Source: http://docplayer.pl/1846507-Odpowiedz-zamawiajacy-nie-precyzuje-wymogu-w-zakresie-sposobu-regulacji-dopuszcza-oba-rozwiazania.html
Timestamp: 2017-03-31 00:49:59+00:00
Document Index: 55678375

Matched Legal Cases: ['art. 30', 'art. 38', 'art. 39', 'art. 38', 'art. 4', 'art. 4']

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. - PDF
Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.
Download "Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania."
1 INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) fax (0-42) Do wszystkich zainteresowanych, Łódź dnia r. Dotyczy postępowania: ZP/109/2014 Dostawa aparatury medycznej w związku z planowanym utworzeniem nowych pracowni w ramach restrukturyzacji Instytutu CZMP w 2014 roku W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści komorę z lampą UV posadowioną na tylnej ścianie, całkowicie eliminującą efekt cienia, zamiast lamp w ścianach bocznych, które są charakterystyczne tylko dla jednego producenta? Sposób instalacji lampy UV nie ma najmniejszego wpływu na jakość oferowanej komory. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby lampy UV były umieszczone na ścianie tylnej. Pytanie 2 Ile zaworów gazowych i zaworów dla innych mediów (jak woda) wymaga Zamawiający? Odpowiedź: Zamawiający wymaga min. jednego zaworu gazowego w ścianie bocznej lub tylnej. Zamawiający nie wprowadza wymogów w zakresie innych mediów (jak woda). Pytanie 3 Czy podstawa pod komorę ma być regulowana elektrycznie, bezstopniowo, w trakcie np. pracy, czy też ma posiadać możliwość regulacji na kilku wybranych wysokościach, ale manualnie, nie w trakcie pracy? Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuści komorę, której system sterowania odbywa się z poziomu panelu sterowania, BEZ konieczności wstawania w trakcie pracy przez Operatora, z pominięciem pilota? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga, aby komora była sterowana za pomocą pilota z wewnętrznego panelu sterowania ze względu na optymalizację warunków pracy. Parametrów, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach wewnętrznych: wysokość 660 mm x szerokość 1530 mm x głębokość 600 mm? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zaoferowane wymiary komory są zbyt duże w stosunku do wymiarów pomieszczenia laboratorium. Pytanie 6 Dotyczy Pakietu 18 Czy Zamawiający dopuszcza nóż ultradźwiękowy do cięcia kości w obrębie kręgosłupa wraz z apiratorem do usuwania guzów mózgu wg załączonej specyfikacji. Zaoferowany aparat oprócz standardowej funkcji usuwania guzów mózgu, wyposażony jest dodatkowo jako jedyny na rynku w przystawkę umożliwiającą precyzyjne cięcie kości w obrębie kręgosłupa co umożliwia dużo szersze zastosowanie. Ponadto aspirator przystosowany jest do pracy w polu magnetycznym. Dodatkowo jesteśmy w stanie zaoferować ten aparat w cenie dużo niższej od konkurencyjnych aspiratorów. SONASTAR Aspirator ultradźwiękowy z przystawką do precyzyjnego cięcia kości Aspirator do ultradźwiękowego rozdrabniania tkanek I usuwania ich poprzez odsysanie, wraz z opcją płukania pola2 operacyjnego, wyposażony w uchwyt roboczy przystosowany do obecności w środowisku śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego (MRI) Uchwyty robocze i pedał mogą znajdować się w statycznym polu magnetycznym do 0, 15Tesli Zagwarantowane bezpieczeństwo układów aspiratora i konsoli, gdy: w/w znajdują się na zewnątrz pola o natężeniu 0, 15 Tesli w Sali operacyjnej wyposażonej w system magnetycznego rezenansu śródoperacyjnego (imri) w/w są wyłączone w czasie pracy systemu imri. Funkcja automatycznego wyciszenia aparatu tzw. sleep mode po 2 minutach bez używania Częstotliwość pracy uchwytu 23kHz Jeden uniwersalny uchwyt pracujący w 11 końcówkami roboczymi. Optymalizacja wibracji końcówki co zapewnia ochronę nerwów i naczyń przy jednoczesnym zwiększaniu mocy kiedy jest to wymagane bez przekraczania maksymalnego nastawienia. Uchwyt piezoelektryczny Możliwość sterylizacji uchwytu w autoklawie W zestawie 2 uchwyty: prosty i zakrzywiony, oba kompatybilne z wszystkimi końcówkami roboczymi. Bezprzewodowy pedał Możliwość podłączenia do diatermii Standardowo aspirator jest niezależny od podciśnieniowej instalacji szpitalnej gdyż jest wyposażony we własną pneumatyczną pompę podciśnieniowąo zmiennej wydajności, co umożliwia precyzyjne sterowanie systemem aspiracji. Monitorowanie układu pracy aspiracji. Aspirator mierzy i wyświetla bieżącą wartość podciśnienia w układzie aspiracji. Automatycznie wykonywana procedura napełniania układu irygacji. Akustyczna i wizualna informacja o wystąpieniu błędu w czasie pracy aspiratora poprzez system kodów. Pedał uszczelniony tak, że może być czyszczony poprzez zanurzenie w wodzie. Regulowana moc wibracji końcówki roboczej. Moc wibracji proporcjonalna do głębokości wciśnięcia pedału, aż do ustawionej wartości maksymalnej. Konsola wyposażona w: Koła jezdne Schowek do przechowywania pedału wraz z kablem Aspirator wyposażony w wieszak do płynu irygacyjnego. Uchwyty robocze w kolorze czarny-mat, nie powodujące refleksów w polu operacyjnym. Przystawka umożliwiająca precyzyjne cięcie kości, przy minimalnym ryzyku uszkodzenia tkanek miękkich, pracująca w trybie ciągłym lub pulsacyjnym. Możliwość użycia ostrzy tnących o długości 10, 20, 30mm jak również końcówek tnących długich i zakrzywionych do dostępu mini-inwazyjnego. Przystawka wyposażona w 2 uchwyty piezoelektryczne. Dostępne końcówki do aspiracji: 1.9mm, standardowa 1.6mm, mikro 1.1mm, precyzyjna 1.9mm, długa, zakrzywiona, standardowa 1.6mm, długa, zakrzywiona, mikro 1.1mm, długa, zakrzywiona, precyzyjna Końcówka do podstawy czaszki, tnąca, zakrzywiona, długa