Source: http://docplayer.fi/4166967-Lasten-ja-nuorten-kartiokeilatietokonetomografiatutkimusten.html
Timestamp: 2017-01-22 20:49:58+00:00
Document Index: 16783709

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Lasten ja nuorten kartiokeilatietokonetomografiatutkimusten
Download "Lasten ja nuorten kartiokeilatietokonetomografiatutkimusten"
1 Lasten ja nuorten kartiokeilatietokonetomografiatutkimusten oikeutus ja optimointi Anne-Mari Ilo, HLK Opiskelijanumero: Helsinki Tutkielma Ohjaaja: HLT, EHL Marja Ekholm Helsingin yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta2 i HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion Faculty Lääketieteellinen tiedekunta Laitos - Institution Department Hammaslääketieteen laitos Tekijä - Författare Author Anne-Mari Ilo Työn nimi - Arbetets titel Title Lasten ja nuorten kartiokeilatietokonetomografiatutkimusten oikeutus ja optimointi Oppiaine - Läroämne Subject Hammaslääketieteellinen radiologia Työn laji - Arbetets art Level Tutkielma Aika - Datum Month and year Sivumäärä -Sidoantal - Number of pages 29+8 Tiivistelmä - Referat Abstract Kartiokeilatietokonetomografiakuvaus (KKTT-kuvaus) on hammaslääketieteelliseen käyttöön kehitetty kolmiulotteinen kuvausmenetelmä. KKTT-kuvausta käytetään lapsilla ja nuorilla eniten oikomishoidossa, varsinkin puhkeamattomien hampaiden paikallistamiseen. Nuorten potilaiden kohdalla röntgentutkimusten oikeutus ja optimointi ovat tärkeitä, sillä säteilystä aiheutuva riski on sitä suurempi, mitä nuorempi kuvattava henkilö on. Tutkielmassa perehdyttiin Helsingin yliopiston hammaslääketieteenlaitoksella kuvattujen alle 17-vuotiaiden lasten ja nuorten KKTTtutkimusten kuvausindikaatioihin, tutkimuksesta aiheutuneisiin säteilyannoksiin, kuvausten optimointiin sekä lähettävän hammaslääkärin koulutustaustaan. Saatuja tuloksia verrattiin SEDENTEXCT-suosituksiin. Tutkimuksessa todettiin, että kuvausindikaatiot olivat oikeutettuja ja SEDENTEXCTsuositusten mukaiset. KKTT-tutkimusten kuvausparametreista varsinkin kuva-alueen ja virran muutoksissa ajan suhteen tapahtui kuvausparametrien optimointia, sillä viimeisten KKTT-kuvausten laskennallinen säteilyannos on merkittävästi pienempi kuin ensimmäisten. Johtopäätös oli, että käyttämällä pienintä mahdollista kuva-aluetta sekä diagnostisesti riittävän kuvanlaadun takaavia kuvausparametreja, voidaan lasten ja nuorten saamaa säteilyannosta pienentää moninkertaisesti. Avainsanat Nyckelord Keywords CBCT, child, impacted tooth Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Hammaslääketieteen laitoksen kirjasto Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information3 ii Sisällysluettelo 1 Johdanto Kirjallisuuskatsaus KKTT-laitteen toimintaperiaate Röntgensäteilyn biologiset vaikutukset Ionisoivan säteilyn annossuureet Lasten KKTT-tutkimusten oikeutus ja kuvausindikaatiot Puhkeamattomat hampaat ja viereisten hampaiden resorptio KKTT-kuvausten optimointi ja kliininen kuvanlaatu Aineisto ja menetelmät Tulokset Ikä- ja sukupuolijakauma Lähetteet Kuvausindikaatiot KKTT- tutkimusten kuvausparametrit Jännite, virta, kuvausaika ja resoluutio Kenttäkoko Laskennallinen säteilyannos Laskennallinen säteilyannos suhteessa kenttäkokoon Laskennallisen säteilyannoksen muutos tarkasteluajanjaksona Pohdinta Tutkimuksen kliininen merkitys Lähdeluettelo Liite Liite4 1 1 Johdanto Perinteisissä röntgenkuvissa kolmiulotteisesta kohteesta syntyy kaksiulotteinen kuva, jossa eri rakenteet projisoituvat päällekkäin vaikeuttaen kuvan tulkintaa. Kartiokeilatietokonetomografia (KKTT)-tutkimuksessa voidaan kohdetta tarkastella vapaavalintaisesti kolmesta eri suunnasta, jolloin vältytään anatomisten rakenteiden päällekkäin projisoitumiselta. Ensimmäinen tieteellinen tutkimus KKTT-laitteen hammaslääketieteellisestä käytöstä julkaistiin vuonna 1998 (1). KKTT-tutkimuksen yleisimmät kuvausindikaatiot aikuisilla ovat preoperatiivinen implanttisuunnittelu, alaviisaudenhampaiden juurten ja hermo-verisuonikanavan välisen suhteen arviointi ennen viisaudenhampaan poistoleikkausta, leukanivelten luisten rakenteiden arviointi, hampaiston ja leukojen alueen tulehdusmuutosten, kystien ja kasvaimien diagnostiikka sekä hammas- ja alveolimurtumien kuvantaminen. Nuorilla kuvausmenetelmää käytetään eniten oikomishoidossa, varsinkin puhkeamattomien hampaiden paikallistamiseen. (2,3) KKTT-tutkimukset ovat aina lisätutkimuksia eikä niitä pidä ottaa rutiininomaisesti (4). Säteilysuojelu perustuu kolmeen perusperiaatteeseen: Oikeutukseen, optimointiin ja yksilönsuojaan. Oikeutusperiaatteen mukaisesti tulee KKTT-tutkimuksia suorittaa vain silloin, kun tarvittavaa tietoa ei saada vähemmän säteilyaltistusta aiheuttavilla kuvausmenetelmillä. Säteilysuojelun optimointiperiaatteen mukaan röntgentutkimus on aina suoritettava pienimmällä mahdollisella säteilyannoksella, jolla saavutetaan diagnostisesti riittävä kuvanlaatu. Yksilönsuojaperiaatteen mukaan työntekijöiden ja väestön yksilön säteilyaltistus ei saa ylittää vahvistettuja enimmäisarvoja, annosrajoja. (5) Röntgentutkimusten oikeutus ja optimointi ovat erityisen tärkeitä nuorten potilaiden kohdalla, sillä säteilystä aiheutuva riski on sitä suurempi, mitä nuorempi kuvattava henkilö on. Hammaslääkärit käyttävät työssään paljon röntgenkuvausmenetelmiä lapsia ja nuoria hoitaessaan (2). Säteilyturvakeskuksen (STUK) vuoden 2008 raportin mukaan kaikista lapsille ja nuorille tehdyistä röntgentutkimuksista hampaiston ja leuan panoraamatomografia tai muu yksinkertainen rakokuvaus oli toiseksi yleisin ja kefalometrinen kallokuvaus viidenneksi yleisin röntgentutkimus. 0-1-vuotiaille ei tehty yhtään hampaiston ja leuan alueen röntgentutkimuksia, 2-6-vuotiailla5 2 panoraamatomografiakuvauksen (PTG-kuvaus) osuus oli 7% lapsille tehdyistä röntgentutkimuksista, 7-12-vuotiailla PTG-kuvauksen osuus oli 68% ja kefalometrisen kallokuvauksen osuus 75%, vuotiailla PTG-kuvauksen osuus oli 25% ja kefalometrisen kallokuvauksen osuus 20%. Vuonna 2008 hampaiston ja leuan PTGkuvaus tehtiin lapsille yhteensä kertaa, mikä oli 23% kaikista samana vuonna kuvatuista PTG-kuvauksista. Kefalometrinen kallokuvaus tehtiin kertaa lapsille, mikä oli 75% kaikista vuoden 2008 kefalometrisista kuvauksista. Hampaiston ja leukojen KKTT-tutkimuksia puolestaan tehtiin lapsille 309, mikä oli 7% kaikista hampaiston ja leukojen KKTT-tutkimuksista vuonna vuotiaille tehtiin 176 ja vuotiaille tehtiin 130 KKTT-tutkimusta. (6) Vaikka KKTT-tutkimusten määrät olivat vuonna 2008 suhteellisen pieniä, kuvausmenetelmän tuoma lisäinformaatio kasvattaa lasten ja nuorten KKTTtutkimusmääriä tulevaisuudessa varsinkin oikomishoidon yhteydessä. Tutkimusten haittana on natiiviröntgenkuvia suurempi säteilyannos. Kapila et al. (2011) julkaisivat tutkimuksessaan, että KKTT-tutkimuksesta aiheutunut säteilyannos on moninkertainen verrattuna PTG- tai kallolateraalikuvaan (7). Tämän vuoksi kuvausmenetelmän käytön tulee aina olla perusteltua (2). On tärkeää, että hammaslääkärit omaksuvat hyvät kuvantamiskäytännöt ja osaavat verrata omia käytäntöjään sekä eri röntgentutkimuksista aiheutuneita säteilyannoksia hyviin kuvantamiskäytäntöihin sekä STUK:n vertailutasoihin. STUK on myös julkaissut säteilyturvallisuusohjeita ja suosituksia, joiden avulla röntgentutkimusten oikeutus ja optimointi olisi helpompaa ja laadunvarmistus taattaisiin. STUK:n ohjeiden lisäksi KKTT-tutkimuksista on saatavilla Euroopan Unionin yhtenäinen näyttöön perustuva ohjeistus (2). Tämän tutkielman tarkoituksena on perehtyä Helsingin yliopiston hammaslääketieteenlaitoksella kuvattujen alle 17-vuotiaiden lasten ja nuorten KKTTtutkimusten kuvausindikaatioihin, tutkimuksesta aiheutuneisiin säteilyannoksiin sekä kuvausten optimointiin. Lisäksi perehdytään lähettävän hammaslääkärin koulutustaustaan. Saatuja tuloksia verrataan SEDENTEXCT-suosituksiin (2).6 3 2 Kirjallisuuskatsaus 2.1 KKTT-laitteen toimintaperiaate Ennen KKTT-kuvausmenetelmän kehittämistä kolmiulotteiseen kuvantamiseen käytettiin tietokonetomografiaa, jonka hammaslääketieteellinen käyttö oli kuitenkin vähäistä. Tietokonetomografian käyttöä rajoittivat laitteiden korkea hinta, monimutkaisuus sekä suhteellisen korkea potilaan säteilyannos luvun loppupuolella alettiin kiinnostua kartiokeilatietokonetomografian hyödyntämisestä hammaslääketieteessä. Siihen saakka KKTT-laitteita oli käytetty lääketieteen puolella lähinnä angiografiassa sekä sädehoidoissa. Mozzo et al. (1998) julkaisivat ensimmäisen hammaslääketieteellisen tutkimuksen KKTT-laitteen kliinisestä käytöstä. (1) KKTT-kuvauksessa kartiokeilanmuotoinen röntgensäteilykenttä läpäisee kuvattavan