Source: http://legislacion.derecho.com/orden-itc-2845-2007-25-setiembre-2007-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-334707
Timestamp: 2016-12-05 19:08:15
Document Index: 41561216

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17']

ORDEN ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos	ORDEN ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos Mis Leyes
ORDEN ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos Estado	:
ITC/2845/2007	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	Artículo 1. Objeto.Artículo 2. Fases de control metrológico.Artículo 3. Requisitos esenciales, metrológicos y técnicos.Artículo 4. Módulos para la evaluación de la conformidad.Articulo 5. Definición.Artículo 6. Actuaciones de los reparadores.Artículo 7. Sujetos obligados y solicitudes.Artículo 8. Ensayos y ejecución.Artículo 9. Errores máximos permitidos.Artículo 10. Conformidad.Artículo 11. No superación de la verificación.Artículo 12. Definición.Artículo 13. Sujetos obligados y solicitudes.Artículo 14. Ensayos y ejecución.Artículo 15. Errores máximos permitidos.Artículo 16. Conformidad.Artículo 17. No superación de la verificación.Disposición transitoria primera. Sonometros y calibradores acústicos en servicio.Disposición transitoria segunda. Dosímetros en servicio.Disposición derogatoria única. Derogación normativa.Disposición final primera. Título competencial.Disposición final segunda. Normativa aplicable.Disposición final tercera. Autorización para la modificación del contenido técnico de la orden.Disposición final cuarta. Entrada en vigor.ANEXO IANEXO IIANEXO IIIANEXO IVANEXO VANEXO VII
Madrid, 25 de septiembre de 2007.-El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos i Matheu.
Exposición sonora: Integral temporal al cuadrado de la presión acústica instantánea con ponderación frecuencial A sobre un intervalo especificado.
Nivel de presión sonora nominal: Buena aproximación al nivel (s) de presión sonora especificado (s), válido (s) para todos los calibradores sonoros del mismo modelo, redondeado aproximadamente al decibelio, expresado en dB.
Nivel de presión sonora principal: Nivel de presión sonora especificada por el fabricante para ser utilizada en la evaluación de la conformidad del calibrador sonoro, expresado en dB.
Número del organismo de control de metrológico que realizó la evaluación de la conformidad.
1. Exactitud.-El fabricante deberá especificar el índice de clase del sonómetro. Los índices de clase se definen como clase 1 ó 2.
2. Condiciones nominales de funcionamiento.-El fabricante especificará las condiciones nominales de funcionamiento del sonómetro, en concreto:
El nivel de presión acústica de referencia, el rango de niveles de referencia, y la orientación de referencia, así como la dirección de referencia para cada micrófono y la posición de referencia del micrófono.
Las distintas ponderaciones frecuenciales y temporales de niveles de sonido y de exposición sonora que es capaz de proporcionar.
Los micrófonos y los dispositivos específicos con los que puede trabajar el sonómetro.
Para los micrófonos específicos, datos para corregir las desviaciones de la respuesta en frecuencia media del micrófono respecto de una respuesta en frecuencia uniforme, datos para corregir la respuesta a campo de presión respecto a la respuesta a campo libre y para los efectos medios en la reflexiones en el cuerpo del sonómetro y de la difracción alrededor del micrófono.
10≤f
12,5≤f
25≤f
100≤f
200≤f
1000≤f
1600≤f
4000≤f
6300≤f
±5,6; -∞
12500≤f
θ = 30.º
θ = 90.º
θ = 150.º
Diferencia Entre el nivel de presión leído y el nivel anticipado
Desviación entre la diferencia de la señal mostrada y la variación de la señal de entrada entre 1 dB y 10 dB
El sonómetro deberá estar diseñado de manera que proporcione una respuesta adecuada en la medición de niveles de sonido ponderados en el tiempo, con las ponderaciones temporales F y S, si están disponibles, para señales de entradas transitorias.
Si el sonómetro dispone de modo de medición promediada en el tiempo o niveles de exposición sonora, deberá estar diseñado de manera que proporcione una respuesta adecuada para señales de entrada transitoria.
Duración del tren de ondas
LAF máx.-LA; LAE -LA
LCF máx.-LC; LCE -LC
LZF máx.-LZ; LZE -LZ
LAS máx.-LA
LCS máx.-LC
LZS máx.-LZ
3.5 Los errores máximos permitidos para un sonómetro que disponga de ponderación C pico para niveles de sonido en esta ponderación, serán los establecidos en la Tabla 5 para las clases 1 y 2.
Número de ciclos en la señal de ensayo
Frecuencia de la señal de ensayo
LC peak -LC
Uno	31,5
Uno	500
Uno	8000
Semiciclo positivo	500
Semiciclo negativo	500
1. Exactitud.-El fabricante deberá especificar el índice de clase del calibrador acústico. Los índices de clase se definen como clase PL, clase 1 y clase 2.
2. Condiciones nominales de funcionamiento.-El fabricante especificará las condiciones nominales de funcionamiento del calibrador sonoro, en concreto:
3. Errores máximos permitidos.-Los errores máximos permitidos para un calibrador acústico, especificados para unas condiciones ambientales dentro de los rangos; Pr±4 kPa, Tr±3. ºC y Hr±15 %, incluirán la incertidumbre expandida de medida.
