Source: http://doczz.cz/doc/83164/%C4%8Desk%C3%BD-metrologick%C3%BD-institut
Timestamp: 2018-12-12 07:06:09+00:00
Document Index: 25559464

Matched Legal Cases: ['§ 14', 'zákona č. 505', '§ 172', '§ 46', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 14', '§ 9', '§ 9', '§ 11', '§ 9', '§ 9', '§ 11', '§ 172', '§ 39', '§ 172', '§ 37', '§ 37']

Český metrologický institut - Absolventi A Srazy
Okružní 31, 638 00
Č.j.: 0313/003/15/Pos.
Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil
Telefon: 545 555 135, -131
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při schvalování
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z moci úřední dne
02. 07. 2015 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává tento:
číslo: 0111-OOP-C052-15
č.j. 0313/003/15/Pos.,
den uveřejnění: 2. 7. 2015
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně
zkoušek při ověřování stanovených měřidel:
„váhy s automatickou činností – dávkovací váhy“
Toto opatření obecné povahy stanovuje metrologické a technické požadavky na váhy s automatickou
činností – dávkovací váhy, které se uplatní po uvedení na trh nebo do provozu při jejich ověřování.
Tyto požadavky jsou v souladu s požadavky nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla1), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády o měřidlech“)
a s požadavky harmonizovaných norem/dokumentů OIML.
Tímto nařízením vlády je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/22/ES z 31. března 2004 o měřidlech v platném znění.
Návrh Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C052-15
Na váhy s automatickou činností, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, ve znění účinném do 30. října 2006, tedy ve stavu před implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/22/ES, v platném znění, do českého právního řádu, se při ověřování uplatňují metrologické
a technické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIML2) a dále uvedené
vážicí zařízení, které slouží k určení hmotnosti tělesa, kapaliny nebo sypké hmoty využitím působení
gravitace na toto těleso, kapalinu nebo sypkou hmotu
vážicí zařízení, které pro vážení nevyžadují zásah operátora a/nebo následují předem nastavený program automatického procesu, který je pro dané váhy charakteristický
dávkovací váhy s automatickou činností
vážicí zařízení s automatickou činností, které určuje hmotnost předem seskupených samostatných
zátěží (např. hotově baleného zboží) nebo jednotlivých množství volně loženého materiálu
kontrolní váhy s automatickou činností; třídící váhy
vážicí zařízení s automatickou činností, které třídí zboží rozdílné hmotnosti do dvou nebo více samostatných podsestav podle hodnoty rozdílu mezi jejich hmotností a jmenovitým bodem nastavení
dávkovací váhy s automatickou činností, které opatřují jednotlivé kusy zboží štítkem s hodnotou
váhy s tiskem cenových etiket
hmotnosti a informací o ceně
Metrologické požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech s využitím relevantních požadavků doporučení OIML R 51-1 Automatické dávkovací váhy – Část 1 – Metrologické
a technické požadavky – Zkoušky 3).
Na měřidla, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.
Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM) a Mezinárodní
slovník termínů v legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace „Terminologie
v oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz.
OIML R 51-1 „Automatic catchweighing instruments – Part 1: Metrological and technical requirements –
Tests“ – veřejně dostupný na www.oiml.org
Výrobce určí stanovené pracovní podmínky, přičemž minimální rozsah pracovní teploty je 30 °C.
Pro ostatní ovlivňující veličiny (pokud je to použitelné):
a) rychlost (rychlosti) provozu;
b) vlastnosti váženého produktu.
2.2 Měřicí rozsah
Měřicí rozsah je vyjádřen maximální a minimální váživostí.
2.3 Třídy přesnosti
Dávkovací váhy s automatickou činností se dělí do primárních kategorií označených jako:
X nebo Y, podle specifikace výrobce;
kde se tyto primární kategorie dále dělí do čtyř tříd přesnosti:
XI, XII, XIII a XIV; a
Y(I), Y(II), Y(a) a Y(b), které stanoví výrobce.
2.3.1 Váhy kategorie X
2.3.1.1 Do kategorie X patří váhy používané pro kontrolu hotově baleného zboží vyrobeného podle
požadavků zvláštního právního předpisu4).
2.3.1.2 Třídy přesnosti jsou doplněny faktorem (x), kterým se určuje největší dovolená směrodatná
odchylka podle článku 2.4.2.