Końcówka do podstawy czaszki, tnąca, krótka 1.9mm, do ciężkich guzów 1.9mm, długa prosta standardowa 1.9mm, długa zakrzywiona, standardowa, cienka Dostępne końcówki do cięcia: 10mm tnąca, tępa 20mm tnąca, tępa 20mm tnąca ząbkowana 10 mm długość 14,5 cm, zakrzywiona 20mm długość 14,5 cm, zakrzywiona Mikro haczyk Okrągła diamentowa, 4,4mm średnicy Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę i profil przeprowadzanych zabiegów operacyjnych podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Częstotliwość pracy uchwytu 23 khz jest niewystarczająca w zabiegach neurochirurgicznych. Konieczny jest uchwyt pracujący w częstotliwości 35-36kHz, dający mniejszą amplitudę, a więc większą precyzję i delikatność pracy. Brak funkcji selekcji tkanki niezbędnej w zabiegach neurochirurgii dziecięcej wymagających delikatności i precyzji w operowaniu krytycznych struktur anatomicznych. Brak przetwornika magnetostrykcyjnego zapewniającego trwałość (znaczna odporność na silne uderzenia i upadki), długowieczność i niezawodność eksploatacji. Funkcja rzeźbienia w kości jest zbędna. Przystosowanie do pracy w polu magnetycznym jest nieistotne. Pytanie 7 23 Prosimy o wyjaśnienie, jaką pojemnością zamrażarki Zamawiający jest zainteresowany: ok. 175 litrów, 340 litrow, 515 litrów, 690 litrów czy 1000 litrów, ponieważ parametr ten ma znaczący wpływ na cenę zamrażarki. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamrażarki o pojemności od 490 do 520 litrów. Parametrów, stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ. Pytanie 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w wewnętrzne komory robocze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej kwasoodpornej, bez malowania? Wnętrze wykonane ze stali malowanej może być narażone na uszkodzenia, zarysowania i pęknięcia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komorę roboczą ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, bez malowania. Pytanie 9 Dotyczy Pakietu 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przystawki do worteksowania o szybkości worteksowania: rpm, średnicy ruchu 4 mm, mocy 3,8 W oraz wymiarach: 9 x 8 x 15 cm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przystawki do worteksowania o szybkości worteksowania: rpm, średnicy ruchu 4 mm, mocy 3,8 W oraz wymiarach: 9 x 8 x 15 cm pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostaną bez zmian. Pytanie 10 Czy Zamawiający może doprecyzować, czy wymaga dostarczenia zamrażarki z drzwiami wewnętrznymi wyposażonymi w zatrzaskami, celem poprawy izolacji wewnątrz komory? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z drzwiami wewnętrznymi wyposażonymi w zatrzaski, jednak nie wprowadza powyższego wymogu. Pytanie 11 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z podziałem komory na 4 sekcje zamykane dwiema parami izolowanych drzwi wewnętrznych? Jest to korzystniejsze rozwiązanie ze względu na ograniczenie szronienia drzwi wewnętrznych poprzez zminimalizowanie powierzchni styku zimnego powietrza z wewnątrz zamrażarki i ciepłego z otoczenie w momencie otwarcia zewnętrznych drzwi urządzenia. Zastosowanie 2 szt. drzwi wewnętrznych w konsekwencji minimalizuje odkładanie lodu przy uszczelkach drzwi wewnętrznych, przez co dodatnio wpływa na szczelność komory zamrażarki a tym pośrednio na równomierną pracę kompresorów, ich większą trwałość i niższe zużycie energii elektrycznej. W przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z podziałem komory na 4 sekcje zamykane dwiema parami izolowanych drzwi wewnętrznych. Pytanie 12 Czy Zamawiający, jako placówka medyczna, mająca pełne prawo wyposażania podległych jednostek w jak największą liczbę sprzętu medycznego, wymaga żeby zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny, co jest gwarancją najbardziej zaawansowanej technologii potwierdzonej spełnieniem najsurowszych norm przewidzianych dla tego typu urządzeń? (Deklaracja Zgodności z dyrektywami: 93/42/EEC dołączona do oferty przetargowej). Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby zamrażarka posiadała certyfikat wyrobu medycznego, gdyż będzie służyła wyłącznie do przechowywania materiału do badań naukowych. Pytanie 13 Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w wyświetlacz typu LED, umiejscowionym w górnej części urządzenia, maksymalnie do 15 cm od górnej krawędzi urządzenia w celu poprawy widoczności wyświetlanych parametrów z każdego miejsca laboratorium? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zamrażarka posiadała sterownik graficzny LCD lub LED. Zamawiający dopuszcza zamrażarkę wyposażoną w wyświetlacz typu LED, umiejscowiony w górnej części urządzenia, maksymalnie do 15 cm od górnej krawędzi urządzenia w celu poprawy widoczności wyświetlanych parametrów z każdego miejsca laboratorium, jednak nie wprowadza takiego wymogu. Pytanie 14 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w izolację półpróżniową, składającą się z pianki poliuretanowej, rdzenia z włókna szklanego oraz paneli półpróżniowych, występującą także w drzwiach zewnętrznych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę wyposażoną w izolację półpróżniową, składającą się z pianki poliuretanowej, rdzenia z włókna szklanego oraz paneli półpróżniowych, występującą także w drzwiach zewnętrznych, ale nie wprowadza takiego wymogu. 34 Pytanie 15 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem wykonanym ze stali galwanizowanej powlekanej tworzywem? Rozwiązanie takie pozwala na podwyższenia trwałości wnętrza i ułatwienia czyszczenia komory zamrażarki. