Source: http://docplayer.it/292733-R-d-12-6-1902-n-226-regolamento-per-la-fabbricazione-degli-strumenti-metrici-disposizioni-generali.html
Timestamp: 2018-10-23 06:26:14+00:00
Document Index: 53400172

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 7', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 22', 'art. 26', 'art. 26', 'art. 27', 'art. 23', 'art. 42', 'art. 5', 'art. 50', 'art. 50']

R.D n Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici. Disposizioni generali. - PDF
R.D n Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici. Disposizioni generali.
Download "R.D. 12-6-1902 n. 226. Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici. Disposizioni generali."
1 Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 1902, n R.D n. 226 Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici Disposizioni generali. 1. Chiunque si propone di fabbricare pesi, misure o strumenti, da usarsi in commercio, per pesare o per misurare, deve farne dichiarazione scritta alla prefettura o alla sotto-prefettura della località nella quale intende esercitare la sua industria. Alla dichiarazione unirà: a) un'impronta delle marche di fabbrica, colle quali saranno contrassegnati gli strumenti metrici, che presenterà alla verificazione prima. Le marche conterranno, oltre le iniziali del nome della ditta richiedente, un segno particolare di sua scelta; saranno simili fra loro, differendo solo nella grandezza; b) un certificato, dal quale risulti che eguale impronta è stata depositata nell'ufficio metrico del distretto. Il prefetto, o il sotto-prefetto, prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia all'ufficio metrico, e ne rilascia ricevuta all'interessato. Il fabbricante, che voglia presentare strumenti metrici alla verificazione prima in un ufficio fuori del proprio distretto metrico, dovrà esibire a tale ufficio la ricevuta di cui sopra. 2. I fabbricanti di pesi e misure dovranno essere provveduti di una collezione completa dei pesi, delle misure e dei relativi strumenti metrici riguardanti l'esercizio della loro industria. Tali pesi, misure e strumenti metrici dovranno essere muniti del bollo di prima verificazione. I fabbricanti residenti in comuni ove esiste un ufficio metrico permanente, sottoporranno la collezione suddetta alla verificazione periodica nel primo mese di ogni biennio. I fabbricanti degli altri luoghi dovranno adempiere allo stesso obbligo il primo giorno destinato alla verificazione periodica nel comune di loro residenza. 3. I fabbricanti non possono tenere in deposito strumenti metrici, che vengono usati in commercio per pesare o per misurare, privi della marca di fabbrica; non possono esporli in vendita, né venderli nel Regno se non siano anche muniti del bollo di verificazione prima. I negozianti non possono tenere nelle loro botteghe i suddetti oggetti, quando manchino della marca di fabbrica e del bollo di prima verificazione. 4. Coloro che fabbricheranno ad uso del commercio pesi, misure o strumenti per pesare o per misurare, senza aver fatta la dichiarazione di cui all'art. 1, e tutti coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dagli artt. 2 e 3, incorreranno nelle pene stabilite dagli artt. 27 e 31 del testo unico delle leggi metriche, senza pregiudizio delle pene maggiori di cui fossero passibili qualora avessero consegnato o venduto strumenti metrici mancanti del bollo di prima verificazione.
2 5. I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare devono essere costruiti nelle loro varie parti di tali materie, ed avere forme, rinforzi e dimensioni tali da assicurare che non possano facilmente alterarsi, deformarsi o guastarsi, né temporaneamente, né in modo permanente; e che le loro variazioni, sia per cambiamenti di temperatura, sia per l'uso ordinario, non eccedano le tolleranze rispettivamente stabilite dal presente regolamento. I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare devono portare la marca di fabbrica stabilmente ed in luogo visibile; devono esser costruiti in modo da poter ricevere e conservare permanentemente i bolli di verificazione prima e periodica in posizioni ben visibili, e in condizioni tali che la presenza dei bolli tolga la possibilità di alterazioni o deformazioni. A questo scopo i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare, di ferro, di acciaio o di ghisa, dovranno essere muniti di spine di rame per ricevere i bolli di verificazione prima; e, quando occorra, vi dovranno essere colate gocce di stagno e piombo o di piombo antimoniato per i bolli di verificazione periodica. Inoltre, salvo quanto è disposto dagli articoli 11, 20 e 47 rispetto alle abbreviazioni e denominazioni, i pesi e le misure dovranno portare in italiano e in luogo visibile, senza abbreviazioni e stabilmente, le denominazioni fissate dalla legge. Ogni altra denominazione è vietata anche se fosse seguita dal ragguaglio in pesi o misure del sistema metrico decimale. I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare che non soddisfino a queste condizioni generali e alle altre speciali stabilite dal presente regolamento, non saranno ammessi alla verificazione prima. 6. Negli usi del commercio sono ammessi i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare enumerati nella tabella B annessa alla legge. Con le forme stabilite dall'art. 7, potranno anche essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella B suddetta, purché siano osservate le disposizioni dell'art. 4 della legge e della tabella A annessa alla medesima. Con le stesse formalità potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre a quelli enumerati nella tabella B predetta. In questi casi i diritti di prima verificazione da pagarsi saranno quelli fissati dalla tabella B per i pesi, le misure e gli strumenti più prossimi ai nuovi. Caso per caso, la commissione superiore metrica proporrà le disposizioni relative alla fabbricazione e alla verificazione. 7. Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale, sentito il Comitato centrale metrico, pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente regolamento. Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero dell'industria e del commercio, dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento. Disposizione speciale per gli strumenti metrici non destinati agli usi di commercio
