Source: http://docplayer.fr/37599467-Quanta-lite-aca-igg-iii-uniquement-pour-diagnostics-in-vitro-complexite-de-clia-haut.html
Timestamp: 2018-11-19 14:22:43+00:00
Document Index: 270446131

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

QUANTA Lite ACA IgG III Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut - PDF
Download "QUANTA Lite ACA IgG III Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut"
1 QUANTA Lite ACA IgG III Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application QUANTA Lite TM ACA IgG III est un test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) pour la détection semi-quantitative des anticorps IgG contre cardiolipine dans le sérum humain. La présence d anticorps anti-cardiolipine peut être utilisée conjointement avec des résultats cliniques et d autres tests effectués en laboratoire afin d aider à évaluer le risque d une thrombose chez les personnes atteintes de lupus érythémateux disséminé (LED) ou de troubles ressemblant au lupus. Informations concernant le test Les anticorps anti-cardiolipine (ACA) ont été fortement associés à la thrombose artérielle et veineuse. 1 Ces résultats furent initialement observés au cours d études sur le lupus érythémateux disséminé (LED), une maladie dont les nombreux symptômes comprennent la thrombose. Des nombreux autoanticorps présents dans le LED, deux étaient dirigés contre les phospholipides tels que la cardiolipine. 2 Principe du test L antigène cardiolipine est purifié et fixé sur les puits d une plaque de microtitration en polystyrène dans des conditions qui préservent son état natif. Les contrôles pré-dilués et les sérums de dilués patients sont ajoutés dans différents puits. Une étape d incubation permet la liaison entre les anticorps anticardiolipine présents dans le sérum et l antigène immobilisé dans le puits. Les molécules non liées aux antigènes sont éliminées par lavage. Un conjugué enzymatique anti-igg humaine est alors ajouté dans chaque puits pour révéler les autoanticorps du patient. Après une étape d incubation, le conjugué non fixé est éliminé par lavage. L activité enzymatique résiduelle est quantifiée grâce à l addition d un substrat chromogène suivie d une étape de mesure de l intensité de la coloration ainsi développée. Après avoir arrêté la production enzymatique de produit coloré, la présence ou l absence d anticorps anti-cardiolipine sera déterminée en comparant la densité optique de l échantillon à celle d une courbe d étalonnage à cinq points. Les résultats sont enregistrés de façon semi-quantitative en unités anticardiolipine IgG (GPL) standards. Contenu du coffret 1. Plaque de micropuits en polystyrène pour dosage ELISA sensibilisée avec un antigène cardiolipine purifié et β 2 GPI bovine avec portoir de 12 barrettes de 8 micropuits en polystyrène sécables, dans un sachet d aluminium avec un dessiccant 2. Contrôle ACA Négatif, prédilué, 1 flacon de 1,2 ml de sérum humain sans anticorps humains anticardiolipine, dans du tampon avec du stabilisateur 3. Contrôle Positif ELISA ACA IgG III, prédilué, 1 flacon de 1,2 ml de sérum humain avec des anticorps 4. Calibrant A ELISA ACA IgG III, prédilué, 1 flacon de 1,2 ml de sérum humain avec des anticorps 5. Calibrant B ELISA ACA IgG III, prédilué, 1 flacon de 1,2 ml de sérum humain avec des anticorps 6. Calibrant C ELISA ACA IgG III, prédilué, 1 flacon de 1,2 ml de sérum humain avec des anticorps 7. Calibrant D ELISA ACA IgG III, prédilué, 1 flacon de 1,2 ml de sérum humain avec des anticorps 8. Calibrant E ELISA ACA IgG III, prédilué, 1 flacon de 1,2 ml de sérum humain avec des anticorps 9. Diluant d échantillons ACA III, 1 flacon, teinté de rose de 50 ml contenant du tampon PBS salin, des stabilisateurs de protéines et des conservateurs 10. Tampon de lavage ACA III concentré 20X tampon Tris salin, teinté de paille, 1 flacon de 50 ml. Consulter le paragraphe Méthode pour la dilution. 