Source: http://regelwerke.vbg.de/vbg_dguvg/bg934/bg934_0_.html
Timestamp: 2019-05-21 13:39:29
Document Index: 155774694

Matched Legal Cases: ['§ 3', '§ 10', '§ 10', '§ 3', '§ 10', '§ 10', '§ 11', '§ 3', '§ 3']

Prüfbuch für Zentrifugen
DGUV Grundsatz 313-001 (bisher BGG 934)
Bauart und Typenbezeichnung:...............................................................
Hersteller:.....................................................................
Betreiber:.....................................................................
§ 3 Gefährdungsbeurteilung – Prüfungen
§ 10 Prüfung der Arbeitsmittel (vor Inbetriebnahme)
§ 10 Prüfung der Arbeitsmittel (Wiederkehrende Prüfungen)
Fußnote § 3 Gefährdungsbeurteilung – Prüfungen
Fußnote § 10 Prüfung der Arbeitsmittel (vor Inbetriebnahme)
Fußnote § 10 Prüfung der Arbeitsmittel (Wiederkehrende Prüfungen)
Fußnote § 11 Aufzeichnungen
Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1203 „Befähigte Personen – Allgemeine Anforderungen“ (Auszug)
3 Weisungsfreiheit
Fußnote 2 Anforderungen an befähigte Personen
Die gewünschte Publikation wurde am 17.03.2010 abgelöst. Die neuen Inhalte weichen deutlich von den alten Inhalten ab.
Hier geht's weiter zur Publikation TRBS 1203.
Fußnote 2.1 Berufsausbildung
Fußnote 2.2 Berufserfahrung
Fußnote 2.3 Zeitnahe berufliche Tätigkeit
Fußnote 3 Weisungsfreiheit
In den §§ 3 Abs. 3 und 10 der Betriebssicherheitsverordnung wird die Prüfung von Arbeitsmitteln einschließlich Zentrifugen sehr allgemein geregelt.
In der zwischenzeitlich außer Kraft gesetzte Unfallverhütungsvorschrift „Zentrifugen“ (VBG 7z) wurden auf Grund umfangreicher Erfahrungen und Schadensereignisse zu den erforderlichen Prüfungen konkrete Aussagen getroffen. Diese wurden in das Kapitel 2.11 (siehe Abschnitt 3.5 des Teil 3 der BG-Regel „Betreiben von Arbeitsmitteln“ (BGR 500) übernommen. Es wird daher empfohlen, die gewonnenen Erfahrungen zu berücksichtigen und folgende Prüfungen an Zentrifugen durch befähigte Personen durchführen zu lassen:
Fußnote §§ 3 Abs. 3
Fußnote 10 der Betriebssicherheitsverordnung
2.1 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme
Anordnung der Stellteile von Not-Befehlseinrichtungen (Not-Aus) und Hauptschaltern,
Aufstellungsort geeignet,
Austritt von Stoffen mit gefährlichen Eigenschaften,
Gefahrbereich in Zonen eingeteilt,
Maßnahmen gegen Brandgefahren von benachbarten Anlagen,
Maßnahmen gegen Explosionsgefahren von benachbarten Anlagen,
Standsicherheit gegeben,
Zentrifuge für vorgesehenen Betrieb geeignet,
Zubehör vollständig vorhanden,
Bei Laborzentrifugen 30 cm Freiraum,
Vorhandensein der erforderlichen Dokumentationen,
Betriebsanleitung mit Dokumentation und Herstellererklärung,
Betriebsanweisung auch für das Öffnen der Zentrifuge,
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Zentrifugen nach Abschnitt 2.1.1, die
von ihm für Arbeitsverfahren umgebaut oder mit weiteren Ausrüstungen ergänzt werden und für eine Betriebsart bestimmt sind, die in der Betriebsanleitung des Herstellers der Zentrifuge nicht vorgesehen ist,
vor der ersten Inbetriebnahme auf arbeitssicheren Zustand geprüft werden.
Ist eine Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme nicht möglich, kann abweichend von den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 diese Prüfung auch während der Inbetriebnahme erfolgen.
2.3 Dokumentation der Prüfergebnisse
Bescheinigung des Herstellers
Um das Dokument zu öffnen, klicken Sie bitte auf diesen Text.
Zusätzliche Angaben des Herstellers
Bescheinigung des Herstellers für Laborzentrifugen und Ultrazentrifugen
Gerät ohne Läufer/Rotor
Bescheinigung des Herstellers für Festwinkelrotor
Bescheinigung des Herstellers für Schwenkbecherrotor
Liste der durchgeführten Prüfungen