3 8. Per gli effetti del presente regolamento non sono sottoposte a verificazione, qualunque sia la loro lunghezza, le righe divise in centimetri e millimetri. Del pari non sono sottoposte a verificazione le misure che, oltre la divisione decimale, hanno divisioni relative a misure estere, ovvero altre divisioni in uso per arti o industrie speciali; i pesa-lettere, le bilance a molla, ed, in generale, gli strumenti, non contemplati nel presente regolamento, che, pur potendo servire per pesare o per misurare, non sono per la loro natura, adatti ad essere adoperati in commercio in rapporto con terzi. Qualora questi strumenti venissero usati in commercio in rapporto con terzi per pesare o per misurare, saranno sequestrati, ed ai contravventori saranno applicate le penalità di cui agli artt. 27 e 31 del testo unico delle leggi metriche. Responsabilità dei verificatori. 9. I verificatori non debbono ammettere al bollo di prima verificazione gli strumenti metrici che non riuniscano le condizioni prescritte dal presente regolamento. Essi sono responsabili della regolarità della verificazione prima, e, nei casi di strumenti metrici indebitamente bollati, il Ministero adotterà i provvedimenti che saranno reputati opportuni, sentita, occorrendo, la commissione superiore metrica. In caso di disaccordo fra il verificatore metrico ed il fabbricante, sulla possibilità di bollare uno strumento metrico, il Ministero, a richiesta del fabbricante, fa eseguire un esame definitivo dalla commissione superiore metrica. Se la decisione del Ministero conferma quella del verificatore metrico, le spese sono a carico del fabbricante, il quale dovrà, in ogni caso, anticiparle. Applicazione dei bolli agli strumenti metrici. 10. È fatto divieto ai verificatori di valersi dell'opera dei fabbricanti o degli aggiustatori metrici, ovvero di qualsiasi altra persona che non sia il bollatore usciere, o chi ne faccia le veci, per la bollatura degli strumenti metrici sottoposti alla verificazione prima e periodica, salvo autorizzazione speciale da concedersi dal Ministero. È fatta eccezione per la bollatura delle misure di vetro e di terra cotta e dei misuratori dei gas. 11. Le misure lineari sono: 1. in asta; 2. snodate; 3. a catena; 4. a nastro. Misure lineari Disposizioni generali. Le misure lineari maggiori del metro, invece del nome, potranno portare l'indicazione della loro lunghezza in cifre arabiche, precedute o seguite dalla parola metri.
4 12. Le divisioni in metri, decimetri, centimetri e millimetri delle misure lineari dovranno essere esatte entro i limiti di tolleranza di cui in appresso: i tratti che le formano saranno ben visibili, netti, sottili e perpendicolari alla lunghezza della misura; essi cominceranno dallo spigolo nelle misure a sezione retta poligonale; avranno lunghezze diverse, per distinguere facilmente i decimetri dai centimetri e i centimetri dai millimetri e porteranno numeri progressivi almeno di decimetro in decimetro. Per le misure a sezione retta circolare l'origine delle divisioni, o i loro punti di mezzo, dovranno trovarsi sulla stessa generatrice. Le divisioni non inferiori al decimetro potranno anche esser fatte con piccole borchie o con fori, in modo però da poter distinguere facilmente i decimetri dai mezzi metri e dai metri. Il triplometro, il doppio metro, il metro ed il mezzo metro saranno divisi almeno in centimetri. Il doppio metro, il metro, il mezzo metro snodati dovranno avere almeno il primo decimetro diviso in millimetri; il doppio decimetro ed il decimetro saranno divisi in millimetri e facoltativamente in mezzi millimetri. È vietata ogni divisione non decimale ed ogni indicazione che si riferisca a misure non ammesse dalla legge, giusta quanto è disposto dall'art. 5 del presente regolamento. Misure in asta. 13. Le misure in asta del decimetro, del doppio decimetro, e del mezzo metro saranno di un solo pezzo; quelle del metro e del doppio metro, se non di un sol pezzo, saranno la prima di due pezzi e la seconda di due, ovvero di quattro pezzi uguali, uniti fra loro mediante viti e madreviti di metallo. Il triplometro potrà essere di uno, due o anche di tre pezzi uguali e il mezzo decametro di uno, due o anche cinque pezzi uguali; tali pezzi saranno uniti fra loro nel modo sopraindicato. 14. Le misure in asta saranno costruite con materie di sufficiente durezza e di tale sezione che non si inflettano sensibilmente. Ai capi delle misure di legno e ben aderenti ad essi saranno solidamente fissati, mediante viti o trafitte, calciuoli o staffe metalliche di grossezza non inferiore ad un millimetro, che proteggano le faccie longitudinali per due centimetri almeno. Nelle misure di canna i calciuoli avranno la lunghezza di almeno tre centimetri e saranno fissati da spine di rame con ribaditure di almeno quattro millimetri di diametro per applicarvi i bolli di verificazione prima. Le testate delle guarnizioni formano i termini della misura e devono essere piane e perpendicolari alle faccie longitudinali di essa. Devono soddisfare alla medesima condizione le testate delle misure metalliche. Le misure lineari non superiori al metro potranno essere prive di staffe o di calciuoli terminali, ma allora l'asta, su cui sono segnate le dette misure, dovrà prolungarsi di almeno due millimetri oltre le divisioni estreme.
