinteän) ja kolmannen (pistokkeellisen) navan. Ne liitetään mittausadapterin pistokereikään kierrejohdolla. (9) ON/START näppäin Valikossa valitun toiminnon mittausjakso käynnistetään tätä näppäintä painamalla joko testipistokkeesta tai ohjauspaneelista. Poikkeus: Jos laite on kytketty pois päältä, se voidaan käynnistää vain ohjauspaneelin näppäimestä. Tällä näppäimellä on sama toiminto kuin testipistokkeen näppäimellä. (10) I N näppäin / I (ohj. paneelissa) Seuraavat toiminnot käynnistetään painamalla tätä näppäintä joko testipistokkeesta tai ohjauspaneelista: Käynnistää laukaisutestin vikavirtasuojan testauksessa (I N) kosketusjännitteen mittauksen jälkeen. R OFFSET mittaus käynnistetään R LO toiminnon sisältä. (11) Kontaktipinnat Kontaktipinnat ovat testipistokkeen molemmilla puolilla. Kun testipistoke otetaan käteen, kontakti tehdään automaattisesti näiden pintojen välille. Kontaktipinnat ovat sähköisesti eristetty liittimistä ja mittauspiiristä. Laitetta voidaan käyttää vaihetesterinä luokan II laitteita suojattaessa! Jos potentiaaliero on suurempi kuin 25 V suojajohdinliittimen PE ja kosketuspinnan välillä, PE näytetään (vertaa lukuun 18.1 LED näytöt, verkkojänniteliitännät ja potentiaalierot ). (12) Testipistokkeen pidin Testipistoke siihen kiinnitetyn lisäpistokkeen kanssa voidaan kiinnittää luotettavasti laitteen kumipitimeen. (13) Sulakkeet Kaksi tyypin M 3.15/500G sulaketta (turvasulake FF 3.15/500G) suojaavat laitetta ylikuormitukselta. Vaihejohtimessa L ja nollajohtimessa N on kummassakin oma sulake. Jos sulake on viallinen ja yritetään tehdä mittausta, joka käyttää näillä sulakkeilla suojattua piiriä, näyttöön tulee siitä kertova viesti. Varoitus! Laite voi vaurioitua vakavasti vääriä sulakkeita käytettäessä. Vain :n alkuperäiset sulakkeet varmistavat tarvittavan suojauksen sopivilla palo-ominaisuuksillaan (til. nro ). Jännitealueet jäävät toimiviksi vaikka sulakkeet palaisivatkin. 48
49 (14) Testimittapäiden pitimet (8) (15/16) Virtapihdin liittimet Vain lisävarusteena saatavat virtapihdit saa kytkeä näihin liittimiin. (17) Mittapään liitin Mittapään liitintä tarvitaan mittapään jännitettä U S-PE, maadoituselektrodin jännitettä U E, maadoitusresistanssia R E ja seinien ja lattioiden eristysresistanssia mitattaessa. Sitä voidaan käyttää kosketusjännitteen mittaukseen vikavirtasuojia mitattaessa. Mittapää liitetään laitteeseen 4 mm kosketussuojatulla pistokkeella. Mittalaite määrittää onko mittapää asetettu oikein ja näyttää tulokset näytössä. (18) USB portti USB portin kautta tietoja voidaan vaihtaa mittauslaitteen ja PC:n välillä. (19) RS 232 portti Tämän liitännän kautta tietoja voidaan syöttää viivakoodiskannerilla tai RFID -lukijalla. (20) Latausliitäntä Vain Z502D laturi laitteen sisällä olevien akkujen lataamiseksi voidaan liittää tähän liitäntään. Ohjauspaneelin LEDit MAINS/NETZ LED Tämä LED toimii vain laitteen ollessa