kohteen ja kohteen takana sijaitsevalle tunnistimelle muodostuu perinteinen kaksiulotteinen röntgenkuva. Kun säteilylähde ja tunnistin kiertävät säteilytyksen aikana potilaan pään ympäri, saadaan tunnistimelle kaksiulotteista kuvaa. (3) Laitteesta riippuen säteily voi kuvauksen aikana olla pulssittaista jatkuvan säteilyn sijaan, mikä pienentää potilaan saamaa säteilyaltistusta. Säteilylähde ei kierrä kaikissa KKTT-laitteissa 360º. Tällöin kuvausaika lyhenee ja kuvaus helpottuu teknisesti. (8) KKTT-tutkimuksia varten kehitetyt tietokoneohjelmat laskevat algoritmien avulla eri rakenteiden tiheydet ja syvyydet toistensa suhteen useiden kaksiulotteisten kuvien datasta (3). KKTT-kuvantamisen kliiniset hyödyt ovat erinomainen kuvanlaatu ja tarkkuus (resoluutio), lyhyt kuvausaika, laitteen helppo käytettävyys sekä kuvakentän rajausmahdollisuus. KKTT-laitteen kuvadata koostuu vokseleista, jotka ovat isotrooppisia eli samankokoisia kaikissa kolmessa suunnassa. Kuvadatan vokselikoko on laitekohtainen. (9,10) Primäärisen rekonstruktion jälkeen kuvaa voidaan tulkita kolmesta eri suunnasta (aksiaalisessa, sagittaalisessa ja koronaalisessa). KKTT-kuvan käsittelyyn on kehitetty omia ohjelmistoja esim. implantti- tai oikomishoidon suunnittelua varten. (1,3,11)7 4 KKTT-laite soveltuu hyvin pään ja kaulan alueen kuvantamiseen, sillä korkean kontrastin rakenteilla kuvanlaatu on hyvä ja luisten rakenteiden arvioiminen hyvin käytännöllistä. Kehittyvä tekniikka ja paremmat ohjelmistot parantavat signaali-kohina suhdetta ja lisäävät kontrastia, jolloin kuvausarvoja voidaan alentaa ja sädeannos pienenee. Eri rakenteiden syvyyssuhteet ovat tärkeitä diagnostisessa kuvantamisessa. Kolmiulotteisissa kuvissa anatomia ja patologia välittyvät todellisuuden mukaisesti. (9) Tietokonetomografia (TT)-kuvaukseen verrattuna säteilyannos on pienempi ja laitteen hinta halvempi (1). KKTT-tutkimus voidaan suorittaa kolmessa asennossa: istuen, seisten ja makuultaan. Istuma-asento on yleisin, sillä se sopii useimmille potilaille mahdollistaen myös liikuntarajoitteiset potilaat. Tärkeintä on, että kuvattava kohde pysyy paikoillaan koko kuvauksen ajan, sillä kuva-artefakteja syntyy esimerkiksi potilaan liikkuessa kuvauksen aikana. (8) Metalliset materiaalit hampaiston ja leuan alueella, niin pehmyt- kuin kovakudoksissa olevat, aiheuttavat myös artefakteja. Artefaktien lisäksi KKTT-kuvantamisen haittapuolena on pehmytkudosten rajoittunut kuvautuminen. (12) KKTT-laitteen käyttö edellyttää Säteilyturvakeskuksen myöntämää turvallisuuslupaa ja koko toiminnan kattavaa laadunhallintaa. Toimenpidevastuussa voi olla radiologian erikoishammaslääkäri tai radiologian erikoislääkäri. Myös hammaslääkäri tai lääkäri, joka on suorittanut hyväksytysti yliopiston (hammaslääketieteen peruskoulutusta antavan oppilaitoksen) kirjallisen kuulustelun KKTT-tutkimuksista, voi olla toimenpidevastuussa. (4)8 5 2.2 Röntgensäteilyn biologiset vaikutukset Röntgensäteily on sähkömagneettista säteilyä, joka koostuu sähkö- ja magneettikentän poikittaisesta aaltoliikkeestä. Röntgensäteilyllä on lyhyt aallonpituus ja suuri energia, mikä lisää säteilyn läpitunkeutuvuutta ja suuremman energian siirtymistä säteilyn fotoneista materiaan. Kun röntgensäteet törmäävät atomeihin, energia siirtyy atomeihin ja tapahtuu atomin ionisaatio. (2) Potilaan saama ionisoiva röntgensäteily pystyy vahingoittamaan yhdellä kertaa monia kudoksen molekyylejä. Varsinkin DNA:han syntyneet vauriot ovat haitallisia. Elimistö pystyy korjaamaan DNA-vaurioita, mutta korjaamatta jääneet vauriot saattavat aiheuttaa pysyviä mutaatioita, jotka voivat johtaa esimerkiksi perimän vaurioitumiseen, solukuolemaan tai muuntumisen syöpäsolun esiasteeksi. DNA-vaurioita ja mutaatioita tapahtuu solun tumissa myös spontaanisti, joten ei voida tarkasti arvioida, mikä on säteilytyksestä johtuvaa ja mikä ei. (13) Säteilyn haittavaikutukset voidaan jakaa deterministisiin ja stokastisiin haittavaikutuksiin. Deterministiset eli suorat vaikutukset liittyvät suuriin kertaannoksiin, esimerkiksi vakavien onnettomuuksien tai sädehoidon yhteydessä. Suuri säteilyannos voi aiheuttaa esimerkiksi säteilypalovamman, säteilysairauden luuydin- ja suolistovaurioineen tai sikiövaurion. Jos säteilyannos jää määrätyn kynnysarvon alapuolelle, ei deterministisiä haittavaikutuksia synny ollenkaan. Stokastiset eli satunnaiset haitat voivat periaatteessa saada alkunsa miten pienestä altistuksesta tahansa: niillä ei ole kynnysarvoa. Haitta-aste ei riipu saadusta säteilyannoksesta; ainoastaan haitan todennäköisyys kasvaa annoksen kasvaessa. Koko elinaikana kertynyt kumulatiivinen annos määrää kokonaisriskin. Yksilön riski on suhteellisen pieni isonkin annoksen jälkeen, mutta väestötasolla kokonaishaitat voivat olla merkittäviä. Stokastisten vaikutusten osalta huomioidaan säteilysuojelussa kokonaisia väestöryhmiä, jolloin koko ryhmän kollektiivinen annos on ratkaiseva. (14) Lasten ja nuorten kohdalla säteilysuojelu on erityisen tärkeää, sillä jakautuvat solut ovat herkempiä säteilylle kuin jakautumattomat solut. Lapsilla ja nuorilla monet solukot kasvavat vielä, esimerkiksi kilpirauhasen solut, jotka eivät enää aikuisiällä jakaudu. Lisäksi lapsipotilaat ovat pienikokoisempia, sisäelimet ovat lähempänä ihoa ja kehon antama suoja on vähäisempi kuin aikuisilla (15). Lapsella on aikuista pidempi elinaika9 6 jäljellä, jona syöpä ehtii ilmaantua. Kilpirauhasen lisäksi muita pään ja kaulan alueen säteilyherkkiä elimiä ovat silmän linssit sekä sylkirauhaset. (11) 2.3 Ionisoivan säteilyn annossuureet Säteilyannos on suure, jolla kuvataan ihmiseen kohdistuvan säteilyn haitallisia vaikutuksia (16). Absorboitunut annos on fysikaalinen annossuure, jossa määritellään kudokseen siirtynyt energia painokiloa kohden. Yksikkö on J/Kg eli gray (Gy). Absorboitunut annos ei kuitenkaan kerro kudoksen biologisesta säteilyherkkyydestä. Ekvivalenttiannos lasketaan absorboituneesta annoksesta ja siinä huomioidaan ionisoivan säteilyn painokerroin. Sama määrä eri ionisoivaa säteilyä ei aiheuta samanvertaista biologista vahinkoa. Röntgensäteiden painokerroin on 1, joten röntgentutkimuksissa ekvivalenttiannos on sama kuin absorboitunut annos. Efektiivisellä annoksella kuvataan säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishaittaa. Efektiivinen annos ei ole fysikaalisesti mitattavissa, vaan se lasketaan altistuneiden elinten ja kudosten ekvivalenttiannosten summana siten, että huomioidaan kunkin elimen ja kudoksen säteilyherkkyys. Efektiivisen annoksen yksikkö on Sievert (Sv). (17) Efektiivisiä annoksia käytettäessä pystytään paremmin arvioimaan säteilyn aiheuttamia stokastisia vaikutuksia. Nykyisissä KKTT-laitteissa potilaan saama säteilyannos ilmoitetaan laskennallisena arvona, säteilykeilassa mitatun ilmaan absorboituneen keskimääräisen annoksen ja säteilykeilan poikkileikkauksen pinta-alan tulona (Dose Area Product = DAP), jonka yksikkö on mgy x cm². Cohnen et al. (2002) vertailivat tutkimuksessaan PTG-kuvauksesta, tietokonetomografia (TT)- sekä KKTT-kuvauksesta aiheutuvien säteilyannosten eroja. Aikaisemmin kolmiulotteisessa kuvantamisessa käytetyssä TT-kuvantamisessa potilaalle aiheutuva efektiivinen annos oli 35% suurempi kuin KKTT-tutkimuksissa. KKTT-kuvista saatu efektiivinen annos oli puolestaan 10-kertainen PTG-kuvaukseen verrattuna. (18) Yhdeksän vuotta myöhemmin Kapila et al. (2011) totesivat, että KKTT-tutkimuksesta aiheutuva säteilyannos oli µsv, PTG-kuvauksen µSv ja kallolateraalikuvauksen 10.4 µsv (7). Laitteiden kehittyessä, kuvausarvoja muuttamalla10 7 sekä kuvanlaatua optimoimalla saadaan KKTT- ja PTG-kuvauksen välistä annoseroa pienennettyä. 