Výrobce musí specifikovat faktor (x), který musí být ≤ 2 a vyjádřeno ve tvaru 1 × 10k, 2 × 10k nebo
5 × 10k, kde k je záporné celé číslo nebo nula.
2.3.2 Váhy kategorie Y
Do kategorie Y patří všechny ostatní dávkovací váhy s automatickou činností.
2.4 Přesnost dávkovacích vah s automatickou činností
2.4.1 Největší dovolené chyby
Při ověřování se použijí největší dovolené chyby podle tabulky 1.
Největší dovolená chyba pro váhy kategorie X je stanovena jako největší dovolená střední chyba a pro
váhy kategorie Y jako největší dovolená chyba podle tabulky 1.
Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží,
se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu.
jehož množství
Tabulka 1 – Největší dovolené chyby pro ověřování
Netto zatížení (m) vyjádřené pomocí ověřovacích dílků (e)
+0,5e
+1,5e
2.4.2 Největší dovolené chyby v provozu
Při kontrole vah v provozu nebo při překoušení stanoveného měřidla, prováděném podle § 11a odst. 1
zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena nesprávným měřením, se uplatní největší
dovolené chyby v provozu uvedené v tabulce 2.
Tabulka 2 – Největší dovolené chyby v provozu
+2,5e
+3,5e
Směrodatné odchylky pro váhy třídy X(x)
Největší dovolená hodnota směrodatné odchylky pro váhy třídy X(x) se získá jako výsledek vynásobení koeficientu (x) hodnotou uvedenou v tabulce 3.
Tabulka 3 – Největší dovolená směrodatná odchylka pro třídu X(I)
Netto zatížení (m)
Největší dovolená směrodatná
odchylka pro třídu X(I)
Pro třídu XI a XII musí být (x) menší než 1.
Pro třídu XIII nesmí být (x) větší než 1.
Pro třídu XIV musí být (x) větší než 1.
Největší dovolená směrodatná odchylka
pro třídu X(I) v provozu
2.5 Ověřovací dílek
2.5.1 Jednorozsahové váhy
Tabulka 4 – Ověřovací dílek pro jednorozsahové váhy
Počet ověřovacích dílků n = Max/e
2.5.2 Vícerozsahové váhy
Tabulka 5 – Ověřovací dílek pro vícerozsahové váhy
Nejmenší hodnota1)
i = 1, 2, …r
i = dílčí vážicí rozsah
r = celkový počet dílčích rozsahů
Pro i = r se použije odpovídající sloupec tabulky 3, přičemž e se nahradí er.
2.6 Vážicí rozsah
Při stanovení vážícího rozsahu pro váhy třídy Y musí vzít výrobce v úvahu, že minimální váživost
nesmí být menší než
třída Y(I):
třída Y(II):
třída Y(a):
třída Y(b):
pro 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g,
Třídicí váhy, např. poštovní váhy a váhy pro vážení odpadu:
pro 0,1 g ≤ e
2.7 Dynamické nastavení
2.7.1 Zařízení pro dynamické nastavení musí pracovat v rozsahu zatížení stanoveného výrobcem.
2.7.2 Po namontování nesmí být zařízení pro dynamické nastavení, které kompenzuje dynamické
vlivy zatížení za pohybu, v činnosti mimo rozsah zatížení a musí být možné ho zajistit.
2.8 Meze indikace
Kategorie Y: Musí být zamezeno indikaci, tisku, ukládání nebo přenášení hodnot vážení nad
Max + 9e.
Kategorie X: Musí být zamezeno indikaci, tisku, ukládání nebo přenášení hodnot vážení vetší
z Max + 9e nebo Max + trojnásobek největší dovolené směrodatné odchylky.
2.9 Vliv odchylky nuly
Po vynulování nesmí být vliv odchylky nuly větší než 0,25e.
2.10 Přesnost tárování
Zařízení pro nastavení táry musí umožnit nastavení nuly s odchylkou ne větší než 0,25e.
U vah s vícenásobným dělením, je e nahrazeno e1.
Technické požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech s využitím relevantních požadavků doporučení OIML R 51-1 Automatické dávkovací váhy – Část 1 – Metrologické
a technické požadavky – Zkoušky3).