5 15. Nelle misure di ferro o di acciaio la spina di rame, per l'applicazione dei bolli di verificazione prima, dovrà trovarsi in prossimità del nome della misura e attraversarla da parte a parte; le estremità della spina si troveranno in piano con le faccie longitudinali della misura. Misure snodate. 16. Le misure snodate non possono essere superiori al doppio metro e devono essere formate con regoli di metallo, di legno duro o di altra materia resistente, uniti a cerniera o per mezzo di spine, o di occhielli, ribaditi. Il numero dei regoli, tutti uguali fra loro, sarà tale che la distanza fra i centri di due occhielli, cerniere o spine successive corrisponda a 5, 10, 20, 50 centimetri o a un metro. Le estremità delle misure snodate di legno saranno protette come quelle delle misure in asta, con la differenza che le guarnizioni metalliche potranno essere più sottili e fissate senza trafitte, ma dovranno estendersi longitudinalmente per un mezzo centimetro almeno e su di esse sarà prolungata la suddivisione dei regoli estremi. Il nome della misura sarà impresso sul regolo (o regoli), che contiene l'origine della divisione. I bolli di verificazione prima saranno applicati in prossimità del nome della misura, e soltanto da una parte, anche per quelle misure che portano la divisione sulle due faccie. Misure a catena. 17. Le misure a catena non possono essere inferiori al mezzo decametro; devono essere composte di filo metallico del diametro di quattro millimetri almeno. Gli articoli intermedi si comporranno di un tratto rettilineo terminante in due occhielli, ciascuno dei quali sarà concatenato con un anello, e la distanza fra i centri di due anelli consecutivi sarà di due o di cinque decimetri. La divisione di metro in metro dovrà essere indicata da anelli di metallo, di cui il colore contrasti con quello delle altre parti della misura. Gli articoli estremi saranno invece concatenati con due impugnature terminali a snodo, fatte con filo avente almeno lo stesso diametro alle quali si applicano internamente od esternamente, due caviglie di uguale diametro; la lunghezza totale della misura verrà contata da asse ad asse delle caviglie, a catena distesa. Le impugnature e gli anelli di congiunzione saranno di un solo pezzo o saldati. Queste misure potranno essere usate anche senza caviglie, ma allora le facce estreme delle impugnature dovranno essere piane e corrispondere alle due estremità della misura. Il nome della misura sarà impresso su una delle impugnature che porterà la spina di rame per ricevere il bollo di verificazione prima. Misure a nastro. 18. Le misure a nastro metalliche devono essere munite di una staffa pure metallica, atta a ricevere i bolli di verificazione.
6 Queste misure possono anche essere costruite in modo da potersi adoperare come misure a teste; esse potranno essere munite di impugnature con o senza caviglie, con le modalità stabilite dall'articolo precedente per le misure a catena. Le misure a nastro non metalliche dovranno presentare sufficiente resistenza all'allungamento ed essere munite esse pure di una staffa metallica atta a ricevere i bolli di verificazione. Tolleranze nelle misure lineari. 19. Nelle misure lineari sono tollerati gli errori indicati nella seguente tabella MISURE in asta a nastro NOME DELLE MISURE a di di snodate catena metal- non legno altra liche metal- materia liche mm mm mm mm mm mm Doppio decametro ,0 5,0 6,0 Decametro ,0 4,0 5,0 Mezzo decametro.. 4,0 3,0.. 5,0 3,0 4,0 Triplometro (misu- ra tollerata).. 2,5 1, ,0 3,0 Doppio metro... 1,5 1,0 2,0.. 1,0 2,0 Metro ,0 0,7 1,0.. 0,5 2,0 Mezzo metro.... 0,7 0,5 0,7.. 0,5 1,0 Doppio decimetro. 0,3 0,2 0, Decimetro ,2 0,2 0, Per le misure in asta e per quelle a nastro non sono tollerati che errori in più; per le misure snodate ed a catena, sono tollerati errori in più ed in meno. Per la suddivisione sono tollerati, per tutte le misure lineari, errori in più ed in meno, colla condizione che l'errore nella misura compresa fra due suddivisioni qualsiansi, che distino fra loro di una delle quantità enumerate nella tabella precedente, non superi la tolleranza ammessa, per la misura corrispondente, nella tabella stessa, eccetto per suddivisioni distanti fra loro di uno o due decimetri, nel qual caso la tolleranza può essere una volta e mezza quella indicata nella tabella. Per le suddivisioni inferiori al mezzo decametro nelle misure a catena, e per quelli inferiori al mezzo metro nelle misure a nastro le tolleranze saranno eguali a quelle stabilite per le misure in asta di legno. Per gli intervalli minori di un decimetro l'errore non dovrà superare un quinto di millimetro. Misure di capacità Disposizioni generali.
7 20. Le misure di capacità potranno, invece del loro nome italiano per intero, portare l'indicazione del numero di litri in cifre arabiche seguito dalla parola Litri o dall'abbreviazione Lit. Misure di capacità per gli aridi. 21. Le misure per gli aridi, enumerate nella tabella B annessa alla legge, avranno la forma interna di un cilindro circolare retto di diametro uguale all'altezza. Per i diametri superiori ed inferiori e per l'altezza è ammessa la tolleranza seguente col limite minimo di un millimetro: nelle misure di metallo, fino ad 1/100 dei valori corrispondenti; nelle misure di legno, fino ad 1/50 dei valori corrispondenti. Misure metalliche per gli aridi. 22. Le misure metalliche per gli aridi saranno costruite con lamiera di ferro anche zincato o stagnato (latta o lattone), di ottone o di altro metallo resistente, la quale abbia la grossezza minima indicata nella tabella che segue: GROSSEZZA NOMI DELLE MISURE minima della lamiera mm Doppio ettolitro ,5 Ettolitro ,2 Mezzo ettolitro e quarto di ettolitro.... 1,0 Doppio decalitro e decalitro ,8 Mezzo decalitro e doppio litro ,6 Litro ,5 Misure inferiori al litro ,4 Le misure di latta non devono essere superiori al litro. Le misure metalliche - quando siano superiori al litro - saranno rinforzate alla bocca e alla base da due cerchi metallici di conveniente altezza e grossezza, i quali, se non faranno corpo colla misura, dovranno essere solidamente imbullettati o saldati sulla lamiera e saranno attraversati da spine di rame, ribadite all'interno ed all'esterno, per l'apposizione del bollo di prima verificazione. Il cerchio superiore dovrà costituire, insieme con la lamiera, l'orlo piano della bocca, oppure dovrà avere un risalto, che ricopra esattamente la grossezza della lamiera. Il cerchio inferiore avrà un risalto, che potrà anche essere saldato, su cui il fondo si appoggia. Dovrà poi sporgere oltre il fondo in guisa che, posta la misura sopra un piano, questo venga toccato solamente dal cerchio. Inoltre le misure superiori al mezzo decalitro dovranno esser munite alla bocca di una spranga diametrale piana nella parte superiore e collegata al fondo per mezzo di un tondino. Le misure non superiori al litro potranno essere costruite con rinforzi diversi da quelli sopra indicati. Misure di legno per gli aridi.
