Source: http://docplayer.cz/83648439-Tp-i-b-navod-k-vyrobku-typ-241.html
Timestamp: 2018-09-21 21:45:44+00:00
Document Index: 39020960

Matched Legal Cases: ['zákona č. 22', 'čl. 4', 'zákona č. 22', 'čl. 6', 'zákona č. 505', 'zákona č. 505', 'čl. 4', 'zákona č. 22', 'čl. 5']

TP /i B - NÁVOD K VÝROBKU TYP PDF
TP /i B - NÁVOD K VÝROBKU TYP 241
Download "TP /i B - NÁVOD K VÝROBKU TYP 241"
1 NÁVOD K VÝROBKU Snímač teploty odporový do jímky ČSN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 240 typ 241 PRO PROVEDENÍ S PŘEVODNÍKEM PŘILOŽEN NÁVOD K PŘÍSLUŠNÉMU PŘEVODNÍKU PRO PROVEDENÍ S PŘEVODNÍKEM A DISPLEJEM PŘILOŽENY NÁVODY K PŘÍSLUŠNÉMU PŘEVODNÍKU A DISPLEJI POUŽITÍ - pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty (max. 600 C) a tlaku určeného odolností jímky - pro prostředí s nebezpečím výbuchu v prostorách Zóna 2, Zóna 1 i Zóna 0 dle ČSN EN ed. 2 při použití převodníku Ex ia nebo při zapojení do Ex ia obvodu dle ČSN EN ed. 2 - jako vybrané zařízení nebo jeho část ve smyslu vyhlášky č. 329/2017 Sb. v platném znění o požadavcích na projekt jaderného zařízení a vyhlášky 358/2016 Sb. v platném znění o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení - jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2, 3 a 4 ve smyslu vyhlášek ÚJD SR č. 430/2011 Z.z. v platném znění o požadavcích na jadernou bezpečnost a č. 431/2011 Z.z. v platném znění o systému managementu kvality - v kompletu s řídícími nebo diagnostickými systémy pro monitorování procesu - v provedení s převodníkem k převodu signálu odporového čidla na unifikovaný výstupní signál 4 až 20 ma nebo signál digitální (převodník s HART protokolem) - v provedení s displejem k okamžitému zobrazení hodnoty měřené veličiny - do prostředí, kde je vyžadována mechanická odolnost dle ČSN EN ed. 2 (třída AH2 dle ČSN ed. 3) a seizmická způsobilost elektrického zařízení bezpečnostního systému jaderných elektráren dle ČSN IEC 980 (MVZ úroveň SL-2). Snímače s převodníkem jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a je na ně dle zákona 90/2016 Sb. vystaveno EU prohlášení o shodě EU Použití v provedení ověřeném jako stanovené měřidlo podle zák. č. 505/1990 Sb. o metrologii: - v provedení párovaném i nepárovaném jako stanovené měřidlo TCM 321/ s použitím jako součást stanovených měřidel podle vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb., pro členy měřidel a měřících sestav protečeného množství tekutin (plynů, páry, kondenzátu ), pro členy měřičů tepla a chladu a členy přepočítávačů množství plynu, vyjma měření spadajících do působení směrnice jednotného přístupu MID implementované v ČR nařízením vlády č. 120/2016 Sb Použití při uvedení na trh podle NV č. 120/2016 Sb.(MID) jako samostatné podsestavy měřidla tepla: - v provedení párovaném k měření tepla ve smyslu NV č. 120/2016 Sb., příloha MI-004 a ve shodě s normou ČSN EN 1434 (mimo ČSN EN čl. 4.2 rozměry snímače a jímky), pro členy měřidel a měřících sestav průtoku a tepla předané vodou Snímače jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a je na ně dle zákona 90/2016 Sb. vystaveno EU prohlášení o shodě EU-MID-241-CZ. Použití snímačů ve smyslu NV č. 120/2016 Sb. (MID) jako součásti měřicích sestav zákazníka, u nichž musí být posouzena shoda sestav jako celku při uvedení na trh se všemi náležitostmi dle tohoto NV: - snímače v provedení bez převodníku v zapojení 1xPt100/../4 může zákazník použít na základě zkušebního certifikátu (Evaluation certificate) do svých měřicích sestav ve smyslu NV č. 120/2016 Sb. o příloha MI-002 (plynoměry a přepočítávače množství plynu ) ve shodě s normou ČSN EN A2 o příloha MI-005 (měřicí systémy pro měření množství kapalin jiných než voda) ve shodě s normou OIML R117-1: / hlavice kulová (slitina Al) (pro převodník Ex ia s vnější a vnitřní svorkou) nebo hlavice kulová plastová (nelze použít pro převodník Ex ia) 2 - hlavice kulová se zvýšeným víkem (slitina Al) bez displeje pro převodník ve víku nebo s displejem (pro převodník Ex ia s vnější a vnitřní svorkou) 3 - hlavice kulová malá (slitina Al) (pouze pro svorkovnici nebo převodníky INPAL 420, APAQ-HRF, TH 100, MINIPAQ-HLP) 4 - kabelová vývodka M20x1,5 L jmenovitá délka L n délka nástavku délka měřicí vložky L mv POPIS Snímač sestává z vyměnitelné měřicí vložky s přírubou a keramickou svorkovnicí nebo namontovaným dvouvodičovým převodníkem (izolovaným nebo neizolovaným, i v provedení Ex ia a ochranné armatury, tvořené hlavicí a nástavkem se šroubením pro upevnění snímače do zákazníkem zvolené jímky. Hlavice je opatřena víkem a kabelovou vývodkou pro připojovací vedení. Svorkovnice snímače (převodníku) je přístupná po odklopení víka hlavice, připevněného jedním šroubem. Snímač s převodníkem v Ex ia provedení je na hlavici opatřen vnější i vnitřní svorkou pro připojení uzemňovacího vodiče nebo vodiče pro vzájemné pospojování. Převodník je instalován buď přímo na přírubě měřící vložky, nebo ve víku hlavice. Snímač s převodníkem se napájí z vnějšího zdroje. Instalovaný převodník je u výrobce snímače nastaven na požadovaný rozsah. Pro měření teploty se využívá definované změny odporu čidla v závislosti na změně teploty měřeného prostředí. TECHNICKÉ ÚDAJE Rozměry snímače vycházejí z původní ČSN Snímač je proveden podle ČSN EN ed. 3 jako elektrické zařízení třídy ochrany III pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci II a stupněm znečištění 2 dle ČSN EN ed.2, navazující (vyhodnocovací) přístroj musí odpovídat čl. 6.3 této normy.
