Source: http://docplayer.cz/108508066-Ceska-metrologicka-spolecnost.html
Timestamp: 2019-11-14 18:35:27+00:00
Document Index: 28280329

Matched Legal Cases: ['čl. 8', 'čl. 8', 'čl. 8', 'čl. 8', 'čl. 9', 'čl. 9', 'čl. 9', 'čl. 9', 'čl. 9', 'zákona č.505', 'zákona č. 22']

Česká metrologická společnost - PDF
Česká metrologická společnost
Download "Česká metrologická společnost"
1 Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Kalibrační postup KP 1.1.2/18/13 PEVNÉ ODPICHY (s plochými a kulovými konci a Praha říjen 2013
2 KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 2/13 Vzorový kalibrační postup byl zpracován a financován ÚNMZ v rámci Plánu standardizace Program rozvoje metrologie Číslo úkolu: VII/1/13 Zadavatel: Česká republika Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu Řešitel: Česká metrologická společnost Zpracoval: Ing. Vladislav Batěk ÚNMZ, ČMS Neprodejné: Metodika je volně k dispozici na stránkách ÚNMZ a ČMS. Nesmí však být dále komerčně šířena.
3 KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 3/13 1 Předmět kalibrace Tento kalibrační postup se vztahuje na kalibraci pevných odpichů v provedení s plochými rovnoběžnými konci a odpichů s kulovými nebo zaoblenými konci a na kalibraci nastavovacích měrek k třmenovým mikrometrům. Odpichy mohou být v sadách nebo jednotlivě jako příslušenství třmenových mikrometrů. Odpichy s plochými konci (měrky k mikrometrům jsou běžné do velikosti 1000 mm. Se stavěcími odpichy s kulovými konci se lze setkat až do délky 5 m. Kalibrace popsaná v tomto kalibračním postupu se týká jak prvotní kalibrace v dané organizaci (např. při vstupní kontrole odpichů a měrek) (označované jako PK), tak i při rekalibraci během používání mikrometru (dále označované jako RK). 2 Související normy a metrologické předpisy ČSN ČSN EN ISO 3611 květen 2011 ČSN ISO 3611 červen 1995 ČSN EN ISO 3650 únor 2000 ČSN změna Z ČSN EN ISO prosinec 2011 Mezní měřidla. Odpichy s kulovými plochami [1] Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Mikrometry pro vnější měření - Návrh a metrologické charakteristiky Třmenové mikrometry pro vnější měření (pouze tabulka dovolených chyb), (zrušená) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Etalony délek - Koncové měrky Mikrometrická měřidla na vnější měření. Technické požadavky (omezeně platná) Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost [7] zkušebních a kalibračních laboratoří EA 4/02 Vyjadřování nejistot měření při kalibracích [8] CZ Katalog výrobce Mitutoyo [9] TNI Mezinárodní metrologický slovník Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM) [10] [2] [3] [4] [5] [6] 3 Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci odpichů a měrek je dána příslušným předpisem organizace. Tito pracovníci se seznámí s kalibračním postupem a souvisejícími předpisy.
