Source: http://docplayer.cz/24057438-Metodicke-pokyny-pro-akreditaci.html
Timestamp: 2018-02-24 09:02:51+00:00
Document Index: 8327520

Matched Legal Cases: ['čl. 4', 'čl. 4', 'čl. 4', 'čl. 4', 'čl. 4', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5']

1 NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky datum vydání:
3 - 1 - MPA PŘEDMLUVA Kritéria a poţadavky na činnost zkušebních a kalibračních laboratoří jsou obsaţeny v mezinárodní normě ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Tento MPA je vytvořen Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA) s cílem vysvětlit a interpretovat některá ustanovení normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a stanovit některé specifické poţadavky vyplývající buď z procesu akreditace (např. předpoklady pro zahájení procesu akreditace atd.), postavení akreditované laboratoře nebo z dohod o vzájemném uznávání výsledků činnosti akreditačních orgánů. V neposlední řadě tyto MPA uvádí odkazy na dokumenty s návody vydávané mezinárodními organizacemi, které sdruţují akreditační orgány provádějící akreditaci laboratoří (EA, ILAC), nebo které vydal ČIA. Úplný přehled těchto dokumentů, včetně informací o jejich dostupnosti, je součástí MPA Předpisová základna akreditačního procesu, který je zájemcům k dispozici na internetové adrese: Text tištěný kurzívou obsahuje výše zmíněné interpretace, návody, specifické poţadavky a odkazy. K českému překladu normy je zapotřebí dodat, ţe: termín kvalita má dle ČSN EN ISO 9000:2002 stejný význam jako termín jakost, anglický termín technical lze do českého jazyka přeloţit jako technický, nebo odborný, v kontextu tohoto MPA je termín technical chápán ve smyslu slova odborný.
4 MPA PŘEDMĚT NORMY V souladu s ustanovením příslušných kritérií této normy je moţné v oblasti zkoušení akreditovat také organizace provádějící pouze vzorkování nebo odběr vzorků (dále jen vzorkování) jako samostatnou sluţbu pro zákazníky. Zkušební laboratoř si můţe nechat akreditovat také ty postupy vzorkování, které se neváţí k akreditovaným zkušebním postupům v rozsahu její akreditace. Organizace provádějící vzorkování (dále jen subjekt) musí prokázat, plnění všech poţadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Pro tyto účely je termínem zkoušení v textu této normy míněno vzorkování, termínem zkušební metoda je v textu této normy míněna metoda odběru vzorku pro potřeby subjektů. Rozsah vzorkování není omezen podle typu metod a typu vzorků. POZNÁMKA: Na základě tohoto článku musí organizace odpovědně zváţit, které poţadavky normy lze vztahovat téţ na činnosti spojené se vzorkováním, protoţe norma v dalším textu můţe uvádět některé poţadavky nebo interpretace v obecné rovině (například řízení podmínek prostředí, zajištění pořádku a úklidu, návaznost měření, účast v programech zkoušení způsobilosti atd.). Dle poţadavků normy ČSN EN ISO/IEC je moţné také akreditovat zkušební laboratoře provádějící stanovení parametrů materiálů a výrobků výpočtem tj. pouţitím výpočtových metod. Akreditace k provádění výpočtových metod je určena pouze pro výpočtové metody stanovené v normativních dokumentech, jejichţ výsledky má laboratoř moţnost ověřit zkušebními postupy, které má v rozsahu akreditace. Pro tyto účely je termínem zkoušení v textu této normy míněno provádění výpočtových metod a termínem zkušební metoda je míněna výpočtová metoda. 2 NORMATIVNÍ ODKAZY Níţe uvedený výklad článků normy ISO/IEC 17025:2005 je vyuţíván v procesu akreditace zkušebních a kalibračních laboratoří. 3 TERMÍNY A DEFINICE Vzhledem k akreditaci samotného vzorkování se pro jednoznačnost výkladu pojmů odběr vzorků a vzorkování uplatňují definice: Odběr vzorku: stanovený postup odběru vzorku dle poţadavků příslušné specifikace (jednorázová činnost). Vzorkování: činnosti vedoucí k odběru a odběr reprezentativního vzorku vhodného pro daný účel (plány, postupy pro opakované činnosti). Výpočtová metoda: metoda pro stanovení jednoho nebo několika parametrů materiálu nebo výrobku pouze výpočtem bez pouţití zkušebního zařízení. víceparametrový postup zkoušení/kalibrace: postup zkoušení/kalibrace, který zahrnuje měření více veličin. Základní charakteristikou víceparametrových postupů zkoušení je stejný princip stanovení různých veličin ve zkoušeném výrobku nebo materiálu Základní charakteristikou víceparametrových postupů kalibrace je stejný princip kalibrace na daném měřidle.
