Source: http://docplayer.it/6332415-La-sicurezza-dei-sistemi-di-apparecchiature-elettromedicali-dalla-sicurezza-elettrica-alla-sicurezza-delle-reti-it-ing-vincenzo-ventimiglia.html
Timestamp: 2017-11-20 09:43:26+00:00
Document Index: 136441116

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'art 1', 'art 2', 'art 2', 'art 2', 'art 2', 'art 1', 'art 2']

La sicurezza dei sistemi di apparecchiature elettromedicali: dalla sicurezza elettrica alla sicurezza delle reti IT. ing. Vincenzo Ventimiglia - PDF
Download "La sicurezza dei sistemi di apparecchiature elettromedicali: dalla sicurezza elettrica alla sicurezza delle reti IT. ing. Vincenzo Ventimiglia"
1 La sicurezza dei sistemi di apparecchiature elettromedicali: dalla sicurezza elettrica alla sicurezza delle reti IT ing. Vincenzo Ventimiglia
2 Nella direttiva p) all'articolo 12: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Procedura particolare per sistemi e kit completi per campo operatorio e procedura di sterilizzazione)»; 2) il comma 4 e' sostituto dal seguente: «4. Qualsiasi persona fisica o giuridica che, ai fini dell'immissione in commercio, sterilizzi sistemi o kit completi per campo operatorio.. omissis
3 EN NORME DI RIFERIMENTO ISO EN Gestione del rischio Requisiti per il fabbricante ma vanno ad impattare anche sul ciclo di vita del dispositivo..
4 SISTEMA ELETTROMEDICALE (SISTEMA EM) ART. 16 CEI EN L articolo sui SISTEMI EM è inteso per essere utilizzato dai COSTRUTTORI di insiemi di apparecchi elettrici che comprendono uno o più APPARECCHI EM, oppure possono avere elementi separati tra loro, o essere contenuti in un unico INVOLUCRO o essere una combinazione dei due casi. L articolo è destinato ad essere utilizzato anche dal personale che assembla o adatta il SISTEMA EM, i quali, così facendo, assumono la funzione di fabbricante. In questo caso è richiesta l esperienza tecnica nell applicazione delle Norme di progetto sugli apparecchi elettrici, per assicurare che il SISTEMA EM sia conforme a tutte le prescrizioni della presente Norma. 4
5 PROBLEMA 1: APPARECCHIATURE MEDICALI E NON COLLEGATE TRA LORO E RIENTRANTI IN AMBIENTE PAZIENTE (sistema EM) PROBLEMA 2: APPARECCHIATURE NON MEDICALI IN AMBIENTE PAZIENTE Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - CEI EN (CEI 74-2) Apparecchi d'uso domestico e similare - CEI EN (CEI ) 5
6 FUORI AREA PAZIENTE 6
7 E per la parte informatica? CEI EN Applicazione della gestione del rischio per reti IT che incorporano dispositivi medicali Parte 1: Ruoli, responsabilità e attività 7
8 Inquadramento La massiccia diffusione di Dispositivi Medici (DM) dotati di interfaccia di rete (o comunque capaci di interagire con l infrastruttura informatica) ha profondamente cambiato lo scenario riguardante non solamente le funzionalità dei dispositivi stessi, ma ancora di più la loro gestione e l interazione e interoperabilità con altri elementi costituenti il patrimonio tecnologico e informativo all interno delle aziende sanitarie ( organizzazioni responsabili ). Introdotto dalla norma CEI EN edizione
9 Peculiarità e Criticità La rete dati (e più in generale l infrastruttura IT) di una azienda sanitaria ha almeno due peculiarità significative: presenza in rete di DM, che possono essere anche apparecchi elettromedicali o DM software, con tutte le specificità che queste classi di dispositivi comportano, e per mission il trattamento di dati personali e perlopiù sensibili e protetti da alcune leggi specifiche del settore sanitario (int. volontaria di gravidanza, HIV). Criticità nella gestione dei DM in rete e dell infrastruttura IT: per i DM, la gestione del rischio non deve essere solo safety ma anche data and system security e privacy, per l infrastruttura IT, la sicurezza informatica ( data and system security ), non può prescindere da considerazioni di privacy e di safety.
10 Integrazione competenze L evoluzione ha portato a dover integrare in un unico processo professionalità fino a pochi anni fa completamente autonome, con evidenti difficoltà nell amalgamare ruoli e competenze tradizionalmente focalizzate su problematiche e approcci distinti. Tale integrazione è oramai indispensabile e obbligatoria. Skill culturale e sensibilità professionale differenti: Ingegnere Clinico, tra l altro: Elettronica, elettrotecnica, meccanica, chimica, fisiologia: principi fisici di funzionamento dei dispositivi medici (apparecchi, strumentazione, tecnologie) DM e gestione del rischio, in particolare safety Valutazione e acquisizione tecnologie
11 Informatico (rete dati, sistemi, applicativi), tra l altro: Elettronica, informatica e telecomunicazioni: principi alla base delle tecnologie dell informazione e della comunicazione (ICT) Gestione del rischio, in particolare data and system security e privacy Valutazione e acquisizione tecnologie Nel prossimo futuro le aziende sanitarie saranno portate ad individuare figure che fungano da integratori delle conoscenze proprie dei due mondi, costantemente impegnate nella valutazione del rischio legato alle reti dati medicali (introduzione di nuovi DM e non DM, gestione ciclo di vita dell intera rete) Le aree di comune conoscenza: piattaforma di avvio dell integrazione professionale, insieme ad una base di conoscenza comune del contesto legislativo-normativo.