päällä. Se ei toimi jännitealueilla U L-N ja U L-PE. Se syttyy vihreänä, punaisena tai oranssina tai vilkkuu vihreänä tai punaisena laitteen kytkennästä ja valitusta toiminnosta riippuen (vertaa lukuun 18.1 LED-näytöt, verkkojänniteliitännät ja potentiaalierot ). Tämä LED syttyy myös silloin, jos verkkojännitettä esiintyy mittausten R INS tai R LO aikana. U L /R L LED Tämä LED syttyy punaisena, jos kosketusjännite on suurempi kuin 25 V tai 50 V vikavirtasuojan testauksessa, ja se syttyy myös turvakatkaisun jälkeen. Se myös syttyy, jos R INS tai R LO raja-arvot on ylitetty tai alitettu. RCD LED FI Tämä LED syttyy punaisena, jos vikavirtasuoja ei laukea 400 ms kuluessa (1000 ms selektiivisillä RCD-S vikavirtasuojatyypeillä) laukaisutestin aikana nimellisvikavirralla. Se syttyy myös, jos vikavirtasuoja ei laukea ennen kuin nimellisvikavirta on saavutettu nousevalla vikavirralla mitattaessa. (21) Paristokotelon kansi - varasulakkeet Varoitus! Laitteen kannen ollessa poistettuna, laitteen kaikkien napojen on oltava irrotettuna mittauspiiristä! Paristokotelon kansi peittää paristojen pitimen paristoineen ja varasulakkeet. Paristojen pidin on suunniteltu 8:lle 1.5 V AA (IEC LR 6) paristolle laitteen virtalähteeksi. Varmista paristoja vaihdettaessa, että ne menevät oikein päin paristokotelossa olevien symbolien mukaisesti. Varoitus! Varmista, että kaikki paristot (akut) on asennettu oikein päin. Jos vaikka yksikin on väärin päin, laite ei tunnista sitä ja paristo (akku) voi alkaa vuotaa. Pidin voidaan asentaa paikoilleen vain oikeassa asennossa. Kaksi varasulaketta on paristokotelon kannen alla. 49
50 18. Ominaisarvot 50
51 1) U > 253 V, vain 2- tai 3-napaisella adapterilla 2) I N = 500 ma, maks. U N = 250 V 3) Virtapihdillä valittua muuntokerrointa vastaava mittausalue (I L = In: 1 ma A/Ulos: 1 mv/ma tai lamppu = A/1 mv/a) pitää asettaa TYPE valikossa valintakytkimen asennossa SENSOR. 4) Virtapihdillä valittua muuntokerrointa vastaava mittausalue (x1, x10, x100, x1000 mv/a) pitää asettaa TYPE valikossa valintakytkimen asennossa SENSOR. 5) R E selektiv/r E gesamt < 100. Vertailuolosuhteet Linjajännite 230 V ± 0.1 % Linjataajuus 50 Hz ± 0.1 % Mittaussuureen taajuus Hz Mittaussuureen aaltomuoto Siniaalto (vaihtelu RMS ja tasasuuntausarvon välillä 0.1 %) Linjaimpedanssin kulma cos φ = 1 Mittapään resistanssi 10 Paristojännite 12 V ± 0.5 V Ympäristön lämpötila +23 C ± 2 K Suhteellinen kosteus % Sormikontakti Potentiaalieroa maata vasten testattaessa Lattian ja seinän resistanssi Vain resistiivinen Nimelliskäyttöalueet Jännite U N 120 V ( V) 230 V ( V) 400 V ( V) Taajuus f N 16 ⅔ Hz ( Hz) 50 Hz ( Hz) 60 Hz ( Hz) 200 Hz ( Hz) 400 Hz ( Hz) Koko jännitealue U Y V Koko taajuusalue Hz Aaltomuoto Siniaalto Lämpötila-alue C Paristojännite V Linjaimpedanssin kulma vastaa cos φ = Mittapään resistanssi < 50 k Jännitelähde Paristot Akut Laturi (Z502D) Latausaika 