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z wnętrzem wykonanym ze stali galwanizowanej powlekanej tworzywem. Parametrów, stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ. Pytanie 16 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki wyposażoną w alarmy informujące o konieczności wymiany zużytego podzespołu oraz przeładowania komory urządzenia ciepłym materiałem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę wyposażoną w alarmy informujące o konieczności wymiany zużytego podzespołu oraz przeładowania komory urządzenia ciepłym materiałem pod warunkiem, że pozostałe parametry (znajdujące się w punkcie 4 Zestawienia Wymaganych Parametrów) pozostaną bez zmian. Pytanie 17 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki niskotemperaturowej, której zużycie energii elektrycznej nie przekracza 9,3 kwh/24h przy temperaturze wnętrza zamrażarki -80 C i temperaturze otoczenia + 23 C? Na potwierdzenie do oferty dołączone oryginalne dokumenty producenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową, której zużycie energii elektrycznej nie przekracza 9,3 kwh/24h przy temperaturze wnętrza zamrażarki -80 C i temperaturze otoczenia + 23 C, jednak nie wprowadza powyższego wymogu. Pytanie 18 Czy Zamawiający może doprecyzować, czy wymaga dostarczenia zamrażarki wyposażonej w port wyrównywania ciśnień? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie zamrażarki wyposażonej w port wyrównywania ciśnień, jednak nie wprowadza powyższego wymogu. Pytanie 19 Czy Zamawiający może doprecyzować w jaką liczbę stelaży ma być wyposażona zamrażarka? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była wyposażona w min. 8 stelaży aluminiowych. Parametrów, stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ. Pytanie 20 Czy Zamawiający może doprecyzować w jaką liczbę pudełek ma być wyposażona zamrażarka? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była wyposażona w minimalnie maksymalnie 350 pudełek kriogenicznych, kartonowych. Parametrów, stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ. Pytanie 21 Czy Zamawiający wymaga aby homogeniczność termiczna bloku była nie gorsza niż +/-0,20 C? Jednorodność rozkładu temperatury w bloku gwarantuje otrzymanie porównywalnych wyników reakcji niezależnie od ich położenia w bloku grzejnym. Jest to szczególnie ważne w reakcjach genotypowania z wykorzystaniem metody HRM. Jednorodność rozkładu temperatury na poziomie +/-0,30 C uniemożliwi wiarygodne wykrycie SNP klasy IV. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Podane rozwiązanie nie odpowiada wymaganym standardom dla uzyskania optymalnych warunków reakcji. Pytanie 22 Czy Zamawiający wymaga aby oferent zapewniał wsparcie aplikacyjne nawet w przypadku gdy użytkownik korzysta z odczynników i plastików innych firm, co jest gwarancją otwartości systemu? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wsparcie aplikacyjne obejmowało cały czas użytkowania aparatu. Parametrów, stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ. Pytanie 23 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do Real Time PCR bez opcji gradientu? W technice Real Time PCR startery i sondy optymalizuje się do jednego profilu termicznego, w którym annealing i elongacja przebiegają jednocześnie w 45 temperaturze 60 C. W związku z tym gradient nie ma zastosowania a reakcja jest optymalizowana za pomocą stężeń starterów. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Opcja gradientu w aparacie jest konieczna dla zoptymalizowania reakcji PCR. Pytanie 24 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu wyposażonego w termoblok z elementami Peltiera wykonanymi z elementów ceramicznych i półprzewodnikowych dzięki czemu zwiększona jest żywotność i dokładność pracy bloku grzejnego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza system wyposażony w termoblok z elementem ceramicznym, jednak nie wprowadza powyższego wymogu. Pytanie 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbudowanie aparatu do Real Time PCR o moduł do PCR wyposażony w blok termiczny umożliwiający gradient temperatur o rozpiętości 30 C w zakresie C? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedstawione rozwiązanie nie odpowiada właściwemu zoptymalizowaniu reakcji PCR w systemie gradientowym. Pytanie 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do Real Time PCR z diodami LED jako źródło światła i fotodiodami jako system detekcyjny umieszczonymi w głowicy skanującej płytkę w ciągu 2s (wszystkie 5 kanałów fluorescencyjnych skanowane są jednocześnie)? Takie rozwiązanie zapewnia zachowanie takiej samej odległości próby od źródła wzbudzenia i systemu detekcji, co znacznie zwiększa wiarygodność wyniku i niweluje ryzyko efektu pozycji. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga nieruchomej diody LED, co umożliwia jednoczesny pomiar fluorescencji wszystkich badanych prób dla zoptymalizowania reakcji. Pytanie 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do Real Time PCR wyposażonego w 5 kanałów (z możliwością rozbudowy do 6 kanałów) o następującym układzie filtrów zgodnym z powszechnie stsosowanymi barwnikami fluorescencyjnymi: a. FAM/SYBR 462.5/516.0nm b. HEX 535.0/555.0nm c. ROX 585.0/610.0nm d. CY /568.5nm e. CY /665.0nm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość 5 kanałów detekcji, jednak nie wprowadza powyższego wymogu. Pytanie 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do Real Time PCR, którego pracę można monitorować on-line przez dowolną przeglądarkę internetową w związku z czym nie ma konieczności wysyłania wiadomości i bez możliwości dodawania ilości cykli w trakcie trwania reakcji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, jednak nie wprowadza takiego wymagania. Pytanie 29 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do Real Time PCR, którego program sterujący będzie eksportował wyniki z rozszerzeniem *.rdml lub *.amxd? Rozszerzenie *.lc96 jest stosowane tylko przez jednego producenta i uniemożliwa wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym innym Oferentom. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat do Real Time PCR, którego program sterujący będzie eksportował wyniki z rozszerzeniem *.rdml lub *.amxd. Pytanie 30 Czy Zamawiający wymaga aby zakres liniowy wynosił 10 log stężenia lub liczby kopii DNA co umożliwi jednoczesne wykrycie genów silnie i słabo eksprymowanych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, jednak nie wprowadza takiego wymagania. Pytanie 31 Czy Zamawiający wymaga aby aparat do Real Time PCR umożliwiał multipleksowanie co najmniej 5 kanałowe z możliwością samodzielnej konfiguracji i wymiany filtrów optycznych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, jednak nie wprowadza takiego wymagania. 56 Pytanie 32 Czy Zamawiający wymaga możliwości instalacji programu do projektowania reakcji i analizy wyników wraz z analizą wyników HRM na dowolnej ilości komputerów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, jednak nie wprowadza takiego wymagania. Pytanie 33 Czy Zmawiający wymaga możliwości przeprowadzenia standardowej reakcji PCR w czasie poniżej 45minut? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, jednak nie wprowadza takiego wymagania. Pytanie 34 Czy Zmawiający wymaga gwarancji przez okres 24 miesięcy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza okres gwarancji min. 24 miesiące dla Pakietu nr 8. Zmianie ulega Formularz Oferty, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ. Pytanie 35 Czy Zmawiający wymaga aby oprogramowanie sterujące aparatem do Real Time PCR umożliwiało przeprowadzenie autodiagnostyki obejmującej co najmniej 120 parametrów? Pozwoli to użytkownikowi na szybkie sprawdzenie poprawności działania aparatu bez konieczności wzywania inżyniera serwisu dostawcy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, jednak nie wprowadza takiego wymagania. Pytanie 36 Dotyczy Pakietu 17 Lp. Wymagane parametry techniczne Spełnianie Parametr oferowany Konfiguracja aparatu i certyfikaty Aparat stacjonarny na mobilnej metalowej platformie jezdnej (koła o średnicy min. 10 cm), bazujący na systemie komputerowym. Platforma 1. jezdna wyposażona w mocowania LCD oraz wzmacniaczy i stymulatorów. Zasilanie V, 50 Hz (w zestawie separowany galwanicznie transformator bezpieczeństwa min. 1000VA) A. Prośmy o dopuszczenie systemu wg opisu z platformą jezdną wyposażoną w system komputerowy Laptop, Prośmy o dopuszczenie systemu wg opisu, koła o średnicy 8 cm Wymagania dotyczące parametrów osprzętu medycznego 2. Wzmacniacze min. 16-kanałowe (z możliwością rozbudowy do 32 kanałów) Parametry minimalne: 2.1 przetwornik ADC 16 bitowy dla wszystkich kanałów; dodatkowe głowice elektrodowe, zawierające min. 48 gniazd standardowych typu touch-proof umożliwiające zwielokrotnienie 2.2 punktów odbioru; możliwość dowolnej konfiguracji wszystkich 48 wejść sygnałowych (wybór aktualnie używanych wejść sterowany programowo) impedancja wejściowa wzmacniaczy: MΩ (dla sygnałów synfazowych); 100 MΩ (dla sygnałów różnicowych); B. Prosimy o dopuszczenie systemu o następujących parametrach : Impedancja: 1000 MΩ; Izolacja: 1000 MΩ CMMR wzmacniaczy: 2.4 > 112 db (dla izolowanych wzmacniaczy przy zrównoważonej impedancji elektrod); 2.5 szum własny wzmacniaczy: < 3 µvrms (w zakresie 1Hz-3kHz przy zwartych wejściach); C. Prosimy o dopuszczenie systemu o następujących parametrach : 0,2 µv2 2.6 czułość od 0,05 µv/dz. Do 50 mv/dz. 2.7 szerokość pasma rejestracyjnego: 0,08 Hz 3 khz D. Prosimy o dopuszczenie systemu o następujących parametrach : szerokość pasma : 1Hz 4 KHz wbudowany generator sygnału kalibracyjnego oraz miernik do pomiaru 2.8 impedancji elektrod prezentacja wyników pomiaru impedancji na ekranie monitora 3. Panel zdalnego sterowania, umożliwiający obsługę wszystkich podstawowych funkcji oprogramowania medycznego. 4. Stymulator elektryczny standardowy o następujących parametrach minimalnych: 4.1 tryby stymulacji: monofazowa, bifazowa, naprzemienna 4.2 zakres stymulacji wysokoprądowej: od 0 do 100 ma 67 4.3 zakres stymulacji niskoprądowej: od 0 do 10 ma 4.4 czas trwania bodźca 0,05-1 ms E. Prosimy o dopuszczenie systemu o następujących parametrach : czas trwania bodźca : 0,025 1,0 ms 4.5 ilość wyjść do elektrod stymulujących: min. 5 Stymulator elektryczny wysokonapięciowy (do TcMEP) o następujących 5. parametrach minimalnych 5.1 tryby stymulacji: monofazowa, bifazowa, naprzemienna 5.2 zakres stymulacji wysokoprądowej: od 0 do 200 ma 5.3 zakres stymulacji niskoprądowej: od 0 do 20 ma 5.4 czas trwania bodźca 0,05-1 ms 5.5 ilość wyjść do elektrod stymulujących: min Stymulator akustyczny o następujących parametrach minimalnych 6.1 rodzaje bodźców: click (trzask) i tonalny polaryzacja bodźca: sprężanie + (condensation), rozprężanie (rarefaction), naprzemienny (alternating); 6.3 natężenie bodźca: od 0 db do 135 db pspl F. Prosimy o dopuszczenie systemu o następujących parametrach : 0 to 134 db SPL, krok co 1 db 6.4 częstotliwości bodźców tonalnych: (min. od 50 Hz do 10 khz) W wyposażeniu słuchawki wewnątrzuszne do zastosowania na sali 7. operacyjnej; słuchawki muszą posiadać znak CE G. Prosimy o dopuszczenie systemu o następujących parametrach : słuchawki wewnątrz uszne do zastosowań na sali operacyjnej bez znaku CE. Certyfikat CE na system monitorowania 8. Stymulator wzrokowy o następujących parametrach minimalnych: 8.1 możliwość wykonywania badań: Pattern VEP, Flash VEP H. Prosimy o dopuszczenie