Source: http://docplayer.fr/8828958-Norme-internationale-international-standard.html
Timestamp: 2018-01-19 10:08:12+00:00
Document Index: 238083064

Matched Legal Cases: ['art 4', 'art 4', 'art 4', 'art 2', 'art 1', 'art 2', 'art 3', 'art 4', 'art 5', 'art 6', 'art 9', 'art 4', 'art 4']

Fabien Paré
1 NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC Deuxième édition Second edition PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM BASIC EMC PUBLICATION Compatibilité électromagnétique (CEM) Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-4: Testing and measurement techniques Electrical fast transient/burst immunity test IEC 2004 Droits de reproduction réservés Copyright - all rights reserved Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo-copie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher. International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland Telephone: Telefax: Web: Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission Международная Электротехническая Комиссия CODE PRIX PRICE CODE V Pour prix, voir catalogue en vigueur For price, see current catalogue
2 CEI:2004 SOMMAIRE AVANT-PROPOS...6 INTRODUCTION Domaine d'application Références normatives Termes et définitions Généralités Niveaux d'essai Matériel d'essai Générateur de salves Réseau de couplage/découplage pour accès d'alimentation en courant alternatif et continu Pince de couplage capacitive Montage d'essai Matériel d'essai Montage d'essai pour les essais de type en laboratoire Montage d'essai pour les essais sur site Procédure d'essai Conditions de référence en laboratoire Exécution de l'essai Evaluation des résultats d essai Rapport d essai...36 Annexe A (informative) Information sur les transitoires électriques rapides...54 Annexe B (informative) Sélection des niveaux d essai...58 Bibliographie...62 Figure 1 Schéma simplifié d un générateur de transitoires rapides en salves...40 Figure 2 Allure générale d un transitoire rapide en salve...40 Figure 3 Forme d onde d une impulsion unique sur une charge de 50 Ω...42 Figure 4 Réseau de couplage/découplage pour accès et bornes d'alimentation en courant alternatif ou en courant continu...42 Figure 5 Construction de la pince de couplage capacitive...44 Figure 6 Diagramme synoptique de l'essai d'immunité de transitoires électriques rapides en salves...44 Figure 7 Montage général d'essai pour les essais de type en laboratoire...46 Figure 8 Exemple de dispositif d essai pour un équipement monté en rack...46 Figure 9 Exemple de montage d'essai pour le couplage direct de la tension d'essai aux accès ou aux bornes d'alimentation en courant alternatif ou en courant continu pour les essais en laboratoire...48 Figure 10 Exemple de montage d'essai pour l'application de la tension d'essai au moyen de la pince de couplage capacitive pour les essais en laboratoire...48
3 IEC: CONTENTS FOREWORD...7 INTRODUCTION Scope Normative references Terms and definitions General Test levels Test equipment Burst generator Coupling/decoupling network for a.c./d.c. mains supply port Capacitive coupling clamp Test set-up Test equipment Test set-up for type tests performed in laboratories Test set-up for post-installation tests Test procedure Laboratory reference conditions Execution of the test Evaluation of test results Test report...37 Annex A (informative) Information on the electrical fast transients...55 Annex B (informative) Selection of the test levels...59 Bibliography...63 Figure 1 Simplified circuit diagram of a fast transient/burst generator...41 Figure 2 General graph of a fast transient/burst...41 Figure 3 Waveshape of a single pulse into a 50 Ω load...43 Figure 4 Coupling/decoupling network for a.c./d.c. power mains supply ports/terminals...43 Figure 5 Construction of the capacitive coupling clamp...45 Figure 6 Block diagram for electrical fast transient/burst immunity test...45 Figure 7 General test set-up for laboratory type tests...47 Figure 8 Example of a test set-up for rack mounted equipment...47 Figure 9 Example of a test set-up for direct coupling of the test voltage to a a.c./d.c. power supply ports/terminal for laboratory purposes...49 Figure 10 Example of test set-up for application of the test voltage by the capacitive coupling clamp for laboratory test purposes...49
4 CEI:2004 Figure 11 Exemple d'essai sur site sur les accès d'alimentation en courant alternatif ou en courant continu sur les bornes de terre de protection pour des EST fixes montés sur le sol...50 Figure 12 Exemple d'essai sur site sur l'accès d'alimentation en courant alternatif et sur les bornes de terre de protection pour des EST mobiles...52 Figure 13 Exemple d'essai sur site sur les accès de communication et d'entrée/sortie sans la pince de couplage capacitive...52 Tableau 1 Niveaux d'essai...18 Tableau 2 Fréquences de répétition des impulsions et valeurs de crête des tensions de sortie...22