4 KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 4/13 Doporučuje se potvrzení odborné způsobilosti těchto pracovníků prokázat vhodným způsobem, například osvědčením o odborné způsobilosti, osobním certifikátem apod. 4 Názvosloví, definice Nastavovací měrky pro třmenové mikrometry odpichy zakončené rovnoběžnými měřicími plochami. Odpich s kulovými konci - odpich s kulovými nebo zaoblenými konci s poloměrem zaoblení výrazně menším, než polovina délky odpichu. Odpichy s malou ploškou nebo čípkem - starší typ nastavovacích měrek pro mikrometry Pevné odpichy - odpichy vyrobené na pevnou míru s plochými nebo zaoblenými konci Nastavitelné odpichy - odpichy se šroubovacím dotekem pojištěným maticí a zpravidla zaoblenými konci. 5 Prostředky potřebné pro kalibraci Délkoměr odpovídajícího měřicího rozsahu a rozlišení 0,1 µm, sada koncových měrek od 125 mm do 500 mm. Jde o pracovní etalon minimálně 5. sekundárního řádu a 2. třídy přesnosti, který je navázán na etalon minimálně 4. sekundárního řádu, tělískový teploměr s měřicím rozsahem min (16 až 26) C s hodnotou dílku stupnice min 0,2 C, popř. jiný teploměr obdobných parametrů, vlhkoměr, lupa se zvětšením minimálně 3x, klíče k seřizování odpichů, čisticí prostředky: čistý lékařský benzín, miska, vlasový štětec, lněná utěrka, jelenice, lapovací deska nebo kámen, lapovací prášek a petrolej, lapovací papír, konzervační prostředky: lékárenská vazelína. Pozn.: Všechna použitá měřidla a měřicí prostředky musí být navázány na vhodný etalon a mít platnou kalibraci. 6 Obecné podmínky kalibrace Teplota prostředí: Změna teploty vzduchu: Relativní vlhkost vzduchu: (20,0 ±0,5) C, max. 0,2 C/h, max. 80 % RH, nekorozní prostředí
5 KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 5/13 7 Rozsah kalibrace Kontrola dodávky (viz čl. 8.1) Čištění a předběžná kontrola (viz čl. 8.2) Stav před úpravou a seřízením (viz čl. 8.3) Úprava měřidla (viz čl. 8.4) Teplotní stabilizace odpichů (viz čl. 9.1) Měření odpichů s plochými konci (viz čl. 9.2) Měření a seřízení odpichů s kulovými konci (viz čl. 9.3) 0dpichy s malou ploškou (viz čl. 9.4) Rozdíly ve způsobu použití různých typů odpichů (viz čl. 9.5) 8 Kontrola dodávky a příprava ke kalibraci 8.1 Kontrola dodávky Zkontroluje se označení sady odpichů evidenčním číslem, popřípadě příslušnost k danému mikrometru (porovnáním s evidenčním listem sady odpichů nebo jiným podobným dokladem). (pouze RK) Porovnají se počty, typy, resp. úplnost sad podle kopie objednávky, popř. podle dodacího listu. (PK, RK) 8.2 Čištění a předběžná kontrola Odpich a případně i kazeta se vyčistí. Překontroluje se, zda odpich není mechanicky poškozený, ohnutý nebo jinak deformovaný. Měřicí plochy nesmí být rezavé, poškrabané, vyštípnuté nebo jinak poškozené. Kontroluje se prostým okem, případně lupou. (PK, RK) 8.3 Stav před úpravou či seřízením Pokud se požaduje zaznamenat stav před opravou a seřízením (např. podle odstavce normy ČSN EN ISO/IEC 17025), vynechá se úprava měřidla a provede se kalibrace v dodaném stavu (As Found) podle článku 9 a úprava odpichu se provede až následně. 8.4 Úprava měřidla Lehce poškozené či zkorodované měřicí plochy odpichu se upraví na lapovacím kameni. Odpichy se zaoblenými konci se vyleští buď pastou na plsti, nebo metalografickým papírem. Pokud má mít odpich kulové konce, nesmí mít opotřebením vzniklé plošky. Tyto plošky se u seřizovacích odpichů odstraní obroušením a odpich se přestaví. Po úpravě se měřidlo opět vyčistí. (pouze RK)