systemu o następujących parametrach : możliwość wykonywania badań VEP, Dodatkowa pełna elastyczność tworzenia własnych protokołów testowych wymagane parametry dla stymulacji typu pattern (szachownice): 8.2 pełne, połówki, ćwiartki I. Prosimy o dopuszczenie systemu o następujących parametrach : pełna elastyczność tworzenia własnych protokołów testowych W wyposażeniu gogle diodowe do stymulacji wzrokowej przeznaczone 9. do zastosowania na sali operacyjnej; gogle muszą posiadać znak CE J. Prosimy o dopuszczenie systemu o następujących parametrach : gogle diodowe do stymulacji wzrokowej przeznaczone do zastosowania na sali operacyjnej bez znaku CE. Certyfikat CE na system monitorowania 10. Zewnętrzne wejścia/wyjścia do wyzwalania typu TTL min. 2 szt 11. Wejście sygnałów analogowych min. 8-kanałowe Żadne elementy medyczne aparatu nie mogą być montowane w obudowie komputera (łatwość wymiany komputera w przyszłości na 12. inny/nowszy); Wszystkie elementy medyczne (wzmacniacze i stymulatory) zamknięte w jednej obudowie K. Prosimy o dopuszczenie systemu gdzie stymulatory i wzmacniacze są w oddzielnych obudowach- większa elastyczność systemu Moduł wideo umożliwiający współpracę z mikroskopem lub dowolną 13. kamerą, obraz w pełni zsynchronizowany z rejestrowanymi krzywymi; Wymagania dotyczące osprzętu komputerowego 14. Komputer: 14.1 min. Intel i5 / 3,1 GHz lub równoważny 14.2 min. 2 GB RAM 14.3 min. 250 GB HDD 15. Wyświetlacz LCD: 15.1 min. rozdzielczość 1920 x 1200 (min. 22 ); 16. Drukarka: 16.1 laserowa wydruk w tonacji czarno-białej; L. Prosimy o dopuszczenie systemu o poniższych parametrach osprzętu komputerowego : Komputer przenośny (laptop), wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem CE o następujących parametrach Pentium Dual Core, min 2,50 GHz, 4 GB Ram System operacyjny Windows 7 Karta video min 512 MB Monitor min 15 TFT Dwa wejścia video Głośnik EMG 1 wewnętrzny, 1 zewnętrzny Pamięć masowa min 500 GB dysk twardy, DVD R/W Modem wewnętrzny 56K faks/modem Komunikacja kompatybilne z siecią Moc VAC, Hz, <300 W Drukarka laserowa, wg wymagań 78 Odpowiedź: Ad A. Zamawiający dopuszcza koła o średnicy 8cm, nie dopuszcza wyposażenia w system laptop. Dla monitorującego istotny jest rozmiar i rozdzielczość ekranu wyświetlającego parametry monitoringu. Związanie jest to z liczbą krzywych obrazowanych na ekranie. Minimalna wielkość monitora to 22 cale. Wpływa to bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo pracy. Ad B. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne. Ad C. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne. Ad D. Zamawiający dopuszcza górny pułap na poziomie 4KHz, jednak podtrzymuje wymóg dolnego progu pasma rejestracyjnego na poziomie 0.08Hz. Im większy zakres pasma rejestracyjnego tym większa dokładność i precyzja, która jest niezbędna w przypadku minimalizowania ryzyka związanego z zabiegami neurochirurgicznym. Ad E. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne. Ad F. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne. Ad G. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Certyfikat CE dotyczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określa zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw. Ad H. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne. Ad I. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne Ad J. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Certyfikat CE dotyczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określa zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw. Ad K. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne. Ad L. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza przenośnego komputera i wymaga procesora 5 rdzeniowego ze względu na rozmiar wyświetlacza (min 22 cale) oraz ze względu na szybkość i wielozadaniowość komputera. Pytanie 37 Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego minimalnej pojemności zamrażarki oraz ilości regałów, pudełek oraz podziałek dostarczonych wraz z urządzeniem. Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemności zamrażarki w granicach od 490 do 520 litrów, komora dzielona na 2-4 sekcje zamykane osobnymi, izolowanymi drzwiami wewnętrznymi. Liczba półek 3szt + podłoga zamrażarki. Minimum 8 stelaży aluminiowych. Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była wyposażona w minimalnie maksymalnie 350 pudełek kriogenicznych, kartonowych. Parametrów, stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ. Pytanie 38 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z komorą roboczą wykonaną ze stali nierdzewnej bez pokrycia? W przypadku zastosowania stali nierdzewnej, nie ma konieczności stosowania dodatkowych warstw ochronnych, gdyż stal szlachetna gwarantuje wysoką odporność na niskie temperatury, uderzenia i zadrapania. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komorę roboczą wykonaną ze stali nierdzewnej bez pokrycia. Pytanie 39 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niebędącą sprzętem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U nr 107 poz. 679) i nie wpisaną do rejestru wyrobów medycznych? Zamawiający żądając takiego dokumentu popełnił błąd naruszający art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Żądanie powyższe jest niezgodne z prawem, co wyjaśniamy poniżej: Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dn. 