Source: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/54227/texact.htm
Timestamp: 2017-10-23 17:02:16
Document Index: 35288064

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 18', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3']

Resolución 753/98 del 6/11/98
VISTO el Expediente Nº 064-005080/98 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y
Que los Artículos 7º y 19 de la Ley 19.511 facultan a la autoridad de aplicación al dictado de especificaciones y tolerancias de los instrumentos de medición, y la tenencia y uso obligatorio de acuerdo con actividades y categorías, respectivamente.
Que atento a ello, la DIRECCION DE LEALTAD COMERCIAL dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR estima que deben reglamentarse los aparatos utilizados para el control de velocidad de circulación de los vehículos a motor.
Que es necesario contemplar en un solo reglamento las condiciones que deben satisfacer este tipo de aparatos, sean de instalación fija o bien situados en un vehículo ya sea estático o en movimiento, contemplando también a los dispositivos complementarios destinados a imprimir y/o registrar los resultados de la mediciones efectuadas.
Que la propuesta está fundada en la Recomendación Nº 91 de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL; la Orden Nº 3972 del 11 de Febrero de 1.994 del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE de España y el Esquema 1 de Norma IRAM 4260.
Que para la presentación de las solicitudes de aprobación de modelo, los interesados deberán efectuarla de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 829 del 27 de mayo de 1994.
Que el Artículo 3º inc. e) del Decreto Nº 1157 del 2 de marzo de 1972 faculta a esta Secretaría a proponer y percibir las tasas y aranceles para los servicios a su cargo.
Que los Decretos 929 del 26 de Diciembre de 1973 y Nº 1.183 del 12 de Noviembre de 1997 faculta al titular de esta Secretaría a ejercer las facultades conferidas por el Artículo 7º de la Ley 19.511 de Metrología Legal.
ARTICULO 1º.- Los aparatos para el control de velocidad de circulación de los vehículos a motor, que utilicen cualquier forma o medio o método o elemento de medición para efectuar la lectura y/o registro y/o impresión de la información a ser utilizada en cumplimiento de la fiscalización de las velocidades de circulación autorizadas, deberán cumplir con la reglamentación metrológica y técnica que se incluye como ANEXO I que en CATORCE (14) planillas forman parte de la presente Resolución.
Art. 2º.- (Artículo derogado por art. 3º de la Resolución Nº 7/2009 de la Secretaría de Comercio Interior B.O. 27/01/2009. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)
Art. 3º.- Los instrumentos que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución se encontraren en uso y los que se incorporen al mercado con posterioridad a ésta, podrán utilizarse hasta el 31 de Diciembre del año 2001, si cumplen con lo establecido en el ANEXO II que en DOS (2) planillas forma parte de la presente Resolución, debiendo acreditar los ensayos requeridos a través de un protocolo de ensayo efectuado por un laboratorio de acuerdo a lo establecido en el Artículo anterior y presentado con antelación ante la Dirección Nacional de Comercio Interior. (Plazo prorrogado por art. 1° de la Resolución N° 77/2001 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor B.O. 1/8/2001).
Art. 4º.- La autorización de uso a que se hace referencia en el Artículo anterior no significa el reconocimiento del modelo aprobado una vez vencido el plazo en él estipulado, debiendo los fabricantes, importadores, tenedores, usuarios o licenciatarios de los mismos, someter los instrumentos de medición a las correspondientes aprobaciones de modelos y verificaciones.
Art. 5º.- La tasa para aprobación de modelo se fija en PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ( $ 1.400.- ); y las correspondientes a verificaciones primitivas y verificaciones periódicas, serán de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ( $ 350.-).
Art. 6º.- Las infracciones a la presente Resolución serán sancionadas conforme lo dispuesto por la Ley Nº 19.511.
Art. 7º.- La presente Resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- Alieto A. Guadagni.
ANEXO I A LA RESOLUCION S.I.C. y M. Nº 753
Cinemómetro: Todo aparato, medio ó elemento, destinado a medir la velocidad de un objeto, con respecto a un punto fijo en el espacio.