6 KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 6/13 9 Postup kalibrace 9.1 Teplotní stabilizace odpichů Teplotní ustálení má zásadní význam zejména u dlouhých odpichů. Doba ustálení závisí hlavně na konstrukci odpichu a bývá v řádu hodin. Předběžné teplotní ustálení se provádí mimo délkoměr na místě s teplotou blízkou měřicímu stroji, a to zpravidla do druhého dne. Po ustálení se přenese odpich na délkoměr a sleduje se, zda je v ustáleném stavu. Pokud se prokáže ustálený stav na největším odpichu, lze předpokládat i ustálení menších odpichů v sadě a měření zrychlit. S odpichy je nutno manipulovat v rukavicích a pouze nezbytně nutnou dobu. 9.2 Měření odpichů s plochými konci (nastavovacích měrek) Při měření odpichů s plochými a rovnoběžnými konci se postupuje obdobně jako při kalibraci dlouhých koncových měrek. Doteky délkoměru musí být kulové a měřený odpich se podepírá v Besselových bodech, tj. přibližně v 1/5 délky od konců odpichu. Odpich se musí v ose měření pohybovat volně. Délka odpichu se měří přibližně v ose (x) a hledají se vratné body minima délky posuvem jedné z podpěr v obou osách (y a z). Pokud podpěra neumožňuje pohyb v obou osách, odpich se při hledání minima délky otočí o 90. Odpichy s rovnoběžnými konci lze měřit relativně porovnáním s koncovou měrkou, která se teplotně stabilizuje společně s odpichem. Tím lze omezit chyby z nevyrovnání teploty. Měřením délky mimo osu (rozpětí délky) se můžeme přesvědčit o rovnoběžnosti měřicích ploch, která nemá přesáhnout 2 µm. Rovinnost měřicích ploch u nových odpichů nemá přesáhnout 0,3 µm, což je jeden proužek při kontrole planparalelním sklem. (PK, RK) 9.3 Měření a seřízení odpichů s kulovými konci Při měření odpichů s kulovými konci musí být délkoměr opatřen plochými rovnoběžnými doteky. Délkoměr se nastavuje přisátím kontaktů na nastavovací měrku. Odpich se podepře stejně jako v předešlém případě, hledá se však vratný bod maxima délky v obou osách. Seřiditelné odpichy se seřizují hrubě vyšroubováním doteku a jemně pak dotahováním pojistné matice přímo na délkoměru. K seřizování se přistoupí tehdy, je-li naměřená úchylka od jmenovité hodnoty větší, než nejistota měření. Seřizování odpichů vyžaduje jistou praxi a zkušenost s chováním daného typu odpichu. (PK, RK) 9.4 Odpichy s malou ploškou Tento typ odpichů se vyráběl dříve jako nastavovací měrka k mikrometrům. Kalibraci je třeba provádět plochými doteky a nejprve najít vratný bod maxima délky. V rámci takto nalezeného maxima je pak třeba hledat lokální minimum. Kalibrace takového odpichu může být obtížná, zejména pokud jsou plošky opotřebené. Řešením může být použití zúžených (prodlužovacích) kontaktů na délkoměru a středících pouzder, jaká jsou v příslušenství mikrometrů. V každém případě vyžaduje kalibrace takových odpichů zkušenost a opatrnost. (PK, RK)
7 KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 7/ Rozdíly ve způsobu použití různých typů odpichů Stejně jako jsou u dvou základních typů odpichů rozdíly ve způsobu kalibrace, jsou rozdíly i ve způsobu jejich použití. Pevné odpichy se užívají hlavně pro nastavování třmenových mikrometrů. Na odpichy s rovnoběžnými měřicími plochami se mikrometr nastavuje stejně, jako na koncovou měrku, tj. na řehtačku nebo na cit podle zvyklostí uživatele a způsobu měření. Na odpichy s kulovými doteky je třeba mikrometr nastavovat vždy na cit, nesmí se použít řehtačka. Nastavuje se na lehký dotek tak, že je možno odpichem mezi kontakty kolébat (viz obr.). Pokud se tato zásada nedodrží a použije se řehtačka, vznikne v nastavení mikrometru chyba řádu -(0,01 až 0,03) mm v závislosti na velikosti a tuhosti třmenu měřidla. 