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U nr 107 poz. 679), wyrób medyczny to: narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia, c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego, d) regulacji poczęć których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami; Przeznaczenie nadane przez wytwórcę decyduje czy wyrób jest czy nie jest wyrobem medycznym. Powyższe wymagania skierowane do zamrażarki niskotemperaturowej są niewłaściwe, ponieważ materiał przechowywany w zamrażarce znajduje się w oznakowanych pojemnikach i nie ma bezpośredniego kontaktu z zamrażarką. Zgodnie z definicją wyrobu medycznego znajdującą się w cytowanej przez Zamawiającego ustawie zamrażarka niskotemperaturowa takim wyrobem nie jest. Na wniosek Wytwórcy wyrobu Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych może zgodzić się na wpisanie danego wyrobu na listę wyrobów medycznych 89 co wiązać się może z zastosowaniem obniżonej stawki VAT. W jawnym postępowaniu o dzielenie zamówienia publicznego oceniana jest w 100% cena i taka obniżona stawka może wpłynąć na cenę zaproponowanego urządzenia. W związku, iż z zasady zamrażarka niskotemperaturowa nie jest wyrobem medycznym potwierdzamy, iż zaproponowane urządzenie posiada certyfikat CE. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki niebędącej sprzętem medycznym, proszę o uzasadnienie. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby zamrażarka posiadała certyfikat wyrobu medycznego, gdyż będzie służyła wyłącznie do przechowywania materiału do badań naukowych. Wykonawca nie zrozumiał treści Załącznika Nr 9 do SIWZ. Jest to oświadczenie, w którym Wykonawca ma możliwość wyboru jednej z opcji. Zamawiający w SIWZ nie postawił wymogu, że Zamrażarka musi być sprzętem medycznym. Pytanie 40 Dotyczy Pakietu 18 Pkt 4.1 Czy Zamawiający dopuści aspirator z uchwytami pracującymi na częstotliwościach 25 i 35 khz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aspirator z uchwytami pracującymi na częstotliwościach 25 i 35 khz. Parametrów, stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ. Pytanie 41 Dotyczy Pakietu 18 Pkt 4.2 Czy Zamawiający dopuści aspirator z amplitudą drgań końcówki 160µm +/- 35µm na częstotliwości 25 khz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aspirator z amplitudą drgań końcówki 160µm +/- 35µm na częstotliwości 25 khz. Parametrów, stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ. Pytanie 42 Dotyczy Pakietu 18 Pkt 6, 8 Czy Zamawiający dopuści aspirator z głowicą ultradźwiękową na stałe zintegrowaną z wielorazową końcówką roboczą, a nie końcówkami jednorazowymi lub przewidzianymi tylko do kilkukrotnego użycia? Oferowane rozwiązanie jest proste w obsłudze dla użytkownika i tańsze w eksploatacji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, w zakresie końcówek roboczych, jednak nie wprowadza takiego wymagania. Pytanie 43 Dotyczy Pakietu 18 Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści głowice z przetwornikiem piezostrykcyjnym, niewymagającym dodatkowego chłodzenia!? Oferowane rozwiązanie wpływa na komfort pracy użytkownika (cicha praca aspiratora w czasie zabiegu). Przetwornik magnetostrykcyjny jest stosowany tylko w jednym aspiratorze ultradźwiękowym na rynku i wymaga ciągłego chłodzenia dodatkowym obiegiem płynu (głośna praca aparatu). Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę i profil przeprowadzanych zabiegów operacyjnych podtrzymuje zapisy SIWZ. Aparat ma być oparty na przetworniku magnetostrykcyjnym. Wymagane jest chłodzenie głowicy zapobiegające nagrzewaniu i zapewniające komfort pracy użytkownika. Zgodnie z własnym doświadczeniem użytkownika z testów urządzenia podczas pracy na aparacie z przetwornikiem magnetostrykcyjnym chłodzenie (obieg płynu) nie skutkuje głośną pracą tego aparatu natomiast podczas pracy na głowicach z przetwornikiem piezostrykcyjnym następuje przegrzewanie stwarzające dyskomfort (parzenie dłoni) użytkownika. Pytanie 44 Dotyczy Pakietu 18 Pkt 11, 12 Czy Zamawiający dopuści aspirator bez możliwości ustawiania selektywności rozdrabniania tkanek? Funkcja ta dostępna jest tylko w technologii przetwornika magnetostrykcyjnego. W przetwornikach piezostrykcyjnych, selektywność nie musi być ustawiana. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Opcja selektywności rozdrabniania tkanek jest ze względu na specyfikę i profil przeprowadzanych zabiegów operacyjnych wymagana. Funkcja regulowanej selektywności podczas ablacji tkanki, ustawiana niezależnie, jest niezbędna w zabiegach neurochirurgii dziecięcej, wymagających delikatności i precyzji w operowaniu krytycznych struktur anatomicznych. Pozwala dokładnie usunąć zmiany patologiczne z jednoczesnym zaoszczędzeniem ważnych dla organizmu tkanek (nerwy, naczynia). Ma olbrzymie znaczenie dla jakości przeprowadzonego zabiegu i pooperacyjnego stanu i rokowania pacjenta. Pytanie 45 Dotyczy Pakietu 18 Dot. Pkt 13 Czy Zamawiający dopuści aspirator z końcówką roboczą bez otworów do redukcji chmurki płynu irygującego? Jest to rozwiązanie zastosowane tylko w jednym aparacie na rynku, niemające wpływu na pracę urządzenia i komfort pracy użytkownika. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aspirator z końcówką roboczą bez otworów do redukcji chmurki płynu irygującego, jednak nie wprowadza takiego wymagania. Parametrów, stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ. 9 Pokazać jeszcze
Poznań, dnia 28 października 2015 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII Lesław Szabłoński do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ Nasz znak: AD-O.272.17.2015 Dot. Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: System do badania EMG, przewodnictwa nerwowego i