3.1. Documentación técnica (manual de utilización provisto por el fabricante) .
– la teoría de funcionamiento del equipo;
– esquemas generales aclaratorios;
– una especificación precisa de las condiciones normales de funcionamiento;
– información sobre las principales causas de errores;
– una revisión de las magnitudes de influencia que afectan a las mediciones, y de los errores parciales que pueden introducir;
3.2. Dispositivo indicador
Los cinemómetros deberán indicar la velocidad del vehículo objeto de la medición.
Los instrumentos diseñados para ser utilizados en vehículos en movimiento deberán indicar además de la velocidad del mismo, la velocidad del vehículo objeto de la medición. Las indicaciones deberán realizarse en forma simultánea, mediante visores independientes los que llevarán las leyendas "Velocidad Móvil Instalado" y "Velocidad Medida" respectivamente.
Todo valor de velocidad deberá visualizarse junto al símbolo de la unidad en la cual se expresa.
Cuando en un visor puedan visualizarse otros parámetros diferentes a los de velocidad, el mismo deberá estar provisto de indicadores que permitan determinar, en forma clara e inequívoca, si el valor visualizado corresponde a una medición de velocidad.
Todas las informaciones y/o registraciones y/o impresiones, cualesquiera sea su índole, deben efectuarse únicamente en idioma castellano.
3.4. Unidades de medición
Las velocidades deberán ser indicadas y/o registradas y/o impresas únicamente en las siguientes unidades:
4.1. Visualización de las mediciones en cinemómetros no automáticos
El resultado de cada medición, fuera de los límites predeterminados de velocidades, debe visualizarse mientras no intervenga el operador. Ningún evento ni acción durante este tiempo podrá influir en el resultado o tener algún efecto sobre mediciones subsecuentes. Una vez borrado el resultado, la medición siguiente no podrá efectuarse antes de un período de tres segundos, salvo en el caso en que quede registrado.
4.2. Rango de velocidades e indicadores
Los instrumentos deberán poder realizar mediciones de velocidades que como mínimo comprendan el rango de 30 km/h a 150 km/h inclusives.
El cinemómetro debe invalidar su propio resultado en el caso de que el instrumento no pueda discriminar fehacientemente la velocidad de circulación del vehículo objeto de la medición, cuando dos vehículos de diferentes velocidades pasan simultáneamente a través de la zona de medición.
4.4. Dispositivos de registro
Cuando los cinemómetros se conectan a un dispositivo de registro, la concordancia entre el vehículo objeto de la medición y el vehículo que aparece en el registro (cualquiera sea el tipo de registro del que se trate), debe quedar asegurada. El vehículo cuya velocidad se mide deberá registrarse sin ambigüedad.
– fecha con día, mes y año;
– hora y minuto de la medición;
– velocidad medida del vehículo afectado en km/h ;
– ubicación geográfica del cinemómetro (Ej. : Ruta ..., km ..., Localidad ....);
– velocidad máxima autorizada en el lugar.
4.5. Efecto Doppler
Los cinemómetros que utilizan el efecto Doppler deben satisfacer además de los requisitos establecidos desde los puntos 1. a 4.4., con las siguientes exigencias:
vd = 0,5 . f d . l / cos a
4.5.6. El ángulo del eje del lóbulo principal de emisión debe ser controlable por medio de un dispositivo selector de objeto de manera que los errores relativos de las mediciones atribuibles a un desalineamiento no sean mayores que el 0,5%. El dispositivo selector de objetivo puede ser omitido si el radar esta previsto para utilizarse con un eje del lóbulo principal de emisión prácticamente paralelo a la dirección de circulación del tránsito (ángulos de incidencia que no excedan los 10°). (Sustituido por Art. 1° de la Resolución N° 13/1999 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, B.O. 25/1/1999).
4.6. Tensión de alimentación
No debe haber indicación de velocidad cuando la tensión de alimentación varía fuera de los límites para los cuales pueden ser superados los errores indicados en el punto 5.