8 23. Nelle misure di legno per gli aridi la parete laterale sarà di un solo pezzo ripiegato a cilindro che dovrà sporgere sotto il fondo, ovvero sarà composta di doghe e il fondo che dovrà essere piano all'interno, sarà fissato alla parete in modo che non si possa far mutare di posizione. La grossezza minima delle pareti e del fondo è indicata nella tabella che segue: MISURE di legno piegato a doghe Pareti Fondo Pareti Fondo mm mm mm mm Ettolitro e mezzo ettolitro Quarto di ettolitro e doppio decalitro Decalitro Mezzo decalitro, doppio litro e litro Queste misure dovranno essere rinforzate esternamente da cerchi e liste metalliche, e alla parte superiore dovranno essere munite di una guarnizione metallica, che ricopra l'orlo in tutta la sua larghezza. Le misure superiori al mezzo decalitro dovranno essere munite alla bocca di una spranga diametrale piana nella parte superiore e collegata al fondo per mezzo di un tondino. Per correzioni non superiori a 1/200 della capacità, potrà essere applicata solidamente al fondo una toppa a spigoli smussati, e, anche per questa, saranno applicati bolli di prima verificazione per garantirne la stabilità. Tolleranze nelle misure di capacità per gli aridi. 24. Nelle misure di capacità per gli aridi sono tollerati gli errori in più, indicati nella seguente tabella TOLLERANZA NOME DELLE MISURE nelle misure ml Doppio ettolitro Ettolitro Mezzo ettolitro Quarto di ettolitro (misura tollerata) Doppio decalitro Decalitro Mezzo decalitro Doppio litro Litro Mezzo litro Quarto di litro (misura tollerata) Doppio decilitro
9 Decilitro Mezzo decilitro e misure inferiori Misure di capacità per i liquidi. 25. Le misure per i liquidi possono essere di due specie: da riempirsi fino all'orlo, ovvero, da riempirsi fino ad un certo segno, detto linea di fiducia, che ne indica la capacità. Esse devono avere in corrispondenza dell'orlo o della linea di fiducia, diametri non superiori a quelli indicati nella seguente tabella: DIAMETRO DIAMETRO per le misure per le misure NOME DELLE MISURE che si riempiono con linea fino all'orlo di fiducia mm mm Doppio ettolitro Ettolitro Mezzo ettolitro Quarto di ettolitro (misura tollerata) Doppio decalitro Decalitro Mezzo decalitro Doppio litro Litro Mezzo litro Quarto di litro (misura tollerata) Doppio decilitro Decilitro Mezzo decilitro Doppio centilitro Centilitro Nelle misure di vetro a bocca svasata (per osti), i diametri in corrispondenza della linea di fiducia, avranno valore non superiore ai seguenti: misure inferiori al mezzo litro mm mezzo litro » litro » doppio litro » 26. Le misure non inferiori al decalitro potranno avere suddivisioni interne, quando la forma ne sia cilindrica o a tronco di cono con qualunque sezione retta. Tali suddivisioni però potranno esser fatte soltanto sui tre quinti superiori della misura e procederanno di 10 in 10, ovvero di 5 in 5 litri per le misure non inferiori al mezzo ettolitro, e di 5 in 5 litri per le altre. Inoltre le misure non inferiori al mezzo ettolitro potranno in ogni caso, avere la divisione corrispondente alla loro metà. Per il decalitro, le divisioni potranno procedere anche di 2 in 2 litri.
10 Misure metalliche per i liquidi. 27. Le misure metalliche per i liquidi, dovranno soddisfare alle prescrizioni stabilite dall'art. 22; però per queste misure non si richiedono la spranga diametrale e il tondino, e le misure, che non devono riempirsi per intero, potranno essere rinforzate in qualsiasi modo, qualunque sia la loro capacità, e non occorrerà per esse il risalto che ne ricopra l'orlo per tutta la sua grossezza. Anche per le misure da riempirsi per intero, i rinforzi potranno farsi in modo qualsiasi, ma soltanto quando la loro capacità non superi i due litri. Le misure di latta per i liquidi non potranno avere capacità superiore al doppio litro. 28. La linea di fiducia e le suddivisioni, ammesse dall'art. 26, saranno indicate nelle misure metalliche, sulla parete interna di esse ovvero sopra due regoli metallici, mediante due segni orizzontali, lunghi almeno due centimetri, bene incisi oppure rilevati. I due regoli metallici saranno uniti invariabilmente con la misura stessa in modo da potervi essere assicurati mediante i bolli di verificazione. Queste indicazioni potranno anche essere segnate da indici metallici saldati a forte sulla parete interna della misura o sui regoli, e si dovranno trovare in parti delle misure diametralmente opposte. Misure di legno per i liquidi. 29. Le misure di legno composte di doghe dovranno essere solidamente cerchiate; porteranno impressa a fuoco, in luogo facilmente visibile, la indicazione della capacità. In quelle che non si riempiono per intero, la capacità e le suddivisioni di cui all'art. 26, sono indicate da borchie a capo conico confitte nel legno in parti opposte. Queste borchie, all'esterno verranno ribadite e dovranno presentare il modo di potervi applicare i bolli di prima verificazione; nell'interno dovranno terminare in una punta che segnerà il giusto livello. La linea di fiducia e le suddivisioni potranno anche essere segnate su due regoli metallici, nel modo indicato nell'articolo precedente, ovvero su due regoli di legno con borchie ribadite sui regoli stessi. In quelle che si riempiono per intero (barili, botti, ecc.), è ammessa l'applicazione di una massa di correzione in modo da permettere l'applicazione dei bolli di prima verificazione, i quali ne assicurino la stabilità. Misure di vetro, di terra cotta, ecc., per i liquidi. 30. Nelle misure di vetro, porcellana, terra cotta, ecc., che non si riempiono per intero, la giusta capacità sarà indicata da una linea nitida, orizzontale lunga 2 centimetri almeno, incisa all'esterno nelle misure trasparenti e all'interno nelle altre. Questa linea dovrà essere incisa ad una distanza dall'orlo superiore, contata sulla verticale, non minore di 15 mm., fatta eccezione per le misure di terra cotta inferiori al litro, per le quali questa distanza, contata nel modo sopradetto, potrà essere di 10 mm. Non saranno ammesse alla verificazione le misure che, oltre alla linea di fiducia, abbiano altri segni consimili. In queste misure il valore della capacità sarà segnato in modo indelebile all'esterno, e l'impressione dei bolli di prima verificazione potrà anche essere fatta a caldo, all'atto della fabbricazione, colle norme che verranno stabilite con decreto ministeriale, sentita la commissione superiore metrica.