31,5≤ f -
1250≤ f ≤4000
4000≤ f ≤8000
1.1 El error máximo permitido de la sensibilidad acústica absoluta, bajo las condiciones de referencia y para ondas planas progresivas incidentes sobre el micrófono en la dirección de referencia, la exposición sonora indicada, para un medidor personal de exposición sonora completo en ausencia de interferencias significativas, deberá estar dentro del margen entre -26% y +26% de la exposición sonora de referencia a la frecuencia de referencia de 1 kHz.
5.1 El incremento más pequeño de exposición sonora visualizado en el indicador no deberá ser mayor de 0,1 Pa2h, siendo el rango de exposición sonora al menos de 0,1 Pa2h a 99,9 Pa2h. 6. Protección contra la corrupción.
Para los sonómetros y los sonómetros integradores-promediadores, las normas UNE-EN 61672-1 (abril 2005) y UNE-EN 61672-2 (junio 2005).
Los instrumentos sometidos a control metrológico del Estado por la presente orden deberán superar primeramente un examen administrativo consistente en la identificación completa del instrumento y la comprobación de que éste reúne los requisitos exigidos para estar legalmente en servicio, y que de esta forma podrá efectuar el examen metrológico. Este examen administrativo se realizará tomando como base la información aportada por el solicitante en el boletín de identificación establecido en el anexo VI. Se comprobará especialmente que el instrumento medidor de sonido audible esté correctamente comercializado y puesto en servicio, así como que posee la correspondiente placa de características de acuerdo con la presente orden.
Si el examen administrativo es favorable, se puede proceder entonces a llevar a cabo el examen metrológico descrito a continuación, para cada uno de los tipos de instrumentos sometidos a control metrológico del Estado por la presente orden.
Los errores máximos permitidos para los sonómetros y los sonómetros integradores-promediadores, serán los especificados en el documento anteriormente citado.
Los instrumentos regulados en la presente orden deberán superar un examen administrativo consistente en la identificación completa del instrumento y la comprobación de que reúne los requisitos exigidos para estar legalmente en servicio. Será realizado tomando como base la información aportada por el solicitante en el boletín de identificación establecido en el anexo VI.
Si el examen administrativo es favorable, se puede proceder entonces a llevar a cabo el examen metrológico descrito a continuación para cada uno de los tipos de instrumentos regulados por la presente orden.
Ver Anexo en PDF ANEXO VII
CORRECCIÓN de errores de la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicosRESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Consumo, por la que se designa a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial a través del Laboratorio de Calibración de Instrumentos Acústicos como organismo autorizado de verificación metrológica de los instrumentos recogidos en la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembreResolución de 17-12-2007, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se designa organismo autorizado de verificación metrológica a la entidad LGAI Technológical Center, S.A., para realizar las fases de control metrológico de verificación después de reparación o modificación y verificación periódica a instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicosRESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Consumo, por la que se designa a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial a través del Laboratorio de Calibración de Instrumentos Acústicos, como organismo de control metrológico para la ejecución del procedimiento de evaluación de los instrumentos recogidos en la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembreRESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la Dirección General de Industria de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se designa a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, a través del Laboratorio de Calibración de Instrumentos Acústicos (Lacainac), como organismo autorizado de verificación metrológica de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicosRESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la Dirección General de Industria de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se designa a Lgai Technological Center, S.A. como organismo autorizado de verificación metrológica de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicosModificación de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y VibracionesRESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Consumo, por la que se prorroga la designación de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial a través del Laboratorio de Calibración de Instrumentos Acústicos como organismo de control metrológico para la ejecución del procedimiento de evaluación de la conformidad denominado módulo F de los instrumentos recogidos en la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembreResolución de 15 de enero de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se prorroga la designación de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial a través del Laboratorio de Calibración de Instrumentos Acústicos (LACAINAC) como organismo autorizado de verificación metrológica de los instrumentos recogidos en la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembreResolución de 15 de enero de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se prorroga la designación de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial a través del Laboratorio de Calibración de Instrumentos Acústicos (LACAINAC) como organismo de control metrológico para la ejecución del procedimiento de evaluación de la conformidad denominado módulo F de los instrumentos recogidos en la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembreLEY 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y LeónResolución de 16 de julio de 2009 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se concede la ampliación del plazo otorgado a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial a través del Laboratorio de Calibración de Instrumentos Acústicos (LACAINAC) como organismo de control metrológico para la ejecución del procedimiento de evaluación de la conformidad denominado módulo F de los instrumentos recogidos en la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, para el cumplimiento de la Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Industria, por la que se publica la Directriz 1/2006, de 3 de octubre, para la designación y control de los organismos notificados y de los organismos de control metrológicoModificación de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos. y vibraciones en la Ciudad de Logroño. Aprobación definitivaRESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se designa a la entidad Fundación para el Fomen to de la Innovación Industrial a través del Laboratorio de Calibración de Instru mentos Acústicos (LACAINAC) como organismo autorizado de verificación me trológica de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicosRESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2009, de La Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se designa a la entidad Fundación para el Fomen to de la Innovación Industrial a través del Laboratorio de Calibración de Instru mentos Acústicos (LACAINAC) como Organismo de Control Metrológico para la ejecución del procedimiento de evaluación de la conformidad denominado módulo F de los instrumentos recogidos en la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrológico del estado de los instru mentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicosResolución de 24/03/2010, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se designa organismo autorizado de verificación metrológica a la entidad Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, a través del laboratorio concertado Lacainac, para realizar las fases de control metrológico de verificación después de reparación o modificación y verificación periódica a instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos. [2010/6790]RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2011, de la
ORDEN ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos	Trámites