3.1 K omezení vlivu naklonění, zatěžování a rychlosti provozu musí být k dispozici takové prostředky, které zajistí, že za normálních podmínek provozu nebudou největší dovolené chyby překročeny.
3.2 Musí být zajištěno odpovídající materiálové vybavení pro ovládání, aby bylo umožněno, že váhy
budou za normálních podmínek provozu pracovat v mezích největších dovolených chyb.
3.3 Pro operátora musí být každé řídicí rozhraní jasné a účinné.
3.4 Neporušenost ukazovatele, pokud existuje, musí být ověřitelná operátorem.
3.5 K dispozici musí být vhodné prostředky pro nastavení indikace na nulu, které umožní, že váhy
3.6 Měřicími jednotkami jsou kilogram (kg), tuna (t), gram (g), miligram (mg) nebo metrický karát (ct).
3.7 Výsledky vážení musí obsahovat názvy nebo značky měřicích jednotek hmotnosti, ve kterých
jsou vyjádřeny. Hodnota dílku indikačních a tiskacích zařízení musí být ve tvaru 1 × 10k, 2 × 10k nebo
5 × 10k jednotek, ve kterých je výsledek vyjádřen, přičemž index k je kladné nebo záporné celé číslo,
nebo se rovná nule.
3.8 Váhy musí být zajištěny proti podvodnému použití. Komponenty, které uživatel nesmí rozebírat
nebo justovat, musí být proti takovým činnostem zabezpečeny.
4 Značení měřidla
4.1 Značení na měřidle
Váhy musí mít následující označení:
značka nebo název výrobce;
výrobní číslo a označení typu;
číslo certifikátu o schválení typu, pokud existuje;
třída přesnosti ve formě např.: XI(0,5) nebo Y(a);
ověřovací dílek stupnice ve formě: e = …….;
skutečný dílek stupnice ve formě: d = …….;
maximální váživost ve formě: Max..…;
minimální váživost ve formě: Min…..;
maximální přídavná tára ve formě: T = +
maximální subtraktivní tára ve formě: T = –
teplotní rozsah ...... °C / ...... °C;
napájení ....... V;
frekvence napájení …. Hz;
maximální výkon (pokud je aplikovatelné) ve formě: ……zatížení za minutu nebo jednotek/min.
Štítek nesoucí povinné značení musí být zaplombován nebo nesmí být možné jej odstranit bez jeho
4.2 Umístění úřední značky
Umístění úředních značek musí být takové, aby po jejich umístění nemohlo dojít k justáži vah nebo
k přístupu ke komponentům, u kterých je to zakázáno. Značky musí být takového provedení, aby nemohly být demontovány bez jejich poškození nebo zničení.
Umístění značek je stanoveno certifikátem o schválení typu, ES přezkoušením typu nebo jiným dokumentem či provedením aplikovaným v rámci posouzení shody při uvedení na trh a do použití.
5 Schvalování typu měřidla
Váhy s automatickou činností – dávkovací váhy jsou uváděny na trh a do provozu s posouzením shody
podle nařízení vlády o měřidlech a nepodléhají tak schvalování typu.
6 Prvotní ověření
Při prvotním ověření po opravě měřidla se aplikuje postup identický s následným ověřením podle kapitoly 7.
7 Následné ověření
Následné ověření, tj. každé ověření měřidla provedené po předchozím ověření nebo posouzení shody,
a případně přezkoušení podle § 11a odst. 1 zákona o metrologii, je prováděno podle tohoto opatření
bez ohledu na to, zda měřidlo bylo uvedeno na trh a do oběhu podle zákona o metrologii, nebo podle
nařízení vlády o měřidlech.
Na váhy se při ověřování uplatňují metrologické a technické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.
7.1 Přehled prováděných zkoušek
Při každém ověření se provádí následovné činnosti a zkoušky:
zkouška přesnosti;
zkouška vážení;
zkouška excentricity.
7.2 Vizuální prohlídka
Při vizuální prohlídce dávkovací váhy se posuzuje, zda:
měřidlo předložené k ověření se shoduje se schváleným typem nebo s provedením měřidla,
u kterého byla prohlášena shoda v rámci uvedení na trh a pozornost musí být věnována kontrole označení ve smyslu kapitoly 4;
měřidlo není mechanicky poškozeno a kovové části nenesou stopy koroze, které by mohly mít
nepříznivý vliv na funkci měřidla;
odchylka nuly po vynulování nebo tárování splňuje požadavek článku 2.9 nebo 2.10.