2.4 Lasten KKTT-tutkimusten oikeutus ja kuvausindikaatiot KKTT-tutkimuksen yleisimmät kuvausindikaatiot lasten ja nuorten kohdalla liittyvät puhkeamattomien hampaiden diagnostiikkaan sekä hoidon tarpeen arviointiin. Monet lapset tarvitsevat oikomishoitoa ja röntgenkuvat ovat hyvä diagnostinen lisä kliinisen tutkimuksen tueksi, kun halutaan informaatiota hampaiden lukumäärästä, sijainnista tai morfologiasta. Yleisimmin oikomishoitoa tehdään toisen vaihduntavaiheen aikana vuotiaille. (2) PTG- ja kallolateraalikuvaus sekä tietyissä tilanteissa intraoraalikuvat ovat ensisijaiset kuvausmenetelmät. Kun ensisijaisilla kuvausmenetelmillä ei saada riittävää diagnostista informaatiota, on oikeutettua käyttää KKTT-kuvantamista. Tällöin hyödynnetään KKTT-tutkimusten erinomaista mittaustarkkuutta arvioitaessa kasvoluiden muotoa, sijaintia ja niiden välisiä suhteita sekä paikallistaessa puhkeamattomia hampaita. (7) Oikomishoidossa lapsille ja nuorille voidaan luuhun asettaa tilapäisiä ankkureita eli mini-implantteja. SEDENTEXCT suosituksessa (2) KKTT-tutkimukset eivät ole indikoituja tilapäisten ankkureiden suunnittelussa, vaikka Kapila et al. (2011) totesivat, että KKTT-kuvantaminen tuo lisäinformaatiota luun määrän ja laadun arviointiin sekä naapurirakenteiden visualisointiin, jolloin miniimplantit pystytään asettamaan optimaalisemmin vahingoittamatta viereisiä rakenteita. (2,7) KKTT-kuvantamismenetelmän tuoma lisäinformaatio on vaikuttanut KKTTtutkimusten lisääntymiseen oikomishoidon yhteydessä (2). Oikeutusperiaate tulee kuitenkin arvioida jokaisen potilaan kohdalla erikseen ja päätöksen tulee perustua potilaan hoitohistoriaan sekä kliiniseen tutkimukseen. KKTT-tutkimuksia ei pidä ottaa rutiininomaisesti.11 Puhkeamattomat hampaat ja viereisten hampaiden resorptio Yleisimpiä lasten KKTT-tutkimusten kuvausindikaatioita ovat puhkeamattomat hampaat. Hammaskaarella yleisimmät puhkeamattomat hampaat ovat viisaudenhampaat ja näiden jälkeen yläleuan kulmahampaat. Walker et al. (2005) totesivat, että KKTTtutkimuksessa on mahdollista paikantaa puhkeamattomien hampaiden tarkka sijainti. (19) Samaan lopputulokseen päätyivät myös Botticelli et al. (2011) tutkimuksessaan, jossa vertailtiin kaksiulotteisen ja kolmiulotteisen kuvantamisen eroja yläleuan puhkeamattomien kulmahampaiden kohdalla (20). Puhkeamattomat hampaat voivat aiheuttaa viereisten hampaiden ulkoista resorptiota. KKTT-kuvauksella on hyvä sensitiivisyys ja spesifisyys myös viereisten hampaiden resorption arviointiin. (21) Osana oikomishoitoon liittyy usein myös kirurginen hoito, joten hampaiden tarkka paikallistaminen ja mahdollinen viereisten hampaiden resorption havainnointi ovat pääosassa diagnoosia ja hoitosuunnitelmaa laatiessa. Walker et al. (2005) sekä Botticelli et al. (2011) toteavat, että KKTT-kuvantaminen tuo korvaamatonta lisäinformaatiota ja tarkkuutta puhkeamattomien kulmahampaiden hoidonsuunnitteluun sekä hoitoon (19,20). Muutamia vuosia myöhemmin Alqerban et al. (2013) tutkivat puhkeamattomien yläleuan kulmahampaiden kirurgisen hoitosuunnitelman eroja PTG-kuviin pohjautuen verrattuna tilanteisiin, jossa myös KKTT-kuva oli käytettävissä. Tutkimuksessa todetaan, että kirurgiseen hoitosuunnitelmaan, kirurgisen hoidon toteuttamiseen tai komplikaatioiden ennaltaehkäisemiseksi ei merkittävää eroa kaksiulotteisella ja kolmiulotteisella kuvantamisella ollut, vaikka KKTT-tutkimuksessa saatiin paremmin selville puhkeamattoman kulmahampaan sijainti ja suhde viereisiin hampaisiin sekä viereisten hampaiden resorptio. (22) SEDENTEXCT suosituksessa ohjeistetaan, että puhkeamattoman hampaan sekä viereisten hampaiden resorption kolmiulotteiseen kuvantamiseen tulee käyttää KKTTkuvantamista TT-kuvantamisen sijaan pienemmän säteilyannoksen vuoksi. KKTTkuvantaminen on oikeutettu, jos perinteisillä kuvantamismenetelmillä ei saada riittävän tarkkaa tietoa puhkeamattoman hampaan sijainnista. (2)12 9 2.5 KKTT-kuvausten optimointi ja kliininen kuvanlaatu Optimointiperiaatteen mukaisesti säteilyn käytöstä aiheutuva säteilyaltistus on pidettävä niin pienenä kuin kohtuudella on mahdollista (ALARA-periaate, As Low As Reasonably Achievable) (5). KKTT-tutkimuksissa potilaan säteilyannokseen vaikuttavat mm. kuvattavan alueen koko, käytetyt kuvausparametrit (jännite, virta, kuvausaika) sekä käytetty resoluutio ja laitetyyppi. Kuva-alan tulee olla tarkoituksenmukainen ja pienin mahdollinen, jolloin pienennetään huomattavasti kuvattavan saamaa säteilyannosta. (4,23) Kuvausparametreista tärkeimmät ovat virta, jännite ja kuvausaika. Mitä suurempi jännite ja virta sekä pidempi kuvausaika, sitä suurempi on säteilyaltistus kuvattavalle. Al Najjar et al. (2013) totesivat, että samoilla kuvausparametreilla lasten saama säteilyannos on paljon suurempi kuin aikuisten (24). Kuvausparametrien on kuitenkin ylitettävä tietty raja-arvo, jotta kuva saadaan muodostettua ja kohina vaimenee sen verran, että kuvan totuudenmukainen tulkitseminen on mahdollista. SEDENTEXCT suositus ohjeistaa, että KKTT-laitteen röntgenputken jännitteen ja virta-kuvausaikasuhteen tulisi olla säädettävissä ja kuvausparametrit tulisi optimoida jokaisen tutkimuksen kliinistä tarkoitusta varten erikseen (2). Kuvausarvot ovat olleet tarkoituksenmukaiset, kun syntyneessä kuvassa on pieni kohina ja hyvä kontrasti. Kenttäkoon, eli Field of View (FOV), optimointi rajaa säteilykentän vain haluttuun kohteeseen, joten potilaan ja henkilökunnan saama säteilyannos vähenee ja röntgenkuvan kuvanlaatu paranee sirontasäteilyn pienentyessä. Kenttäkoko on ollut tarkoituksenmukainen, jos se on ollut pienin mahdollinen kuitenkin siten, että kiinnostuksen kohteena oleva anatominen rakenne tai rakenteet ovat kokonaisuudessaan kuvakentässä ja sijaitsevat kuvakentän keskellä. (2) Laajempi kenttäkoko soveltuu hampaiston ja kasvoluiden tutkimiseen ja monimutkaisissa luuston epämuodostumissa laajempi kuvakoko on oikeutettua, varsinkin jos kuvausvaihtoehtona on KKTT-tutkimuksen sijaan TT-kuvaus. Muissa tapauksissa tulee aina pyrkiä pienen kuvakentän käyttöön. (2) Kliinistä kuvanlaatua arvioitaessa tulee myös huomioida, että potilaan asettelu, sijainti ja ohjeet ovat olleet tarkoituksenmukaisia. Kuvassa ei saa näkyä artefakteja, jotka ovat syntyneet potilaan liikkeestä kuvauksen aikana tai kuvatuista metalliesineistä, esimerkiksi koruista tai silmälaseista. Säteilyannoksen ja kliinisen kuvanlaadun13 10 arvioinnin lisäksi kuuluu röntgentutkimusten optimointiin myös laitteiston ja näytön suorituskyvyn säännöllinen laadunvarmistus. (2) KKTT-tutkimuksesta potilaalle aiheutuva laskennallinen säteilyannos tulee olla todettavissa jokaisesta KKTT-tutkimuksesta. Hammaslääkärin tulee vertailla potilaidensa saamia säteilyannoksia annettuihin vertailutasoihin. Samalla tapahtuu omien käytänteiden vertailu annettuihin viitearvoihin sekä laitteistonsa suorituskyvyn seuranta. Valitettavasti vertailuarvoja lasten ja nuorten KKTT-kuvauksiin ei ole vielä määritelty. 3 Aineisto ja menetelmät Tutkimusaineisto koostui Helsingin yliopiston hammaslääketieteenlaitoksella kuvattujen alle 17-vuotiaiden KKTT-kuvista ja lähetteistä. Lapsiksi ja nuoriksi katsottiin 0-16 vuotiaat. Määrittely on sama kuin Säteilyturvakeskuksen raportissa Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2008 (6). Tutkimusta varten saatiin tutkimuslupa (HEL ) Helsingin kaupungilta. Aineisto sisälsi 100 viimeisen kahden vuoden aikana ( ) KKTT laitteella (Promax 3D, Planmeca, Suomi) tehtyä KKTT-tutkimusta. Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon järjestämän piiriin kuuluvien potilaiden lähetteet löytyivät sähköisessä muodossa potilasjärjestelmä Efficasta (Tieto, Suomi). Muista kunnista tulleilla potilailla oli paperinen lähete. Röntgentutkimusten tiedot taulukoitiin taaksepäin suuntautuvassa järjestyksessä ja niistä kirjattiin kuvauspäivämäärä, potilaan ikä kuvaushetkellä sekä sukupuoli. Kuvausarvoista kirjattiin kuvausalue, käytetty kenttäkoko, projektioiden (frame) lukumäärä, käytetty resoluutio, kuvausjännite, -virta ja -aika sekä laskennallinen DAParvo (liite 1). Lisäksi tutkittiin, oliko potilaalla lähetettä KKTT-kuvaukseen, mikä oli kuvausindikaatio sekä lähettäneen hammaslääkärin koulutusarvo ja toimipaikka (liite 2). Yksi puhkeamattomien dd. 37 ja 38 vuoksi tehty KKTT-kuvaus luokiteltiin puhkeamattomiin hampaisiin, kuten lähetteeseen oli kirjattu, vaikka KKTTtutkimuksella luultavasti haluttiin selvittään hermo-verisuonikanavan suhdetta14 11 hampaiden juurten kärkiin. Toisessa lähetteessä pyydettiin d. 38 kuvausta eikä tarkempaa kuvausindikaatiota ollut määritelty. KKTT-kuvasta päätellen hammas oli puhkeamaton, joten KKTT-kuvaus luokiteltiin puhkeamattomiin hampaisiin. Kahden kuvatun nuoren lähetettä ei löytynyt digitaalisesti eikä paperiversiona. Aineistosta laadittiin sukupuolijakauma sekä ikäjakauma, josta laskettiin keskiarvo, keskihajonta, mediaani sekä vaihteluväli. Puhkeamattomista hampaista sekä puhkeamattomista ylilukuisista hampaiden lukumääristä laadittiin havainnollistavat pylväsdiagrammit. Kuvausarvoista pienen ja ison kenttäkoon säteilyannoksia vertailtiin keskenään sekä tarkasteltiin kuvauskentän muutosta suhteessa kuvausajankohtaan. Virran ja säteilyannoksen muutoksesta ajan suhteen laadittiin havainnollistavat viivadiagrammit. Aineiston käsittely tehtiin Microsoft Excel 2010 taulukkolaskentaohjelmalla (Microsoft corp. USA). 4 Tulokset 4.1 Ikä- ja sukupuolijakauma Helsingin yliopiston hammaslääketieteenlaitoksella alle 17-vuotiaille suoritetuista KKTT-tutkimuksista (n=100) eniten kuvauksia (27%) tehtiin 11-vuotiaille. Tarkastelussa mukana olleiden nuorten ikäjakauman vaihteluväli oli 6-16 vuotta, keskiarvo 11,8, keskihajonta 2,3 ja mediaani 11,5 vuotta. Ikäjakauma on esitetty taulukkona kuvassa 1. Tutkimuksessa mukana olleista nuorista 51% oli tyttöjä ja 49% poikia.15 12 Lukumäärä n= ikä/v. Kuva 1. KKTT-kuvattujen alle 17-vuotiaiden lasten ja nuorten ikäjakauma 4.2 Lähetteet KKTT-tutkimuksessa olleille lapsille ja nuorille (n=100) 98:lle löydettiin lähete. Lähetteitä ei löytynyt kahdelle tutkituista. Lähetteiden allekirjoittaneista suurin osa (88%) oli koulutustaustaltaan erikoishammaslääkäreitä. Kymmenen prosenttia lähetteistä oli allekirjoittanut hammaslääketieteen lisensiaatti ja kaksi prosenttia hammaslääketieteen kandidaatti (kuva 2.). Kandidaatin tekemiin lähetteisiin oli merkitty myös ohjanneen opettajan nimi Lukumäärä EHL HLL HLK Ei tietoa n=100 Kuva 2. Lähettävän hammaslääkärin koulutustausta16 Lukumäärä n=100 0 Kuva 3. Lähettävän hammaslääkärin toimipaikka Lähettävän hammaslääkärin toimipaikka oli suurimmaksi osaksi pääkaupunkiseudun suun erikoishammashoidon yksikkö (PKS-SEHYK) (46%) tai lähialueiden terveyskeskus (50%). Hammaslääketieteen kandidaattien tekemät lähetteet tulivat Helsingin kaupungin Yliopistohammasklinikalta (2%) (kuva 3). 4.3 Kuvausindikaatiot Lähetteissä yleisin kuvausindikaatio olivat puhkeamattomat hampaat (n=58), puhkeamattomat ylilukuiset hampaat (n=21), mandibulaarikanavan suhde juurten kärkiin (n=6), juurikanavamorfologian tarkka arviointi (n=2), kysta- ja kasvainepäilyt (n=8) ja muut syyt (n=4) (kuva 4.).17 Lukumäärä n=99 0 Kuva 4. Lähetteiden kuvausindikaatiot Suurimmalla osalla esiintyi vain yksi puhkeamaton hammas, mutta yhdeksällä oli kaksi puhkeamatonta hammasta. Kuvan 5 pylväsdiagrammissa on tarkempi erittely puhkeamattomista hampaista. Prosenttiosuus % d. 17 d. 15 d. 13 d. 12 d. 11 d. 21 d. 23 d. 25 d. 38 d. 37 d. 33 d. 43 n=67 Kuva 5. KKTT-kuvatut puhkeamattomat hampaat Yleisin KKTT-kuvattu puhkeamaton hammas oli d. 23 (n=27, 40%). Seuraavaksi kuvatuimpia olivat d. 13 (n=14, 21%), d. 43 (n=7, 10,5%), d. 33 (n=5, 7,5%). 78% puhkeamattomista hampaista sijaitsi yläleuassa ja 22% alaleuassa. Kulmahampaiden18 15 kohdalla 77% sijaitsi yläleuan ja 23% alaleuan alueella. Kulmahampaiden jälkeen erot puhkeamattomien hampaiden kuvausten lukumäärissä olivat pieniä. Yläleuan vasemman puolen toista premolaria kuvattiin kulmahampaiden jälkeen eniten ja sitä seuraavaksi alaleuan vasemman puolen viisaudenhammasta. Hampaiden lukumäärä tässä taulukossa on 67, sillä 58 potilaalla oli kuvausindikaationa puhkeamattomat hampaat ja heistä yhdeksällä oli kaksi puhkeamatonta hammasta kuvattavana. Seuraavaksi yleisin kuvausindikaatio oli puhkeamattomien ylilukuisten hampaiden (n=21) paikallistaminen (kuva 6.). Eniten puhkeamattomia ylilukuisia hampaita nuorten KKTT-tutkimuksissa kuvattiin yläetualueelta (n=14, 66,5%). Yhdellä potilaalla kuvattiin sekä reg. dd että reg. dd ylilukuisten hampaiden sijainnin selvittämiseksi. Yhdellä potilaalla oli kuvausindikaationa sekä puhkeamaton premolaari että puhkeamaton ylilukuinen hammas Prosenttiosuus % n=21 0 Reg. Dd. 13 Reg. Dd Reg. Dd Reg. Dd. 25 Reg. Dd Reg. Dd Reg. Dd Kuva 6. Puhkeamattomien ylilukuisten hampaiden sijainti hammaskaarella Näiden kuvausindikaatioiden lisäksi kuudessa KKTT-tutkimuksessa selvitettiin alaleuan hermo- ja verisuonikanavan suhdetta hampaiden juurten kärkiin (kahdessa tutkimuksessa kuvattiin kahta hammasta; toisessa dd. 36, 37 ja toisessa dd. 47, 48, d. 36:sta kuvattiin kahdessa tutkimuksessa, lisäksi d. 47 ja d. 46 otettiin yksittäiset kuvat), kahdella juurikanavamorfologiaa juurihoidon yhteydessä sekä kahdeksalla nuorella oli kysta- tai kasvainepäily (kuva 7). Varsinaisia kystäepäilyjä oli kolmella nuorella,19 16 odontoomaepäilyjä kahdella ja lisäksi yksittäisiä epäilyjä oli fibroottisesta dysplasiasta, luutuvasta fibroomasta ja traumaattisesta luukystasta. Kummassakin odontoomaepäilyssä viitattiin, että odontooma saattaa olla syynä pysyvän hampaan viivästyneeseen puhkeamiseen. Lopuista kuudesta neljä nuorta sijoitettiin muut kategoriaan. Muut -kategoriaan kuuluvilla nuorilla oli kaikilla erilaiset kuvausindikaatiot. Yhdellä selvitettiin yläetualueen ahtautta, yhdellä kuvausindikaationa oli traumasta johtuva alveolimurtumaepäily, yhdellä traumasta johtuvien tulehdusfokusten paikallistaminen ja yhdellä kuvausindikaatioksi oli kirjattu vasen poskiontelo. Kahdelle nuorelle ei löytynyt lähetettä, jonka perusteella olisi voinut selvittää kuvausindikaation. Traumaattinen kysta; 1 Fibroottinen dysplasia; 1 Odontooma; 2 Kysta; 3 Luutuva fibrooma; 1 Kuva 7. Kysta ja kasvainepäilyjen tarkemmat kuvausindikaatiot (n=8)20 KKTT- tutkimusten kuvausparametrit Jännite, virta, kuvausaika ja resoluutio KKTT-tutkimusten (n=100) kuvausaika oli suurimmassa osassa (n=97, 97%) 12,11-12,25s. Yhden tutkimuksen kuvausaika oli 3,233s ja kahdessa kuvauksessa ei kuvausajasta ollut merkintää. Kuvauksessa käytettyjen projektiokuvien (frame) lukumäärän vaihteluväli oli % kuvauksissa leikkeiden lukumäärä oli 251, 28% puolestaan 401 ja neljä tutkimusta tehtiin arvoilla 157, 200, 451, 458. Vokselikokona oli 96%:ssa 200 µm, 2% 133µm, 1% 320 µm sekä 1% µm 400. Käytetyn jännitteen vaihteluväli oli 82 90, keskiarvo 86,6, moodi 84, mediaani 84 ja keskihajonta 3,2. Virran vaihteluväli oli 3-14, keskiarvo 9,5, moodi 12, mediaani 12 ja keskihajonta 3,4. Tarkempi erittely virran muutoksesta kuvausajankohdan suhteen on kuvassa 8. ma Virta Kuvauspäivämäärä Kuva 8. Virran muutos kuvauspäivämäärän suhteen, ajanjaksona21 Kenttäkoko Kuvauksissa (n=100) käytettiin kuutta eri kenttäkokoa, joista 401*401 (n=49, 49%) ja 201*201 (n=45, 45%) olivat yleisimpiä. Kolme tutkimusta oli otettu kenttäkoolla 251*251 ja arvoilla 200*200, 300*300 sekä 308*308 tehtiin kustakin yksi tutkimus. Tarkasteluajanjakson ensimmäinen kuva oli otettu ja 100. kuva Kaikissa kuvissa tutkittava anatominen alue oli näkyvissä eikä yhtäkään uusintakuvaa tarvittu. Yhdeltä nuorelta otettiin kaksi kuvaa, sillä oikea ja vasen puoli kuvattiin erikseen. Kuvaan 9 on merkitty kenttäkoon muutos 20 kuvan välein ja aikajärjestys vasemmalta oikealle. Varhaisimmissa kuvissa vallitseva kenttäkoko oli suurin (kuvaalue 401*401), 60 kuvauksesta 46 kuvausta (77 %) oli otettu kyseessä olevalla kenttäkoolla. Myöhemmin tarkastelujakson aikana vallitsevana kenttäkokona oli pienempi kuva-alue (201*201). 40 viimeisimmässä kuvassa 36:ssa (90 %) käytettiin pienempää kenttäkokoa.22 Lukumäärä n= * * * * * * * * * * * * * * * Kuva 9. Kenttäkoon muutos 20 kuvan välein23 Laskennallinen säteilyannos Laskennallinen säteilyannos suhteessa kenttäkokoon Laskennallista säteilyannosta (DAP) tarkasteltiin suhteessa kenttäkokoon. Pienempään kenttäkokoon kuuluivat 200* *251 kuva-alueilla kuvatut KKTT-tutkimukset. Laajempaan kenttäkokoon kuuluivat kuva-alueella 401*401 kuvatut tutkimukset. Myös kuva-alueita 300*300 ja 308*308 oli käytetty kahden nuoren KKTT-kuvauksessa, mutta kummastakaan kuvauksesta laskennallinen annos ei ollut tilastoitunut. Kenttäkoolla 200* *251 kuvatuissa KKTT-kuvauksissa laitteen ilmoittama DAP-arvo vaihteli suuresti. Vaihteluväli oli 62,5-739, keskiarvo 280, keskihajonta 348, mediaani 292 mgy x cm² ja moodi 292 mgy x cm². Kuvaan 10 on merkitty pienemmän kenttäkoon DAP-arvojen prosenttiosuudet Prosenttiosuus % n= , , , Laskennallinen säteilyannos mgy x cm² Kuva 10. Laskennallinen DAP, FOV 200* *251 Laajemmalla kenttäkoolla säteilyannosten vaihtelut olivat myös suuria. Vaihteluväli oli , keskiarvo 551,4, keskihajonta 80,4, mediaani 529,3 mgy x cm² ja moodi 529,3 mgy x cm². Kuvaan 11 on merkitty laajemman kenttäkoon DAP-arvojen prosenttiosuudet.24 Prosenttiosuus % n= Laskennallinen säteilyannos mgy x cm² Kuva 11. Laskennallinen DAP, FOV 401*401 Kuvan 12 taulukkoon on laitettu rinnakkain 200* *251 ja 401*401 kenttäkokojen DAP-arvojen keskiarvot. Laajempaa kenttäkokoa käytettäessä laskennallinen annos on melkein kaksinkertainen pienempään kenttäkokoon verrattuna Säteilyannos 300 (mgy x cm2 ) n= FOV 200* *251 FOV 401*401 Kuva 12. FOV 200* *251 ja FOV 401*401 kenttäkokojen laskennallisten säteilyannosten keskiarvojen erot25 Laskennallisen säteilyannoksen muutos tarkasteluajanjaksona Laskennallisen säteilyannoksen muutosta tarkasteltiin myös ajan suhteen, josta tarkempi erittely on kuvassa 13. Siitä on havaittavissa, että tutkielman tarkastelujakson aikana KKTT-tutkimuksesta potilaalle aiheutunut laskennallinen säteilyannos on pienentynyt koko tarkasteluajanjakson ajan. Viimeisten KKTT-kuvausten laskennallinen säteilyannos on merkittävästi pienempi kuin ensimmäisten KKTT-kuvausten. mgy x cm² DAP Kuvauspäivämäärä Kuva 13. Säteilyannoksen muutos ajan suhteen, ajanjaksona26 23 5 Pohdinta Tutkimuksen tulokset ikäjakauman ja kuvausindikaatioiden osalta korreloivat hyvin KKTT-kuvantamisesta tehtyihin aikaisempiin tuloksiin (2,7). Suurin osa tutkimuksista (84%) tehtiin toisen vaihduntavaiheen aikana vuotiaille. SEDENTEXCT - suositusten mukaan lapsi harvoin tarvitsee radiologisia tutkimuksia ennen kymmenen vuoden ikää, varsinkaan puhkeamattomien kulmahampaiden takia (2). 