8 kpl 1.5 AA koon paristoja (alkalimangaani) IEC-LR6, ANSI-AA tai JIS-AM3 NiMH (suosittelemme LSD-NiMH) 12 V DC, 3.5 mm pistoke Noin 4 h Mittausten lukumäärä PROFITEST MTECH -mittarilla (standardi asetus valolla) R INS:lle 1 mittaus - 25 s tauko: noin 1100 mittausta R LO:lle Automaattinen napaisuuden vaihto/1 (1 mittausjakso) - 25 s tauko: noin 1100 mittausta Ylikuormituskapasiteetti R INS U L-PE, U L-N RCD, R E, R F Z L-PE, Z L-N R LO Suojaus hienolankaisilla sulakkeilla Sähköturvallisuus Suojausluokka 1200 V jatkuva 600 V jatkuva 440 V jatkuva 550 V (rajoittaa mittausten määrää ja tauon kestoa). Jos laite ylikuormittuu, se kytkeytyy pois päältä termostaatilla). Elektroninen suojaus, joka estää käynnistymisen häiriöjännitteen esiintyessä. FF 3.15 A 10 s, sulakkeet palavat > 5 A virralla II IEC /EN /VDE mukaan Nimellisjännite 230/400 V (300/500 V) Testijännite 3.7 kv 50 Hz Mittauskategoria CAT III 600 V tai CAT IV 300 V Saastuttamisaste 2 Sulakkeet liittimissä L ja N 1 lasiputkisulake kummassakin FF 3.15/500G 6.3 x 32 mm Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Tuotestandardi EN :2006 Häiriösäteily Luokka EN A Häiriön sieto Testiarvo Ominaisuudet EN Kosketus/ilma 4 kv/8kv EN V/m EN Verkkojänniteliitäntä 2 kv EN Verkkojänniteliitäntä 1 kv EN Verkkojänniteliitäntä 3 V EN jakso/100 % 51
52 Ympäristöolosuhteet Tarkkuus C Käyttöalue C Varastointi C (ilman paristoja) Suhteellinen kosteus Maks. 75 %, ei kondensoituva Korkeus meren pinnasta Maks m Mekaaninen rakenne Näyttö Mitat Paino Suojausluokka Monirivinen pistematriisinäyttö, 128 x 128 pikseliä L x P x S = 260 x 330 x 90 mm (ilman mittauskaapeleita) Noin 3.2 kg paristoineen Kotelo: IP40, testimittapää: IP40 DIN VDE 0470, osa 1 / EN mukaan. Tiedot on poimittu IP -koodien taulukosta IP Y (1. merkki ) Suojaus vier. partikkeleiden sisäänpääsyltä IP Y (2. merkki Y) Suojaus veden sisäänpääsyltä 0 ei suojausta 0 ei suojausta mm 1 pystystä tippuva vesi mm 2 tippuva vesi 15 pystystä asti mm 3 tippuva vesi 60 pystystä asti mm 4 kestää vesiroiskeet ja sparaysuihkun Dataliitäntä Tyyppi Tyyppi USB liitäntä PC:lle RS 232 liitäntä viivakoodille ja RFID -lukijoille 52
53 18.1 LED-näytöt, verkkojänniteliitännät ja potentiaalierot LED-näytöt NETZ/ MAINS NETZ/ MAINS NETZ/ MAINS NETZ/ MAINS NETZ/ MAINS NETZ/ MAINS NETZ/ MAINS U L/R L FI/RCD Tila vihreä palaa vihreä vilkkuu vihreä vilkkuu oranssi palaa punainen vilkkuu punainen vilkkuu punainen palaa punainen palaa punainen palaa Testipistoke Mitt. adapteri Valintakytkimen asento Toiminto/tarkoitus Linjajännite V, mittaus mahdollista. Linjajännite V, N johdinta ei ole kytketty, mittaus mahdollista (I N 500 ma, 330 V). Linjajännite V, mittaus mahdollista. Linjajännite V PE:hen, 2 eri vaihetta aktiivisena (verkossa ei N johdinta), mittaus mahdollista. Linjajännite < 65 V tai > 253 V, mittaus estetty. Linjajännite < 65 V tai > 550 V, mittaus estetty. RISO/RLO