2 Měřicí rozsah: Snímač s měřicím odporem Pt 100 nebo Pt 500 v toleranční třídě A nebo B Min. délka nástavku L n Měřicí rozsah [ C] Neověřený až 600 *)**) až až až 100 Ověřený nepárovaný 0 až až 600 **)***) 80 0 až 250 Ověřený párovaný 80 0 až 180 *) Horní mez rozsahu měření je limitována odolností materiálu použité jímky. **) Třída A je garantována pouze v rozsahu do 300 C. ***) S převodníkem IPAQH a IPAQHX pouze 0 až 400 C Měřicí rozsah snímače s převodníkem je dán rozsahem zvoleného převodníku. Elektrická pevnost dle ČSN EN ed. 2, čl : 500 V eff (pouze měřicí vložka bez převodníku nebo provedení s izolovaným převodníkem) Elektrický izolační odpor dle ČSN EN 60751: min. 100 M, při 15 až 35 C, max. 80 % rel. vlhkosti Napájení převodníku: DC 24 V ze zdroje SELV, např. INAP 16 a INAP 901 Další údaje převodníku: viz přiložený návod Displej: LED displej do smyčky 4-20mA další údaje viz přiložený návod Krytí dle ČSN EN 60529: IP65 Pracovní poloha: libovolná, vývodku nesituovat směrem nahoru Druh provozu: trvalý Hmotnost snímače: s kulovou hlavicí (slitina Al), nástavkem 150 mm a jmenovitou délkou 250 mm cca 0,68 kg Použité materiály: Stonková trubka měřicí vložky ocel Nástavek ocel slitina hliníku lakovaná Hlavice polyesterovou barvou plast PPO (phenyl polyoxide) Těsnění víka hlavice a vývodky olejoodolná pryž Vnitřní vedení Cu Hlavičkové svorky svorkovnice niklovaná mosaz Spojovací prvky snímače korozivzdorná ocel PROVOZNÍ PODMÍNKY Prostředí je definované skupinou parametrů a jejich stupni přísnosti IE 36 podle ČSN EN a následujících provozních podmínek. Teplota okolního prostředí pro hlavici a vývodku snímače: - pro provedení bez převodníku -50 C až 120 C - pro provedení s převodníkem dle typu převodníku (viz přiložený návod k převodníku) - pro provedení s převodníkem a displejem dle typu převodníku a displeje (viz přiložené návody k převodníku a displeji) Vibrace: Snímač s převodníkem bez převodníku Jmenovitá délka L 100, 250, 100, 250, Kmitočtový rozsah [Hz] 10 až 500 Amplituda výchylky 0,2 0,15 0,075 0,5 0,2 0,075 Amplituda zrychlení [ms -2 ] 29,4 19,6 9,8 68,7 39,2 9,8 Relativní vlhkost okolního prostředí: - pro provedení bez převodníku 10 až 100 % s kondenzací, s horní mezí vodního obsahu 29 g H2O/kg suchého vzduchu - pro provedení s převodníkem dle typu převodníku (viz přiložený návod k převodníku) - pro provedení s převodníkem a displejem dle typu převodníku a displeje (viz přiložené návody k převodníku a displeji) Atmosférický tlak: 70 až 106 kpa Maximální rychlost proudění tekutin: dle parametrů zákazníkem použité jímky Odolnost materiálu hlavice PPO (phenyl polyoxide): Petrolej částečně odolává Motorová nafta odolává Benzen částečně odolává Živočišný a rostlinný olej Slabé hydroxidy Silné hydroxidy odolává Slabé kyseliny Silné kyseliny Mořská voda Trichloretylen částečně odolává Odolnost materiálu těsnění víka (olejoodolná pryž): Líh Éter Benzol Benzín Ester odolává Živočišný a rostlinný olej Minerální olej Motorová nafta Slabě alkalické hydroxidy Silně alkalické hydroxidy neodolává Slabé kyseliny odolává Silné kyseliny neodolává Mořská voda odolává Trichloretylen částečně odolává Horká voda METROLOGICKÉ ÚDAJE Čidlo: měřicí odpor Pt 100 nebo Pt 500 v zapojení dle schématu a tabulky provedení, α = 0,00385 [K -1 ], toleranční třída A nebo B podle ČSN EN Rozsah rozdílů teplot páru dle ČSN EN 1434: 3 až 180 K Odpor vnitřního vedení dvou vodičů (smyčky) při 20 C: 0,1 /m (inf. hodnota) Vypočtená hodnota odporu vnitřního vedení dvou vodičů (smyčky) je u provedení bez převodníku uvedena na štítku měřicí vložky. Maximální proudové zatížení měřícího odporu: Pt ma Pt ma Doporučený měřicí proud: Pt ma Pt 500 0,5 ma Výstupní signál převodníku (lineární s měřenou teplotou): 4 až 20 ma (+ digitální u HART protokolu) Kalibrační hloubka ponoření měřicí vložky snímače pro teplotní body v rozsahu -70 až 250 C: 200 mm (min. 160 mm) pro teplotní body nad 250 C: 300 mm (min. 260 mm) Vzdálenost příruby měřící vložky od hladiny média v kalibrační lázni musí být minimálně 40 mm při teplotách do 250 C a min. 70 mm při teplotách nad 250 C. Čas teplotní odezvy dle ČSN EN ve vířící vodě (charakteristická hodnota): bez jímky (samotná měř. vložka) 0,5 5 s s jímkami , , a (L = 160) 0,5 85 s 0,9 250 s s jímkami , , a (L = 250, 400, 630) 0,5 53 s 0,9 155 s s jímkou (L = 160) 0,5 80 s 0,9 235 s s jímkou (L = 160) 0,5 36 s 0,9 100 s Čas teplotní odezvy dle ČSN EN ve vířící vodě pro měřící vložku Ø 3 mm (charakteristická hodnota): bez jímky (samotná měř. vložka) 0,5 1,6 s 0,9 3,7 s s jímkou (L = 160) 0,5 20 s 0,9 90 s 2 / 11