5 - 3 - MPA POŽADAVKY NA MANAGEMENT k čl. 4.1 normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 zejména body b), c) a d) článku této normy se vztahují téţ na tvorbu interpretací a odborných stanovisek. k čl. 4.2 normy Vrcholovým vedením je míněno vrcholové vedení laboratoře. Postupy laboratoře týkající se tvorby a poskytování prohlášení obsahujících odborná stanoviska a interpretace mají být dokumentovány v rámci dokumentace systému managementu, a to zejména tehdy, jedná-li se o poskytování interpretací a odborných stanovisek odpovědných pracovníků k případnému zpřesnění výsledků zkoušek (popř. i zkoušených vlastností zkušební poloţky), nebo dílčího hodnocení. Tato činnost předpokládá zpravidla zkušenosti a znalosti z oblasti výzkumu a vývoje, konstrukce, praktické aplikace a uţití, provozu atd. V takových případech mají být stanoveny kvalifikační poţadavky, základní meze rozsahu tvorby a poskytování těchto prohlášení, popř. je vhodné mít i případně k dispozici příklady konkrétních forem stanovisek nebo interpretací, které jsou běţně pouţívány. k čl. 4.4 normy Proces přezkoumání smlouvy má, kromě jiného, téţ zahrnovat potvrzení, ţe zákazníkovy potřeby a přání byly pochopeny s ohledem na jím poţadovaná specifická prohlášení obsahující stanoviska a interpretace. V případě ústního ujednání, mají být v laboratoři vedeny záznamy v rozsahu, který nahradí písemnou smlouvu. k čl. 4.5 normy ČIA bude laboratořím vydávat osvědčení o akreditaci pouze v rozsahu činností, pro jejichţ provádění jsou tyto laboratoře způsobilé, a které jsou v daném rozsahu schopny běţně poskytovat. Pokud existuje větší, právně identifikovatelná laboratoř poskytující tytéţ sluţby ve více místně oddělených prostorách (popř. organizace těchto sluţeb probíhá z více lokálních center), pak rozsah akreditace takových laboratoří musí zahrnovat nejen veškeré zkušební a/nebo kalibrační postupy, které si laboratoř přeje mít akreditovány a jejichţ způsobilost k zařazení do rozsahu akreditace byla řádně posouzena, ale téţ vazbu na místo, na kterém jsou poskytovány, popř. na místo, z něhoţ jsou jako sluţba organizovány. Jednotlivé organizační jednotky těchto laboratoří nesmějí jako akreditované poskytovat sluţby, které nemají uvedeny v rozsahu akreditace - přesněji nesmějí ani vyvolávat dojem, ţe by tyto sluţby splňovaly poţadavky akreditace. k čl. 4.6 normy Subjekt provádějící samostatné vzorkování musí jako dodavatele sluţeb vyuţívat akreditované laboratoře. Těmito sluţbami jsou míněny zejména zajištění metrologické návaznosti měřidel, zkoušení předmětné látky, výrobku nebo materiálu zkušební laboratoří, informace důleţité pro validaci, verifikaci, případně odhad nejistoty vzorkování. Takový subjekt musí udrţovat seznam dodavatelů, které pro zkoušky a další výše uvedené sluţby vyuţívá, a záznamy dokladující jejich soulad s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
6 MPA k čl normy Na provádění interních auditů je velice vhodné zainteresovat především pracovníky laboratoře, všude tam, kde je to moţné. V rámci interních auditů je nutné vyuţívat vertikální prověrky, všude tam, kde je to moţné. 5 TECHNICKÉ POŽADAVKY k čl. 5.2 normy U kalibračních laboratoří nebo zkušebních laboratoří, které provádějí interní kalibrace svých měřidel, je jedním ze způsobů prokázání odborné způsobilosti pracovníka provádějícího kalibrace, jeho odpovídající osobní certifikát (např. certifikát vydaný akreditovaným certifikačním orgánem pro certifikaci personálu pro oblast příslušného oboru měření/kalibrace). Jiné průkazy způsobilosti posuzuje akreditační orgán individuálně. Vedení laboratoře má být schopno prokázat, ţe pracovníci, které pověřilo k poskytování stanovisek a interpretací, jsou k tomu, v rámci přiděleného rozsahu činností, způsobilí. Mají být stanovena kritéria způsobilosti specifikující poţadované kvalifikace, zkušenosti a znalosti, které jsou v souladu s návody uvedenými v Poznámce 1 a Poznámce 2 článku ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Vzorkování