Häiriöjännitettä tunnistettu, mittaus estetty. Kosketusjännite U I N tai U I > 25 V tai > 50 V. RISO/RLO Tehty turvakatkaisu. Raja-arvo ylitetty tai alitettu R INS / R LO toiminnolla. Vikavirtasuoja ei lauennut tai laukesi liian myöhään laukaisutestissä. Verkkoliitäntätesti - yksivaihejärjestelmä LCD:n näyttämät kytkennät näytetään näytetään näytetään näytetään näytetään näytetään näytetään näytetään näytetään Verkkoliitäntätesti - 3-vaihejärjestelmä LCD:n näyttämät kytkennät näytetään näytetään näytetään U (yksivaihemittaus) Kaikki paitsi U Kaikki paitsi U Kaikki paitsi U Kaikki paitsi U Kaikki paitsi U Kaikki paitsi U Kaikki paitsi U Kaikki paitsi U U (3-vaihemittaus) U (3-vaihemittaus) U (3-vaihemittaus) Kytkentää ei tunnisteta. Kytkentä OK. L ja N vaihtaneet paikkaansa, nollajohdin varautunut vaihejännitteellä. Ei verkkojänniteliitäntää. Nollajohdin poikki. Suojajohdin PE poikki, nollajohdin N ja/tai vaihejohdin L varautunut vaihejännitteellä. Vaihejohdin L poikki, nollajohdin N varautunut vaihejännitteellä. Vaihejohdin L ja suojajohdin PE vaihtaneet paikkaansa. Vaihejohdin L ja suojajohdin PE vaihtaneet paikkaansa. Nollajohdin poikki. Vaihe 1 puuttuu. Vaihe 2 puuttuu. Vaihe 3 puuttuu. 53
54 Tila näytetään Testipistoke Mitt. adapteri Valintakytkimen asento U (3-vaihemittaus) Toiminto/tarkoitus Pyörimissuunta myötäpäivään. näytetään U (3-vaihemittaus) Pyörimissuunta vastapäivään. näytetään U (3-vaihemittaus) Vaiheiden L1 ja L2 välillä oikosulku. näytetään U (3-vaihemittaus) Vaiheiden L1 ja L3 välillä oikosulku. näytetään U (3-vaihemittaus) Vaiheiden L2 ja L3 välillä oikosulku. näytetään U (3-vaihemittaus) Vaihejohdin L1 puuttuu. näytetään U (3-vaihemittaus) Vaihejohdin L2 puuttuu. näytetään U (3-vaihemittaus) Vaihejohdin L3 puuttuu. näytetään U (3-vaihemittaus) Vaihejohdin L1 N:ään. näytetään U (3-vaihemittaus) Vaihejohdin L2 N:ään. näytetään U (3-vaihemittaus) Vaihejohdin L3 N:ään. Paristotesti näytetään Kaikki Paristot pitää vaihtaa tai akut ladata (U < 8 V). PE -testi sormikontaktilla testipistokkeen kosketinpinnoilla LCD LEDit näytetään U L/R L FI/RCD punainen palaa U (yksivaihemittaus) Potentiaaliero 25 V sormikontaktin ja PE (maadoituskontaktin) välillä. Taajuus f > 45 Hz. näytetään U L/R L FI/RCD punainen palaa U (yksivaihemittaus) Jos L on oikein kytketty ja PE on poikki. 54
55 Tila Vikaviestit LCD Testipistoke Mitt. adapteri Valintakytkimen asento Toiminto/tarkoitus Kaikki mittaukset suojajohtimella Potentiaaliero 25 V sormikontaktin ja PE (maadoituskontaktin) välillä. Korjaustoimenpide: tarkista PE:n kytkentä. RCD -testin jännite DC virralla liian korkea (U > 250 V). Testimittapäihin kulkee 1000 V testijännite. Älä koske mittapäihin! Vikavirtasuoja laukeaa liian aikaisin tai on viallinen. Korjausohje: Testaa, ettei piirissä ole bias -virtaa. Vikavirtasuoja laukeaa liian aikaisin tai on viallinen. Korjausohje: Testaa