3 OZNAČOVÁNÍ Údaje na štítku hlavice - ochranná známka výrobce - Made in Czech Republic - druh odporového čidla, jmenovitá hodnota R / toleranční 0 třída / konfigurace vodičů vnitřního vedení *) - měřicí rozsah nebo nastavený rozsah převodníku - objednací číslo výrobku - krytí - časový kód (výrobní číslo u vybraného zařízení nebo jeho části ve smyslu vyhlášky č. 329/2017 Sb. v platném znění o požadavcích na projekt jaderného zařízení a vyhlášky 358/2016 Sb. v platném znění o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení, pro kalibrované provedení, provedení s toleranční třídou A, provedení s převodníkem a ověřené provedení) - označení shody u vybraného zařízení dle vyhlášky 358/2016 Sb. - teplota okolního prostředí - další údaje pro provedení s převodníkem o výstupní signál 4 až 20 ma o označení CE o označení nevýbušnosti a č. certifikátu EU přezkoušení typu u převodníku Ex ia - další údaje pro ověřené provedení (/P1 až /P4) o značka schválení typu TCM 321/ další údaje pro párované ověřené provedení (/P5) o značka schválení typu TCM 321/ o rozsah rozdílů teplot o výrobní číslo /1 a /2 pro jednoznačné rozlišení snímačů pro přívodní a pro vratné potrubí - další údaje pro provedení s prokázáním metrologické shody (/M5) o označení shody (CE + doplňkové metrologické označení) a číslo oznámeného subjektu o číslo certifikátu EU přezkoušení typu TCM 321/ o rozsah rozdílu teplot o výrobní číslo /1 a /2 pro jednoznačné rozlišení snímačů pro přívodní a pro vratné potrubí - další údaje pro provedení /M1, /M2, /M3 a /M4 o č. zkušebního certifikátu ZR 141/ *) u převodníku se konfigurace vodičů vnitřního vedení neuvádí Údaje na štítku měřící vložky - ochranná známka - druh čidla, jmenovitá hodnota R 0 / toleranční třída / konfigurace vodičů vnitřního vedení *) - časový kód (výrobní číslo u vybraného zařízení nebo jeho části ve smyslu vyhlášky č. 329/2017 Sb. v platném znění o požadavcích na projekt jaderného zařízení a vyhlášky 358/2016 Sb. v platném znění o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení, pro kalibrované provedení, provedení s toleranční třídou A, provedení s převodníkem a ověřené provedení, pro ověřené párované provedení výrobní číslo /1 a /2 pro jednoznačné rozlišení měřicích vložek pro přívodní a pro vratné potrubí) - hodnota odporu vnitřního vedení (pro provedení bez převodníku) *) u převodníku se konfigurace vodičů vnitřního vedení neuvádí Údaje na štítku převodníku - ochranná známka výrobce - druh čidla - nastavený teplotní rozsah - označení nevýbušnosti a č. certifikátu EU přezkoušení typu u převodníku Ex ia - označení CE (u převodníku Ex ia s identifikačním číslem notifikované osoby) Údaje na displeji - ochranná známka výrobce - označení nevýbušnosti a č. certifikátu EU přezkoušení typu u displeje Ex ia - označení CE (u displeje Ex ia s identifikačním číslem notifikované osoby) DODÁVÁNÍ Snímače párované se dodávají ve společném obalu. Každá dodávka obsahuje, není-li se zákazníkem dohodnuto jinak - dodací list - snímač podle objednávky - těsnící kroužek 21x27x2 TPD vhodné jímky a návarky objednané samostatně dle katalogu příslušenství typ volitelné příslušenství ke snímači s programovatelným převodníkem o konfigurační (parametrizační) program dle požadovaného převodníku o komunikační modem (pro sériový port RS 232C) dle požadovaného převodníku - průvodní technickou dokumentaci v češtině o o o o osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, které je současně záručním listem EU prohlášení o shodě pro provedení s převodníkem Ex ia pro provedení s prokázáním metrologické shody kalibrační list (pro neověřené kalibrované provedení) prohlášení dodavatele o shodě dle ČSN EN ISO/IEC (pouze u vybraného zařízení nebo jeho části ve smyslu vyhlášky č. 329/2017 Sb. v platném znění o požadavcích na projekt jaderného zařízení a vyhlášky 358/2016 Sb. v platném znění o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení) o návod k výrobku Je-li stanoveno v kupní smlouvě, nebo dohodnuto jinak, může být dodávána s výrobkem další dokumentace - EU prohlášení o shodě (pro provedení s převodníkem) - kopie inspekčního certifikátu 3.1 na materiál stonkové trubky i jímky s číslem tavby - prohlášení o shodě s objednávkou 2.1 dle ČSN EN kopie certifikátu EU přezkoušení typu dle 2014/34/EU (ATEX) pro převodník a displej Ex ia - pro ověřené provedení podle zákona č. 505/1990 Sb. o kopie certifikátu o schválení typu měřidla o potvrzení o ověření stanoveného měřidla - kopie certifikátu EU přezkoušení typu pro provedení s prokázáním metrologické shody - kopie zkušebního certifikátu (Evaluation certificate) pro provedení /M1, /M2, /M3 a /M4 - protokol o seizmické a vibrační kvalifikaci CERTIFIKACE - nevýbušnost Ex ia, certifikát EU přezkoušení typu podle 2014/34/EU (ATEX), (dle typu převodníku a displeje) - schválení typu měřidla podle zákona č. 505/1990 Sb., certifikát ČMI č CS-C revize 3, značka schválení typu TCM 321/ prokázání metrologické shody podle NV č. 120/2016 Sb. (MID), postup posuzování shody B+D s normou ČSN EN 1434 (mimo ČSN EN čl. 4.2 rozměry snímače a jímky), dokument ČMI č CS-C003-12, certifikát EU přezkoušení typu č. TCM 321/ zkušební certifikát (Evaluation certificate) č. ZR 141/ SPOLEHLIVOST Ukazatele spolehlivosti v provozních podmínkách a podmínkách prostředí uvedených v tomto návodu - střední doba provozu mezi poruchami hodin (inf. hodnota) předpokládaná životnost 10 let BALENÍ Snímače i příslušenství se dodávají v obalu, zaručujícím odolnost proti působení teplotních vlivů a mechanických vlivů podle řízených balicích předpisů. DOPRAVA Snímače je možné přepravovat za podmínek odpovídajících souboru kombinací tříd IE 21 podle ČSN EN (tj. letadly a nákladními vozidly, v prostorech větraných a chráněných proti povětrnostním vlivům). 3 / 11