Los cinemómetros deberán estar concebidos de manera tal que una variación de la tensión de alimentación de -10% a +20% de la tensión nominal para corriente continua y entre -15% a +10% para corriente alterna, no afecten el normal funcionamiento de los mismos.
4.7. Límites de temperatura
Cuando los cinemómetros estén fuera de servicio deben poder soportar temperaturas ambientes de -25 ºC a +70 ºC .
4.11. Dispositivo o método de verificación del estado de calibración
Los cinemómetros deben ser provistos con un dispositivo o método de verificación del estado de calibración adecuado al principio de funcionamiento del mismo que permita la simulación de una o más velocidades representativas de velocidades medidas en la práctica.
Todo dispositivo o método de calibración que requiera ajustarse, deberá ser sometido a verificación, de acuerdo al Artículo 2º de la presente Resolución.
4.12. (Punto derogado por artículo 2º de la Resolución Nº 7/2009 de la Secretaría de Comercio Interior B.O. 27/01/2009. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)
3 km/h para velocidades inferiores a 100 km/h .
3 % para velocidades iguales o mayores a 100 km/h .
(Punto sustituido por Resolución N° 26/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, B.O. 25/7/2002. Vigencia: retroactiva al 1° de julio de 2002.)
5.1.3. Para la verificación en uso
El error determinado para cualquier medición, deberá estar comprendido entre:
± 3 km/h para velocidades inferiores a 100 km/h.
± 3 % para velocidades iguales o mayores a 100 km/h.
Los ensayos deben realizarse a + 20ºC y a las temperaturas máximas y mínimas de funcionamiento especificadas por el fabricante. La tensión de alimentación deberá variarse cubriendo el rango especificado por el fabricante. La humedad y la frecuencia de alimentación sólo deben modificarse, si tienen una influencia significativa.
El ensayo de calor seco debe tener una duración de DOS HORAS (2 hs) a una temperatura de 70ºC, mientras que el de frío durará DOS HORAS (2 hs) a una temperatura de -25ºC, estando en ambos casos, el cinemómetro apagado.
Inmediatamente después del ensayo de frío, las partes de los cinemómetros que en condiciones normales de servicio corren el riesgo de estar expuestas a bajas temperaturas, deben ser trasladadas a un recinto con una temperatura de + 20ºC y con una humedad aproximada del OCHENTA POR CIENTO (80%). El cinemómetro se pondrá en condiciones de operación normal durante UNA HORA (1 h). La condensación no deberá provocar indicaciones erróneas de los cinemómetros.
(Punto sustituido por art. 1º de la Resolución Nº 7/2009 de la Secretaría de Comercio Interior B.O. 27/01/2009. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)
valor nominal ± 3 %
– nombre o razón social y dirección del fabricante o importador;
– número de inscripción en el registro establecido por el Artículo 18 de la Ley 19.511;
– código de aprobación de modelo;
– rango de velocidades;
– límites de temperatura;
– valor nominal y límites de la tensión de alimentación;
ANEXO II A LA RESOLUCION S.I.C. Y M. Nº 753
REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 3º DE LA PRESENTE RESOLUCION
a — Documentación técnica completa.
b — Manual del usuario.
c — Accesorios del equipo para verificación de la calibración."
(Sustituido por Art. 1° de la Resolución N° 281/1999 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, B.O. 7/5/1999).
– número de certificado expedido por el laboratorio que efectuó el ensayo, según lo establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución.
(Nota Infoleg: Derogase toda disposición de la Resolución de referencia que estabezca procedimientos que contradigan a los fijados por la Resolución N° 123/1999 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, B.O. 8/3/1999. Ref. Art. 6°.)
- Artículo 3° plazo prorrogado hasta el 30 de Septiembre de 2000 por Art.1° de la Resolución Conjunta N° 40/2000 y 131/2000 de la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor y la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, B.O. 31/3/2000;
- Artículo 3° plazo prorrogado hasta el 31 de Marzo de 2000 por Art.1° de la Resolución N° 792/1999 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, B.O. 26/10/1999.