positiivisella tai negatiivisella puoliaallolla. Vikavirtasuoja laukesi kosketusjännitettä mitattaessa. Korjausohje: Tarkista valittu nimellistestivirta. Verkkojännitteen kytkennässä on virhe. Korjausohje: Tarkista verkkojännitteen kytkentä. Kaikki paitsi U Ulkoinen sulake on viallinen. Palanut sulake ilmaistaan nuolella ponnahdusikkunassa. Jännitealueet jäävät toimiviksi vaikka sulakkeet palaisivatkin. Erityistapaus, R LO: Mittauksen aikana esiintyvä häiriöjännite voi aiheuttaa sulakkeen palamisen. Korjausohje: Vaihda sulake (varasulake on paristokotelossa). Noudata luvussa 19.3 annettavia ohjeita! Mittausjännitegeneraattori on viallinen tai sisäinen sulake on palanut R LO mittauksen aikana esiintyneestä häiriöjännitteestä tai ylikuormituksesta johtuen. Kun lisäksi näytetään DC -symboli, sisäinen DC -sulake on palanut. Korjausohje: Lähetä laite maahantuojalle korjattavaksi. Taajuus sallittavan alueen ulkopuolella. Korjausohje: Tarkista verkkojännitekytkentä. Kaikki Laite on kuumentunut sisältä liikaa. Korjausohje: Odota, että testauslaite jäähtyy. Häiriöjännitettä. Korjausohje: Testattava laite on irrotettava kaikista jännitelähteistä. 55
56 Tila Testipistoke Mitt. adapteri Valintakytkimen asento Toiminto/tarkoitus Kaikki mittaukset mittapäällä Mittapäässä on häiriöjännitettä. Ylijännite tai mittausjännitegeneraattorin ylikuormitus R ISO tai R LO arvoja mitattaessa. kwh-mittarin käynnistys Verkkojännitekytkentä puuttuu. Korjausohje: Korjaa verkkojännitekytkentä. OFFSET mittaus ei suotavaa. Korjausohje: Tarkista järjestelmä. RLO+ ja RLO- OFFSET mittaus jää mahdolliseksi. R OFFSET > 50 : OFFSET mittaus ei suotavaa. Korjausohje: Tarkista järjestelmä. Z OFFSET > 10 : OFFSET mittaus ei suotavaa. Korjausohje: Tarkista järjestelmä. Z OFFSET > Z : Offset -arvo on suurempi kuin mittausarvo virtaa kuluttavassa järjestelmässä. OFFSET mittaus ei suotavaa. Korjausohje: Tarkista järjestelmä. Kontaktiongelma Korjausohje: Tarkista testipistokkeen ja mittausadapterin kiinnittyminen toisiinsa. 2-napaisen adapterin napaisuus väärinpäin. N ja PE ovat vaihtaneet paikkaansa. Näyttö kytkentäpiirroksessa: PE poikki (x) tai alempi suojajohtimen liitin poikki testipistokkeen näppäimiin verrattuna. Syy: jännitteen mittauspolku on poikki. Tulos: Mittaus on estetty. Näyttö kytkentäpiirroksessa: ylempi suojajohtimen liitin poikki testipistokkeen näppäimiin verrattuna. Syy: virran mittauspolku on poikki. Tulos: Ei mittausarvon näyttöä. Mittapäätä ei tunnisteta, mittapäätä ei ole kytketty. Korjausohje: Tarkista mittapään kytkentä. Mittapää on kytketty, vaikka mittausta ollaankin tekemässä ilman mittapäätä. Korjausohje: Tarkista parametrien asetukset. 56