4 SKLADOVÁNÍ Výrobky je možné skladovat za podmínek odpovídajících souboru kombinací tříd IE 12 podle ČSN EN , ale s teplotou okolí mezi -20 až 70 C (tj. v místech, kde není regulována teplota ani vlhkost, s nebezpečím výskytu kondenzace, kapající vody a tvoření ledu, bez zvláštního nebezpečí napadení biologickými činiteli, s málo významnými vibracemi a neležící v blízkosti zdrojů prachu a písku.) KALIBRACE Provádí se podle TPM a v souladu s ČSN EN 60751, zpravidla ve třech teplotních bodech rovnoměrně rozložených v provozním rozsahu snímače, nebo v bodech dle požadavku zákazníka. U kalibrovaných snímačů se vystavuje kalibrační list s naměřenými údaji. OVĚŘENÍ DLE ZÁKONA 505/1990 Sb. Snímače párované se ověřují podle 0111-OOP-C048-14, snímače nepárované podle TPM Chyba nesmí překročit povolenou toleranci podle ČSN EN Při použití snímače s převodníkem je přezkoušení provedeno na celek. K ověřenému snímači může být na žádost zákazníka dodatečně vystaveno Potvrzení o ověření stanoveného měřidla. V objednávce se musí uvést: - objednací číslo výrobku *) - výrobní číslo *) nebo výrobní číslo/příslušnost do páru *) *) údaje jsou uvedeny na přístrojovém štítku Výrobce provádí následné ověření podle zákona 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění. Následné ověření se objednává v oddělení AMS ZPA N. Paka a.s. K následnému ověření odesílejte celý pár svázaný dohromady. ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ ZNAČKY MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ ORGANIZACE A ÚŘEDNÍ ZNAČKY OVĚŘENÍ Snímače ověřené jsou opatřeny samolepicím štítkem s úřední značkou ověření. Štítek je nalepen na svorkovnici nebo na převodníku a na hlavici snímače. Po montáži na místě použití budou snímače zajištěny montážní plombou, popřípadě štítkem, zabraňujícím neoprávněné manipulaci. POSOUZENÍ SHODY DLE NV 120/2016 Sb. Snímače párované se ověřují podle ČSN EN Snímače jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a je na ně vystaveno EU prohlášení o shodě. Výrobce provádí následné ověření podle ČSN EN Následné ověření se objednává v oddělení AMS ZPA N. Paka a.s. K následnému ověření odesílejte celý pár svázaný dohromady. ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ ZNAČKY MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ ORGANIZACE A ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY Snímače ověřené jsou opatřeny samolepicím štítkem se zajišťovací značkou. Štítek je nalepen na svorkovnici a na hlavici snímače. Po montáži na místě použití budou snímače zajištěny montážní plombou, popřípadě štítkem, zabraňujícím neoprávněné manipulaci. Po následném ověření budou snímače opatřeny samolepicím štítkem s úřední značkou. Štítek bude nalepen na svorkovnici a na hlavici snímače na místo původní zajišťovací značky. UMÍSTĚNÍ ZNAČKY MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ ORGANIZACE, ÚŘEDNÍ ZNAČKY OVĚŘENÍ NEBO ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY OBJEDNÁVÁNÍ SNÍMAČŮ TEPLOTY V objednávce se uvádí - název - objednací číslo výrobku - doplňující požadavky na provedení snímače dle tabulky 2 - požadavek na další dokumentaci dle tabulky 2 - měřicí rozsah - zda se požaduje ke snímači dodat jako příslušenství jímka a návarek podle typu zda je požadováno volitelné příslušenství ke snímači s programovatelným převodníkem - jiné (zvláštní) požadavky - počet kusů (párů) Za požadovaný rozsah měřené teploty (tzn. dolní a horní mez teploty v C) zákazník uvede další nestandardní požadované parametry pro konfiguraci převodníku (např. indikaci přerušení čidla, tlumení, požadované označení - tagging, a pod.). PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY Standardní provedení: Snímač teploty odporový do jímky ČŠN bez převodníku B/J4/Q1/VB kalibrační body 100, 250 a 400 C rozsah -70 až 600 C 6 ks Zvláštní požadavek: Snímač teploty odporový do jímky ČSN s převodníkem B/18/2.1 jmenovitá délka L 380 mm, rozsah 0 až 100 C 6 ks OBJEDNÁVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V objednávce se uvádí: - název - objednací číslo výrobku - počet kusů Pokud je příslušenství objednáno jako vybrané zařízení nebo jeho část ve smyslu vyhlášky č. 329/2017 Sb. v platném znění o požadavcích na projekt jaderného zařízení a vyhlášky 358/2016 Sb. v platném znění o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení, uveďte za objednací číslo /VB (např. 991 NVP4 M27 72/VB). PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY Standardní provedení: Jímka válcová šroubovací, neredukovaná ks Zvláštní požadavek: Jímka válcová zavařovací, neredukovaná jmenovitá délka L = 380 mm 10 ks 4 / 11