můţe provádět pouze kvalifikovaný pracovník, který rozumí celkovým souvislostem analýzy, případně i jiný pracovník pod vedením tohoto kvalifikovaného pracovníka. U subjektů je jedním ze způsobů prokázání odborné způsobilosti pracovníka provádějícího vzorkování osobní certifikát (např. certifikát vydaný akreditovaným certifikačním orgánem pro certifikaci osob pro příslušnou oblast vzorkování). Jiné průkazy způsobilosti posuzuje akreditační orgán individuálně. Pokud se postupy odkazují na normy, legislativní předpisy nebo jiné dokumenty, mohou být poţadavky na způsobilost pracovníka vymezeny rozsahem těchto dokumentů. Management laboratoře musí stanovit, které osoby jsou odpovědné za zavádění, verifikaci a uplatňování výpočtových metod a také za ověření softwaru. Tyto osoby musí prokázat: - kvalifikaci VŠ/SŠ technického směru a minimálně 3 roky/5 let praxe v oblasti zkoušení/posuzování shody v daném oboru (daného typu materiálu/výrobku), - znalost charakteristik materiálů a výrobních technologií výrobků, jejichţ parametry se stanovují výpočtem, včetně vzájemných interakcí, a tím i schopnost posoudit správnost výsledků získaných pouţitím výpočtových metod, - minimálně 1 rok praxe v oblasti aplikace výpočtových metod v daném oboru. k čl. 5.3 normy Pracovníci, kteří provádějí zkoušky mimo prostory laboratoře, by měli být pro svou činnost vybaveni nejen potřebným technickým zařízením, ale i odpovídající dokumentací. k čl. 5.4 normy Pokud postup zkoušení/kalibrace zahrnuje měření více veličin, jedná se o tzv. víceparametrové postupy zkoušení/kalibrace. Pro víceparametrové postupy zkoušení/ kalibrace platí poţadavky kritéria 5.4.
7 - 5 - MPA Laboratoř ţádající poprvé nebo opakovaně o vydání osvědčení o akreditaci musí všechny parametry postupů zkoušení/kalibrace uvést v Příloze č. 2 Ţádosti o akreditaci. Všechny parametry postupů zkoušení/kalibrace musí být uvedeny v Příloze osvědčení o akreditaci. V rámci posuzování na základě první nebo opakované ţádosti o vydání osvědčení o akreditaci budou posuzovány všechny postupy zkoušení / kalibrace pro všechny veličiny. Při pravidelné nebo mimořádné dozorové návštěvě bude posuzován výběr z postupů zkoušení /kalibrace, u víceparametrových postupů zkoušení/kalibrace budou posuzovány postupy zkoušení/kalibrace pro vybrané veličiny. V případě, ţe laboratoř pro akreditovanou činnost pouţije interní postup, který je zpracován na základě znění zastaralé normy (technického předpisu), je povinen o této skutečnosti zákazníka informovat při přezkoumávání smlouvy. Při validaci metody odběru vzorku subjekt (pokud provádí pouze odběry neprovádí zkušební činnost) musí úzce spolupracovat v otázkách měření a zkoušení s akreditovanou zkušební laboratoří pro daný rozsah zkoušení. Konkrétní návody týkající se poţadavků na stanovení a uvádění nejistot měření jsou obsaţeny v dokumentu EA 4/02 Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration (vhodné pro kalibrační laboratoře a přesná fyzikální měření) a v dokumentu EURACHEM/CITAC Guide, Quantifying the Uncertainty in Analytical Measurements, (2 nd Edition, 2000 vhodné pro laboratoře působící v oblasti chemické analýzy). Při uvádění nejistot na protokolu o zkoušce, jehoţ součástí je akreditovaný odběr vzorku, by mělo být zřejmé, je-li nejistota odběru vzorku součástí rozšířené nejistoty měření uvedené na protokolu o zkoušce. Laboratoř musí mít zaveden systém kontroly správnosti výsledků získaných výpočtovými metodami zaloţený na porovnání s výsledky příslušných zkoušek a v případě potřeby být schopna doloţit, ţe výsledky hodnoty parametrů získané pouţitím výpočtových metod - jsou ve shodě s výsledky získanými zkoušením. Pro tyto účely nelze vyuţívat subdodavatele. Zákazník musí být o pouţití výpočtových metod předem informován. Řízení a zavedení aktualizovaných norem identifikujících zkušební postupy do systému managementu kvality je poţadavkem článku normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratoř k tomu musí určit odpovědnou osobu/y a v souladu s články a téţe normy musí udrţovat takové záznamy, aby bylo moţné prověřit zavedení aktualizované normy a vţdy určit konkrétní verzi normy (danou datací) pouţitou při zkoušení v kterémkoli období akreditačního cyklu. k čl. 5.5 normy V případě, ţe laboratoř pouţívá pro výpočty, vyhodnocení a zpracování dat a výsledků měření samostatná PC, je nutné vést evidenci těchto zařízení a veškeré informace týkající se softwarového vybavení, validace software, případných úprav, změn a následných verifikací. k čl. 5.6 normy V případě, ţe zkušební laboratoř provádí interní kalibrace svých měřidel, měla by plnit technické poţadavky jako kalibrační laboratoř včetně pravidelné účasti na vhodném mezilaboratorním porovnávání. MPA obsahují pravidla, která musí akreditované laboratoře dodrţovat při zabezpečení metrologické návaznosti výsledků měření.
8 MPA Základním prvkem zajištění návaznosti výsledků měření je jejich kalibrace. Kalibrace je zahrnuta do souboru činností poţadovaných k zajištění toho, aby daná poloţka měřícího zařízení byla v souladu s poţadavky na zamýšlené pouţití (kromě kalibrace, lze zahrnout do těchto činností dále i jakékoli nutné justování nebo opravu a následnou rekalibraci, stejně jako opatřování měřícího zařízení štítkem). Výše zmíněný soubor činností je charakterizován pojmem metrologická konfirmace, který zavádí norma ČSN EN ISO Systémy managementu měření Poţadavky na procesy měření a měřící vybavení. Metrologická konfirmace (popř. systém metrologických konfirmací, v rámci něhoţ mají některé metrologické konfirmace charakter opakované činnosti v pravidelných intervalech) má za účel udrţovat měřidlo v trvale validovaném stavu (dále kap. 5.4). k čl. 5.7 normy Při odběru vzorků podle účelu jeho odběru, resp. podle poţadavku zákazníka, se můţe lišit rozsah činností subjektu provádějícího vzorkování, způsob provádění odběru i tvorba příslušné dokumentace: 1. odběr vzorku subjekt provádějící samostatné vzorkování odebírá vzorek, kde za plánování odběru vzorku (navrţení odběrového schématu, případně i způsob odběru) zodpovídá zákazník nebo zadavatel. 2. vzorkování subjekt provádějící samostatné vzorkování vytváří plán vzorkování za účelem odběru reprezentativního vzorku, zodpovídá i za výběr vzorku z hlediska reprezentativnosti. V odůvodněných případech (např. na ţádost zákazníka) nemusí být plán vzorkování vytvořen s cílem odběru reprezentativního vzorku (cílený odběr). Tato skutečnost by měla být uvedena v protokolu o odběru vzorku. Při navrhování strategie vzorkování je nutno porozumět problému odběru vzorků i následné analýzy, a podle toho navrhnout postup odběru vzorků. Strategie vzorkování závisí na povaze problému. POZNÁMKA 1: Odběr vzorků zpravidla zahrnuje i jeho přepravu do zkušební laboratoře, případně jeho zpracování (redukci) na zkušební vzorek. POZNÁMKA 2: Plán vzorkování můţe být také stanoven legislativním dokumentem, v normách nebo metodických pokynech. Subjekt nebo laboratoř, pokud provádějí pouze vzorkování (neprovádějí následně zkušební činnost), musí mít jednoznačně stanovenou formu výstupních dokumentů např. protokolů o odběru včetně stanovení pracovníků, kteří budou mít podpisová práva k těmto dokumentům. Subjekt nebo laboratoř, pokud provádějí pouze vzorkování (neprovádějí následně zkušební činnost), musí doloţit veškerá jednání s příslušnou akreditovanou zkušební laboratoří v rozsahu potřebném pro ujednocení postupů odběru a manipulace se vzorkem a postupy pro správné provedení zkoušek. Subjekt nebo laboratoř, pokud provádějí pouze vzorkování (neprovádějí následně zkušební činnost), by měly spolupracovat při analýze a výpočtu nejistot měření s příslušnou akreditovanou laboratoří, poskytnout jí veškeré potřebné informace a podklady pro odhad zdrojů nejistot měření. k čl. 5.8 normy Subjekt musí mít postupy pro předání vzorků zkušební laboratoři, která bude provádět zkoušení předmětných vzorků, látek, výrobků, materiálů nebo předmětů.