Pokud měřidlo nevyhoví požadavkům vizuální prohlídky, dále se nezkouší.
7.3 Zkušební podmínky a vybavení
7.3.1 Váhy musí být kompletní a instalovány v pozici pro zamýšlené použití za typických podmínek,
které jsou v provozu. Zkoušky musí být provedeny v rozsahu daném označením s produktem nebo
produkty, které jsou v provozu váženy nebo budou váženy.
7.3.2 Zkušební vybavení – kontrolní váhy musí umožnit určení referenční hodnoty hmotnosti každé
zkušební zátěže s přesností alespoň 1/3 příslušné největší dovolené chyby uvedené v článku 2.4.1.
Chyba etalonových závaží nesmí přesáhnout 1/3 největší dovolené chyby pro dané zatížení.
7.3.3 Pokud je to nezbytné, musí být kontrolní váhy přezkoušeny ihned po provedení zkoušek pro
kontrolu, zda se nezměnily její charakteristiky. Pokud nemají kontrolní váhy vhodnou velikost dílku,
může být vhodné rozlišení zajištěno pomocí přídavných závaží pro stanovení klopného bodu. Musí být
zajištěno, aby na kontrolní váze bylo možné zvážit veškeré zkušební náplně daného produktu.
7.3.4 Systém pro transport zátěže musí být nastaven na maximální rychlost a pokud je justovatelný
obsluhou, rovněž na rychlost přibližně rovnou střední hodnotě rychlosti. Pokud je hodnota rychlosti
vztažena k určitému produktu, musí být rychlost nastavena na rychlost podle daného produktu.
7.3.5 Váhy musí být nastaveny na nulu před začátkem každé zkoušky.
Dynamické nastavení musí být nastaveno v souladu s návodem výrobce před každou zkouškou.
7.3.6 Indikace a/nebo tisk hodnot hmotnosti (nebo rozdílu mezi hmotností a jmenovitým bodem nastavení) musí být k dispozici pro každé zatížení pro určení chyb a odchylek (podle kategorie). Chyby
a odchylky musí být vypočteny pro počet jednotlivých zátěží podle tabulky 6.
Tabulka 6 – Počty zkušebních vážení
Počet zkušebních vážení
20 kg < m
Minimálně 10 pro všechna zatížení
Váhy kategorie Y
Pokud mají váhy zařízení na zobrazení indikace se skutečným dílkem d ≤ 0,2e, musí být toto zařízení
použito pro určení chyby.
Pokud je hodnota skutečného dílku větší než 0,2e, musí být chyba zaokrouhlení eliminována výběrem
7.4 Zkoušky přesnosti
7.4.1 Zkouška vážení – v automatickém režimu
Při zkoušce vážením v automatickém režimu se postupuje v následujících krocích:
vyberou se 4 zkušební zátěže, které musí obsahovat hodnoty blízko Min a Max a hodnoty
blízko, ale ne nad kritickými body v rozsahu Min a Max (kde se mění největší dovolené chyby);
na kontrolní váze se určí hmotnost zkušebních zátěží;
počet zkušebních zátěží pro každé zatížení je uveden v tabulce 6;
zkušební zátěže podle tabulky 6 se zváží v automatickém režimu;
určí se a vyhodnotí se jednotlivé chyby měření pro danou kategorii vah.
Chyby měření nesmí překročit příslušné největší dovolené chyby pro danou kategorii vah podle článku
2.4.1 pro ověřování nebo článku 2.4.2 pro kontrolu vah v provozu nebo přezkoušení stanoveného měřidla podle § 11a odst. 1 zákona o metrologii.
7.4.2 Zkouška excentricity
7.4.2.1 Zkouška excentricity v dynamickém režimu
Zařízení pro nastavení a sledování nuly musí být v činnosti. Dynamické nastavení může být provedeno
před každým novým zkušebním zatížením.
Při zkoušce excentricity v dynamickém režimu se postupuje v následujících krocích:
aplikuje se zatížení rovné 1/3 Max (plus přídavná tára, pokud je použitelné) v následujících
sekcích/pásmech nosiče zatížení:
pásmo 1 sahá ze středu nosiče zatížení k jednomu okraji transportního systému;
pásmo 2 sahá ze středu nosiče zatížení k protilehlému okraji transportního systému;
provede se počet zkušebních vážení podle tabulky 6.
7.4.2.1 Zkouška excentricity– pro váhy vážicí staticky
Při zkoušce excentricity ve statickém režimu se postupuje v následujících krocích:
aplikuje se zatížení rovné 1/3 Max (plus přídavná tára, pokud je použitelné) v každém ze čtyřech segmentů nosiče zatížení;
na nosiče zatížení mající n podpěrných bodů s n > 4, se na každý podpěrný bod aplikuje zatížení 1/(n – 1) Max (plus přídavná tára, pokud je použitelné);
8 Oznámené normy
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely
specifikace zkoušek při ověřování, vyplývajících z tohoto opatření obecné povahy, české technické
normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější technické požadavky (dále jen
„oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s přiřazením k příslušnému opatření oznámí
ČMI společně s opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na webových stránkách
www.cmi.cz).
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje, v rozsahu a za podmínek stanovených opatřením obecné povahy, za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k nimž se
tyto normy nebo jejich části vztahují.
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 9 odst. 1, § 9 odst. 9
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a
technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při ověřování těchto stanovených měřidel.
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel
pod položkou 2.1.3 váhy s automatickou činností, písm. e) váhy plnicí a dávkovací mezi měřidla podléhající ověřování.
ČMI tedy k provedení § 9 odst. 1, § 9 odst. 9 a § 11a odst. 3 zákona o metrologii pro tento konkrétní
druh měřidel „váhy s automatickou činností – dávkovací váhy“ vydává toto opatření obecné povahy,
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky pro váhy s automatickou činností – dávkovací váhy a zkoušky při ověřování těchto stanovených měřidel.
Tento předpis (Opatření obecné povahy) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu
a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
V souladu s ustanovením § 172 odst. l ve spojení s ustanovením § 39 odst. l SprŘ stanovuje ČMI lhůtu
pro uplatnění připomínek do 1. 8. 2015. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
Dotčené osoby se tímto vyzývají k uplatnění připomínek k tomuto návrhu opatření obecné povahy.
S ohledem na ustanovení § 172 odst. 4 SprŘ se připomínky podávají v písemné podobě a musí splňovat náležitosti podání podle § 37 SprŘ.
Připomínky musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 SprŘ, musí být patrno, kdo je činí, proti kterému opatření obecné povahy směřují, v jakém rozsahu ho napadají a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy nebo řízení, jež mu předcházelo, které
věci se týkají a co se navrhuje, musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis
osoby, která je činí.
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického institutu, Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, dveře č. 154, ve dnech pondělí a středa od
8.00 h do 15.30 h, v jiné dny po telefonické dohodě.
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
Za správnost vyhotovení: Ing. Miroslav Pospíšil
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:
Luxmetry - Český metrologický institut
záření, například v denním světle nebo u některých výbojek či žárovek. Luxmetry by neměly být citlivé na UV a IČ záření. Citlivost na UV záření se určuje ozářením luxmetru UV zdrojem záření, který ...
Odměrné baňky, byrety a pipety
Při vizuální prohlídce se kontroluje, zda odměrné sklo předložené k prvotnímu ověření splňuje příslušné technické požadavky podle kapitoly 3 a pozornost musí být věnována kontrole správnosti označe...
Hladina alkoholu v dechu (BrAC – breath alcohol concentration) podle Henryho zákona závisí na koncentraci alkoholu v krvi (BAC – blood alcohol concentration). V České republice musí být u analyzáto...
ČAS (Hours at 115°C / 500g Load / 20Hz / 1000 micron stroke / 1k Ohm)
Přepravní - Český metrologický institut
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější technické ...
Držte tato tlačítka stisknutá, abyste připojili indikátor k napětí v režimu konfigurace.
povinnosti v oblasti enviromentu a bozp základní požadavky na
1987 normy řady ISO 9000 Vznikla řada národních a nadnárodních institucí zabývajících se jakostí v Americe, v Evropě – např. Evropská organizace pro jakost (EOQ), Evropská nadace pro management kva...
MCP 200 - Anton Paar
Kontrola zásob - METTLER TOLEDO