11 Apparecchi speciali per misurare i liquidi. 31. Per misurare i liquidi è autorizzato l'uso in commercio di recipienti con chiavetta di efflusso, con suddivisioni che corrispondano a litri, decilitri e centilitri, alle condizioni seguenti. Questi apparecchi saranno di vetro trasparente, avranno forma cilindrica o conica col vertice in basso, e potranno anche essere composti di vari tronchi cilindrici di diversa sezione, ma raccordati in modo da formare un solo corpo di vetro o riuniti invariabilmente con armature metalliche. La graduazione, accompagnata dalle indicazioni della capacità, sarà incisa sul vetro a tratti orizzontali. Per garantire la posizione normale dell'apparecchio, esso sarà munito di piombino, ovvero avrà due graduazioni diametralmente opposte. I detti recipienti, nei tratti suddivisi in parti di eguale capacità, dovranno avere sezione costante e di tale grandezza che la distanza verticale fra due tratti successivi non sia minore di quella indicata nella tabella che segue: Per le suddivisioni in: Distanza minima fra due tratti centilitri millimetri doppi centilitri » mezzi decilitri » decilitri » doppi decilitri » mezzi litri » litri » doppi litri » Nei recipienti nei quali la suddivisione è fatta secondo le scale: litri » le sezioni corrispondenti ai segni di divisione saranno di tale grandezza, che l'innalzamento o l'abbassamento di un centimetro nel livello del liquido corrisponda tutt'al più alle seguenti variazioni di capacità: Per litri millimetri» »» »» » Apparecchi automatici e semi-automatici per misurare i liquidi. 31-bis. Gli apparecchi automatici e semi-automatici, per misurare liquidi in genere e carburanti in ispecie, saranno ammessi alla verificazione metrica caso per caso, sentito il parere del Comitato
12 centrale metrico, con le norme stabilite dagli artt. 6 e 7. Il provvedimento di ammissione ne definirà le caratteristiche costruttive ed indicherà le norme per la loro verificazione e legalizzazione. La denominazione dello strumento, la marca di fabbrica, la ragione sociale del fabbricante, gli estremi del provvedimento, le indicazioni delle portate massima e minima, il numero di matricola e l'anno di fabbricazione dovranno essere riportati, in modo indelebile sui quadranti indicatori o su altra parte dello strumento stesso, ben visibile all'acquirente e non rimovibile. Tali elementi concorrono, tutti insieme, alla identificazione del misuratore. In tutti gli apparecchi destinati a misurare liquidi di qualunque specie, siano essi automatici o semiautomatici, saranno ammesse le tolleranze in più o in meno, indicate nella seguente tabella: VOLUME EROGATO Tolleranza in più Tolleranza in millilitri meno millilitri Fino al mezzo decilitro Decilitro Doppio decilitro Quarto di litro Mezzo litro Litro Doppio litro Mezzo decalitro Oltre il mezzo decalitro. 0,3 % 0,2 % Nei misuratori ad erogazione continua di gas liquefatti la tolleranza sarà del 0,5%, tanto in più quanto in meno. Nelle misure di capacità di tipo speciale, impiegate per la verificazione degli apparecchi per misurare liquidi, saranno ammesse le tolleranze in più o in meno, indicate nella seguente tabella: decilitro millilitri 1 doppio decilitro » 1 quarto di litro (misura tollerata).....» 1 mezzo litro » 2,5 litro » 2,5 doppio litro » 2,5 mezzo decalitro » 5 decalitro » 5 doppio decalitro » 10 quarto di ettolitro » 10 mezzo ettolitro » 25 ettolitro » 25 doppio ettolitro » 50 mezzo chilolitro » 100 chilolitro » 100 doppio chilolitro » 250 Il valore di un intervallo della scala graduata sarà, per ciascuna misura, non maggiore della tolleranza consentita. I limiti di tolleranza sopra indicati si applicheranno sia in sede di verificazione prima, sia in sede di verificazione periodica.