5 TABULKA 1- PROVEDENÍ SNÍMAČŮ TEPLOTY DO JÍMKY ČSN TYP 241 SPECIFIKACE OBJEDNACÍ ČÍSLO 241 x x x x x x x x /xxxxxx /xxx délka délka měřicí Jmenovitá délka L nástavku 150 vložky L n L mv jiná (min. 75) *) délka délka měřicí Jmenovitá délka L nástavku 80 vložky L n L mv jiná (min. 75) *) Délka nástavku L n 80 maximální měřicí rozsah [ C] -70 až jiná (min. 80) *) **) 9 Materiál jímky bez jímky 0 Připojovací závit M20 x 1,5 2 G1/2 3 kulová (slitina Al) (pro převodník Ex ia s vnější a vnitřní svorkou) 3 kulová plastová (nelze použít pro převodník Ex ia) 4 Hlavice snímače hlavice kulová se zvýšeným víkem (slitina Al) bez displeje pro převodník ve víku nebo s displejem 5 (pro převodník Ex ia s vnější a vnitřní svorkou) kulová malá (slitina Al) (pouze pro svorkovnici a převodníky INPAL 420, APAQ-HRF, TH 6 100, MINIPAQ-HLP) jiná *) 9 Ø6 ± 0,1 1 Stonková trubka Ø8 (s vymezovacím pouzdrem) 2 měřicí vložky Ø3 ± 0,1 *) 3 Měřící odpor (čidlo) Pt100 1 Pt 500 *) 2 Toleranční třída A garantována pouze v rozsahu do 300 C A B B Zapojení svorkovnice Převodník (zapojení pro převodník: jednoduchý dvou, tří nebo čtyřvodič podle převodníku) LED displej do smyčky 4-20mA standardní provedení jednoduchý - čtyřvodič (1xPt/../4) /J4 dvojitý- dvouvodič (2xPt/B/2) B /D2 dvojitý- třívodič (2xPt/../3) /D3 jednoduchý s pomocnou smyčkou (1xPt/ /4C) /J2S typ převodníku galvanické oddělení Ex ia rozsah [ C] -50 až 50 /07-30 až 70 /55 0 až 50 /15 0 až 100 /18 INPAL až 150 /19 analogový 0 až 200 /20 0 až 250 /21 0 až /23 APAQ-HRF nastavitelný /HRF APAQ-HRFX rozsah /HRFX TH 100 /TH100 TH 100-ex /TH100X TH 200 /TH200 TH 200-ex /TH200X programovatelný IPAQ-H /IPAQH IPAQ-HX /IPAQHX MINIPAQ-HLP /MINIPAQ IPAQ C330 /C300 programovatelný rozsah IPAQ C330X /C300X TH 300 /TH300 TH 300-ex /TH300X MESO-H /MESOH HART MESO-HX /MESOHX protokol 248 HA NA /248HANA 248 HA I1 /248HAI1X 644 HA NA /644HANA HA I1 /644HAI1X jiný *) /99 bez převodníku (pro montáž převodníku zákazníkem) /00 LED displej LPI-01 (pouze s převodníkem, mimo 644 HANA) 5 /LD LED displej Ex ia *) (pouze s převodníkem Ex ia, mimo 644 HAI1X) /LDX *) pouze jako zvláštní požadavek po dohodě s výrobcem **) při délce nástavku kratší než 150 mm (minimálně 80 mm) se měřicí rozsah snižuje na -70 až 250 C 5 / 11
6 TABULKA 2 DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ SNÍMAČŮ TEPLOTY DO JÍMKY ČSN typ 241 SPECIFIKACE KÓD OVĚŘENÍ A PROKÁZÁNÍ METROLOGICKÉ SHODY PROVEDENÍ SNÍMAČE MĚŘICÍ ROZSAH [ C] POUŽITÍ -50 až 50 /P1-50 až 100 /P2 snímače nepárované 0 až 200 /P3 bez převodníku pro snímače s délkou nástavku kratší v zapojení 1xPt/../4 0 až 250 než 150 mm (min. 80 mm) nebo s převodníkem Ověření podle zákona IPAQH a IPAQHX pro snímače s měřicím odporem 0 až /1990 Sb. pro aplikace, min. délka měřicí vložky v toleranční třídě A které nespadají do pro teploty do 250 C pro snímače aplikace /P4 působení směrnice Ø 6 mm = 210 mm s délkou nástavku s převodníkem pro těžký jednotného přístupu MID, pro teploty nad 250 C 0 až mm a delší, IPAQH průmysl podle nařízení vlády č. Ø 6 mm = 275 mm s měřicím odporem a IPAQHX 120/2016 Sb. *) v toleranční třídě B 0 až 600 bez převodníku snímače párované bez převodníku v zapojení 1xPt/../4 min. délka měřicí vložky Ø 6 mm = 210 mm 0 až 180 /P5 Prokázání metrologické shody podle NV č. 120/2016 Sb. (MID), příloha MI-004 *) snímače párované bez převodníku v zapojení 1xPt100/../4 min. délka měřicí vložky Ø 6 mm = 210 mm min. ponor = 160 mm 0 až 180 aplikace pro obytné a obchodní prostory a pro lehký průmysl KALIBRACE pro použití dle MID PROVEDENÍ SNÍMAČE MĚŘICÍ ROZSAH [ C] POUŽITÍ -50 až 50 /M1 Kalibrace dle TPM snímače nepárované bez -50 až 100 /M2 ve třech teplotních bodech převodníku 0 až 200 aplikace /M3 rovnoměrně rozložených v zapojení 1xPt100/../4 pro snímače s délkou nástavku kratší pro obytné v měřicím rozsahu snímače 0 až 250 min. délka měřicí vložky než 150 mm (min. 80 mm) a obchodní pro použití jako součást pro teploty do 250 C měřicích sestav zákazníka pro snímače s měřicím odporem prostory Ø 6 mm = 210 mm 0 až 300 a pro lehký ve smyslu NV č. 120/2016 v toleranční třídě A /M4 pro teploty nad 250 C průmysl Sb,(MID), příloha MI-002 a pro snímače s délkou nástavku 150 Ø 6 mm = 275 mm MI-005 *) 0 až 400 mm a delší, s měřicím odporem v toleranční třídě B KALIBRACE POČET KALIBRAČNÍCH BODŮ KALIBRAČNÍ PÁSMO 3 0 až 420 C /Q1 Kalibrace podle 3 0 až 600 C /Q2 TPM , kalibrační 3-50 až 600 C /Q22 body je třeba definovat jiný -50 až 600 C /Q9 POŽADAVEK NA DALŠÍ DOKUMENTACI POUŽITÍ Potvrzení o ověření stanoveného měřidla - vydává se ke každému jednotlivému snímači nebo páru /P1 až P5 /PO Kopie certifikátu o schválení typu měřidla v ČMI č CS-C /P1 až P5 /SM Kopie certifikátu EU přezkoušení typu - posouzení podle NV č. 120/2016 Sb.(MID) M5 /MID Kopie zkušebního certifikátu (Evaluation certificate) č. ZR 141/ M1, M2, M3 a M4 /EC EU prohlášení o shodě pro provedení s převodníkem /EU Kopie certifikátu EU přezkoušení typu dle 2014/34/EU (ATEX) pro převodník a displej Ex ia /Exi Kopie inspekčního certifikátu 3.1 dle ČSN EN na materiál stonkové trubky s číslem tavby /3.1 Prohlášení o shodě s objednávkou 2.1 dle ČSN EN /2.1 VYBRANÉ ZAŘÍZENÍ Vybrané zařízení nebo jeho část ve smyslu vyhlášky č. 329/2017 Sb. v platném znění o požadavcích na projekt jaderného zařízení a vyhlášky 358/2016 Sb. v platném znění o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a /VB*) posouzení a prověřování shody vybraných zařízení Kódy uveďte za objednací číslo výrobku. U kódů pro kalibraci Q1, Q2, Q22 a Q9 uveďte kalibrační body. Nelze kombinovat kódy pro provedení P1 až P5 a M1 až M5 s kódy pro kalibraci Q1, Q2, Q22 a Q9. U ověřených snímačů s převodníkem IPAQH a IPAQHX volte mezi kódy P1 až P4 tak, aby požadovaný rozsah převodníku byl v rozmezí měřicích rozsahů kódů P1 až P4. *) UPOZORNĚNÍ Tento požadavek lze volit pouze s měřicí vložkou Ø6 ± 0,1. *) pouze jako zvláštní požadavek po dohodě s výrobcem /M5 6 / 11