5 IEC: Figure 11 Example for post-installation test on a.c./d.c. power supply ports and protective earth terminals for stationary, floor-mounted EUT...51 Figure 12 Example for post-installation test on a.c. mains supply port and protective earth terminals for non-stationary mounted EUT...53 Figure 13 Example of post-installation test on communications and I/O ports without the capacitive coupling clamp...53 Table 1 Test levels...19 Table 2 Output voltage peak values and repetition rates...23
6 CEI:2004 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves AVANT-PROPOS 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI entre autres activités publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d études. 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 5) La CEI n a prévu aucune procédure de marquage valant indication d approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication. 9) L attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. La Norme internationale CEI a été établie par le sous-comité 77B: Phénomènes haute fréquence, du comité d'études 77 de la CEI: Compatibilité électromagnétique. Elle constitue la Partie 4-4 de la CEI Elle a le statut de publication fondamentale en CEM en accord avec le Guide 107 de la CEI, Compatibilité électromagnétique Guide pour la rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique. Cette deuxième édition annule et remplace la première édition, parue en 1995, et ses amendements 1 (2000) et 2 (2001). Cette deuxième édition constitue une révision technique. Cette deuxième édition améliore et clarifie les spécifications du simulateur, les critères de test et les montages d'essai. Seule l'injection en mode commun est demandée.
7 IEC: INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) Part 4-4: Testing and measurement techniques Electrical fast transient/burst immunity test FOREWORD 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as IEC Publication(s) ). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and nongovernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees. 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user. 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter. 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication. 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications. 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication. 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. International Standard IEC has been prepared by sub-committee 77B: High frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility. It forms Part 4-4 of IEC It has the status of a basic EMC publication in accordance with IEC Guide 107, Electromagnetic compatibility Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications. This second edition cancels and replaces the first edition published in 1995 and its amendments 1 (2000) and 2 (2001) and constitutes a technical revision. This second edition improves and clarifies simulator specifications, test criteria and test setups. Only common mode injection is required.
8 CEI:2004 Le texte de cette norme est issu des documents suivants: FDIS 77B/419/FDIS Rapport de vote 77B/424/RVD Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme. Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera reconduite; supprimée; remplacée par une édition révisée, ou amendée.
9 IEC: The text of this standard is based on the following documents: FDIS 77B/419/FDIS Report on voting 77B/424/RVD Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table. This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be reconfirmed; withdrawn; replaced by a revised edition, or amended.
10 CEI:2004 INTRODUCTION La CEI est publiée sous forme de plusieurs parties séparées, conformément à la structure suivante: Partie 1: Généralités Considérations générales (introduction, principes fondamentaux) Définitions, terminologie Partie 2: Environnement Description de l'environnement Classification de l'environnement Niveaux de compatibilité Partie 3: Limites Limites d'émission Limites d'immunité (dans la mesure où elles ne relèvent pas des comités de produits) Partie 4: Techniques d'essai et de mesure Techniques de mesure Techniques d'essai Partie 5: Guide d'installation et d'atténuation Guide d'installation Méthodes et dispositifs d'atténuation Partie 6: Normes génériques Partie 9: Divers Chaque partie est à son tour subdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme normes internationales soit comme spécifications techniques ou rapports techniques, dont certaines ont déjà été publiées comme sections. D autres seront publiées avec le numéro de partie, suivi d un tiret et complété d un second numéro identifiant la subdivision (exemple: ). La présente partie est une Norme internationale qui donne les exigences d'immunité et les procédures d'essai relatives aux transitoires électriques rapides en salves.