9 - 7 - MPA Pokud subjekt předává vzorky do jiné akreditované laboratoře ke zkoušení, pak je třeba, aby pracovníkům laboratoře odpovědným za přebírání, popř. přepravu vzorků byl tím, kdo vzorkování provedl poskytnut postup vzorkování a informace týkající se uloţení, skladování a přepravy vzorků, včetně informací o faktorech vzorkování, které ovlivňují výsledek zkoušky (viz téţ článek normy). POZNÁMKA Doporučuje se, aby spolupráce a komunikace mezi subjektem provádějící vzorkování a zkušební laboratoří byla dostatečně vyjasněna a popsána, neboť má významný vliv na zabezpečení jakosti vzorkování. k čl. 5.9 normy Rozsah a poţadavky na účast laboratoře v programech zkoušení způsobilosti jsou specifikovány v MPA a v MPA k čl normy V případě, ţe jsou na protokolu nebo kalibračním listu uváděny výsledky zkoušek/kalibrací zabezpečené subdodavatelským způsobem nebo výsledky zkoušek/kalibrací mimo rozsah akreditace laboratoře, pak je poţadováno, aby tyto byly jednoznačně označené. Protokol o odběru vzorku, který je předmětem akreditace, musí obsahovat alespoň následující informace, pokud subjekt nemá výjimečné důvody tak nečinit: a) název (např. Protokol o odběru vzorku ); b) název a adresu subjektu provádějícího odběr vzorku; c) jednoznačnou identifikaci protokolu o odběru vzorku (např. pořadové číslo) a na kaţdé stránce identifikaci, která zajistí, ţe stránka je rozlišitelná jako součást protokolu, a dále jasnou identifikaci konce protokolu; d) název a adresu zákazníka; e) datum a čas odběru vzorku (časový údaj či interval odběru vzorku); f) místo odběru, včetně jakýchkoli grafů, nákresů nebo fotografií; g) jednoznačnou identifikaci látky, materiálu nebo výrobku, z nichţ byl odebrán vzorek (včetně jména výrobce, původce, či majitele, označení modelu nebo typu a popřípadě sériových čísel, výrobní šarţe aj.); h) popis a jednoznačnou identifikaci vzorku, včetně mnoţství pokud je to vhodné; i) odkaz na pouţitý plán a postupy vzorkování; j) podrobnosti o všech podmínkách prostředí v průběhu odběru, které mohou ovlivnit interpretaci výsledků zkoušek; k) jméno (jména) osoby (osob) provádějící (provádějících) odběry; l) způsob předběţné úpravy vzorku, konzervace či stabilizace odebraného vzorku; m) výsledky zkoušek provedených v místě odběru vzorku nebo odkaz na ně; n) podmínky transportu vzorku z místa odběru vzorku do laboratoře, případně podmínky při předání vzorku; o) datum a čas předání vzorku do laboratoře, identifikace laboratoře; p) jméno (jména), funkci (funkce) a podpis (podpisy) nebo ekvivalentní identifikaci osoby (osob) potvrzující (potvrzujících) protokol o odběru, případně osoby (osob) přítomné (přítomných) při odběru, pokud je to vhodné; q) jakoukoli normu nebo jinou specifikaci týkající se metody nebo postupu vzorkování, a odchylky, dodatky nebo výjimky od příslušné specifikace.