11. Conjugué IgG-HRP, anticorps de chèvre anti-igg humaines dans du tampon avec des stabilisateurs de protéines et des conservateurs, teinté en bleu, 1 flacon de 10 ml 12. TMB Chromogène, avec stabilisateurs, 1 flacon de 10 ml 13. Solution d arrêt HRP, acide sulfurique 0,344M, non teinté, 1 flacon de 10 ml Avertissements 1. ATTENTION: Le conjugué contiennent 0,02% de chloramphénicol, considéré comme cancérigène dans l état de Californie. 2. Tout le matériel d'origine humain utilisé pour la préparation des contrôles a été testé et trouvé négatif lors de la recherche d'anticorps anti-vih, anti-antigène de surface de l'hépatite B et anti- Virus de l Hépatite C à l'aide de tests approuvés par la FDA. Cependant, aucune méthode ne peut donner une garantie complète quant à l'absence de VIH, de VHB, du VHC ou d'autres agents infectieux. En conséquence, tous les sérums humains de contrôle doivent être manipulés avec les mêmes précautions que celles utilisées pour un matériel potentiellement infectieux. 3 1
2 3. L azide de sodium (NaN 3 ) est utilisé comme conservateur. NaN 3 est un poison et il est toxique en cas d ingestion et de contact avec les yeux et la peau. Eviter de l exposer aux bases, métaux ou autres composants, réagissant avec les acides. Après l évacuation des réactifs, laver à grande eau afin d éviter des dépôts dans les canalisations. 4. Le conjugué peroxydase HRP contient un composant chimique dilué qui est un poison corrosif, toxique en cas d'ingestion en grande quantité. Pour éviter des brûlures chimiques, il est recommandé d'éviter tout contact avec la peau ou les yeux. 5. Le chromogène TMB est irritant et peut être toxique en cas d'inhalation, d'ingestion et d absorption en grande quantité. Eviter tout contact avec la peau ou les yeux et toute inhalation. 6. La solution d'arrêt HRP est une solution diluée d'acide sulfurique. Eviter de l exposer aux bases, aux métaux, aux oxydants ou tout autre composé susceptible de réagir avec les acides. L acide sulfurique est toxique et corrosif en cas d absorption. Eviter le contact avec la peau et les yeux pour éviter toute brûlure chimique. 7. Lors de la manipulation de ces produits, utiliser les équipements de protection personnelle appropriés. 8. Les éclaboussures de réactifs doivent être nettoyées immédiatement. Respecter les règlements en vigueur concernant l élimination des déchets. Précautions 1. Ce test est pour un usage diagnostic in vitro. 2. Toute substitution par d autres réactifs que ceux fournis dans le coffret entraîne des variations de résultats. 3. Un lavage incomplet ou insuffisant et une aspiration insuffisante du liquide dans les puits d ELISA entraînent des imprécisions et un bruit de fond élevé. 4. L automatisation, complète ou partielle, du traitement des échantillons dans ce test peut produire des différences de résultats par rapport au traitement manuel. Chaque laboratoire est responsable de la validation des procédures automatiques afin que les résultats des tests restent dans les limites acceptables. 5. Un certain nombre de facteurs influencent la performance du test: la température initiale des réactifs, la température ambiante, l exactitude et la reproductibilité de la technique de pipetage, la qualité du lavage et de vidange des puits d ELISA, le photomètre utilisé pour mesurer les résultats et la durée des temps d incubation pendant le test. Il est donc recommandé de prêter attention à tous ces facteurs pour obtenir des résultats reproductibles et rigoureux. 6. Il est recommandé de suivre strictement le protocole. Chaque modification est au risque de l utilisateur. 7. La fermeture incomplète de la pochette contenant les puits de microtitration et le dessiccant entraîne la dégradation de l antigène et en conséquence une mauvaise précision des résultats. 8. Des valeurs faibles et inacceptables d absorption peuvent être progressivement observées dès le deuxième prélèvement dans le même flacon de conjugué HRP. Il est donc important de suivre exactement les instructions fournies pour éviter ce risque. 