7 TABULKA 3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - PŘEHLED PROVEDENÍ DOPORUČENÝCH JÍMKEK - TYP 991 (objednat samostatně) SPECIFIKACE OBJEDNACÍ ČÍSLO 991 xx x x x x šroubovací neredukovaná (ON ) Ø vnější závit M27x2 redukovaná Ø9/Ø Jímka válcová Jímka kuželová Jímka rychlereagující Závit snímače Příruba Materiál ponorné části jímky Jmenovitá délka L PN 160 PN 250 PN 250 zavařovací vnější Ø 27 mm šroubovací vnější závit M33x2 zavařovací neredukovaná (ON ) Ø9 12 redukovaná Ø9/Ø6 13 Ø9 pro vysoké rychlosti proudění pouze L = 160, 250 a 400 neredukovaná (ON ) pouze závit snímače M20 1, pro vysoké parametry provozní tekutiny redukovaná (ON ) pro vysoké parametry provozní tekutiny redukovaná (ON ) pro vysoké parametry provozní tekutiny a rychlosti proudění vývrt Ø9/Ø6 pouze L = 160, 250 a 400 pouze závit snímače M20 1,5 Ø9/Ø7/Ø3,2 pouze L = 160 pouze závit snímače M20 1,5 Ø7/Ø3,2 pouze L = 160, 250 a 400 pouze závit snímače M20 1,5 pouze z oceli M20x1,5 0 G1/2 pouze jímky válcové G bez příruby 0 s přírubou *) pouze jímky válcové zavařovací F **) konzervace tukem olejem maximální ****) povrchová 550 (650)***) 3 kartáčováno, pracovní teplota **) ****) úprava leštěno [ C] **) jiný *) dle materiálu dle materiálu pouze jímky válcové pouze jímky válcové 5 max x0, 11x0, 12xx, 13xx jiná* max pro jímky s kódy 1500 a 1700 ) 9 max a 1900 *) pouze jako zvláštní požadavek po dohodě s výrobcem **) pouze pro jímky kuželové s kódy 1500 a 1700 ***) maximální pracovní teplota 650 C pouze u jímek s kódy 1700 a 1800 ****) jímky z těchto materiálů jsou vhodné pro styk s potravinami dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 38/2001 Sb., příloha č TABULKA 4 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - PŘEHLED PROVEDENÍ DOPORUČENÝCH NÁVARKŮ PRO JÍMKY ŠROUBOVACÍ TYP 991 (objednat samostatně) SPECIFIKACE OBJEDNACÍ ČÍSLO 991 xxx x xxx xx Tvar přímý NVP šikmý (zkosení 45 ) NVS M M27 Vnitřní závit M33 2 PN M33 jiný *) nebo (pouze PN 40) M27 13 konzervace povrchová tukem olejem maximální 400 M33 15 Materiál pracovní 550 M27 51 úprava teplota [ C] jiný *) dle materiálu dle materiálu 99 *) pouze jako zvláštní požadavek po dohodě s výrobcem TABULKA 5 - PŘEHLED TĚSNICÍCH KROUŽKŮ TYP 991 DODÁVANÝCH KE SNÍMAČŮM TEPLOTY VNĚJŠÍ PŘIPOJOVACÍ TĚSNICÍ KROUŽEK ZÁVIT SNÍMAČE TEPLOTY ROZMĚR Ød x ØD x t MATERIÁL POČET OBJEDNACÍ ČÍSLO M20 x 1,5 měď 21 27x2 G1/2 tepelně izolační vložka 1 ks 991 TK 21 Těsnicí kroužek se standardně dodává ke každému snímači. Pod objednacím číslem lze těsnicí kroužek objednat samostatně. 7 / 11
8 MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ MONTÁŽ SNÍMAČE Snímače upevněte zašroubováním do příslušné jímky zašroubované do návarku na potrubí (technologickém zařízení) nebo navařené do stěny potrubí. Před upevněním předem navlékněte přiložený těsnicí kroužek. Při montáži se doporučuje utahovací moment 70 Nm. Návrh zajištění jímky snímačů teploty pro jmenovité délky větší než 630 m je na obrázku 1, příklady montáže rovných a šikmých návarků jsou na obrázku 3. S ohledem na zachování metrologických vlastností a co nejdelší životnosti, se nedoporučuje snímače montovat v místech s velkou turbulencí média, způsobenou např. náhlým přechodem z malého průměru potrubí na větší (při nedodržení předepsaného tvaru a rozměrů difuzoru za průtokoměrem), atd. Doporučená vzdálenost snímače teploty od montážní příruby průtokoměru je min. 1 m. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Elektrické připojení smí provádět alespoň pracovníci znalí podle 5 vyhlášky 50/1978 Sb. Svorkovnice snímače (převodníku) je přístupná po odklopení víka hlavice, připevněného jedním šroubem. Vyhodnocovací přístroje připojte ke snímači nepancéřovaným kabelem s dvojitou izolací o vnějším průměru 5 až 8 mm s Cu jádrem o průřezu 0,5 až 1,5 mm 2. Kabelovou vývodku snímače řádně utěsněte. UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte k elektrickému připojení samostatných vodičů bez pláště. Pro zajištění stupně krytí ve vývodce musí mít připojovací kabel kruhový průřez. Teplotní odolnost kabelu musí být ve shodě s teplotou okolního prostředí! Izolace kabelu musí mít chemickou a mechanickou odolnost v souladu s prostředím, v němž bude kabel instalován. Po délce mezi snímačem a navazujícím přístrojem doporučujeme kabel odlehčit. V prostředí s rušivými signály použijte v napájecím obvodu stíněný kabel. Stínění uzemněte (ukostřete) pouze v jednom bodě. Kabel neveďte společně se silovými kabely. U snímače s převodníkem HART protokol je maximální délka vedení dána uspořádáním vodičů připojovacího kabelu. Celková délka vedení může být až 1500 m. Vyžaduje se kroucený dvouvodič společně stíněný o průřezu jádra min. 0,5 mm 2. HART komunikátor se připojuje k napájecí smyčce snímače s převodníkem dle obrázku 4. Pro spolehlivou komunikaci musí být v obvodu výstupní smyčky celkový zatěžovací odpor min INSTALACE SNÍMAČE V PROSTŘEDÍ S VÝBUŠNOU PLYNNOU ATMOSFÉROU V prostředí s výbušnou plynnou atmosférou lze instalovat buď snímač bez převodníku nebo snímač s převodníkem Ex ia. Instalace snímače v