10 MPA Podmínky upravující zásady uţívání loga ČIA, jím přidělovaných akreditačních značek a odkazů na akreditaci a kombinovaného loga a značky IAF MLA a ILAC MRA jsou specifikovány v MPA Shoda s technickou specifikací je jednoznačně povaţována za prohlášení, které obsahuje interpretace nebo odborná stanoviska. Technickou specifikací se míní zpravidla odpovídající ustanovení norem, normativních dokumentů nebo jiných technických předpisů (záleţí zpravidla na dohodě se zákazníkem), které obsahují limitní meze nebo parametry, v rámci nichţ se mají výsledky zkoušení pohybovat. Shodu se specifikací je nutno vţdy uvádět tím způsobem, ţe musí být uvedeny příslušné úrovně (limity, meze) hodnocených charakteristik, jednoznačné informace o původu technické specifikace, z níţ byly tyto převzaty (např. jde-li o technické specifikace převzaté z normy, pak číslo normy, kapitolu a článek normy obsahující tyto technické specifikace) a jednoznačné konstatování o tom, zda výsledek zkoušky těmto jednotlivým úrovním (limitům, mezím) hodnocených charakteristik vyhovuje nebo nevyhovuje (např. ano/ne, vyhovuje/nevyhovuje). Při hodnocení shody je nutno vzít vţdy v úvahu nejistoty měření (pokud přicházejí v úvahu tj. pokud se nejedná o shodu výsledků, které mají kvalitativní charakter). Hodnoty nejistot měření musí být tomu odpovídajícím způsobem vţdy s výsledky zkoušek uvedeny. Celkovou shodu se specifikací na bázi mnoţiny dílčích shod s příslušnými specifikacemi (např. shodu, která na základě vyhodnocení 20 dílčích zkoušek, jejichţ výsledky jsou ve shodě s příslušnými dílčími technickými specifikacemi, znamená, ţe by bylo moţno např. tvrdit, ţe zkoušená hračka je nezávadná) není laboratoř oprávněna ve zkušebním protokolu uvádět. V případě uvádění nejistoty měření je nutné v protokole o zkouškách uvést také charakter uvedené nejistoty měření viz Uvádění informací o hodnotách nejistot měření se v kalibračních listech řídí zásadami obsaţenými v dokumentu EA 4/02. Základní pravidla týkající se vyuţití nejistot v rámci shody se specifikací jsou dána v dokumentu ILAC-G8. ČIA vyţaduje, aby pokud laboratoř nepřebírá v důsledku článku ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 odpovědnost za práci provedenou subdodavatelem, bylo toto jednoznačně stanoveno ve zkušebním protokolu. Zvláštní péče má být věnována výstupním dokumentům obsahujícím stanoviska a interpretace, které se odvolávají na výsledky ze zkoušek provedených subdodavateli, popř. na údaje dodané dodavatelem poloţek zkoušení. Podklady k takovým výstupním dokumentům mají jasně identifikovat zdroje pouţitých informací, na základě kterých byly odborná stanoviska a interpretace zformulovány, a postup pouţitý laboratoří pro stanovení jejich platnosti. Ve výstupních dokumentech mají být výsledky výpočtových metod přednostně uváděny samostatně. Mohou však být uváděny i v kombinaci s výsledky zkoušek za předpokladu, ţe budou jednoznačně označeny tak, aby bylo moţno rozlišit, které parametry byly zjištěny zkoušením a výpočtem. Ve výstupních dokumentech musí být uvedena jednoznačná identifikace pouţité výpočtové metody.
11 ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z AKREDITACE MPA Akreditované zkušební nebo kalibrační laboratoře se zavazují, ţe budou ve shodě s poţadavky, které vycházejí z ČSN EN ISO/IEC a jsou uvedeny v MPA (Základní pravidla akreditačního procesu). Bibliografie Pro akreditované laboratoře jsou dále důleţité veškeré odpovídající dokumenty mezinárodních organizací sdruţujících akreditační orgány (EA a ILAC) a dále dokumenty odborných organizací (např. EURACHEM, CITAC, EUROLAB.), které byly výše zmíněnými organizacemi sdruţujícími akreditační orgány uznány za důleţité. Bliţší informace o těchto dokumentech lze najít v MPA , na internetových stránkách ČIA a na stánkách výše uvedených organizací. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento MPA nabývá účinnosti dnem K uvedenému datu se ruší MPA z , včetně Změnových listů 01/07 z , 01/11 z , 01/12 z a 01/14 z Ing. Jiří R ů ţ i č k a, MBA ředitel Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.