9. Un nettoyage ou rinçage inapproprié des appareils et instruments pourrait provoquer une contamination chimique du conjugué HRP. Des résidus de produits chimiques courants de laboratoire comme le formol, l eau de javel, l éthanol ou les détergents, entraînent la dégradation progressive du conjugué HRP. Il est absolument recommandé de rincer abondamment tous les instruments et appareils après l utilisation des détergents chimiques. Conditions de conservation 1. Conserver tous les réactifs du coffret entre 2-8 C. Ne pas congeler. Les réactifs sont stables jusqu à la date limite d utilisation dans des conditions de stockage et d utilisation conformes. 2. Les puits non utilisés devront être remis dans l emballage en aluminium avec le dessiccant, bien refermé et stocké à 2-8 C. 3. La solution tampon diluée reste stable une semaine à 2-8 C. Echantillons Ce test doit être réalisé avec des sérums comme échantillons. L addition d azide ou d autres conservateurs aux échantillons peut affecter le bon déroulement de la procédure. Les sérums contaminés par des agents microbiens, prétraités par la chaleur ou contenant des particules visibles ne doivent pas être utilisés. Les sérums ou échantillons hémolysés ou lipémiques sont à éviter. Après prélèvement, le sérum doit être séparé du culot. Le document H18-A3 du NCCLS recommande les conditions suivantes de conservation: 1) Conserver les échantillons à température ambiante pas plus de 8 heures. 2) Si le test ne peut pas être fait dans les 8 heures, conserver les échantillons à 2-8 C. 3) Si le test ne s effectue pas dans les 48 heures ou si on doit envoyer les échantillons, les congeler à 20 C ou à plus basse température. Bien agiter les échantillons décongelés. Procédure Matériel fourni 1 Plaque microtitration ELISA cardiolipine (12-1 x 8 puits), avec support 1 1,2 ml Contrôle Négatif ACA prédilué 1 1,2 ml Contrôle Positif ELISA ACA IgG III prédilué 1 1,2 ml Calibrant A, ELISA ACA IgG III prédilué 1 1,2 ml Calibrant B, ELISA ACA IgG III prédilué 2
3 1 1,2 ml Calibrant C, ELISA ACA IgG III prédilué 1 1,2 ml Calibrant D, ELISA ACA IgG III prédilué 1 1,2 ml Calibrant E, ELISA ACA IgG III prédilué 1 50 ml diluant ACA III pour échantillons 1 50 ml tampon de lavage ACA III concentré 20X 1 10 ml conjugué anti-igg humaines de chèvre 1 10 ml substrat TMB 1 10 ml solution d arrêt HRP (acide sulfurique 0,344M) Autre matériel nécessaire non fourni Pipettes 5, 100, et 500 µl Cônes jetables Tubes de 4ml pour la dilution de sérum Eau distillée ou déionisée Récipient de 1 litre pour le tampon de lavage ACA dilué Lecteur ELISA avec filtre de 450nm (et 620nm pour les lectures à double longueur d ondes) Méthode Préparation du test 1. IMPORTANT : Porter tous les réactifs et échantillons à la température ambiante (20-26 o C) et bien les mélanger avant de les utiliser. 2. Diluer la totalité de la solution de lavage (50ml) avec 950 ml d eau distillée (1/20). Si la totalité de la plaque de microtitration n est pas utilisée en une seule fois, un plus petit volume de tampon sera suffisant, par exemple pour traiter 16 puits, diluer 4ml de tampon concentré dans 76ml d eau distillée. 3. Préparer les sérums des patients en les diluant au 1/101 dans le diluant d échantillon (5µl dans 500µl). Les sérums doivent être utilisés dans les 8 heures qui suivent leur dilution. NE PAS DILUER les Calibrants ACA IgG III A à E, le contrôle ACA IgG III et le témoin ACA Négatif 1: La détermination de la présence ou de l absence de l anti cardiolipine IgG nécessitent deux puits pour chacun des calibrants et contrôles et un ou deux puits pour chacun des sérums de patients. Il est recommandé de tester les échantillons en double. 5. Préparer la courbe de calibration à 5 points: utiliser les Calibrants ELISA (A - E) anti-aca IgG III prédilué, directement des flacons. Les 5 points de la courbe de calibration ont les valeurs suivantes: Unité Standard ACA IgG Point (GPL) A Calibrant A, ACA IgG III ELISA prédilué 150,0 B Calibrant B, ACA IgG III ELISA prédilué 75,0 C Calibrant C, ACA IgG III ELISA prédilué 37,5 D Calibrant D, ACA IgG III ELISA prédilué 18,8 ou 18,75 E Calibrant E, ACA IgG III ELISA prédilué 9,4 ou 9,375 Exécution du test 1. PORTER TOUS LES REACTIFS ET LES ECHANTILLONS À TEMPERATURE AMBIANTE (20-26 o C) AVANT DE LES UTILISER. Placer le nombre nécessaire de micro puits ou de barrettes sur le portoir. Remettre immédiatement les barrettes non utilisées dans la pochette en aluminium avec le dessiccant, fermer hermétiquement pour éviter toute condensation de vapeur d eau. 2. Distribuer 100 µl des 5 Calibrants, des échantillons de patients dilués, des contrôles négatif et positif ELISA ACA IgG III dans les puits. NOTE: Les contrôles ELISA ACA IgG III négatifs et positif sont prédilués et prêts à l emploi. La valeur et les limites de validité du contrôle positif ELISA ACA IgG III ELISA sont indiqués sur l étiquette du flacon. Si le contrôle positif n est pas compris dans ces limites, le test devra être recommencé. Si la valeur du contrôle est toujours hors limites, contactez Le Service Technique d INOVA. Il est recommandé de tester tous les échantillons en double. 3. Recouvrir les barrettes et laisser incuber pendant 30 minutes à température ambiante. Le temps d incubation commence après l ajout du dernier échantillon. 4. Lavage: aspirer le contenu de tous les puits. Ajouter µl de tampon dilué dans tous les puits et l aspirer ensuite complètement. Répéter cette opération deux fois supplémentaires pour un total de trois lavages. Après le dernier lavage, retourner la plaque en la tapotant sur du papier absorbant, pour enlever tout liquide de lavage résiduel. Pour l'aspiration, maintenir la même séquence que celle utilisée lors de la distribution des échantillons. 5. Distribuer 100 µl de conjugué HRP IgG dans chaque puits. Le conjugué doit être prélevé du flacon dans des conditions aseptiques. Prélever en une seule fois la quantité de conjugué nécessaire à la réalisation de la série. POUR EVITER LE RISQUE DE CONTAMINATION, NE JAMAIS REMETTRE LE RESTE DU CONJUGUE NON UTILISE DANS LE FLACON. Recouvrir les barrettes et incuber pendant 30 minutes à température ambiante, comme décrit à l étape Lavage: Répéter la procédure décrite à l étape Distribuer 100 µl de chromogène TMB dans chaque puits et laisser incuber à l obscurité 30 minutes à température ambiante. 3
4 8. Ajouter 100 µl de solution d arrêt HRP dans chaque puits. Maintenir la même séquence et le même timing lors de l addition de la solution d arrêt que ceux utilisés lors de la distribution du chromogène TMB. Tapoter délicatement les plaques pour bien mélanger le contenu des puits. 9. Lire la densité optique (DO) de chaque puits à 450nm dans l heure qui suit l arrêt de la réaction. Pour une lecture bichromatique, la longueur d onde de référence peut être 620nm. Contrôle de qualité 1. Les Calibrants ELISA ACA IgG III, le contrôle ELISA ACA IgG III positif et négatif doivent être inclus à chaque série de tests afin de s assurer du bon fonctionnement des réactifs et du bon déroulement de la procédure. 2. Etant donné que les Calibrants ELISA ACA IgG III et le contrôle positif ELISA ACA IgG III ELISA et négatif sont prédilués, il n est pas possible de valider le procédé de dilution des échantillons. 3. Des contrôles de qualité supplémentaires peuvent être réalisés selon les directives nationales, les réglementations internationales ou celles des organismes d accréditation. Des contrôles appropriés peuvent être obtenus en aliquotant un pool de sérums humains conservé à une température inférieure ou égale à -20 C. 4. Pour valider les résultats obtenus, tous les critères décrits ci-dessous devront être vérifiés. Si un ou plusieurs de ces critères ne sont pas réalisés, le test devra être considéré comme non valide et à refaire. a. La densité optique du Calibrant A ELISA ACA IgG III prédilué doit être supérieure à celle du contrôle positif ELISA ACA IgG III prédilué. D autre part, la densité optique du Contrôle positif ELISA ACA IgG doit être supérieure à celle du contrôle négatif prédilué. b. La densité optique du Calibrant A ELISA ACA IgG III prédilué doit être supérieure à 1,0. Celle du contrôle négatif prédilué doit être inférieure à 0,2. c. L absorbance du Contrôle positif ELISA ACA IgG III doit être deux fois supérieure à celle du contrôle négatif ELISA ou supérieure à 0,25. d. La concentration du contrôle positif ELISA ACA IgG III doit être dans la limite indiquée sur l étiquette du flacon. e. L utilisateur du test peut se référer au document C24-A3 du NCCLS pour des informations supplémentaires concernant le contrôle qualité. Calcul des résultats 1. Déterminer la valeur moyenne de toutes les lectures doubles. 2. Tracer la courbe de calibration pour l analyse ACA IgG III contre le log de leurs concentrations. Utiliser le meilleur tracé de courbe. Alternativement un diagramme en log/log peut être utilisé. Les unités GPL affectées aux calibrateurs sont inscrites sur l'étiquette du flacon." 3. Déterminer la concentration inconnue d ACA GPL à partir de l axe des «X» en lisant l absorbance correspondante sur l axe des «Y». Interprétation des résultats Le test ELISA est une technique très sensible et peut en conséquence détecter de très faibles différences au sein d un groupe de patients. Les valeurs limites détaillées dans le paragraphe calcul des résultats sont indicatives. Il est recommandé à chaque laboratoire d établir ses propres valeurs seuils d interprétation en fonction de ses techniques, contrôles, équipements et populations de patients. 1. Un résultat positif indique la présence d anticorps anti-cardiolipine IgG et peut être utilisé conjointement avec d autres tests sérologiques et résultats cliniques afin d aider à évaluer le risque de thrombose chez des personnes atteintes de Lupus érythémateux disséminé (LED) ou de troubles similaires au lupus. 2. Les résultats doivent être exprimés en unités GPL. Sur la base de l'évaluation de 488 échantillons normaux et 139 échantillons positifs pour les IgG, IgM et/ou IgA anti-cardiolipine, un seuil de 15 GPL a été proposé. Il est recommandé que chaque laboratoire établisse sa propre plage pour les résultats qu il considèrera normaux. Même lorsqu une courbe d étalonnage est utilisée, les résultats peuvent varier à des niveaux faibles et il arrive souvent que des résultats soient faussement positifs. 4 Nous proposons donc que les valeurs entre 15 et 20 GPL, ces deux valeurs comprises, soient considérées indéterminées et que des résultats positifs soient attribués aux échantillons de patient avec des valeurs de plus de 20 GPL. Harris et Pierangeli proposent une autre méthode semi-quantitative pour exprimer les résultats. 4 Nous proposons de considérer les valeurs de 20 à 80 GPL comme des positifs faibles à moyens et les valeurs au-delà de 80 GPL comme des résultats fortement positifs 3. Un résultat négatif indique l absence d anticorps anti-cardiolipine ou bien un taux d anticorps en dessous de la valeur seuil. 4. Nous suggérons de rendre les résultats avec la remarque suivante: Les résultats suivants ont été obtenus avec le test ELISA INOVA QUANTA Lite ACA IgG III. Les valeurs d anticardiolipine obtenues avec des tests de différents fabricants ne sont pas interchangeables. Le taux d anti-igg trouvé n est pas corrélé à une titration en point final. 4
5 Limites du test 1. La significance clinique des ACA dans des maladies autres que le LED est actuellement l objet d études. 2. Des études publiées sur le LED indiquent que l incidence d un ACA positif est entre 23 et 54 % pour l IgG et entre 5 et 40 % pour l IgM. 3. Lorsque des titres en AAC négatifs sont relevés en présence d'indications cliniques, un test de lupus par des anticoagulants ou un autre test, par exemple la recherche d'anticorps anti-β 2 GPI, peut être indiqué. 4. Un diagnostic ne peut être établi uniquement sur la base des résultats ACA. Ces résultats doivent être interprétés conjointement avec les données physiques. 5. Un traitement ne doit pas être initié uniquement sur la base d un titrage d ACA positif. Des indications cliniques d appui doivent également être présentes. 6. Un pourcentage élevé de patients atteints de syphilis active ou séropositive auront des niveaux d ACA élevés. Des procédures de confirmation doivent être effectuées afin d éliminer la syphilis. 7. Les ACA peuvent apparaître de façon transitoire lors de nombreuses infections. Les patients porteurs d ACA doivent être retestés après une période d attente adéquate. 8. La présence de Complexes Immuns ou d autres agrégats d Immunoglobulines dans le sérum humain peut entraîner l augmentation d une liaison non spécifique et des résultats faussement positifs. 9. Les performances du coffret pour les échantillons autres que les sérums n ont pas été établies. 10. Les résultats obtenus à l aide de ce test devront être corrélés avec des signes cliniques et d autres tests sérologiques. 11. Si le concentré d'aac dans du PBS n'est pas chauffé et bien mélangé avant emploi, des résultats incohérents peuvent être obtenus. Performances Valeur normale 488 échantillons aléatoires de donneurs normaux ont été testés pour doser les IgG anti-aac. Parmi ceux-ci, trois échantillons se trouvaient dans la plage indéterminée de GPL. Cinq échantillons positifs ont également été trouvés pendant le test des échantillons normaux aléatoires. Ces échantillons ont été déterminés comme étant des positifs vrais sur la base d'un test additionnel avec d'autres kits validés 510 (k). 97,6% des normaux se sont révélés inférieurs à 15 GPL. Sensibilité et spécificité relatives Corrélation avec les IgG anti-aac de deuxième génération d'inova Diagnostics Un total de 627 échantillons ont été testés à la fois sur les IgG anti-aac de deuxième génération et sur les IgG anti-aac de troisième génération. Ces échantillons comprennent les 488 normaux mentionnés dans l'étude de la gamme normale ainsi que 139 échantillons de patients connus pour être indéterminés ou positifs en IgG, IgM et/ou IgA anti-cardiolipine. Les résultats sont récapitulés ci-dessous. QUANTA Lite ACA IgG III (3 ème génération) - I Sensibilité relative 96,6% ELISA IgG anti-aac I* Spécificité relative 98,7% 2 ème génération Efficacité relative 97,3% *Indéterminé Courbe étalon représentative utilisant l'igg Sapporo HCAL Le graphique ci-dessous est une courbe étalon représentative utilisant l'anticorps monoclonal Sapporo HCAL comme étalon. Ce matériau provient du laboratoire du Dr. Takao Koike. Il est utilisé pour le contrôle de qualité des plaques AAC et vendu séparément en option par INOVA Diagnostics, code article La courbe a été préparée en diluant l'anticorps HCAL au 1/100 dans le diluant pour échantillons AAC puis en effectuant des dilutions en série du matériau dans le même diluant. 5
6 Point OD Sapporo Unités µg/ml A HCAL 1:100 1,469 0,188 B HCAL 1:200 1,011 0,094 C HCAL 1:400 0,607 0,047 D HCAL 1:800 0,326 0,0235 or 0,024 E HCAL 1:1600 0,184 0,01175 or 0,0118 F HCAL 1:3200 0,103 0, or 0,0059 Dans la courbe échantillon ci-dessus, le seuil de 15 GPL correspondrait à 0,0282 μg/ml de HCAL. Chaque laboratoire doit cependant établir sa propre gamme normale. Précision La précision et la reproductibilité de l analyse entre les tests furent mesurées en effectuant deux expériences en parallèle chacun pour un positif et un sérum négatif dans quatre analyses différentes. La précision et la reproductibilité de l analyse en cours de tests furent mesurées en effectuant seize expériences en parallèle chacune d un positif et d un sérum négatif lors d une seule analyse. L moyenne unités, les écarts type (ET) et les coefficients de variation (CV) de chaque échantillon sont résumés dans le tableau ci-dessous. Positif Négatif Moyenne GPL unités ET %CV Moyenne GPL unités ET %CV Global 84,6 2,5 2,8% 5,0 0,4 6,8% Intra-essais 79,5 1,0 1,3% 4,6 0,3 6,4% Inter-essais 89,8 4,0 4,4% 5,3 0,4 7,3% QUANTA Lite et INOVA QUANTA Lite et INOVA Diagnostics sont des marques déposées Copyright 2014 Tous droits réservés 6
7 Références 1 Lancet i, , Clinics in Rheumatic Diseases 8, , Centers for Disease Control/National Institutes of Health Manual Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories: Centers for Disease Control/National Institutes of Health, Fifth Edition, The VII th International Symposium on Antiphospholipid Antibodies, October 9-13, 1996, Louisiana State University Medical Center. Fabricant: INOVA Diagnostics, Inc Old Grove Road San Diego, CA United States of America Technical Service (U.S. & Canada Only) : Technical Service (Outside the U.S.) : Représentant Autorisé: Medical Technology Promedt Consulting GmbH Altenhofstrasse 80 D St. Ingbert, Germany Tel.: Fax.: FRA April 2014 Revision 20 7