86% lähettäneistä hammaslääkäreistä oli erikoishammaslääkäreitä ja kaikkien lähetteiden kuvausindikaatiot on mainittu SEDENTEXCT -suosituksissa (2). Tutkimuksen pohjalta voidaan olettaa lähettäneiden hammaslääkäreiden olevan, ainakin kuvausindikaatioiden osalta, perehtyneitä olemassa oleviin suosituksiin. Tutkimustuloksiin olisi voinut tilastoida lähettäneen hammaslääkärin koulutustaustan lisäksi myös erikoishammaslääkärin erikoisalan. Näin saataisiin selville oikomishoidon erikoishammaslääkäreiden osuus. Tutkimuksessamme yleisin lasten ja nuorten KKTT-kuvausindikaatio oli puhkeamattomat hampaat, varsinkin yläleuan kulmahampaat. Tulos on yhteneväinen Walker et al. (2005) tekemään tutkimukseen (19). Tulos yhtyy myös edellisiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan KKTT-kuvantamisella saadaan enemmän informaatiota puhkeamattoman hampaan sijainnista ja viereisten hampaiden juurten resorptiosta kuin perinteisillä kuvantamismenetelmillä, minkä vuoksi KKTTkuvantaminen on indikoitua tietyissä tapauksissa (7,19,20). Myös SEDENTEXCT suosituksen mukaan puhkeamattomien kulmahampaiden kuvantaminen on oikeutettua, jos muilla keinoin ei saada riittävää informaatiota. Tarpeeksi vahvaa näyttöä ei kuitenkaan ole KKTT-kuvantamisen tarpeesta ensilinjan tutkimukseksi. (2) Toiseksi yleisin kuvausindikaatio oli puhkeamattomat ylilukuiset hampaat, joista suurin osa sijaitsi yläetualueella, mikä korreloi aikaisempaan tutkimukseen (25). Mesiodens on ylilukuinen hammas, joka sijaitsee keskilinjassa yläleuan keskimmäisten etuhampaidenkohdalla tai niiden palatinaalipuolella. Ylilukuisten hampaiden etiologiaa ei tiedetä, mutta niitä esiintyy harvoin maitohampaistossa. Esiintymistodennäköisyys vaihtelee % väestössä, mutta ylilukuisen hampaan kehittyminen pojille on todennäköisempää kuin tytöille. Kaikista ylilukuisista puhkeamattomista hampaista noin 80% sijaitsee yläleuan etuosassa ja ne löydetään usein sattumalöydöksinä27 24 röntgentutkimusten yhteydessä. (25) Ylilukuiset hampaat nähdään perinteisissä röntgenkuvissa, mutta tarkka sijainti halutaan usein selvittää KKTT-kuvantamisella. SEDENTEXCT suositus ohjeistaa, että puhkeamattomien hampaiden kolmiulotteiseen kuvantamiseen tulee käyttää KKTT-tutkimusta TT-tutkimuksen sijaan (2). Alqerban et al. (2013) tutkimuksessaan kuitenkin totesivat, että jos tarkempi tieto kulmahampaan sijainnista KKTT-tutkimuksen avulla ei muuta kirurgista hoitosuunnitelmaa tai kirurgisen hoidon toteuttamisen tekniikkaa, tulee arvioida uudelleen, onko KKTTtutkimus oikeutettua ainakaan pelkästään puhkeamattoman hampaan kirurgisen hoidon kuvausindikaatiolla (22). Tutkimustulosta voidaan käyttää myös ylilukuisten puhkeamattomien hampaiden kirurgiseen hoitoon ja sen pohjalta arvioida, onko KKTTtutkimuksesta saadulla tarkemmalla informaatiolla riittävää vaikutusta hoitosuunnitelmaan tai toimenpiteen toteutukseen, jotta KKTT-kuvaus olisi potilaan kannalta oikeutettu. Tutkimuksen kuvauksissa käytetty jännite oli suhteellisen vakio (vaihteluväli kv), kun taas virran suhteen vaihtelua esiintyi enemmän (vaihteluväli 3-14 ma). Tutkittaessa virran muutosta ajan suhteen huomattiin arvojen pienentymistä tarkastelujakson aikana. Mitä suurempi virta, sitä suurempi potilaan saama säteilyannos. Pienempien virta-arvojen käyttö viittaa parempaan kuvien optimointiin, mihin esimerkiksi SEDENTEXCT -suosituksissa pyritään (2). Tämä tulos on yhteneväinen tutkimukseen, jossa todetaan, että virran pienentäminen on tärkeää säteilyannoksen pienentämisessä (11). Pienentämällä virtaa kliininen kuvanlaatu tai kontrasti ei välttämättä heikkene, kun kuvataan korkean kontrastin rakenteita (11). KKTT-kuvauksissa käytettyjä kuva-alueita vertailtiin säteilyannosten osalta ja lisäksi selvitettiin kenttäkoon muutos ajan suhteen. Suuremmalla kenttäkoolla potilaan saama säteilyannosten keskiarvo (551 mgy x cm²) oli kaksinkertainen pienemmän kenttäkoon säteilyannoksen keskiarvoon (280 mgy x cm²) verrattuna. Tämän tutkielman tarkasteluajanjakson aikana kenttäkoon rajaamisessa on edistytty ja viimeisissä 20 kuvauksessa jo 95% otettiin pienellä kenttäkoolla. Tulos on yhteneväinen aikaisempiin tutkimuksiin (7,24) ja nykyisiin suosituksiin, joissa todetaan, että sopivan ja useimmiten pienimmän mahdollisen kuva-alan valinta on tärkeää potilaan saaman säteilyannoksen pienentämisessä (2,4,24).28 25 Tutkimuksen lasten ja nuorten saamissa säteilyannoksissa esiintyi vaihtelevuutta, mikä luultavasti johtuu eri kuvausindikaatioista, vaaditusta kuvanlaadusta, käytetystä kenttäkoosta sekä KKTT-kuvauksen suorittajasta. SEDENTEXCT suosituksessa aikuisilla ensimmäistä molaaria kuvattaessa laskennallisen säteilyannoksen (DAP) suositusannos on 250 mgy x cm² (2). Tämän tutkimuksen lasten ja nuorten säteilyannokset ovat suuria verrattaessa aikuisen suositusannokseen. Vaikuttaa siltä, että potilaiden saamia säteilyannoksia olisi mahdollisesti voinut pienentää kuvausarvoja optimoimalla. Tarkasteluajanjaksona laskennallinen säteilyannos näyttää kuitenkin pienenevän, joten kuvausparametrien optimointia on varmasti tapahtunut kerätyn tutkimusaineistonkin aikana. Optimoinnilla on suuri merkitys lapsia ja nuoria kuvatessa, sillä samoilla kuvausparametreilla lasten saama säteilyannos on paljon suurempi kuin aikuisten, kuten Al Najjar et al. (2013) tutkimuksessaan totesivat. Samassa tutkimuksessa todetaan myös, ettei KKTT-laitteen nopean yleistymisen vuoksi ole ollut tarpeeksi aikaa optimaalisten kuvausarvojen selvittämiseen varsinkin lasten kuvantamisen kohdalla (24). SEDENTEXCT -projektilla on suunnitteilla suositusannos 12-vuotiaalle pojalle yhtä puhkeamatonta yläleuan kulmahammasta kuvattaessa. Suositusannosta ei ole vielä julkaistu (2). KKTT-kuvantaminen on lisääntynyt viime vuosina oikomishoidon suunnittelun osana ja tulee varmasti lisääntymään. Pitää kuitenkin muistaa, että oikomishoidon erikoishammaslääkärit ovat pärjänneet hyvin vuosikausia perinteisten kuvantamismenetelmien kanssa ja edelleenkin tiettyjä potilasryhmiä hoitaessaan tarvittava informaatio saadaan kaksiulotteisista röntgenkuvista. Jos saadulla lisäinformaatiolla ei ole vaikutusta hoitosuunnitelmaan tai hoidon toteutukseen, tulee KKTT-kuvauksen oikeutusta miettiä uudelleen. Suuremman säteilyannoksen vuoksi KKTT-kuvantamisen tarpeellisuutta varsinkin lasten kuvantamisen kohdalla on pohdittu myös useissa aikaisemmissa tutkimuksissa (7,22,24). KKTT-kuvantamisen tuoma lisäinformaatio kiehtoo, mutta vaikka tietoisuus lisääntyy ja saatavuus helpottuu, ei kuvantamismenetelmää saa käyttää liian kevein perustein. Kuitenkin jos vaihtoehtona kolmiulotteiseen kuvantamiseen KKTT-kuvantamisen sijaan on TT-kuvaus, niin silloin suositellaan KKTT-tutkimusta, kuten aikaisemmassa tutkimuksessa (11) ja SEDENTEXCT suosituksessa (2) todetaan.29 26 Säteilyturvakeskus on julkaissut lasten TT-tutkimusohjeiston (2012), jossa perehdytään TT-laitteen hyviin kuvantamiskäytäntöihin, kuten optimoinnin perusteisiin, laitekohtaisiin sekä anatomisiin erityispiirteisiin (26). Tämän tutkimuksen kuvausparametrien vertailu ja optimoinnin arviointi olisi ollut helpompaa, jos suositusarvoja lasten KKTT-kuvantamiselle olisi olemassa. Tarkkojen kuvausparametriarvojen määrittäminen jokaiselle kuvaukselle on kuitenkin haastavaa, sillä KKTT-tutkimuksissa eri kuvausindikaatiot vaativat erilaisen kuva-alueen ja kuvattavan rakenteen tarkkuuden. Lisäksi kuvausparametrit ovat myös laitevalmistajakohtaisia. Jatkotutkimuksena voisi olla lasten ja nuorten KKTTtutkimusten seuranta pidemmältä aikaväliltä, jossa kuvausindikaatioiden, kuvausparametrien sekä eri laitteiden välistä suhdetta selvitettäisiin tarkemmin. Tulevaisuuden tavoitteena voisi olla ohjeistus hyviin KKTT-kuvantamiskäytäntöihin myös lasten ja nuorten eri kuvausindikaatioiden osalta. 