13 Tolleranze nelle misure di capacità per i liquidi. 32. Nelle misure di capacità per i liquidi sono tollerati gli errori in più indicati nella tabella seguente: MISURE NOME DELLE MISURE di cui di cui agli all'art. 27 articoli 29, 30 e ml ml Doppio ettolitro Ettolitro Mezzo ettolitro Quarto di ettolitro (misu- ra tollerata) Doppio decalitro Decalitro Mezzo decalitro Doppio litro Litro Mezzo litro Quarto di litro (misura tollerata Doppio decilitro Decilitro Mezzo decilitro ,5 1 Doppio centilitro ,5 0,5 Centilitro ,5 0,5 Nelle suddivisioni delle misure di capacità sono tollerati errori in più ed in meno, con la condizione che nella misura della capacità, compresa fra due suddivisioni qualsiansi e corrispondente ad una di quelle enumerate nella tabella precedente, l'errore non superi la tolleranza ammessa, per la detta misura, nella tabella stessa. Misuratori dei gas Disposizioni comuni ai misuratori a secco ed a liquido. 33. Sono ammessi i soli misuratori dei gas, le indicazioni dei quali sono conformi al sistema metrico decimale, e che soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti. 34. Ogni misuratore porterà impressi in modo indelebile ed inseparabile da esso: 1. il nome, l'indirizzo del costruttore e la sua marca di fabbrica; 2. il numero progressivo di fabbricazione; 3. l'erogazione oraria massima espressa in litri; 4. l'indicazione del tipo.
14 35. I quadranti del contatore devono essere divisi ciascuno in dieci parti e rappresentare successivamente le unità e i relativi multipli decimali. L'unità può essere il metro cubo o il litro; e sulla placca dei quadranti saranno scritte le parole metri cubi nel primo caso e litri nel secondo. In corrispondenza di ciascun quadrante sarà scritto rispettivamente unità, decine, centinaia, ecc., e quando l'unità sia il litro potranno mancare i quadranti delle unità e delle decine. In ogni caso il misuratore dovrà offrire il modo di apprezzare le frazioni di metro cubo, come nella tabella seguente. Per i misuratori che erogano: fino a litri 1400 all'ora (10 becchi), di litro in litro; da oltre 1400 a 2800 litri all'ora (20 becchi), di due in due litri almeno; da oltre 2800 fino a 7000 litri all'ora (50 becchi), di cinque in cinque litri almeno; da oltre 7000 fino a litri all'ora (100 becchi), di dieci in dieci litri almeno; più di litri all'ora, di venti in venti litri almeno. 36. Quando un misuratore sia presentato per la prima volta alla verificazione, il suo contatore, se non sarà stato già preventivamente verificato e bollato, dovrà potersi separare dal resto dell'apparecchio ed essere costruito in modo che, appena esaminato e bollato, si possa fissare invariabilmente al suo posto. Il contatore sarà protetto da una custodia con una parete di vetro per la lettura dei quadranti. La custodia sarà fissata invariabilmente al resto dell'apparecchio e riceverà i bolli di verificazione. La cassa che contiene l'apparecchio misuratore sarà costruita in Modo che, coll'applicazione di pochi bolli di verificazione alle commettiture, siano garantite le parti interne da qualsiasi modificazione. 37. I misuratori devono essere congegnati in modo che sia impedito il movimento in senso opposto a quello prodotto dalla erogazione del gas. 38. Il manometro collocato all'uscita del gas dal misuratore e le fiamme non dovranno presentare variazioni periodiche. 39. Tra il volume indicato dal misuratore ed il volume di gas effettivamente erogato, si tollera una differenza fino al due per cento, se è in meno, e soltanto fino all'uno per cento se è in più. Misuratori a liquido. 40. I misuratori a liquido devono essere provveduti di acconci apparecchi perché s'interrompa automaticamente l'efflusso del gas ogni qualvolta si aggiunga o si tolga una tale quantità di liquido, che produca nell'indicazione un errore in più o in meno uguale o maggiore del 4 per cento per i misuratori che erogano non meno di 2400 litri di gas all'ora (20 becchi), e uguale o maggiore del 5
15 per cento di quelli di portata inferiore; e ciò quando il misuratore sia collocato su di un piano orizzontale. I misuratori che erogano non meno di litri di gas all'ora (100 becchi) potranno mancare di questa chiusura automatica ma, in sua vece, dovranno avere un indicatore di livello, che mostri chiaramente l'innalzamento o la depressione del liquido dal giusto livello, il quale deve essere segnato da una linea di fiducia. Quando il liquido è al suo giusto livello, il gas non deve poter uscire dagli orifizi, che servono ad introdurre o a togliere il liquido dal misuratore. Apparecchi per la verificazione dei misuratori del gas. 41. Gli apparecchi per la verificazione dei misuratori dei gas, che, per l'art. 23 del testo unico delle leggi metriche, i fabbricanti, gli aggiustatori od i fornitori devono mettere a disposizione del verificatore, dovranno essere collocati stabilmente in apposito locale decente, bene illuminato e tale che i detti apparecchi possano sempre conservare la voluta precisione. 42. Gli apparecchi principali per la verificazione sono i seguenti: a) Un gasometro a campana; b) Due misuratori regolatori; c) Un tubo munito di chiavette per dare l'accesso al gas nei misuratori e di manometri per determinare la pressione del gas all'entrata ed all'uscita di ciascun misuratore; d) Un secondo tubo che guidi il gas ad una serie di beccucci, collocati in altro ambiente, per osservare la regolarità delle fiamme, senza alterare la temperatura nel locale ove trovasi il misuratore. 43. La campana del gasometro sarà cilindrica, terminerà a cupola, e sarà formata di un metallo che non possa alterarsi al contatto del gas, né produrre alterazioni nel gas medesimo. Inoltre dovrà avere la parete sufficientemente spessa e convenientemente rinforzata in modo da non subire deformazioni. All'esterno, la campana porterà saldata una scala graduata in litri, la quale, dopo essere stata verificata, verrà munita di bolli. La cupola della campana avrà una tubatura a cui si possa applicare una canna di vetro del diametro interno di 15 mm almeno. Questa dovrà potersi disporre parallelamente alla scala graduata per verificare, quando occorra, l'esattezza della scala medesima. La campana sarà sospesa ad un nastro avvolto sopra una puleggia fissa in modo che il suo asse rimanga verticale ed essa possa spostarsi verticalmente. La campana dovrà essere munita di contrappesi per regolare la pressione del gas, la quale deve essere indicata da apposito manometro. Inoltre vi saranno mezzi automatici atti a mantenere costanti, durante l'operazione, tanto il livello dell'acqua, quanto la pressione del gas nell'interno della campana.