10 Vyhodnocení kalibrace Naměřené úchylky délky se porovnají s dovolenými úchylkami. Nastavovací měrky s plochými doteky mají podle ČSN dovolené úchylky stejné, jako koncové měrky třídy přesnosti 2 (viz ČSN EN ISO 3650). V katalogu výrobce Mitutoyo CZ str. 91 jsou uvedeny hodnoty přibližně 2,5x větší. Dovolené úchylky pevných odpichů, uvedené v katalozích a normách, platí pro nová měřidla. Pro měřidla používaná si může uživatel měřidla (resp. zadavatel kalibrace) stanovit vlastní dovolené úchylky, případně je nestanovovat vůbec s tím, že uživateli musí být vždy k dispozici kalibrační list s naměřenou hodnotou. Stavitelné odpichy se nastavují co nejblíže k nule, zpravidla na úchylku menší, než je deklarovaná nejistota měření. Takto nastavené odpichy považuje uživatel v rámci dané nejistoty za nulové. V následujícím příkladu je jeden z možných způsobů uvádění úchylek nastavitelných odpichů v kalibračním listu: Výsledek kalibrace: Označení čis. 100 / II čis. 125 / II čis. 150 / II.. čis. 500 / II Jmenovitá hodnota mm Úchylka od jmenovité hodnoty (µm) Nejistota před seřízením po kalibraci měření (As Found) (As Left) µm 0 0 ± ± ± ± 3
8 KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 8/13 11 Kalibrační list 11.1 Náležitosti kalibračního listu Kalibrační list by měl obsahovat minimálně následující údaje: a) název a adresu kalibrační laboratoře, b) pořadové číslo kalibračního listu, očíslování jednotlivých stran, celkový počet stran, c) jméno a adresu zadavatele, resp. zákazníka, d) název a identifikační číslo kalibrovaného měřidla, popřípadě jméno výrobce, e) datum přijetí odpichu ke kalibraci, datum provedení kalibrace a datum vystavení kalibračního listu, f) určení specifikace uplatněné při kalibraci nebo označení kalibračního postupu (v tomto případě KP 1.1.2/18/13), g) podmínky, za nichž byla kalibrace provedena (hodnoty ovlivňujících veličin apod.), h) měřidla použitá při kalibraci, i) obecné vyjádření o návaznosti výsledků měření (etalony použité při kalibraci), j) výsledky měření a s nimi spjatou nejistotu měření a/nebo prohlášení o shodě s určitou metrologickou specifikací, k) jméno pracovníka, který měřidlo kalibroval, jméno a podpis odpovědného (vedoucího) pracovníka, razítko kalibrační laboratoře. Akreditovaná kalibrační laboratoř navíc uvede přidělenou kalibrační značku a odkaz na akreditaci. Součástí kalibračního listu je též prohlášení, že uvedené výsledky se týkají pouze kalibrovaného předmětu a kalibrační list nesmí být bez předběžného písemného souhlasu kalibrační laboratoře publikován jinak než celý. Pokud provádí kalibrační, resp. metrologická laboratoř kalibraci pro vlastní organizaci, může být kalibrační list zjednodušen, případně vůbec nevystavován (výsledky kalibrace mohou být uvedeny např. v kalibrační kartě měřidla nebo na vhodném nosiči, popř. v elektronické paměti. I v tomto případě však musí kalibrační laboratoř zpracovat záznam o měření (s uvedenými měřenými hodnotami) a archivovat jej Protokolování Originál kalibračního listu se předá zadavateli kalibrace. Kopii kalibračního listu si ponechá kalibrační laboratoř a archivuje ji po dobu nejméně pěti let nebo po dobu stanovenou zadavatelem zároveň se záznamem o kalibraci. Doporučuje se archivovat záznamy a kalibrační listy chronologicky. Výsledky kalibrace se mohou v souladu s případnými podnikovými metrologickými dokumenty zanášet do kalibrační karty měřidla nebo ukládat do vhodné elektronické paměti.