12 IEC :2010 (20120/10) Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices Part 1: Roles, responsibilities and activities Key properties : safety, effectiveness, data and system security; Medical IT-Network ; Medical IT-Network Risk Manager. IEC TC62: Electrical equipment in medical practice ISO TC215: Health informatics
13 CEI EN La presente Norma definisce le funzioni, le responsabilità e le attività necessarie alla gestione dei rischi delle reti IT che incorporano dispositivi medicali ai fini della sicurezza, dell'efficienza e della sicurezza dei dati e del sistema. La Norma non specifica i livelli di rischio accettabili. La presente Norma si applica quando un dispositivo medicale è stato acquisito da un'organizzazione responsabile ed è previsto di incorporarlo in una rete IT. Si applica a tutto il ciclo di vita delle reti che incorporano dispositivi medicali 13
14 3.1 Generale 3.2 Organizzazione responsabile 3.3 Responsabilità del TOP MANAGEMENT 3.4 RISK MANAGER della rete IT-Medicale 3.5 Costruttore del DISPOSITIVO MEDICO 3.6 Altri fornitori IT 4 Gestione del rischio durante il ciclo di vita delle reti IT-Medicali 4.2 Gestione da parte della organizzazione responsabile 4.3 Gestione del rischio della rete IT-Med.: pianificazionedocumentazione 4.4 Gestione del rischio della rete IT-Medicale ANALISI DEL RISCHIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONTROLLO DEL RISCHIO Validazione e rapporti sul RISCHIO RESIDUO 4.5 Gestione della CHANGE-RELEASE e della configurazione 4.6 Gestione del rischio della rete in essere 5 Controllo documentazione 5.1 Procedure di controllo della documentazione 5.2 File di gestione del rischio della rete IT-MEDICALE
15 Potenziali problemi associati all incorporazione di dispositivi medici in una rete informatica Mancanza di considerazione sul rischio dell utilizzo della rete IT durante la valutazione del rischio clinico Mancanza di supporto dal fabbricante del Dispositivo Medico durante l incorporazione del prodotto nella rete IT-Medicale (es. Mancanza di informazioni); Incorretta operatività o prestazioni degradate (es. Incompatibilità o scorretta configurazione) risultanti dalla combinazione di dispositivi in rete Incorretta operatività risultante dalla combinazione di software DISPOSITIVI MEDICI e altre applicazioni SW (internet, mail, giochi!!) IL CONFLITTO TRA LA NECESSITA DI UN CONTROLLO SUI DISPOSITIVI MEDICI E LA NECESSITA DI UNA RAPIDA RISPOSTA AGLI ATTACCHI DI malware.
16 Riassumendo attori, ruoli, flussi e KEY PROPERTIES: SAFETY EFFECTIVENESS DATA AND SYSTEM SECURITY Responsability Agreement
17 SAFETY Immunità da rischi inaccettabili per il paziente di danni fisici al paziente (ma anche agli operatori ed a terzi) o danni alla proprietà o all ambiente possono essere provocati da: rischi legati a malfunzionamenti del DM derivanti da guasti o errate configurazioni degli interfacciamenti o da interazioni non desiderate tra il DM e il mondo informatico esterno rischi legati alla sicurezza elettrica
18 SAFETY La documentazione annessa (labeling) fornita dal fabbricante contempla la connessione di rete? SI, è prevista la connessione durante l uso sul paziente -> OK SI, ma non è prevista la connessione durante l uso sul paziente: si applicano le limitazioni del fabbricante o si segue il caso NO NO: l organizzazione responsabile deve fare la valutazione del rischio (ASSEMBLAGGIO/MODIFICA di SISTEMA EM) Collegamenti o connessioni funzionali dati sono tipicamente TEMPORANEI e non PERMANENTI Si rientra nel caso della modifica del sistema ogni volta che si connette e disconnette il DM alla rete dati Uso di dispositivi di separazione: varie configurazioni possibili
19 EFFECTIVENESS Capacità di produrre il risultato atteso per il. paziente e l organizzazione responsabile L obiettivo è perseguibile principalmente tramite l adozione di best practice internazionali e l impiego degli standard (IHE, DICOM, HL7, SOA, ICD-9, Snomed, LoInc, ecc) per realizzare il flusso dati a partire dal DM in rete/dal software DM, al fine dell interfacciamento, dell integrazione e dell interoperabilità con l infrastruttura IT, nell ottica di un più generale sistema di qualità dell informazione/dato clinica/o.