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: System do badania EMG, przewodnictwa nerwowego i potencjałów wywołanych LP NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ OFEROWANE WYMAGANA PARAMETRY SKALA Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W CELU WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel./fax. (013) 43 09 547 www.szpital-brzozow.pl e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl SZPiGM 3820/103/2012 Brzozów, 2012-12-03 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA Znak sprawy: ZAŁĄCZNIK NR DO UMOWY Przedmiot przetargu: APARAT EEG DLA POTRZEB PRACOWNI EEG ODDZIAŁU NEUROLOGII PRZY ULICY BIALSKIEJ 104/118 Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W SZCZECINKU - audiotympanometr Audiotympanometr kpl. Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.
Toruń, dn. 30 marca 201r. L.dz. SSM.DZP.200.22.201 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi Bardziej szczegółowo NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13.
Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi Bardziej szczegółowo SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII
Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT
ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora Bardziej szczegółowo EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.
EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Bardziej szczegółowo EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.
EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09. Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów Bardziej szczegółowo SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl, Bardziej szczegółowo Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011
Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54 Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto
Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15 Bardziej szczegółowo Projekt UPGOW współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Katowice dn. 14 września 2009 UNIWERSYTET ŚLĄSKI Dział Zamówień Publicznych Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice tel. /032/ 359 1381, 359 1379 fax. /032/ 359 2048 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ Uczestnicy Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej Bardziej szczegółowo Numer sprawy: SP ZOZ BP/05/15
Zestaw pytań nr 1 Siemiatycze 11.06.2015 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 8 17-300 Siemiatycze Dotyczy Rozpoznania Cenowego na: DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO Bardziej szczegółowo Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:
Łomża 13.12.2012 WIN.271.1.41.1.2012 do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali targowej wraz z infrastrukturą w obrębie ulic Gen. Wł. Sikorskiego Bardziej szczegółowo załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/15/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Zadanie 2 Zestaw do badania układu równowagi i narządu słuchu
załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/15/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Zadanie 2 Zestaw do badania układu równowagi i narządu słuchu Lp Nazwa jm Ilość Cena jednost netto 1 Zestaw do badania Bardziej szczegółowo (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:
Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I
Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I Część I Dostawa i instalacja fabrycznie nowych urządzeń: Suszarka mrożeniowa z pompą turbomolekularną i wyposażeniem, kamera Bardziej szczegółowo Lublin, r.
Nr sprawy AZP-250-ZP-BT/PN-p206-04/IV/2009 Lublin, 11.09.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 206 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1.3 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty. Pakiet nr 3
Doposażenie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015
Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną Bardziej szczegółowo Nazwa parametru/ funkcji/ warunku. 3 zakres ustawianej temperatury pracy od -10 C (temperatura osiągalna bez doświetlania) do przynajmniej + 60 C
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 Międzyrzec Podlaski, 04-02-2015r. Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bardziej szczegółowo DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012
Warszawa dn. 2012-07-26 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie Bardziej szczegółowo INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Poznań, dnia 17 kwietnia 2015 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII Lesław Szabłoński do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ Nasz znak: AD-O.272.6.2015 Dot. sprawy Bardziej szczegółowo Rzeszów, dnia 7.04.2014r SPROSTOWANIE
Rzeszów, dnia 7.04.2014r SPROSTOWANIE Zamawiający wprowadza sprostowanie do wymagań laser celujący diodowy, dł. fali w zakresie było 620-650 nm, moc maksymalna 1mW na dł. fali w zakresie do 680 nm, moc Bardziej szczegółowo Znak sprawy: 6/PA/2015
Znak sprawy: 6/PA/2015 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Dostawa komory laminarnej, wytrząsarki oraz pipet dla Zakładu Toksykologii Bardziej szczegółowo UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...
Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP Bardziej szczegółowo ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...
Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny Bardziej szczegółowo Polska-Łódź: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S
1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387751-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 223-387751 Instytut Medycyny Pracy Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Bardziej szczegółowo Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY Bardziej szczegółowo Zapytanie ofertowe. Terminale do centralnego modułu zarządzania stacjonarne 11 szt. Terminale do centralnego modułu zarządzania mobilne 4 szt.