6 Tutkimuksen kliininen merkitys Tämä tutkimus osoittaa, että KKTT-tutkimuksiin lähettäneet hammaslääkärit ovat kuvausindikaatioiden osalta hyvin perehtyneet SEDENTEXCT -suosituksiin, sillä yhtäkään kuvausindikaatiota ei ollut suositusten ulkopuolelta. Tarvetta merkittävään säteilysuojelun täydennyskoulutukseen ei tältä osin näyttäisi olevan. Kuvauksessa käytetyn kuva-alan tulee aina olla pienin mahdollinen ja kuvausparametrien optimaalisia. Olisikin tärkeää, että optimaaliset kuvausparametrit olisi määritelty jo KKTT-kuvauksia aloitettaessa laitevalmistajan puolesta, jolloin optimaalinen kuvanlaatu suhteessa säteilyannokseen saavutettaisiin nopeammin. Kuvausparametrien optimointi on erityisen tärkeää lasten ja nuorten kohdalla, sillä aikuisiin verrattuna he ovat herkempiä röntgensäteilyn haittavaikutuksille.30 27 Lähdeluettelo (1) Mozzo P, Procacci C, Tacconi A, Martini PT, Andreis IA. A new volumetric CT machine for dental imaging based on the cone-beam technique: preliminary results. Eur Radiol 1998;8(9): (2) SEDENTEXCT. RADIATION PROTECTION: CONE BEAM CT FOR DENTAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY Evidence based guidelines. 2012; Available at: Accessed 4/21, (3) White SC PM editor. The evolution and application of dental maxillofacial imaging modalities. Dent Clin North Am 52: , v (4) Säteilyturvakeskus. STUK opastaa/lokakuu 2011, KKTT-laitteen käyttö. 2011; Available at: 8/default/STUK_opastaa_KKTT_net.pdf. Accessed 1/26, (5) Säteilyturvakeskus. Säteilysuojelun periaatteet. 2009; Available at: Accessed 4/22, (6) Tenkanen-Rautakoski P (toim.). Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna ; Available at: ault/stuk-b121.pdf. Accessed 4/23, (7) Kapila S, Conley RS, Harrell WE,Jr. The current status of cone beam computed tomography imaging in orthodontics. Dentomaxillofac Radiol 2011 Jan;40(1): (8) White SC PM editor. Cone-Beam Computed Tomography. 6th ed.: Mosby Elsevier; (9) Vannier MW. Craniofacial computed tomography scanning: technology, applications and future trends. Orthod Craniofac Res 2003 discussion ;6(Suppl 1): (10) Scarfe WC, Farman AG, Sukovic P. Clinical applications of cone-beam computed tomography in dental practice. J Can Dent Assoc 2006 Feb;72(1): (11) Rustemeyer P, Streubuhr U, Suttmoeller J. Low-dose dental computed tomography: significant dose reduction without loss of image quality. Acta Radiol 2004 Dec;45(8): (12) Katsumata A, Hirukawa A, Noujeim M, Okumura S, Naitoh M, Fujishita M, et al. Image artifact in dental cone-beam CT. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006 May;101(5):31 28 (13) Mustonen R, Salo A. Säteilyn terveysvaikutukset, Säteily ja solu. 2002; Available at: Accessed 4/22, (14) Paile W. Säteilyn haittavaikutusten luokittelu. 2013; Available at: /default/kirja4_03.pdf. Accessed 11/22, (15) Säteilyturvakeskus. STUK tiedottaa 1/2005, Lasten röntgen tutkimusohjeisto. 2005; Available at: Accessed 04/22, (16) Säteilyturvakeskus. Ionisoiva säteily. 2010; Available at: Accessed 04/23, (17) Säteilyturvakeskus. Sanasto. 2009; Available at: Accessed 09/12, (18) Cohnen M, Kemper J, Mobes O, Pawelzik J, Modder U. Radiation dose in dental radiology. Eur Radiol 2002 Mar;12(3): (19) Walker L, Enciso R, Mah J. Three-dimensional localization of maxillary canines with cone-beam computed tomography. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2005 Oct;128(4): (20) Botticelli S, Verna C, Cattaneo PM, Heidmann J, Melsen B. Two- versus threedimensional imaging in subjects with unerupted maxillary canines. Eur J Orthod 2011 Aug;33(4): (21) Alqerban A, Jacobs R, Souza PC, Willems G. In-vitro comparison of 2 cone-beam computed tomography systems and panoramic imaging for detecting simulated canine impaction-induced external root resorption in maxillary lateral incisors. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009 discussion 764-5; Dec;136(6):764.e (22) Alqerban A, Hedesiu M, Baciut M, Nackaerts O, Jacobs R, Fieuws S, et al. Presurgical treatment planning of maxillary canine impactions using panoramic vs cone beam CT imaging. Dentomaxillofac Radiol 2013;42(9): (23) Säteilyturvakeskus. Hammasröntgentutkimukset terveyden huollossa. 2011; Available at: Accessed 04/23, (24) Al Najjar A, Colosi D, Dauer LT, Prins R, Patchell G, Branets I, et al. Comparison of adult and child radiation equivalent doses from 2 dental cone-beam computed tomography units. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ;143(6): (25) Gunduz K, Celenk P, Zengin Z, Sumer P. Mesiodens: a radiographic study in children. J Oral Sci 2008 Sep;50(3):32 (26) Säteilyturvakeskus. STUK opastaa / syyskuu 2012, Lasten TT-tutkimusohjeisto. 2012; Available at: 2/default/STUK-opastaa-lasten-TT.pdf. Accessed 11/29,33 30 Liite 1. Kuvauspäivämäärä, potilaan ikä, sukupuoli, kenttäkoko, leikkeiden lukumäärä, vokselikoko, jännite, virta, kuvausaika ja säteilyannos Nro Kuvauspäivämäär ä Potilaan ikä Sukupuol i Kenttäkok o Leikkeiden lukumäärä Vokselikok o (µm) Jännite (kv) Virta (ma) Kuvausaik a (s) Säteilyannos (mgy x cm²) mies 201 * , mies 201 * , nainen 201 * , mies 201 * , nainen 201 * , mies 201 * , nainen 201 * , mies 201 * , mies 201 * , mies 201 * , nainen 201 * , nainen 201 * , mies 201 * , mies 201 * , nainen 201 * , mies 201 * , mies 201 * , nainen 201 * , mies 201 * , nainen 401 * , mies 201 * , nainen 201 * , nainen 201 * , Näytä lisää
STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011 KKTT-laitteen käyttö Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisältö Johdanto...3 Viranomaisvaatimukset KKTT-laitteen käytölle...4 Lisätiedot SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK
Laivapäivät 19-20.5.2014 SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK DNA-molekyyli säteilyvaurion kohteena e - 2 Suorat (deterministiset) vaikutukset, kudosvauriot - säteilysairaus, palovamma, sikiövaurio. Verisuonivauriot Lisätiedot Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY
Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin TT-tutkimukset Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Tarkastaja Säteilyturvakeskus Sisältö Tietokonetomografiatutkimusten määrät Suomessa Lisätiedot Isotooppilääketieteen TT oppaan esittely
Isotooppilääketieteen TT oppaan esittely Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Miksi opas on tehty? TT on edelleen aika uusi modaliteetti Lisätiedot Säteilyvaikutuksen synty. Erikoistuvien lääkärien päivät 25 26.1.2013 Kuopio
Säteilyvaikutuksen synty Erikoistuvien lääkärien päivät 25 26.1.2013 Kuopio Säteilyn ja biologisen materian vuorovaikutus Koska ihmisestä 70% on vettä, todennäköisin (ja tärkein) säteilyn ja biologisen Lisätiedot Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta
Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta, Lisätiedot KARTIOKEILATIETOKONE- TOMOGRAFIA KALLON ALUEEN KUVANTAMISESSA
OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA KARTIOKEILATIETOKONE- TOMOGRAFIA KALLON ALUEEN KUVANTAMISESSA Perehdytyspaketti Kysin röntgenhoitajille T E K I J Ä T: Kaisa Lisätiedot Lääketieteellinen kuvantaminen. Biofysiikan kurssi Liikuntabiologian laitos Jussi Peltonen
Lääketieteellinen kuvantaminen Biofysiikan kurssi Liikuntabiologian laitos Jussi Peltonen 1 Muista ainakin nämä Kuinka energia viedään kuvauskohteeseen? Aiheuttaako menetelmä kudostuhoa? Kuvataanko anatomiaa Lisätiedot Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa
Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos Lisätiedot Jussi Aarnio sairaalafyysikko. Etelä Savon sairaanhoitopiiri ky
z Säteilyn suureet ja yksiköt Jussi Aarnio sairaalafyysikko Lääketieteellisen fysiikan tulosyksikkö Etelä Savon sairaanhoitopiiri ky Kerma, K [J/kg, Gy] Kinetic Energy Released per unit MAss Kermalla Lisätiedot Säteilyn suureet ja yksiköt. Jussi Aarnio sairaalafyysikko Lääketieteellisen fysiikan tulosyksikkö Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Säteilyn suureet ja yksiköt Jussi Aarnio sairaalafyysikko Lääketieteellisen fysiikan tulosyksikkö Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky n ESD Y CTDI CTDI FDA nctdi100, x FDD FSD 1 S 7S 7S D 2 Q BSF Sd 1 M Lisätiedot Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa julkaistu opas hoitaville lääkäreille ja uudet suositukset ovat tekeillä
Sisällysluettelo Ajankohtaista STUKilta johtaja Eero Kettunen, Säteilyturvakeskus... 14 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa julkaistu opas hoitaville lääkäreille ja uudet suositukset ovat tekeillä Lisätiedot Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa
Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Haarto & Karhunen Tulipalo- ja rajähdysvaara Tulta saa käyttää vain jos sitä tarvitaan Lämpöä kehittäviä laitteita ei saa peittää Helposti haihtuvia nesteitä käsitellään Lisätiedot Kuvanlaatu eri tutkimuksissa SPECT-TT ja PET-TT. Kirsi Timonen ylilääkäri, ksshp Kiitos Eila Lantolle!