11 IEC: INTRODUCTION IEC is published in separate parts, according to the following structure: Part 1: General General considerations (introduction, fundamental principles) Definitions, terminology Part 2: Environment Description of the environment Classification of the environment Compatibility levels Part 3: Limits Emission limits Immunity limits (in so far as they do not fall under the responsibility of the product committees) Part 4: Testing and measurement techniques Measurement techniques Testing techniques Part 5: Installation and mitigation guidelines Installation guidelines Mitigation methods and devices Part 6: Generic standards Part 9: Miscellaneous Each part is further subdivided into several parts, published either as international standards or as technical specifications or technical reports, some of which have already been published as sections. Others will be published with the part number followed by a dash and a second number identifying the subdivision (example: ). This part is an international standard which gives immunity requirements and test procedures related to electrical fast transients/bursts.
12 CEI:2004 COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves 1 Domaine d'application La présente partie de la CEI concerne l'immunité des matériels électriques et électroniques aux transitoires rapides répétitifs. Elle donne les exigences d immunité et les procédures d essai relatives aux transitoires électriques rapides en salves. Elle définit en outre des gammes de niveaux d'essais et établit des procédures d'essai. L objet de cette norme est d établir une référence commune et reproductible dans le but d'évaluer l immunité des matériels électriques et électroniques, quand ils sont soumis aux transitoires électriques rapides en salves sur les accès d alimentation, de signal, de commande et de terre. La méthode d essai documentée dans cette partie de la CEI décrit une méthode cohérente dans le but d évaluer l immunité d un matériel ou système visà-vis d un phénomène défini. NOTE Comme décrit dans le Guide 107 de la CEI, c est une publication fondamentale en CEM pour utilisation par les comités de produits de la CEI. Comme indiqué également dans le Guide 107, les comités de produits de la CEI sont responsables de déterminer s il convient d appliquer ou non cette norme d essai d immunité et, si c est le cas, ils sont responsables de déterminer les niveaux d essai et les critères de performance appropriés. Le comité d études 77 et ses sous-comités sont prêts à coopérer avec les comités de produits à l évaluation de la valeur des essais d immunité particuliers pour leurs produits. Cette norme définit: la forme d'onde de l'essai en tension; la gamme des niveaux d'essais; le matériel d'essai; les procédures de vérification du matériel d essai; l'installation d'essai; la procédure d'essai. Cette norme donne des spécifications pour les essais menés en laboratoire et les essais in situ réalisés sur le matériel dans l'installation finale. 2 Références normatives Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). CEI :1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) Chapitre 161: Compatibilité électromagnétique
13 IEC: ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) Part 4-4: Testing and measurement techniques Electrical fast transient/burst immunity test 1 Scope This part of IEC relates to the immunity of electrical and electronic equipment to repetitive electrical fast transients. It gives immunity requirements and test procedures related to electrical fast transients/bursts. It additionally defines ranges of test levels and establishes test procedures. The object of this standard is to establish a common and reproducible reference for evaluating the immunity of electrical and electronic equipment when subjected to electrical fast transient/bursts on supply, signal, control and earth ports. The test method documented in this part of IEC describes a consistent method to assess the immunity of an equipment or system against a defined phenomenon. NOTE As described in IEC Guide 107, this is a basic EMC publication for use by product committees of the IEC. As also stated in Guide 107, the IEC product committees are responsible for determining whether this immunity test standard should be applied or not, and if applied, they are responsible for determining the appropriate test levels and performance criteria. TC 77 and its sub-committees are prepared to co-operate with product committees in the evaluation of the value of particular immunity tests for their products. The standard defines: test voltage waveform; range of test levels; test equipment; verification procedures of test equipment; test set-up; test procedure. The standard gives specifications for laboratory and post-installation tests. 2 Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. IEC :1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Chapter 161: Electromagnetic compatibility
IEC 61000-4-4 Edition 3.0 2012-04 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE colour inside BASIC EMC PUBLICATION PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-4: Testing and
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 61000-4-18 Première édition First edition 2006-11 PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM BASIC EMC PUBLICATION Compatibilité électromagnétique (CEM) Partie