Zapytanie ofertowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.04.03.00-00-D90/12 Chechło Drugie, dn. 10.03.2015 Bardziej szczegółowo Zadanie 2 - Aparat EEG Holtera do 24 godzinnego monitorowania EEG ze stanowiskiem analizy zapisów
załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Zadanie 2 - Aparat EEG Holtera do 24 godzinnego monitorowania EEG ze stanowiskiem analizy zapisów Lp Nazwa jm Ilość Cena Bardziej szczegółowo Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.
Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII Bardziej szczegółowo na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy
Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną Bardziej szczegółowo UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych
Załącznik nr 6B do siwz UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 15 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO Z SIEDZIBĄ Bardziej szczegółowo Sporządziła: Anna Skwarczyńska
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 Bardziej szczegółowo Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł
WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, Bardziej szczegółowo Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED)
Warszawa, dnia 28.10.2015 r. ZZP/ZP/174/837/15 W Y K O N A W C Y Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: zakup, dostawa i montaż nowej aparatury medycznej: Bardziej szczegółowo Załącznik nr 4b do SIWZ
Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku
WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA Bardziej szczegółowo KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I
Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia do treści siwz Modyfikacja treści siwz
Brzeźnio, dn. 20.08.2015r. Do wszystkich wykonawców Wyjaśnienia do treści siwz Modyfikacja treści siwz Dotyczy: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, Bardziej szczegółowo L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014
Dziekan L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu uniwersalnego radia programowalnego Bardziej szczegółowo Parametr Wymagany parametr Oferowany parametr 1. 2. 3. a) z wbudowaną pompą membranową PTEE, b) kondensorem par, System
Załącznik nr 1A do SIWZ. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. TERMOSTAT CYRKULACYJNY Termostat cyrkulacyjny Z grzaniem i chłodzeniem Zakres temperatury roboczej 25 o C do + 200 o C Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Bardziej szczegółowo UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego
Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, Bardziej szczegółowo Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej Bardziej szczegółowo na dostawę rejestratorów z radiową transmisją danych
Warszawa, dnia 17.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę rejestratorów z radiową transmisją danych Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. NAZWA Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)
zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym Bardziej szczegółowo Do wszystkich zainteresowanych,
INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-54 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: malgorzata.siwicka@iczmp.edu.pl Łódź, dnia Bardziej szczegółowo Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE
Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro
.271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej Bardziej szczegółowo PYTANIA I ODPOWIEDZI
RZP-2003-36 /15 Poznań, dnia..05.2015r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. Bardziej szczegółowo Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty
AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji Bardziej szczegółowo c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne
Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą: Bardziej szczegółowo zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:
UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez Bardziej szczegółowo SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69
Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..
UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wymagane Parametry Techniczne i Eksploatacyjne POLOMIERZA
Załącznik nr 4 do SIWZ nr SZPZOZ /ZP/02/20 z dnia 23.03.20 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymagane Parametry Techniczne i Eksploatacyjne POLOMIERZA (tekst jednolity ostateczny z dnia 20.04.20 roku) POLOMIERZ: Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH 40 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591 wsse.katowice@pis.gov.pl http://wssekatowice.pis.gov.pl/ Katowice, 21.11.2014r. Sekretariat Bardziej szczegółowo SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r.
SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r. Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Strzelinie. Bardziej szczegółowo Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl
Płock, dnia 23.01.2013r. SZP-2910-17 (64/ZP/12)- 12( 1) Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-17(64/ZP/12)-12 prowadzonego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):
Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark Bardziej szczegółowo RSS/ZPFSiZ/Z-93/2014 Radom, dnia 15.05.2014
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia RSS/ZPFSiZ/Z-93/2014 Radom, dnia 15.05.2014 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Bardziej szczegółowo Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14
Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie Bardziej szczegółowo Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
Kamienna Góra, 14 maja 2010 r. Znak sprawy: ZIF.3030-5/16/09/10 1. Zamawiający: Gmina Miejska Kamienna Góra Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra zaprasza do złożenia ofert na: Z A P Y T A N I E O F Bardziej szczegółowo A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1.1 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-44/16 A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH: I. LAMPA OPERACYJNA Bardziej szczegółowo Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016
Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.3.2016 na: Dostawę i montaż elektronicznego sprzętu biurowego (w tym m. in. komputerów, Bardziej szczegółowo FORMULARZ OFERTOWY. Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/09/2016/BIOOPA z dnia
(miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/09/2016/BIOOPA z dnia. dotyczące zadań realizowanych w ramach Projektu Opracowanie innowacyjnej metody Bardziej szczegółowo PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki
Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5. Bardziej szczegółowo DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24
DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC Bardziej szczegółowo Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, Bardziej szczegółowo I. Wymagane parametry techniczne/wyposażenie systemu do witrektomii i fakoemulsyfikacji Constellation Vision System
I. Wymagane parametry techniczne/wyposażenie systemu do witrektomii i fakoemulsyfikacji Constellation Vision System Producent :... Nazwa i typ :... Rok produkcji: 2015 Załącznik Nr do SIWZ L.p. Wymagane Bardziej szczegółowo Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu
... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii
Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu Bardziej szczegółowo PROJEKT Umowa sprzedaży
PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP, Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014
Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej Bardziej szczegółowo UMOWA Nr ATZ_AA_
UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie Bardziej szczegółowo Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..
Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635, Bardziej szczegółowo ... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:
... Znak: AE/ZP-27-19/15 Tarnów, 2015-03-18 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń : I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt., Bardziej szczegółowo Formularz cenowy Pakiet nr 2
... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZZ-382-37/15
Miejski Szpital Zespolony Ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZZ-382-37/15 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo Wzór_UMOWA Nr ATZ_SP_
Wzór_UMOWA Nr ATZ_SP_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres