Source: http://www.forum-rpcirkus.com/t5895-arret-d-urgence
Timestamp: 2019-04-18 14:29:27+00:00
Document Index: 139254854

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Sujet: Arrêt d'urgence Jeu 1 Fév 2018 - 17:20
j'aimerais vos avis : j'ai un générateur avec un bouton marche-arrête dessus mais pas à proprement parlé de de dispositif secondaire d'arrêt d'urgence.
Ce bouton coupe l'alim quand on le déclenche et on doit rappuyer dessus pour réallumer.
Est ce qu'il peut être considéré comme un arrêt d'urgence au sens de la décision 2017-DC-0591 selon vous ?
Sujet: Re: Arrêt d'urgence Jeu 1 Fév 2018 - 17:52
Un bouton marche-arrêt ne peut normalement pas être considéré comme un arrêt d'urgence.
La définition d’arrêt d'urgence provient notamment de la directive Machines (2006/42/CE) et des normes harmonisées EN ISO 12100, EN 60204-1 et EN ISO 13850.
La directive machine précise que l’arrêt d'urgence est à verrouillage brusque et à accrochage mécanique. Le bouton marche arrêt ne permet pas de répondre à ce point.
Sujet: Re: Arrêt d'urgence Jeu 1 Fév 2018 - 18:33
un arrêt d'urgence est défini dans l'ancienne norme comme un dispositif verrouillable
or lorsqu'on bascule un interrupteur, non seulement on coupe l'émission
mais généralement on coupe l'alimentation 220V de la machine
et elle ne peut pas redémarrer sans qu'on agisse de nouveau sur l'interrupteur
le mot verrouillage s'entend a contrario d'une "poire de déclenchement" qui n'est "verrouillée" que dans la position de la coupure d'émission
personnellement j'ajoute un "sticker" où il est écrit "arrêt d'urgence" avec une flêche s'il n'est pas directement visible ( souvent l'inter est caché sous la machine rétro alvéolaire ( les CS 2200 par exemple )
et des fois je mentionne ON - OFF
Sujet: Re: Arrêt d'urgence Ven 2 Fév 2018 - 16:25
Il me semblait que les RA n'avait pas besoin d'arrêt d'urgence? Cela a-t-il changé récemment ou est-ce une erreur de ma part?
Je crois comprendre que pour les dispositifs nécessitant un arrêt d'urgence, celui-ci doit-être facilement accessible (sur un mur à hauteur de bras par ex)?
Sujet: Re: Arrêt d'urgence Ven 2 Fév 2018 - 19:27
de mémoire je dirais que dans la précédente décision il en fallait et plus dans la dernière
les photons, ca va, ca vient
Sujet: Re: Arrêt d'urgence Mar 6 Fév 2018 - 18:50
Je comprend ton point du vu Diabolo et le fait que tu rajoute un sticker arrêt d'urgence est un plus, même si en effet il n'y en a pas besoin pour la radiographie endobuccale avec la nouvelle décision.
mais cette décision définie le réarmement d’un arrêt d’urgence comme étant une Action spécifique qui n’a pas pour effet de remettre l’appareil en marche mais seulement d’autoriser son redémarrage dans des conditions normales. C'est aussi pour cela que le bouton marche arrêt ne peut pas être considéré comme un arrêt d'urgence.
Sujet: Re: Arrêt d'urgence Mar 6 Fév 2018 - 19:25
...............décision définie le réarmement d’un arrêt d’urgence comme étant une Action spécifique qui n’a pas pour effet de remettre l’appareil en marche mais seulement d’autoriser son redémarrage dans des conditions normales. C'est aussi pour cela que le bouton marche arrêt ne peut pas être considéré comme un arrêt d'urgence.
désolé mais si tu ré-alimentes un GEN X rétro alvéolaire
il ne "marche" pas, il est juste sous tension
pour qu'il "marche" il faut appuyer sur le déclencheur
l'ASN peut venir quand elle veut, et on va décortiquer le dictionnaire ensemble
Sujet: Re: Arrêt d'urgence Jeu 8 Fév 2018 - 17:22
Pour moi (et pour la décision 591) un Appareil électrique émettant des rayonnements X est composé au moins d’un générateur de haute tension, d’un dispositif émetteur de rayonnements X et d’un système de commande. Quand tu appuis sur le déclencheur, tu ne fait que déclencher l’émission de RX.
Mais bon vu que je ne suis ni de l'ASN, ni spécialiste de terminologie, Tu a raison.
Sujet: Re: Arrêt d'urgence Jeu 13 Sep 2018 - 12:53
ton contrôleur externe de mise en conformité NFC 15-160 devrait pouvoir t'indiquer tes manquements ?
dans mon centre par exemple, pour des amplis de bloc, on a du ajouter des raccords "coup de point" sur les prises dédiés.
malgré les arrêts d'urgences présents sur les ampli de brillances (qui parfois n'arrête que les mouvements et pas les X..)