20 EFFECTIVENESS Inoltre,ulteriori strumenti a garanzia della qualità dell informazione/dato al fine della valutazione clinica sono: strumento informatico firma digitale e sistema di conservazione legale dei documenti, a garanzia di integrità e non modificabilità degli stessi, un documento firmato e correttamente conservato può essere ritenuto sicuro dal clinico; strumento normativo la marcatura CE DM per il software medicale, un dato fornito da un dispositivo medico (usato correttamente) può essere ritenuto sicuro dal clinico.
21 DATA AND SYSTEM SECURITY Garantire la sicurezza di dati e di sistemi che insistono sulla rete dati aziendale è un obbligo di legge definito a più livelli e sotto vari punti di vista (crimini informatici e CP, CAD e quadro normativo di riferimento, privacy e quadro normativo di riferimento) e va perseguito con una logica di sistema e non con interventi a spot.
22 DATA AND SYSTEM SECURITY Medical IT network: il punto di vista IT In generale, sulla base dei principi della sicurezza informatica, vanno definite e applicate policy aziendali in tal senso non è possibile fare eccezioni in quanto la sicurezza è come una catena: l anello debole definisce la sicurezza dell intero sistema. In particolare, i DM connessi alla rete dati possono essere oggetto di attacchi informatici, ma anche punti di partenza per azioni della stessa natura; i fabbricanti e distributori non danno risposte, o danno risposte non competenti oppure pongono soluzioni che sono vincoli e perciò molto probabilmente non attinenti alle policy IT della singola azienda.
23 DATA AND SYSTEM SECURITY Medical IT network: il punto di vista IC In generale, vale quanto previsto dalle direttive DM: è indispensabile il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza per tutti i DM (anche quelli connessi alla rete dati); è il fabbricante che definisce nelle istruzioni per l uso e nella documentazione annessa i limiti di impiego e la destinazione d uso non è possibile fare eccezioni In particolare, per i DM connessi alla rete dati non devono essere inficiati i requisiti essenziali di sicurezza a causa dell applicazione di policy di sicurezza informatica nel tempo
24 DATA AND SYSTEM SECURITY Software Hardware dotato di software Sistema Medical Device NON-Medical Device Medical Device NON-Medical Device Medical Device NON-Medical Device Critical and Sensitive Data NON Critical and Sensitive Data Critical and Sensitive Data NON Critical and Sensitive Data Critical and Sensitive Data NON Critical and Sensitive Data Critical and Sensitive Data NON Critical and Sensitive Data Critical and Sensitive Data NON Critical and Sensitive Data Critical and Sensitive Data NON Critical and Sensitive Data Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10 Caso 11 Caso 12
25 4 Gestione del ciclo di vita in una rete IT-medicale 26
26 Allegato C Guida all applicazione 27
27 Allegato D Relazione con la ISO IEC (Gestione dei servizi di IT) 28
29 Tecnical report applicativi IEC/TR Edition 1.0 ( ) Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices Part 2-1: Step by step risk management of medical ITnetworks Practical applications and examples IEC/TR Edition 1.0 ( ) Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices Part 2-2: Guidance for the disclosure and communication of medical device security needs, risks and controls IEC/TR Edition 1.0 ( ) Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices Part 2-3: Guidance for wireless networks
30 Tecnical report applicativi in sviluppo IEC/TR Ed. 1.0 (62A/818/CDTR) Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices Part 2-4: General implementation guidance for Healthcare Delivery Organizations The draft technical report (DTR) will be registered as a Technical Report by (date) IEC/TR Edition 1.0 ( ) Medical device software Part 1: Guidance on the application of ISO to medical device software ISO/TR Ed. 1.0 (62A/770/RVN FDIS expected within October 2014) Medical device software Part 2: Validation of software for regulated processes
31 Da IEC/TR rete non gestita da OR
32 Da IEC/TR rete IT-Medicale a sè
33 Da IEC/TR rete IT-Medicale in collaborazione
34 Da IEC/TR rete IT-Medicale centralizzata
Commissione UNINFO Informatica Medica Milano 30 Settembre 2013 Pier Angelo Sottile Presidente Commissione UNINFO d Informatica Medica Vice-convenor WG1, CEN TC 251 Coordinating Advisory Group 2,ISO TC215
L applicazione delle Direttive e delle norme tecniche vigenti per il processo di certificazione del software
L applicazione delle Direttive e delle norme tecniche vigenti per il processo di certificazione del software Ferdinando Capece Vincenza Ricciardi Area Regulatory Affairs Milano, 16 febbraio 2016 Agenda
Progetto in inchiesta pubblica PROGETTO C. 1134 31-10-2014
N O R M A I T A L I A N A C E I 1 Data Scadenza Inchiesta C. 1134 31-10-2014 Data Pubblicazione 2014- Classificazione 62-. Titolo Guida alla gestione del software e delle reti IT medicali nel contesto
Aspetti applicativi dei dispositivi medici in rete e loro integrazione nel sistema d ospedale
Servizio Sanitario Regionale AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARI Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazio ( D.P.C.M. 8 aprile 1993) OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE FORUMPA 2011 Sanità, innovazione