16 La capacità utile della campana dovrà essere non inferiore a 200 litri. Il diametro interno della campana sarà in relazione alla sua capacità utile, come è indicato nella seguente tabella: per la capacità di 200 litri millimetri per capacità da oltre 200 a 300 litri.. 750» per capacità da oltre 300 a 500 litri.. 800» per capacità da oltre 500 a 1500 litri » per capacità di oltre 1500 litri » 44. Accanto al gasometro deve trovarsi una solida tavola orizzontale di metallo o di pietra, col piano superiore scanalato longitudinalmente, per lo scolo dell'acqua, che esce dai misuratori. Parallelamente ai lati maggiori della tavola medesima devono trovarsi il tubo con le chiavette ed i manometri in conformità dell'art. 42; e la luce del tubo e delle chiavette deve essere commisurata alla erogazione massima dei misuratori sottoposti alla verificazione. A ciascuna estremità del tubo portante le chiavette è applicato uno dei misuratori regolatori, muniti di quadranti divisi in 100 parti corrispondenti ciascuna ad un litro; dopo il secondo di questi misuratori dev'essere applicata una chiavetta a vite. 45. I manometri devono essere ad aria libera e formati da tubi di vetro col diametro interno di un centimetro almeno, e devono avere una scala divisa in millimetri. 46. Per la verificazione dei misuratori dovranno essere posti a disposizione del verificatore metrico un termometro, un contasecondi, un livello a bolla d'aria, tubi di gomma elastica vulcanizzata muniti di raccordi metallici per tutte le portate dei misuratori, e gli altri attrezzi occorrenti, compresa la lega da saldatore, per l'applicazione dei bolli. Dovrà anche esser messo a disposizione del verificatore il personale necessario per riempire d'acqua i misuratori, per disporli alla verificazione e per bollarli. Pesi Disposizioni generali. 47. I pesi del gramma fino al doppio decagramma inclusivi devono essere di ottone o di altre sostanze metalliche, che non siano più facilmente alterabili dell'ottone; quelli superiori al doppio decagramma possono essere anche di ghisa. I pesi possono essere nichelati, dorati, od in generale ricoperti con uno strato di altri metalli, che ne rendano meno alterabile la superficie, purché tale strato sia perfettamente aderente e ottenuto per deposizione galvanica o con altro metodo equivalente. La sostanza di cui sono formati i pesi deve essere di struttura compatta, omogenea e presentare la superficie liscia. Ogni peso deve portare l'indicazione del suo valore in cifre arabiche seguite dal nome italiano del peso, per intero, od abbreviato ma non più di quanto segue: Per chilogramma, chilog. o kg.;
17 Per ettogramma, ettog.; Per gramma, gr.; Per decigramma, dg.; Per centigramma, cg.; Per milligramma, mg. Per i pesi dal gramma al milligramma può bastare la sola cifra, che indica il valore in milligrammi. La marca di fabbrica per i pesi inferiori all'ettogramma dovrà essere impressa sul fondo; per gli altri sarà impressa sulla faccia superiore. 48. I pesi dal gramma al doppio decagramma inclusivi devono avere la forma di cilindro retto a base circolare, munito di bottone nella parte superiore. I pesi maggiori del doppio decagramma possono avere forma di cilindro retto a base circolare ovvero di tronco di piramide retta a basi parallele aventi figura di rettangolo o di esagono regolare, e saranno muniti, nella faccia superiore, di un bottone, ovvero di un uncino o di un anello metallico. I pesi potranno avere anche la forma di tronco di cono cavo per poter essere introdotti uno nell'altro e in questo caso dovranno essere d'ottone o di altro metallo non più alterabile dell'ottone e dovranno essere conformi ai modelli depositati presso gli uffici metrici. 49. Le dimensioni dei pesi a forma di cilindro o di tronco di piramide, e le tolleranze sulle dimensioni stesse sono indicate nella seguente tabella: 50. I pesi dal decagramma in su potranno avere una massa di correzione in apposita cavità, che sbocchi sul fondo del peso. Per quelli dal decagramma al doppio ettogramma questa cavità potrà anche restare aperta, ma in questo caso dovrà essere di forma tale da poter ricevere e conservare in modo permanente la massa di correzione, la quale dovrà essere di piombo e stagno o di piombo antimoniato, e su di questa saranno impressi i bolli di verificazione. Salva questa eccezione, la cavità destinata a ricevere la massa di correzione sarà chiusa da una vite in modo da potervi applicare i bolli di verificazione secondo le prescrizioni dell'art. 5. Il fondo sarà munito di un orlo sporgente, e dovrà avere una grossezza tale da comprendere non meno di quattro passi della madrevite. Una piccola cavità, praticata metà nel corpo del peso e metà sulla testa della vite, riceverà una goccia di stagno e piombo o di piombo antimoniato per uno dei due bolli di verificazione prima. Questo bollo potrà essere sostituito da quelli periodici nelle successive verificazioni. Se il peso è munito di bottone avvitato sulla faccia superiore, la cavità dovrà sboccare su questa faccia invece che sul fondo, e il bottone servirà a chiudere la cavità stessa, e sarà fissato con una spina di rame, sulla cui testa, accecata a fiore della superficie, sarà impresso il bollo di verificazione.