9 KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 9/ Umístění kalibrační značky Po provedení kalibrace může kalibrační laboratoř označit kalibrované měřidlo kalibrační značkou, popř. kalibračním štítkem. Pokud to není výslovně uvedeno v některém podnikovém metrologickém předpisu, nesmí kalibrační laboratoř zvláště pro externí zákazníky, není-li o to výslovně požádána, uvádět na kalibrační štítek datum příští kalibrace. 12 Péče o kalibrační postup Originál kalibračního postupu je uložen u jeho zpracovatele, další vyhotovení jsou předána příslušným pracovníkům podle rozdělovníku (viz čl tohoto postupu). Změny, popř. revize kalibračního postupu provádí jeho zpracovatel. Změny schvaluje vedoucí zpracovatele (vedoucí kalibrační laboratoře nebo metrolog organizace). 13 Rozdělovník, úprava a schválení, revize 13.1 Rozdělovník Kalibrační postup Převzal Výtisk číslo Obdrží útvar Jméno Podpis Datum 13.2 Úprava a schválení Kalibrační postup Jméno Podpis Datum Upravil Úpravu schválil 13.3 Revize Strana Popis změny Zpracoval Schválil Datum
10 KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 10/13 15 Stanovení nejistoty měření (příklad výpočtu) Příklad při kalibraci pevných odpichů na délkoměru 14.1 Výchozí údaje: Použitá měřidla: délkoměr s plochými a kulovými doteky nastavovací měrka prostorový teploměr tělískové teploměry Související normy a dokumenty: ČSN EN ISO EA 4/02 Referenční podmínky: teplota (20,0 ±0,5) C Naměřené hodnoty: Na nastavovací měrce jmenovité délky 500 mm jsme popsaným postupem naměřili úchylky: (+1,2; +1,7; +2,1; +1,6; +1,4) µm 14.2 Model měření Měří se odpichy délky L na délkoměru SIP 1002 M. Každý odpich se měří pětkrát. Měří se v klimatizované laboratoři při teplotě (20 ±0,5) C v prostoru délkoměru. Před měřením odpichy teplotně stabilizujeme na loži délkoměru. Předpokládáme, že teplota měřítka je v mezích dílku stupnice teploměru shodná s teplotou měřeného odpichu. Nevyrovnání teploty odhadujeme nejvýše na ±0,2 C. Vliv rozdílného materiálu měřítka a měrek zahrneme do nejistoty součinitele teplotní roztažnosti Stanovení rozšířené nejistoty: Stanovení standardní nejistoty typu A u A : u A = s.k n A 0,19 5 1,4 = 0,19 µm kde: s - Směrodatná odchylka určená na kalkulátoru (někdy označená s (n-1) ) n - Počet měření k A - Koeficient určený v závislosti na počtu měření podle následující tabulky: n k A 7,0 2,3 1,7 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
11 KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 11/13 Nejistota z opakovaných měření u A = 0,2 µm se zahrne do výpočtové tabulky. Větší hodnota se nepředpokládá, větší rozptyl měřených hodnot by ukazoval na neustálené podmínky a měření by se muselo opakovat. Stanovení standardní nejistoty typu B u B : Výchozí rovnice má pro tento případ tvar: l S = l E + l + t.. L kde: l S l E l t L délka kalibrovaného odpichu délka odečtená na délkoměru rozdíl délek z opakovaných měření odchylka od normální teploty jmenovitá délka odpichu rozdíl součinitelů teplotní roztažnosti odpichu a měřítka délkoměru = S - E = ±3 µm/m C Tabulka standardních nejistot Zdroje nejistot Základní nejistota měření délkoměru. Nejistota se převezme z kalibračního listu Rozdíl opakovaných měření délky. Nejistota je typu A z opakovaných měření odpichu. Teplotní rozdíl mezi měřítkem délkoměru a odpichem(odhad podle dlouhodobě ustálených podmínek v lab.) ±0,2 C Vliv rozdílu tepl. roztažnosti měřítka délkoměru a odpichu za předpokladu krajního rozdílu součinitelů ±3 Meze nejistot Typ rozdělení Standardní nejistota Koeficient Příspěvek k nejistotě l E 0,3+0,4L k = 2 0,15 + 0,2L 1 0,15 + 0,2L l 0,2 t 0,2 C 3 µm/m C typ A k = 1 0,2 1 0,2 rovnom. 3 0,12 C rovnom. 3 1,73 µm/m C. L 11,5. L 1,33 L t. L 0,2. L m C 0,35 L Měřená délka l S Kombinovaná nejistota kalibrace u pro k = 1 0,25 + 1,4 L V tabulce jsme nevyčíslili délku odpichu L. Obě složky nejistoty, konstantní i závislou na délce L, je třeba sečíst geometricky. Pokud je sečteme aritmeticky, výsledný odhad nejistoty mírně nadsadíme, získáme však odhad pro obecnou délku odpichu L. Stanovení kombinované standardní nejistoty Z tabulky: u = (0,25 + 1,4 L) µm, kde L je délka kalibrovaného odpichu v metrech.