prostředí s výbušnou plynnou atmosférou musí být v souladu s požadavky ČSN EN ed. 4. Snímač bez převodníku (s kulovou hlavicí ze slitiny Al s vnitřní a vnější svorkou pouze na ZP po dohodě s výrobcem) lze použít jako jednoduché zařízení dle ČSN EN ed. 2, čl. 5.7 v jiskrově bezpečném obvodu Ex ia dle ČSN EN ed. 2. Pro jednoduché zařízení může být maximální teplota stanovena z hodnoty P 0 návazného zařízení a tak stanovena teplotní třída. Snímač s převodníkem Ex ia lze použít při dodržení parametrů Ex ia převodníku dle přiloženého návodu k převodníku. V jiskrově bezpečných obvodech musí být použity pouze kabely s izolací, která je schopna vydržet zkoušku elektrické pevnosti napětím rovným dvojnásobku napětí v jiskrově bezpečném obvodu nebo 500 V eff (DC 750 V), přičemž se bere větší z hodnot. Při instalaci jiskrově bezpečných obvodů, včetně kabelů, nesmí být překročena maximální dovolená indukčnost, kapacita nebo poměr L/R a povrchová teplota. Dovolené hodnoty se zjistí z dokumentace návazného zařízení nebo štítku s označením. Návazné zařízení umístěte mimo nebezpečný prostor. Musí být vždy použit jiskrově bezpečný zdroj schválený pro napájení jiskrově bezpečných zařízení ve smyslu ČSN EN ed. 2. Pokud je požadován LED displej, musí být v provedení Ex ia. UPOZORNĚNÍ Programovatelný převodník nesmí být připojen k počítači nebo HART komunikátoru, pokud je převodník umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu. Stínění kabelu jiskrově bezpečného obvodu musí být uzemněno na stejném místě jako jiskrově bezpečný obvod, spojení musí být mimo nebezpečný prostor. Je-li jiskrově bezpečný obvod odizolován od země, musí být stínění připojeno v jednom místě na systém ochranného pospojování. K tomu lze využít svorky na hlavici snímače. Snímač nemusí být samostatně připojen k systému pospojování, pokud je pevně uchycen a kovově propojen s konstrukčními částmi nebo potrubím, které je připojeno na systém pospojování. HLAVICE SNÍMAČE SE SVORKAMI (pro snímač bez převodníku nebo s převodníkem Ex ia) Maximální průřez vodiče pro připojení na vnější a vnitřní svorku: vnitřní svorka: lanko 1,5 mm 2, plný vodič 2,5 mm 2 vnější svorka: lanko 4,0 mm 2, plný vodič 6,0 mm 2 Pokud jsou použita k propojení lanka, musí být chráněna proti roztřepení lisovací dutinkou. MONTÁŽ STANOVENÉHO MĚŔIDLA A SNÍMAČŮ TEPLOTY S PROKÁZÁNÍM SHODY PODLE NV 120/2016 Sb. Montáž, uvedení do provozu a servisní údržbu stanovených měřidel, ve smyslu zák. 505/1990 Sb. o metrologii, může provádět pouze osoba, která je držitelem platného oprávnění k montáži a údržbě stanovených měřidel, vydané např. v ZPA Nová Paka a.s. Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba snímačů s prokázáním shody musí být provedena v souladu s normou ČSN EN Snímače ověřené opatří po montáži na místě použití oprávněný pracovník montážní a servisní organizace montážní plombou se značkou montážní a servisní organizace, zabraňujícím neoprávněné manipulaci. UPOZORNĚNÍ pro párované snímače - před montáží zkontrolujte příslušnost do páru dle výrobního čísla (výrobní čísla jednoho páru jsou shodná, označení jednotlivých snímačů výrobní číslo/1 pro přívodní a výrobní číslo/2 pro vratné potrubí) a dobu úředního ověření - pro oba snímače v páru používejte stejné příslušenství (jímky, návarky) - montáž obou snímačů provádějte stejným způsobem - umístění obou snímačů provádějte stejným způsobem - v případě poruchy vyměňte celý pár UVEDENÍ DO PROVOZU Po montáži snímače a připojení navazujícího (vyhodnocovacího) přístroje na napájecí napětí (a době ustálení u převodníku) je zařízení připraveno k provozu. UPOZORNĚNÍ Po ukončení instalace snímače v prostředí s výbušnou plynnou atmosférou musí být provedena výchozí revize zařízení a instalace dle ČSN EN ed / 11
9 OBSLUHA A ÚDRŽBA Snímač nevyžaduje obsluhu a údržbu. U snímače v prostředí s výbušnou plynnou atmosférou se údržba a následné pravidelné periodické revize nebo trvalý dozor odborného personálu provádí dle ČSN EN ed. 4. OBSLUHA A ÚDRŽBA STANOVENÁ MĚŘIDLA A SNÍMAČŮ TEPLOTY S PROKÁZÁNÍM SHODY PODLE NV 120/2016 Sb. U stanovených měřidel a snímačů s prokázáním shody je nutné dodržovat předepsanou dobu pro následné ověření v intervalech stanovených vyhláškou MPO č.345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výměnu a připojení ověřovaných snímačů provádí oprávněný pracovník montážní nebo servisní organizace, který snímače opětovně zaplombuje značkou servisní a montážní organizace. Obnovit úřední nebo nahradit zabezpečovací značku úřední značkou při následném ověření může pouze pracovník AMS nebo ČMI. Pokud byla znehodnocena nebo odstraněna úřední značka nebo zajišťovací značka, zaniká platnost ověření měřidla. DEMONTÁŽ SNÍMAČE Snímač odpojte od napájecího zdroje. Svorkovnice snímače (převodníku) je přístupná po odklopení víka hlavice, připevněného jedním šroubem. Měřící vložka snímače je výměnná a z hlavice se demontuje po odpojení kabelu uvolněním dvou šroubů. Pokud je snímač připojen k systému pospojování je před úplnou demontáží snímače nutné uvolnit vodič pro vzájemné pospojování ze svorky na hlavici snímače. Snímač vyšroubujte z jímky, povolovací moment je cca 70 Nm. Při uvolňování šroubení snímače nesmí v