18 51. I pesi minori di mezzo chilogramma devono essere di un solo getto; e per quelli maggiori di due ettogrammi e formati di ottone o di altro metallo non più alterabile dell'ottone, la massa di getto, compresa la vite di chiusura della massa di correzione, deve essere in quantità non minore di quella qui sotto indicata. Per i pesi di forma cilindrica: da mezzo chilogramma almeno 6/10 del peso totale da 1 e 2 chilogrammi almeno 5/10 del peso totale per pesi maggiori almeno 4/10 del peso totale. Per i pesi di forma non cilindrica almeno 6/10 del peso totale. 52. Nei pesi muniti di anello o di uncino, questo sarà infilato in un occhiello, che potrà essere di un solo getto col peso od essere unito inseparabilmente a questo. L'occhiello potrà anche essere avvitato od infisso, ed in tal caso sarà fissato con una spina di rame, nel modo indicato all'art. 50 per il bottone. L'uncino dovrà essere inseparabile dall'occhiello e quando occorra, l'inseparabilità sarà garantita coi bolli di verificazione. L'uncino potrà anche essere unito rigidamente col peso senza l'occhiello; e dovrà essere garantito coi bolli di verificazione. L'anello dovrà essere tutto di un pezzo o saldato mediante bollitura. Nei pesi di forma tronco-piramidale, la testa dell'occhiello non dovrà sporgere dal piano di un orlo, che cingerà la faccia superiore del peso. L'anello dovrà potersi collocare in una scanalatura incavata sulla faccia stessa. 53. I pesi di ghisa saranno di un solo getto a superficie unita, ed avranno una cavità, secondo le prescrizioni dell'art. 50, destinata a ricevere la massa di correzione. L'uncino o l'anello saranno applicati con le norme stabilite per i pesi di ottone. Sulla faccia superiore o sul fondo saranno fatti tre fori, in due dei quali saranno fortemente incastrati tondini di rame che facciano una superficie continua col peso, sui quali saranno impressi i bolli di prima verificazione, e l'altro sarà riempito di piombo e stagno ovvero di piombo antimoniato per l'applicazione di quelli di verificazione periodica PESI CILINDRICI di ottone NOME DEI PESI Diametro Altezza Tolleranza del del cilindro cilindro
19 mm mm mm Mezzo quintale = 50 kg Doppio miriagramma = 20 " Miriagramma = 10 " Mezzo miriagramma = 5 " Doppio chilogramma = 2 " Chilogramma Mezzo chilogramma = 500 grammi Doppio ettogramma = 200 " Ettogramma = 100 " Mezzo ettogramma = 50 " Doppio decagramma = 20 " ,5 1 Decagramma = 10 " ,5 1 Mezzo decagramma = 5 " ,5 0,5 Doppio gramma = 2 " ,5 0,5 Gramma ,7 0, PESI CILINDRICI di ghisa NOME DEI PESI Diametro e altezza del Tolleranza cilindro mm mm Mezzo quintale = 50 kg Doppio miriagramma = 20 " Miriagramma = 10 " Mezzo miriagramma = 5 " Doppio chilogramma = 2 " Chilogramma Mezzo chilogramma = 500 grammi Doppio ettogramma = 200 " Ettogramma = 100 " Mezzo ettogramma = 50 " Doppio decagramma = 20 " Decagramma = 10 " Mezzo decagramma = 5 " Doppio gramma = 2 " Gramma PESI A TRONCO DI PIRAMIDE a base rettangolare NOME DEI PESI lati della base Lungh. Largh. Altez. Toller mm mm mm mm Mezzo quintale = 50 kg Doppio miriagramma = 20 " Miriagramma = 10 " Mezzo miriagramma = 5 " Doppio chilogramma = 2 " Chilogramma Mezzo chilogramma = 500 grammi Doppio ettogramma = 200 " Ettogramma = 100 "
20 Mezzo ettogramma = 50 " Doppio decagramma = 20 " Decagramma = 10 " Mezzo decagramma = 5 " Doppio gramma = 2 " Gramma PESI A TRONCO DI PIRAMIDE a base rettangolare NOME DEI PESI lati della faccia superiore Lungh. Largh. Altez. Toller mm. mm. mm. mm. Mezzo quintale = 50 kg Doppio miriagramma = 20 " Miriagramma = 10 " Mezzo miriagramma = 5 " Doppio chilogramma = 2 " Chilogramma Mezzo chilogramma = 500 grammi Doppio ettogramma = 200 " Ettogramma = 100 " Mezzo ettogramma = 50 " Doppio decagramma = 20 " Decagramma = 10 " Mezzo decagramma = 5 " Doppio gramma = 2 " Gramma PESI A TRONCO DI PIRAMIDE NOME DEI PESI a base esagonale lato della base Altez. Toller mm mm mm Mezzo quintale = 50 kg Doppio miriagramma = 20 " Miriagramma = 10 " Mezzo miriagramma = 5 " Doppio chilogramma = 2 " Chilogramma Mezzo chilogramma = 500 grammi Doppio ettogramma = 200 " Ettogramma = 100 " Mezzo ettogramma = 50 " Doppio decagramma = 20 " Decagramma = 10 " Mezzo decagramma = 5 " Doppio gramma = 2 " Gramma PESI A TRONCO DI PIRAMIDE
I multipli e summultipli di detti pesi e misure, seguono la progressione decimale con le denominazioni della tabella A unita alla presente legge.
RD 23/08/1890 Num. 7088 Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (in Gazz. Uff., 15 settembre, n. 216). - Approvazione del t.u. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'italia del 20 luglio 1890, n.
Regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 155). - Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure DECRETO [1/2]
Regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 155). - Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure Preambolo (Omissis) DECRETO [1/2] Articolo 1 È approvato l'unito regolamento
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO. del 12 ottobre 1971
25. 10. 71 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 239 / 1 H (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1971 per il