QUANTA Lite TM Histone ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite TM Histone ELISA 708520 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application QUANTA Lite TM Histone est un test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) pour la détection
QUANTA Lite RNP ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application QUANTA Lite RNP est un test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) pour la détection semi-quantitative
QUANTA Lite TM Chromatin ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite TM Chromatin ELISA 708710 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application QUANTA Lite TM Chromatin est un test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) pour la détection
QUANTA Lite TM ssdna ELISA Simple brin ADN ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite TM ssdna ELISA 708525 Simple brin ADN ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application QUANTA Lite TM ssdna est un test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay)
QUANTA Lite TM RNA Pol III Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite TM RNA Pol III 704555 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application Le test ELISA QUANTA Lite TM RNA Pol III est un test immuno-enzymatique semi-quantitatif basé
QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application QUANTA Lite TM H. pylori IgG est un test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) pour
QUANTA Lite Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut. dsdna SC ELISA
QUANTA Lite Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut dsdna SC ELISA 704650 Application Ce coffret permet de quantifier in vitro les autoanticorps IgG spécifiques dirigés contre l acide
QUANTA Lite TM RF IgG ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite TM RF IgG ELISA 708685 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application QUANTA Lite TM RF IgG est un test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) pour la détection
QUANTA Lite dsdna ELISA double brin DNA ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 double brin DNA ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application QUANTA Lite dsdna est un test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) pour
QUANTA Lite TM Thyroid T ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro
QUANTA Lite TM Thyroid T ELISA 708595 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Application QUANTA Lite TM Thyroid T est un test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) pour la détection semiquantitative
QUANTA Lite TM MPO IgG ELISA Uniquement pour Diagnostic In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite TM MPO IgG ELISA 708700 Uniquement pour Diagnostic In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application QUANTA Lite TM MPO IgG est un test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) pour la détection
QUANTA Lite TM Actin IgG ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite TM Actin IgG ELISA 708785 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application QUANTA Lite TM Actin IgG est un test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) pour la détection
R h-ttg IgG ELISA QUANTA Lite Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut R h-ttg IgG ELISA 704610 Application Ce coffret permet de quantifier in vitro les autoanticorps IgG spécifiques dirigés contre
Les autoanticorps associés à la maladie cœliaque comprennent : les anticorps anti-endomysium
QUANTA Lite Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut R h-ttg IgA ELISA 704605 Application Ce coffret permet de quantifier in vitro les autoanticorps IgA spécifiques dirigés contre
Tableau 1. Corrélation entre les anticorps anti-c1q et la néphrite de lupus active Réf. Nbr de patients LES
QUANTA Lite TM Anti-C1q ELISA 704565 Destiné à l exportation exclusivement. Ne pas vendre aux États-Unis. Pour usage diagnostique in vitro. Complexité CLIA : élevée Application Le QUANTA Lite TM Anti-C1q