57 Tila Testipistoke Mitt. adapteri Valintakytkimen asento Toiminto/tarkoitus Virtapihtiä ei tunnisteta: Virtapihtiä ei tunnisteta Virtapihdin läpi kulkeva virta on liian pieni (maadoitusresistanssi on liian suuri) tai Muuntosuhde on asetettu väärin Korjausohje: Tarkista virtapihdin liitäntä ja muuntosuhde, tarkista/vaihda METRAFLE P300:n paristot. Jos olet vaihtanut muuntosuhteen testauslaitteessa, tämä kehote tulee näyttöön ilmoittamaan, että se on vaihdettava myös virtapihdistä. Jännite on liian suuri virtapihdin sisääntulossa tai on signaalihäiriöitä. Testauslaitteessa valittu muuntosuhteen parametri ei ehkä vastaa virtapihdin muuntosuhdetta. Korjausohje: Tarkista muuntosuhde tai asetus. Kaikki Paristojännite on laskenut 8 V:iin tai sen alle. Luotettavia mittauksia ei voida enää tehdä. Mittausarvojen tallennus estetään. Korjausohje: Vaihda paristot tai lataa akut. Tietokanta ja tietojen syöttäminen Kaikki Valitut parametrit eivät ole järkeviä toisten, aikaisemmin valittujen parametrien kanssa. Valittuja parametreja ei hyväksytä. Korjausohje: Syötä toisenlaiset parametrit. Kaikki Syötä nimi (aakkosnumeerinen). Kaikki Kaikki Käyttö viivakoodiskannerilla. Virheviesti tulee näkyviin, kun EDIT kenttä on avattu ja paristojännite on alle 8 V. Ulostulojännite yleensä katkaistaan viivakoodiskannerin käytön ajaksi, jos U on alle 8 V, jotta jäljellä oleva pariston kapasiteetti olisi riittävä testattavana olevien laitteiden nimen antamista ja mittaustietojen tallennusta varten. Korjausohje: Vaihda paristot tai lataa akut. Käyttö viivakoodiskannerilla. Viivakoodia ei tunnistettu, väärä syntaksi. Kaikki Käyttö viivakoodiskannerilla. Tietoja ei voida syöttää kokoonpanon tässä kohdassa. Korjausohje: Noudata PC -ohjelmistolla esivalittua profiilia (katso SETUP valikkoa). Kaikki Kaikki Datamuisti on täynnä. Korjausohje: Varmuuskopioi mittaustiedot PC:lle ja tyhjennä sitten testauslaitteen muisti tietokanta poistamalla tai tuomalla tyhjä tietokanta. Mittauksen tai tietokannan poistaminen. Tässä ikkunassa poisto kehotetaan vahvistamaan vielä uudelleen. SETUP (Asetukset) Tiedot häviävät, kun vaihdetaan kieltä, profiileja tai palautetaan oletusasetuksiin! Tallenna mittaustiedot PC:lle ennen kuin painat näppäintä! Tässä ikkunassa poisto kehotetaan vahvistamaan vielä uudelleen. 57
58 19. Huolto 19.1 Laiteohjelmiston (firmware) versio ja kalibrointitietoja Katso lukua Paristojen ja akkujen toiminta ja lataaminen Tarkista lyhyin, säännöllisin välein tai pitkän varastoinnin jälkeen, etteivät paristot tai akut ole vuotaneet. Jos ne ovat vuotaneet, elektrolyytti on poistettava huolellisesti kokonaan kostealla pyyhkeellä ja asennettava uudet paristot tai akut ennen laitteen käyttöä. Jos paristotesti ilmaisee, että paristojännite on laskenut minimin sallittavan arvon alle (vrt. lukuun 4.3 Paristojen testaus ), vaihda uudet paristot tai lataa akut (vrt. lukuun 4.1 Paristojen asentaminen tai vaihtaminen ). Varoitus! Käytä vain Z502D laturia (lisävaruste) testauslaitteessa olevien akkujen lataamiseen. Varmista, että seuraavat ehdot täyttyvät ennen laturin kytkemistä latausliitäntään: Ladattavat akut on asennettu oikein päin (eikä testauslaitteessa ole standardiparistoja!) Testauslaitteen kaikki johtimet on irrotettu mitattavasta piiristä. Testauslaite on sammutettu latauksen ajaksi Lataaminen Z502D laturilla (lisävaruste) Työnnä maakohtainen verkkojännitepistoke laturiin. Työnnä 3,5 mm pistoke syöttöjännitekaapelin adapterin reikään siten, että positiivinen napa on päässä (negatiivinen napa on rungossa). Katso laturin taitetun käyttöohjeen kuvaa 5. Positiivinen napa Varoitus! Varmista, että testauslaitteessa on akut eikä normaaliparistot. Suosittelemme ladattavia NiMH akkuja (tyyppi: eneloop). Varoitus! Varmista, että kaikki paristot (akut) on asennettu oikein päin. Jos vaikka yksikin on väärin päin, testauslaite ei tunnista sitä ja paristo (akku) voi alkaa vuotaa. Varoitus! Kun akkulaturi (Z502D) on kytketty tupakansytyttimen liitäntään, PROFITEST MASTER akkusarjaa (Z502C) ei ole mahdollista ladata. Kiinnitä laturin pistoke testauslaitteeseen ja sitten liitäntäkaapeli 230 V verkkojännitteeseen. Varoitus! Älä kytke testauslaitetta päälle latauksen aikana, sillä mikroprosessorilla tehtävä latauksen valvonta voi häiriintyä ja teknisissä tiedoissa annettu latausaika ei pidä enää paikkaansa. Katso laturin LED-näyttöjen merkitys sen mukana tulleesta käyttöohjeesta. Älä irrota laturia testauslaitteesta ennen kuin vihreä LED (ladattu/valmis) syttyy Sulakkeet Jos sulake on palanut ylikuormituksen vuoksi, sitä vastaava vikaviesti syttyy näyttöön. Laitteen jännitteen mittausalueet jäävät toimiviksi vaikka sulakkeet palaisivatkin. Palaneita sulakkeita ei voida tunnistaa, kun laite on asetettu tietyille toiminnoille. Mahdollisia syitä on monia mm. palanut sulake. Sulakkeiden vaihtaminen Varoitus! Irrota laitteen kaikki navat mittauspiiristä ennen sulakerasian kannen avaamista! Löysää ruuvitaltalla verkkojännitekaapelin vieressä olevan sulakerasian kannen kiinnitysruuvit, niin pääset sulakkeille. Varasulakkeet löytyvät paristokotelosta. Varoitus! Laite voi vaurioitua vakavasti vääriä sulakkeita käytettäessä. Vain :n alkuperäiset sulakkeet varmistavat tarvittavan suojauksen sopivilla palo-ominaisuuksillaan (til. nro ). Sulakeliittimien oikosulkeminen tai sulakkeiden korjaaminen on kiellettyä ja hengenvaarallista! Laite voi vaurioitua väärillä ampeeriarvoilla ja katkaisu- tai palamisominaisuuksilla olevia sulakkeita käytettäessä. Poista viallinen sulake ja korvaa se uudella. Kiinnitä sulakekotelon kansi sulakkeen vaihdon jälkeen ja kiristä ruuvi myötäpäivään kiertämällä Kotelo Kotelo ei tarvitse mitään erityistä huoltoa. Pidä sen ulkopinnat puhtaana. Käytä puhdistukseen kevyesti kostutettua pyyhettä. Erityisesti suojakumipinnoille suosittelemme kosteaa ja nukatonta mikrokuitupyyhettä. Vältä puhdistus- ja hankausaineiden tai liuottimen käyttöä. Käytöstä poistaminen ja hävittäminen Laite on Elektro G:n (Saksalaisen sähkö- ja elektroniikkalaitelain) kategorian 9 tuote (valvonta- ja mittauslaite). Tätä laitetta ei koske RoHS direktiivi. Merkitsemme sähkö- ja elektroniikkalaitteemme (elokuusta 2005) alkaen WEEE 2002/96/EG ja Elektro G:n mukaan viereisellä DIN EN mukaisella merkillä. Tällä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Ota yhteys laitteen maahantuojaan, jos haluat palauttaa vanhoja laitteita. 58