Kuvanlaatu eri tutkimuksissa SPECT-TT ja PET-TT Kirsi Timonen ylilääkäri, ksshp Kiitos Eila Lantolle! Miksi kuvanlaatuun kiinnitetään huomiota? Oikeutusarviointi. Onko TT-tutkimus yleensä oikeutettu? Tarvittavan Lisätiedot Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012
Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen Lisätiedot Sisältö. Kuvat: Kansikuva Anne Weltner, muut kuvat Madison Avenue Oy
Sisältö Lukijalle.............................................. 1 Röntgensäteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa................. 2 Säteilysuojaus huomioitava kaikissa olosuhteissa.................. Lisätiedot POTILASANNOKSEN OPTIMOINTI PÄÄN TIETOKONETOMOGRAFIATUTKI- MUKSESSA
POTILASANNOKSEN OPTIMOINTI PÄÄN TIETOKONETOMOGRAFIATUTKI- MUKSESSA Lipponen Maria ja Sarkkinen Suvi Opinnäytetyö Syksy 2011 Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Lisätiedot Leena Raulisto Radiologian erikoislääkäri HUS-röntgen
Leena Raulisto Radiologian erikoislääkäri HUS-röntgen h h Film säteet kulkevat lyhyemmän matkan kuvausaika lyhenee, liikehäiriö jää pois säteilyn hajonta vähenee sädeannos pienenee kuvan kontrasti paranee Lisätiedot Sädehoidosta, annosten laskennasta ja merkkiaineista. Outi Sipilä sairaalafyysikko, TkT Outi.Sipila@hus.fi
Sädehoidosta, annosten laskennasta ja merkkiaineista Outi Sipilä sairaalafyysikko, TkT Outi.Sipila@hus.fi 15.9.2004 Sisältö Terapia Diagnostiikka ionisoiva sädehoito röntgenkuvaus säteily tietokonetomografia Lisätiedot HAMMASKUVAUSTEN LAATU PANORAAMAKUVAUK- SESSA
HAMMASKUVAUSTEN LAATU PANORAAMAKUVAUK- SESSA Teija Pietilä Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Radiografiatiede Oulun yliopisto Huhtikuu 2014 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden laitos, Radiografia Lisätiedot HAMMASRÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA
OHJE ST 3.1 / 13.6.2014 HAMMASRÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA 1 YLEISTÄ 3 2 hammasröntgentoimintaan tarvitaan turvallisuuslupa 3 2.1 Tavanomainen hammasröntgentoiminta 3 2.2 Muu hammasröntgentoiminta Lisätiedot Mehiläisessä ja Vantaan Lääkärikeskuksessa. Planmecan KKTT-laitteella tarkat kuvat myös yläniskan anatomiasta
Plandentin asiakaslehti PlanNews 2/2013 Planmecan KKTT-laitteella tarkat kuvat myös yläniskan anatomiasta Fysiatri Seppo Villanen (oik.) ja radiologian erikoislääkäri Raija Mikkonen Vantaan Magneetista. Lisätiedot SÄTEILYANNOKSEN OPTIMOINTI LANNERANGAN TIETOKONETOMOGRA- FIATUTKIMUKSESSA
Outi Tahvanainen ja Laura Väätäjä SÄTEILYANNOKSEN OPTIMOINTI LANNERANGAN TIETOKONETOMOGRA- FIATUTKIMUKSESSA Kuvausparametrien vaikutus säteilyannokseen ja kuvanlaatuun SÄTEILYANNOKSEN OPTIMOINTI LANNERANGAN Lisätiedot Juha Korhonen, DI Erikoistuva fyysikko, HYKS Syöpäkeskus Väitöskirja-projekti: MRI-based radiotherapy
Sädehoitopäivät, 16-17.4.2015, Turku MRI-pohjainen sädehoito Juha Korhonen, DI Erikoistuva fyysikko, HYKS Syöpäkeskus Väitöskirja-projekti: MRI-based radiotherapy Sädehoidon työvaiheet ja kuvien käyttö Lisätiedot ICRP:N NÄKEMYS SÄTEILYN RISKEISTÄ JA SUOJELUPERIAATTEISTA
11 ICRP:N NÄKEMYS SÄTEILYN RISKEISTÄ JA SUOJELUPERIAATTEISTA Wendla Paile SISÄLLYSLUETTELO 11.1 ICRP:n rooli säteilysuojelussa... 152 11.2 Riskiarvio ja haitta-arvio... 154 11.3 Säteilysuojelun keskeiset Lisätiedot Pinta-annokset 5-10-vuotiaiden lasten thoraxtutkimuksissa
Pinta-annokset 5-10-vuotiaiden lasten thoraxtutkimuksissa Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma, röntgenhoitaja Opinnäytetyö 3.4.2007 Eva-Stiina Karvonen Satu Kunnari Katri Savolainen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU Lisätiedot Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS
Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Hoitohuone Mitä hoitofraktion aikana tapahtuu? Potilaan valmistelu ja asettelu Keskustelu Vaatetuksen vähentäminen Lisätiedot 17.8.2006 12/310/06. Tämä päätös on voimassa 1.10.2006 alkaen. Terveydenhuollon röntgenlaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset
PÄÄTÖS 17.8.2006 12/310/06 TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTÖNAIKAISET HYVÄKSYTTÄ- VYYSVAATIMUKSET Röntgenkuvaus- ja läpivalaisulaitteet ja tietokonetomografialaitteet Säteilyn lääketieteellisestä Lisätiedot Heli Sarkkinen OSAPANORAAMATUTKIMUS POTILAAN SÄTEILYALTISTUK- SEN OPTIMOINNISSA
Heli Sarkkinen OSAPANORAAMATUTKIMUS POTILAAN SÄTEILYALTISTUK- SEN OPTIMOINNISSA OSAPANORAAMATUTKIMUS POTILAAN SÄTEILYALTISTUK- SEN OPTIMOINNISSA Heli Sarkkinen Opinnäytetyö Syksy 2014 Radiografian ja sädehoidon Lisätiedot Optimointi käytännön kuvaustilanteissa. 13.4.2015 Merja Wirtanen Kliininen asiantuntija (rh, TtM) HUS-Kuvantaminen
Optimointi käytännön kuvaustilanteissa 13.4.2015 Merja Wirtanen Kliininen asiantuntija (rh, TtM) HUS-Kuvantaminen Optimointi käytännön kuvaustilanteissa Mitä se on? = potilaskohtainen optimointia? Kuvaustilanteessa Lisätiedot Opas sädehoitoon tulevalle
Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala Lisätiedot Pään ja kaulan alueen. SPECT/CT alueen vartijaimusolmuke ja kilpirauhassyövän metastaasien kuvaus)
Pään ja kaulan alueen SPECT/CT (hyperparatyreoosi,, pään ja kaulan SPECT/CT alueen vartijaimusolmuke ja kilpirauhassyövän metastaasien kuvaus) CT- ja fuusiokuvantamisen perusteet isotooppilääkäreille. Lisätiedot Säteilyn lääketieteellisen käytön ensisijainen
Säteilyturvallisuus Potilaiden säteilyannokset röntgen- ja isotooppitutkimuksissa Tuomo Komppa ja Helinä Korpela Lääketieteelliseen säteilyaltistukseen ei sovelleta annosrajoja, koska ne monessa tapauksessa Lisätiedot Säteilyturvakeskus Luonnos 1(15) 8.2.2011 KOMMENTIT TÄSTÄ LUONNOKSESTA SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEESEEN: Petra.Tenkanen-Rautakoski@stuk.
1 1 1 1 1 0 1 0 1 Säteilyturvakeskus Luonnos 1(1)..0 KOMMENTIT TÄSTÄ LUONNOKSESTA SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEESEEN: Petra.Tenkanen-Rautakoski@stuk.fi STUK opastaa X/0 Hammasröntgentoiminnan laadunvalvonta ja Lisätiedot TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI
TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn Lisätiedot Lasten panoraamatutkimukset miten pienille?
Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? HLT, EHL (hampaiston oikomishoito), dos., Janna Waltimo-Sirén, Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto Leukojen panoraamatomografiatutkimus (PTG) antaa Lisätiedot SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja
SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja 1. Yleistä 1.1 Ohjelmassa ennen tulkitsemista valmiina olleet oletustiedot ja muuttujien väliset loogiset yhteydet Tavanomaisesta käytännöstä poiketen alla mainituissa muuttujissa Lisätiedot STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen
STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen kohdan huomioon ottaminen kliinisissä auditoinneissa (Suositus no 4, 1.5.2008) Kliinisestä auditoinnista annettava auditointiraportti ja sen säilytysaika Lisätiedot Kartiokeila-TT:n käyttö kliinisessä lääketieteessä
Tieteessä katsaus Anni Suomalainen HLT, EHL, suuradiologia, va. osastonylihammaslääkäri HUS-Kuvantaminen, Kirurginen sairaala, röntgen anni.suomalainen@hus.fi Mika Kortesniemi dosentti, ylifyysikko HUS-Kuvantaminen, Lisätiedot Kliinisen auditoinnin
Kliinisen auditoinnin tulokset Mirja Hirvonen-Kari THM, MQ 12.12.2006 Sisältö Selvityksen lähtökohdat Kliinisen auditoinnin havainnot ja kehittämissuositukset Toinen kierros 12.12.2006 mirja h-k 2 Tausta Lisätiedot Naisten säteilyriskit röntgenkuvauksissa
Säteilysuojelukoulutus ohjelma Naistenklinikka, 17.5.2016 12.00 12.10 Tilaisuuden avaus, Pj. Mika Kortesniemi, HUS- Kuvantaminen 12.10 12.45 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset, Sairaalafyysikko Touko Lisätiedot Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa?
Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa? EL Sannamari Lepojärvi OYS Taustaa Yli 3,9 miljoonaa röntgentutkimusta vuonna 2008. (STUK Lisätiedot Hammasröntgentoiminnan laadunvalvonta ja kuvaushuoneen säteilysuojaus
STUK OPASTAA / SYYSKUU 2011 Hammasröntgentoiminnan laadunvalvonta ja kuvaushuoneen säteilysuojaus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority ISSN 0780-9662 ISBN 978-952-478-655-3 Lisätiedot Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa. Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen
Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen Seminooman adjuvantti sädehoito: muutokset kohdealueessa ja sädeannoksessa Muinoin: Para-aortaali- Lisätiedot SÄDEHOIDON MAGNEETTISIMULOINTI HYKS SYÖPÄKESKUKSESSA. Rh Ella Kokki 17.4.2015
SÄDEHOIDON MAGNEETTISIMULOINTI HYKS SYÖPÄKESKUKSESSA Rh Ella Kokki 17.4.2015 Tietoja MRI-yksiköstä GE Optima MR450w, 1.5 T Ф = 70 cm, l = 145 cm 2 vaihdettavaa pöytää, joista toisessa tasainen pöytälevy Lisätiedot Testifantomit ja kuvanlaatutestit
Testifantomit ja kuvanlaatutestit Säteilyturvallisuus ja laatu röntgentekniikassa 19.5. 21.5.2014, Viking Mariella 4.6.2014 Eini Niskanen, FT ylifyysikko, röntgen Vaasan keskussairaala Sisältö: Miksi kuvanlaatua Lisätiedot SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU RÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA 2005
/ HUHTIKUU 2005 SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU RÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA 2005 H. Järvinen (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address Laippatie Lisätiedot Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive
Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Mika Markkanen Säteilysuojelusuositusten historiaa Vuonna 1895, Wilhelm Lisätiedot LÄHETTÄVIEN LÄÄKÄREIDEN VALVEUTUNEISUUS TIETOKONETOMOGRAFIATUTKIMUKSISTA. Potilaan säteilyaltistus ja oikeutusperiaatteen toteuttaminen
LÄHETTÄVIEN LÄÄKÄREIDEN VALVEUTUNEISUUS TIETOKONETOMOGRAFIATUTKIMUKSISTA Potilaan säteilyaltistus ja oikeutusperiaatteen toteuttaminen Elina Saarihuhta Mirka Ulmanen Opinnäytetyö Lokakuu 2010 Radiografian Lisätiedot SÄTEILYN LÄÄKETIETEELLINEN KÄYTTÖ ENDOSKOPIAN KONTEKSTISSA
SÄTEILYN LÄÄKETIETEELLINEN KÄYTTÖ ENDOSKOPIAN KONTEKSTISSA Potilasannokset ja säteilyn käyttötavat endoskooppisessa retrogradisessa kolangiopankreatikografiassa (ERCP) ja siihen liittyvissä toimenpiteissä Lisätiedot Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 26.8. - 29.8.2014. Ohjelma KAHVITAUKO
Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 26.8. - 29.8.2014 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 26.8.14 8.30 9.00 Lisätiedot Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa
Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja Lisätiedot ALARAAJOJEN NATIIVIRÖNTGENKUVAUSLÄHETTEIDEN POHJALTA TEHTYJEN LAUSUNTOJEN ARVIOINTI
ALARAAJOJEN NATIIVIRÖNTGENKUVAUSLÄHETTEIDEN POHJALTA TEHTYJEN LAUSUNTOJEN ARVIOINTI Olli Koivurinne Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Toukokuu 2012 Tampereen Lisätiedot Suositus No 9, 1.11.2013 1(8)
Suositus No 9, 1.11.2013 1(8) Kliinisen auditoinnin kolmas auditointikerta Sisältö 1. JOHDANTO... 2 2. AUDITOINTIOHJELMA... 2 3. AUDITOINNIN TOTEUTUS... 3 3.1 Aikaisempien suositusten huomioon ottaminen... Lisätiedot RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA
RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA 1 JOHDANTO 3 2 RÖNTGENTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 3 2.1 Turvallisuuslupa 3 2.2 Tutkimuksen oikeutus ja optimointi 3 2.3 Henkilökunnan säteilyturvallisuus 3 2.4 Potilaan Lisätiedot Digitaalisen hammasröntgenkuvauksen laadunhallinnan tila Suomessa
Kati Holopainen Digitaalisen hammasröntgenkuvauksen laadunhallinnan tila Suomessa Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Suuhygienisti YAMK Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Opinnäytetyö Lisätiedot Ääntöväylän 3D- mallintaminen. TkT Daniel Aalto TYKS, Suu- ja leukasairauksien klinikka
Ääntöväylän 3D- mallintaminen TkT Daniel Aalto TYKS, Suu- ja leukasairauksien klinikka Tervehdys ryhmältämme! Turun yliopisto & TYKS: Prof. Risto- Pekka Happonen, Prof. RiiHa Parkkola, Dos. Tero Soukka, Lisätiedot POTILASANNOKSET LANNERANGAN NATIIVIRÖNTGEN- KUVAUKSESSA
Opinnäytetyö (AMK) Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Röntgenhoitaja 2012 Samuli Nieminen POTILASANNOKSET LANNERANGAN NATIIVIRÖNTGEN- KUVAUKSESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Lisätiedot Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta Lisätiedot SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA
OHJE ST 12.4 / 1.11.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA 1 Yleistä 3 2 Lentotoiminnan harjoittaja selvittää säteilyaltistuksen määrän 3 3 Lentohenkilöstön säteilyaltistusta rajoitetaan ja seurataan Lisätiedot Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille
STUK OPASTAA / MAALISKUU 2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Tämän oppaan on Lisätiedot Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 2007
/ MAALISKUU 2007 Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 2007 Hannu Järvinen (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address Laippatie Lisätiedot Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013
Hans Laihia Mika Tuukkanen 1 LASKENNALLISET JA TILASTOLLISET MENETELMÄT Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013 Sarkola Eino JÄRVITESTI Johdanto Järvien kuntoa tutkitaan monenlaisilla eri menetelmillä. Lisätiedot Säteilysuojausten arvioiminen laskennallisesti
Käyttötilojen suunnittelu: Säteilysuojausten arvioiminen laskennallisesti Outi Sipilä ylifyysikko HUS-Kuvantaminen 10.12.2015 Huom! etäisyydet sallitut viikkoannokset yksiköt.. Miten ulkoista säteilyannosta Lisätiedot NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA
NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen Lisätiedot POTILASANNOKSEN MÄÄRITTÄMINEN: ANNOKSEN JA PINTA-ALAN TULON MITTAAMINEN JA PINTA- ANNOKSEN LASKENTA
POTILASANNOKSEN MÄÄRITTÄMINEN: ANNOKSEN JA PINTA-ALAN TULON MITTAAMINEN JA PINTA- ANNOKSEN LASKENTA Matti Toivonen, Asko Miettinen, Antti Servomaa Säteilyturvakeskus Suomessa on laskettu potilasannoksia Lisätiedot Idiopaattisen skolioosin luokittelu ja erikoissairaanhoidon tutkimukset. Anne Salonen TAYS
Idiopaattisen skolioosin luokittelu ja erikoissairaanhoidon tutkimukset Anne Salonen TAYS Idiopaattisen skolioosin luokittelu Ikä Primaarikäyryys Luokitusjärjestelmät Luokittelu iän perusteella I Infantiili Lisätiedot Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa
Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa 2 Tarkkuussädehoitoa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sädehoitoyksikössä sijaitsee Pohjoismaiden ensimmäinen robottitekniikkaan Lisätiedot 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi Lisätiedot Onko rinnan sädehoitotekniikka seurannut sädehoitolaitteiden kehitystä?
Onko rinnan sädehoitotekniikka seurannut sädehoitolaitteiden kehitystä? sairaalafyysikko Mikko Björkqvist sädehoitopoliklinikka, TYKS Onkologiapäivät 30.8.2013, Valtion virastotalo, Turku Esityksessä keskitytään Lisätiedot SÄTEILYSUOJELU HAMMAS- RÖNTGENTOIMINNASSA
SÄTEILYSUOJELU HAMMAS- RÖNTGENTOIMINNASSA Oppitunnit suun terveydenhoidon koulutusohjelman lähihoitajaopiskelijoille Matias Niinimäki Jarkko Valavaara Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Radiografian ja sädehoidon Lisätiedot TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS
TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS T2250 SUUNTERVEYS (muuttujat lihavoituna) Tutkittavan numero 2) Päivämäärä..200 3) Tallentaja: SUUT_ANTIB 5) Antibioottisuojaus: Lisätiedot Jaakko Niinimäki, OYS
Jaakko Niinimäki, OYS ASR recall toteaa: MRI, jos MARS-protokolla UÄ vaihtoehto CT ei suositella Natiivikuvat? Inklinaatio 40 ± 10 Anteversio 15 ± 10 Pinnoiteproteesi Anteversio 15-25 Valgus ~5-10 Abduktio/inklinaatio Lisätiedot KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema
KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään Lisätiedot ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa
ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa hallitsee röntgenlähetteen laatimisen tietää säteilyturvallisuuden keskeiset periaatteet (mm. ymmärtää Lisätiedot Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco
tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan Lisätiedot SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT
Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla 11.10. 2006, Teknologiakeskus Pripoli SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT Kari Jokela Ionisoimattoman säteilyn valvonta Säteilyturvakeskus Lisätiedot Tuomas Aho AUTOTRANSPLANTAATIO OSANA PURENNAN HOITOA
Tuomas Aho AUTOTRANSPLANTAATIO OSANA PURENNAN HOITOA Syventävien opintojen kirjallinen työ Kevätlukukausi 2015 Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Lisätiedot 11. Tilavuusrenderöinti
11. Tilavuusrenderöinti Tilavuusrenderöinti tarkoittaa vokseliperusteisen datan käsittelyä tai visualisointia. Luvussa 2 esitettiin vokselien merkintään perustuvia tiedonesitysmenetelmiä. Suuret homogeeniset Lisätiedot Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR
Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR Risto Vehmas, Juha Jylhä, Minna Väilä ja prof. Ari Visa Tampereen teknillinen yliopisto Signaalinkäsittelyn laitos Myönnetty rahoitus: 50 000 euroa Esityksen Lisätiedot TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA
TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö Lisätiedot SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU RÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA 2004
/ HELMIKUU 2004 SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU RÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA 2004 Hannu Järvinen (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS Osoite/Address Laippatie 4, 00880 Helsinki STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN Postiosoite / Lisätiedot Laaturyhmän toiminta
Laaturyhmän toiminta SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU RÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA 19.5.-21.5.2014, Viking Line m/s Mariella Jyrki Ruohonen, ylifyysikko Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri (EPSHP) Seinäjoen keskussairaala, Lisätiedot SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS
SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 YLEISTÄ 3 2 PÄTEVYYS JA SEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 3 2.1 Vastaava johtaja 3 Lisätiedot Primovist (dinatriumgadoksetaatti) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO
Primovist (dinatriumgadoksetaatti) 05/2013, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 2. Julkisen yhteenvedon osiot 2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Magneettikuvaus (MK) on yksi useasta Lisätiedot Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki).
TYÖ 68. GAMMASÄTEILYN VAIMENEMINEN ILMASSA Tehtävä Välineet Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki). Radioaktiivinen mineraalinäyte Lisätiedot Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 23.8. - 26.8.2016. Ohjelma
Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 23.8. - 26.8.2016 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 23.8.16 8.30 9.00 Lisätiedot ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ
ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ Henna Tahvanainen 1, Jyrki Pölkki 2, Henri Penttinen 1, Vesa Välimäki 1 1 Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Aalto-yliopiston sähkötekniikan Lisätiedot Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010)
hyväksymispäivä arvosana arvostelija Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010) Tuomas Puikkonen Helsinki 8.1.2010 Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus -kurssin harjoitustyö HELSINGIN Lisätiedot Automaattiset annoskeräysjärjestelmät yleisesittelyä ja käytännön hyödyntämistä kentällä
Automaattiset annoskeräysjärjestelmät yleisesittelyä ja käytännön hyödyntämistä kentällä TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENTOIMINNAN ASIANTUNTIJOIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 13.-14.4.2015, Siikaranta, Espoo Jyrki Ruohonen, Lisätiedot Kaksi auditointia takana
Kaksi auditointia takana muuttuiko mikään? Lauri Karhumäki, oyl HUSLAB Kliininen fysiologia ja isotoopilääketiede 19.01.2010 Oma kokemus Oma kokemus Jorvin isotoopiyksikön kl. auditointi vuonna 2003 HUSLABin Lisätiedot SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2004. Röntgentutkimuksesta potilaalle aiheutuvan säteilyaltistuksen määrittäminen
SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2004 Röntgentutkimuksesta potilaalle aiheutuvan säteilyaltistuksen määrittäminen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Yleiset ohjeet... 4 3. Säteilyaltistuksen määritysmenetelmät... Lisätiedot Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Diagnostiset alat
Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030 Diagnostiset alat Erikoislääkärien määrän ennuste vuoteen 2030 Diagnostiset erikoisalat Vuoden lopussa 2014 Vuoden lopussa 2030 Perusura: Muutos, lkm Perusura: Muutos, Lisätiedot OHJE LÄHETTÄVÄLLE LÄÄKÄRILLE Sivu 1/5
Sivu 1/5 YLEISOHJE ISOTOOPPITUTKIMUKSIIN POTILAITA LÄHETTÄVILLE LÄÄKÄREILLE Missä tutkimukset tehdään? Kaikki isotooppitutkimukset tehdään Satakunnan keskussairaalan Kliinisen fysiologian laboratoriossa Lisätiedot Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7
Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon Lisätiedot Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen multimodaliteettikuvantaminen Sami Kajander
Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen multimodaliteettikuvantaminen Sami Kajander Radiologi Valtakunnallinen PET-keskus, Turku TT +aika- ja paikkaerotuskyky +nopeus +saatavuus +hinta +keuhkot +useimmat vatsan Lisätiedot Laadunvalvonta ja käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset TT laitteille
Laadunvalvonta ja käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset TT laitteille SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ 10.12.2015, Säätytalo, Helsinki Tarkastaja Elina Hallinen, STUK TT laitteen Lisätiedot EU:n kuvanlaatukriteerien täyttyminen vatsan alueen tietokonetomografiatutkimuksissa Päijät-Hämeen keskussairaalassa
EU:n kuvanlaatukriteerien täyttyminen vatsan alueen tietokonetomografiatutkimuksissa Päijät-Hämeen keskussairaalassa Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma, Röntgenhoitaja Opinnäytetyö 20.11.2007 Taija Lisätiedot Mikä on säteilyannos ja miten se syntyy