žádném případě dojít k uvolnění jímky. NÁHRADNÍ DÍLY Náhradní díly dodává výrobce. Příslušné měřicí vložky lze objednat dle následující tabulky: OBJEDNACÍ ČÍSLO SPECIFIKACE MV240 /xxx/ x x x /xxxx dle Délka měřicí vložky tab. 1 Stonková trubka měřicí vložky Čidlo Toleranční třída Zapojení svorkovnice nebo převodník Ø6 ± 0,1 1 Ø8 (s vymezovacím 2 pouzdrem) Ø3± 0,1 *) 3 Pt100 1 Pt A A B B Pt/ /4 /J4 2xPt/B/2 /D2 2xPt/ /3 /D3 1xPt/ /4C převodník dle tab. 1 /J2S /převodník PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY MĚŘICÍ VLOŽKY Vložka měřicí odporová bez převodníku MV240 /430/ 11B/J4 6 ks Při dalších požadavcích na měřicí vložky uveďte za objednací číslo kód dle Tabulky 2 Doplňující požadavky. Měřicí vložky se označují dle čl. OZNAČENÍ. Označení je doplněno o objednací číslo a označení shody u vybraného zařízení dle vyhlášky 358/2016 Sb. - průvodní technickou dokumentaci v češtině o osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, které je současně záručním listem o EU prohlášení o shodě (pro provedení s převodníkem Ex ia) o kalibrační list (pro kalibrované provedení) o prohlášení dodavatele o shodě dle ČSN EN ISO/IEC (pouze u vybraného zařízení nebo jeho části ve smyslu vyhlášky č. 329/2017 Sb. v platném znění o požadavcích na projekt jaderného zařízení a vyhlášky 358/2016 Sb. v platném znění o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení) o návod k výrobku Je-li stanoveno v kupní smlouvě, nebo dohodnuto jinak, může být dodávána s výrobkem další dokumentace - EU prohlášení o shodě (pro provedení s převodníkem) - kopie EU certifikátu o přezkoušení typu dle 2014/34/EU (ATEX) pro provedení s převodníkem Ex ia OBRÁZEK 1 - NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ JÍMKY SNÍMAČŮ TEPLOTY (pro jmenovité délky větší než 630 mm) Je nutné použít předepsané jímky typ 991 (dle ON , ON , ON nebo ON ). - *) V případě proudění měřeného média jsou jímky namáhány dynamickými účinky proudícího média a toto namáhání závisí na rychlosti proudění, fyzikálních vlastnostech měřeného média a ponorné délce jímky. Při předpokladu možnosti vzniku těchto dynamických účinků se doporučuje provést další vetknutí jímky snímače dle výše uvedeného návrhu. OBRÁZEK 2- PŘÍKLAD PROVOZNÍHO ZAPOJENÍ SNÍMAČE TEPLOTY S PŘEVODNÍKEM VE SMYČCE 4-20 MA Každá dodávka obsahuje - dodací list - měřicí vložku podle objednávky - volitelné příslušenství k měřicí vložce s programovatelným převodníkem o konfigurační program dle požadovaného převodníku o komunikační modem (pro sériový port RS 232C) dle požadovaného převodníku 9 / 11
10 ZÁRUKA Výrobce ručí ve smyslu 2113 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) za technické a provozní parametry výrobku uvedené v návodu. Záruční doba trvá 24 měsíců od převzetí výrobku zákazníkem, není-li v kupní smlouvě nebo jiném dokumentu stanoveno jinak. Reklamace vad musí být uplatněna písemně u výrobce v záruční době. Reklamující uvede název výrobku, objednací a výrobní číslo, datum vystavení a číslo dodacího listu, výstižný popis projevující se závady a čeho se domáhá. Je-li reklamující vyzván k zaslání přístroje k opravě, musí tak učinit v původním obalu výrobce anebo v jiném obalu, zaručujícím bezpečnou přepravu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem do přístroje, jeho násilným mechanickým poškozením nebo nedodržením provozních podmínek výrobku a návodu k výrobku. OPRAVY Snímače opravuje výrobce. Do opravy se zasílají v původním nebo rovnocenném obalu bez příslušenství. VYŘAZENÍ Z PROVOZU A LIKVIDACE Provádí se v souladu se zákonem o odpadech 106/2005 Sb. Výrobek ani jeho obal neobsahuje díly, které mohou mít vliv na životní prostředí. Výrobky vyřazené z provozu včetně jejich obalů (mimo výrobky označené jako elektrozařízení pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadu) je možno ukládat do tříděného či netříděného odpadu dle druhu odpadu. Výrobce provádí bezplatný zpětný odběr označeného elektrozařízení (od ) od spotřebitele a upozorňuje na nebezpečí spojené s jejich protiprávním odstraňováním. Obal snímače je plně recyklovatelný. Kovové části výrobku se recyklují, nerecyklovatelné plasty a elektroodpad se likvidují v souladu s výše uvedeným zákonem. OBRÁZEK 3 - PŘÍKLADY MONTÁŽE PŘÍMÝCH A ŠIKMÝCH NÁVARKŮ DLE ČSN EN UPOZORNĚNÍ - v případě použití snímače se šikmým návarkem umístěte snímač s jímkou šikmo proti směru proudění - snímač se nesmí dotýkat protilehlé strany potrubí - výhodné je i použití snímačů teploty do kolena potrubí, v tomto případě umístěte snímač jímkou proti směru proudění tak, aby byly obtékány měřeným médiem rovnoměrně OBRÁZEK 4 SCHÉMA ZAPOJENÍ SNÍMAČŮ TEPLOTY SCHEMA ZAPOJENÍ BEZ PŘEVODNÍKU J4 - s jednoduchým měřicím odporem D2 - s dvojitým měřicím odporem D3 - s dvojitým měřicím odporem ve čtyřvodičovém zapojení ve dvouvodičovém zapojení v třívodičovém zapojení (Pt/ /4) (2 Pt/B/2) (2 Pt/ /3) J2S - s jednoduchým měřicím odporem v zapojení s pomocnou smyčkou (Pt/ /4C) 10 / 11
11 SCHEMA ZAPOJENÍ S PŘEVODNÍKEM s převodníkem s převodníkem s převodníkem Ex ia s převodníkem Ex ia s HART protokolem s HART protokolem zdroj zdroj leden 2018 ZPA Nová Paka, a.s. č. notifikované osoby dle typu zvoleného převodníku M / 11