59 20. Liite Taulukot näytön minimi- tai maksimiarvojen määrittämiseksi laitteen maksimi epätarkkuus huomioitaessa Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko 2 59
60 20.5 Taulukko Taulukko 6 Oikosulkuvirran minimiarvot näytössä sulakkeiden ja katkaisijoiden nimellisvirtaa määritettäessä nimellisjännitteen U N = 230/240 V järjestelmissä. Esimerkki Näytön arvo on 90.4 A seuraava pienempi arvo suojakatkaisimelle taulukon B-arvojen sarakkeesta: 85 A suojalaitteen nimellisvirta (I N ) maks. 16 A. 60
PROFiTEST 0100S-II Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC 364-6-61
Käyttöohje PROFiTEST 0100S-II Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC 364-6-61 3-348-889-08 10/6.05 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 PROFiTEST 0100S-II Mittalaitteeseen:
Tässä näet asennustestauksen tulevaisuuden. Fluke 1650 Sarjan Asennustesterit
Tässä näet asennustestauksen tulevaisuuden Fluke 650 Sarjan Asennustesterit Fluke 650 Sarja Turvallisempaa, helpompaa asennustestausta 650-sarjan testereillä tarkastetaan asuin-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen
PROFiTEST C-SF Standardin A2-94, SFS 6000 (DIN VDE 0100) mukainen testeri
Käyttäjän käsikirja PROFiTEST C-SF Standardin A2-94, SFS 6000 (DIN VDE 0100) mukainen testeri 3-349-074-08 4/2.02 Mittaus- ja testauslaite PROFiTEST C IrDa-liityntä L1 musta Käyttö- ja osoitusyksikkö L2
MACROTEST HT5035. Käyttöohje
MACROTEST HT5035 Käyttöohje Copyright HT-ITALIA 2004 Release EN 1.02 of 04/02/2004 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 4 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ... 4 1.2. KÄYTÖN AIKANA... 5 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN... 5 2. YLEISTÄ... 6
Yksinkertaiseen asennustestaukseen
Yksinkertaiseen asennustestaukseen C.A 6117 C.A 6116N C.A 6113 onitoiminen asennustesteri SFS-6000 sekä IEC 60364 -standardien mukaiseen tastaukseen Suomenkieliset apuvalikot ja -tekstit Kaiken tyyppisille
Käyttöohjeet METRISO 1000A 3-348-773-38 8/5.15. Eristysvastusmittari
Käyttöohjeet METRISO 1000A Eristysvastusmittari 3-348-773-38 8/5.15 0 200 400 600 800 1000 12 13 Kantohihnan kiinnitys laukkuun METRISO 1000A 8 8 MΩ Ω V R3 R2 R1 Ω V Kotelo METRISO 1000A BATT 1000V 4Ω
10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013
Kun tehdään sähköasennusten muutos-, laajennus- tai uudistöitä, asennuksille on aina ennen niiden käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus standardin SFS 6000-6-61 mukaisesti. 1 Käyttöönottotarkastuksesta