12 KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 12/13 Stanovení rozšířené nejistoty: Za předpokladu, že výsledné rozdělení pravděpodobnosti je normální, koeficient rozšíření k = 2: U = ±(0,5 + 3 L) µm kde: L je délka odpichu v metrech. Následující tabulky vychází z dovolených chyb výrobce Mitutoyo, katalog CZ Rozsah jmenovitých délek mm Dovolená úchylka délky nastavovací měrky mikrometru µm Dovolená úchylka délky stavitelných odpichů µm Rozšířená nejistota měření U µm od 25 do 50 ±2 ±1 ±1 přes 50 do 100 ±3 ±1 ±1 přes 100 do 150 ±4 ±1 ±1 přes 150 do 200 ±5 ±2 ±2 přes 200 do 250 ±6 ±2 ±2 přes 250 do 300 ±7 ±2 ±2 přes 300 do 350 ±8 ±2 ±2 přes 350 do 400 ±9 ±2 ±2 přes 400 do 450 ±10 ±2 ±2 přes 450 do 500 ±11 ±2 ±2 Poznámka: O správnosti odhadu nejistoty měření se můžeme přesvědčit dlouhodobým pozorováním chování odpichu na délkoměru. Při obvyklém provozu v laboratoři by odchylky měřené v různé době měly být vždy v pásmu ±3. L µm, kde L je délka odpichu v metrech. Pokud se to nedaří, je třeba odhad nejistoty revidovat a odhady vycházející z nevyrovnání teplot zvýšit. 15 Validace Kalibrační metody podléhají validaci v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC čl Validační zpráva je uložena v archivu sekretariátu ČMS.
13 KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 13/13 Upozornění Kalibrační postup je třeba považovat za vzorový. Doporučuje se, aby jej organizace přizpůsobila svým požadavkům s ohledem na své metrologické vybavení a konkrétní podmínky. V případě, že střediskem provádějícím kalibraci je akreditovaná kalibrační laboratoř, měl by být kalibrační postup navíc upraven podle příslušných předpisů (zejména MPA a EA).
Česká metrologická společnost, z.s.
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.7/02/16 ULTRAZVUKOVÉ TLOUŠŤKOMĚRY Praha Říjen
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/02/15 ETALON KRUHOVITOSTI Praha Říjen 2015 KP 1.1.4/02/15
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/19/13 VÝŠKOVÉ MIKROMETRY Praha Říjen 2013 KP 1.1.2/19/13
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.3/07/16 SPECIÁLNÍ NASTAVOVACÍ ETALONY PRO 3D
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.3/01/13 MĚŘICÍ MIKROSKOP Praha říjen 2013 KP č. 1.1.3/01/13
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/12/15 SPECIÁLNÍ KALIBRY (operační měřidla) Praha
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/20/17 ETALONY KONTURY (pro profiloměry šablony)
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 6.1.2/01/13 MECHANICKÉ STOPKY Praha říjen 2013 KP 6.1.2/01/13
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/10/13 MIKROKÁTOROVÉ HLAVICE Praha Říjen 2013 KP
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.2/01/16 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.2.2/04/15 RÁMOVÁ VODOVÁHA Praha Říjen 2015 KP 1.2.2/04/15
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/20/14 POSUVNÁ MĚŘIDLA PRO STAVEBNICTVÍ (s tvarovým
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.9/01/16 PENETRANČÍ JEHLY Praha Říjen 2016 KP
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/05/13 MĚŘICÍ PŘÍPRAVEK (pro kontrolu délkových, popř.
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/23/14 TLOUŠŤKOMĚR S ÚCHYLKOMĚREM (třmenový tloušťkoměr)
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.8/01/16 Defektoskopické etalony (měrky K1 a
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/04/15 KONTROLNÍ PRAVÍTKO Praha Říjen 2015 KP 1.1.4/04/15
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/01/13 PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ KRUHOVITOSTI Praha Říjen
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.5/01/16 KALIBRACE ETALONŮ DRSNOSTI POVRCHU Praha
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/17/13 MIKROMETRICKÝ HLOUBKOMĚR (s pevnými a výměnnými
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.2.1/05/13 KUŽELOVÉ KALIBRY Praha Říjen 2013 KP 1.2.1/05/13
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/04/13 NASTAVOVACÍ KROUŽKY (pro vnitřní měření) Praha
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.5/03/16 KALIBRACE DOTYKOVÝCH PŘÍSTROJŮ NA MĚŘENÍ
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/18/15 NOŽOVÁ PRAVÍTKA Praha Říjen 2015 KP 1.1.1/18/15
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.2/06/15 TVRDOMĚRNÉ DESTIČKY BRINELL Praha Říjen 2015