QUANTA Lite TM CCP 3.1 IgG/IgA ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite TM CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application Le test ELISA IgG/IgA CCP3.1 QUANTA Lite TM est un test semi-quantitatif par immunosorbant
QUANTA Lite TM H. pylori IgA ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite TM H. pylori IgA ELISA 708720 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application Le coffret QUANTA Lite TM H. pylori IgA est un essai immunoadsorbant basé sur les enzymes
NOVA Gel TM Scl-70 T Uniquement pour le Diagnostic In Vitro
NOVA Gel TM Scl-70 T 708475 Uniquement pour le Diagnostic In Vitro Application NOVA Gel TM Scl-70 est un système de test d immunodiffusion sur plaque pour le titrage et la détermination semi-quantitative
QUANTA Lite RF IgM ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite RF IgM ELISA 708690 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application QUANTA Lite RF IgM est un test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) pour la détection semiquantitative
QUANTA Lite TM M2 EP (MIT3) Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite TM M2 EP (MIT3) 704540 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application QUANTA Lite TM M2 EP (MIT3) est un test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) pour la détection
QUANTA Lite TM β 2 GPI Screening ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite TM β 2 GPI Screening ELISA 708660 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application QUANTA Lite TM β 2 GP1 Screen est un test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay)
NOVA Gel TM Sm/RNP S Uniquement pour le Diagnostic In Vitro
NOVA Gel TM Sm/RNP S 708410 Uniquement pour le Diagnostic In Vitro Application NOVA Gel TM Sm/RNP est un système de test d immunodiffusion sur plaque pour le dépistage et la détermination semi-quantitative
QUANTA Lite LKM-1 ELISA Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
QUANTA Lite LKM-1 ELISA 708745 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application QUANTA Lite LKM-1 est une analyse immuno-enzymatique (ELISA) pour la détection semi-quantitative
LIFECODES Quik-ID Class II coffret
MODE D EMPLOI LIFECODES Quik-ID Class II coffret REF C2ID IVD TABLE DES MATIÉRES UTILISATIONS PRÉVUES... 2 SOMMAIRE ET EXPLICATION... 2 PRINCIPE... 2 COMPOSITION DU COFFRET... 2 PRÉCAUTIONS... 3 AVERTISSEMENTS...
NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides (anticorps anti-peau seulement) For In Vitro Diagnostic Use Uniquement pour Diagnostics In-Vitro
NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides (anticorps anti-peau seulement) For In Vitro Diagnostic Use Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Références : 704160, 704165 504160.10 504160 Complexité de CLIA:
NOVA Lite ANCA (Ethanol) Kit with DAPI Pour usage diagnostique In Vitro
NOVA Lite ANCA (Ethanol) Kit with DAPI Pour usage diagnostique In Vitro Code produit : 708301 Complexité CLIA : élevée Application NOVA Lite ANCA est un test indirect par immunofluorescence pour le dépistage
NOVA Lite Skin Antibody Primate Esophagus Autoantibody Screen Assay Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
NOVA Lite Skin Antibody 708330 Primate Esophagus Autoantibody Screen Assay Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application NOVA Lite SA est un test par immunofluorescence indirecte
PLATELIA DENGUE IgG CAPTURE 1 plaque
PLATELIA DENGUE IgG CAPTURE 1 plaque - 96 72832 Test immuno-enzymatique par immunocapture pour la détection qualitative des taux élevés des anticorps IgG spécifiques de la dengue dans le sérum ou le plasma
Platelia VZV IgM. 1 plaque /12
Platelia VZV IgM 1 plaque - 48 72685 TROUSSE POUR LA DETECTION QUALITATIVE DES ANTICORPS IgM ANTI-VARICELLE DANS LE SERUM HUMAIN PAR METHODE IMMUNOENZYMATIQUE (IMMUNOCAPTURE) 2014/12 SOMMAIRE 1. BUT DU
NOVA Lite TM Thyroid Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut
NOVA Lite TM Thyroid 708350 Uniquement pour Diagnostics In-Vitro Complexité de CLIA: Haut Application NOVA Lite TM Thyroid est un test par immunofluorescence indirecte pour la détection et la détermination