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 4.1.2/08/13 VRCHOLOVÉ A UNIVERZÁLNÍ VOLTMETRY Praha Prosinec
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/22/14 DUTINOMĚR S ÚCHYLKOMĚREM (Subito) Praha Říjen
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/21/14 PÁČKOVÉ ÚCHYLKOMĚRY Praha Říjen 2014 KP 1.1.2/21/14
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1..1/03/15 VÁLCE PRO MĚŘENÍ KOLMOSTI Praha Říjen 015 KP 1..1/03/15
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.2.1/07/13 ÚHLOVÉ MĚRKY Praha Říjen 2013 KP 1.2.1/07/13
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.2/02/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/08/13 BIMETALOVÉ TEPLOMĚRY s měřicím prvkem umístěným
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/02/13 TLAKOVÉ TEPLOMĚRY Praha Říjen 2013 KP 3.1.3/02/13
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ MĚŘICKÝMI PÁSMY,
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.2/05/15 TVRDOMĚRNÉ DESTIČKY VICKERS Praha Říjen 2015
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.1/01/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.1/02/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.2.2/02/18 METODIKA MĚŘENÍ VODOVÁHAMI
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/05/13 PŘÍMĚRNÉ DESKY Praha Říjen 2013 KP 1.1.4/05/13
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.2/04/15 TVRDOMĚRNÉ DESTIČKY ROCKWELL Praha Říjen 2015
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.2.2/01/18 Metodika měření úhloměry ve
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.2/04/18 Metodika měření číselníkovými
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.2.2/06/14 ELEKTRONICKÉ LIBELY přesné strojírenské Praha
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.1/03/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ
KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno
KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno Skupiny měřidel úkol technického rozvoje PRM 2012 č. VII/4/12 velké množství jednotlivých měřidel délky 11 skupin,
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postp KP 1.1.3/06/13 TRACKER (LASER TRACKER LEICA) Praha říjen 013 KP
Metodika pro stanovení cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků
ČESKÉ KALIBRAČNÍ SDRUŽENÍ, z.s Slovinská 47, 612 00 Brno Metodika pro stanovení cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků (plněných hmotnostně) Číslo úkolu: VII/12/16 Název úkolu: Zpracování metodiky
METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ
1.6.2018 METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ Posuvná měřidla jsou délková měřidla s rovnoběžnými rovinnými plochami, mezi kterými lze v daném měřícím rozsahu měřidla měřit rozměry vně
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/03/13 SKLENĚNÉ TEPLOMĚRY PRO VISKOZIMETRII Praha
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.4/01/18 Metodika měření na příměrných
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postp KP 1.1.3/0/13 SOUŘADNICOVÝ MĚŘICÍ STROJ (CMM) PORTÁLOVÝ Praha
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvtc.cz/cms Kalibrační postup KP 4.1./11/13 ANALOGOVÝ STŘÍDAVÝ WATTMETR Praha Říjen 013 KP
Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy )
Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy ) Kalibrace se provede porovnávací metodou pomocí kalibrovaného ocelového měřicího
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.2/03/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ
Kontrolní metrologická střediska
Kontrolní metrologická střediska AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ PRO CEJCHOVÁNÍ A KALIBRACI PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN hgff PROVOZ ELEKTROTECHNICKÝCH DÍLEN Kalibrační laboratoř se zabývá
Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.8/01/14 SILOMĚRY (Páčkové siloměry - kontaktoměry,
UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, Ostrava - Radvanice
Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C Měřená veličina Rozsah měřené kalibrace [ ± ] 2) 1. Třmenové mikrometry (0 1000) mm (1 + 6 L) µm PP-11.01 2. Koncové měrky (0,5 100)
VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU
VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé říši,
Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly
Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly Zákon 505/1990 Sb., o metrologii závazný pro všechny organizace zabývající se měřením Měření se musí zabezpečovat s ohledem
Metrologie v praxi. Eliška Cézová
Metrologie v praxi Eliška Cézová 1. Úvod Metrologie se zabývá jednotností a správností měření. Pro podnikovou metrologii bychom měli definovat měřidla, která v daném oboru používáme, řádně je rozčlenit
2.2.3 Základní rovnoběžné měrky
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.2.3 Základní rovnoběžné měrky Základní měrky rovnoběžné jsou v principu základním etalonem požívaným pro
VÍTE KDE ZAČÍNÁ VAŠE PŘESNOST? MARGAGE
- VÍTE KDE ZAČÍNÁ VAŠE PŘESNOST? MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10397 Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v
Kalibrační postup. Indikační teploměry, včetně měřících řetězců. Číslo: QM-17-054-2013 ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř
Indikační teploměry, včetně měřících řetězců Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Pavel Pospíšil Schválil: Štěpán Vaněček Vydáno: 20.2. 2013 Verze: 0 1. Obsah 1. Předmět kalibrace...3 2. Související normy
Posouzení přesnosti měření
Přesnost měření Posouzení přesnosti měření Hodnotu kvantitativně popsaného parametru jakéhokoliv objektu zjistíme jedině měřením. Reálné měření má vždy omezenou přesnost V minulosti sloužila k posouzení
WEPPLER & TREFIL s.r.o. Suderova 2013, Ostrava-Mar. Hory tel.: fax:
WEPPLER & TREFIL s.r.o. Suderova 2013, 709 00 Ostrava-Mar. Hory tel.: 00420 596 663 611 fax: 00420 596 663 699 e-mail: info@w-t.cz http://www.w-t.cz CENÍK kalibračních výkonů akreditované kalibrační laboratoře
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 2.4.1/01/18 METODIKA MĚŘENÍ RÁZOVOU ZKOUŠKOU
Členění podle 505 o metrologii Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými měřícími zařízeními se podle zákona č.505/1990 Sb. ve znění č.l 19/2000 Sb. člení na : a. etalony, b.
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 2.4.1/02/18 METODIKA MĚŘENÍ TRHACÍMI STROJI
SVEDCENI O AK REDITACI
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGAN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s, Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
Třmenové mikrometry s bubínkovou řehtačkou
Třmenové mikrometry s bubínkovou řehtačkou Série 102 Třmenové mikrometry s kombinovanou řehtačkou mají nový mechanismus, který zajišťuje konzistentní a spolehlivé měření a to i pro uživatele nezkušené
České kalibrační sdružení Slovinská 47, 612 00 Brno www:cks-brno.cz pořádá seminář Kalibrace pracovních měřidel z oboru délka 17. 9. 2013 Český metrologický institut Brno, Okružní 31 Vážení přátelé, České
České kalibrační sdružení Slovinská 47, 612 00 Brno www:cks-brno.cz České kalibrační sdružení pořádá seminář Hodnocení a kontrola lícovaných závitů Datum a místo konání 26. 4. 2012 Restaurace a penzion
František Knížek František Knížek - KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 719, Lázně Bohdaneč
List 1 z 5 Pracoviště kalibrační laboratoře : 1., Antonína Dvořáka 719, objekt Lázně Bohdaneč 533 41 Lázně Bohdaneč Obor měřené : Délka 1 Koncové měrky (0,5 100) mm (125 1000) mm (0,26+2L) m (0,3+2,2L)
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.5 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín,
KZB-Kalibrace s.r.o.
KZB - Kalibrace s.r.o. Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 12. 2015 Kontaktní údaje: KZB-Kalibrace s.r.o. Pekárenská 24 Most - Velebudice 434 01 Telefon: Mobil: E-mail: +420 476 700 095 +420 603 984
PRACOVNÍ INSTRUKCE č. 03 Revize : 0
METODIKA PRO KONTROLU TŘMENOVÝCH MIKROMETRŮ Třmenový mikrometr je měřidlo, které slouží k měření vnějších rozměrů s přesností 0,01 mm s odhadem 0,005 mm. Skládá se z tělesa-třmenu mikrometru, jehož jeden
Seznam záznamů SMK společnosti T Machinery a.s.
Seznam záznamů SMK společnosti T Machinery a.s. Seznam platné SMK Útvar controllingu vnitrofiremních procesů SK02 04.01/F1 1 1.4.2018 Seznam záznamů Útvar controllingu vnitrofiremních procesů SK02 04.01/F2
PALSTAT Maintainance Strana 1 / 2
Vydání 10/2008 Verze 3.0.0 PALSTAT Maintainance Strana 1 / 2 Počítačová podpora jakosti pro naplnění požadavků norem ISO 9001, ISO/TS 16949 pro oblast Maintainance údržba strojů, nástrojů, přípravků, forem
OVMT Kontrola měřidel Kontrola mikrometru
Kontrola měřidel Kontrola mikrometru Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Posuvná měřítka Posuvná měřítka