Source: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-345
Timestamp: 2017-02-26 23:38:04+00:00
Document Index: 36488186

Matched Legal Cases: ['§ 27', 'zákona č. 505', 'zákona č. 119', '§ 3', '§ 6', '§ 1', '§ 2', '§ 24', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 3']

345/2002 Přihlásit
Zákony pro lidiSbírka zákonů ČRRočník 2002345/2002 Sb.Aktuální znění 01.06.2015
345VYHLÁŠKAMinisterstva průmyslu a obchoduze dne 11. července 2002,kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typuMinisterstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 zákona:§ 1Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.§ 2Schvalování typu a ověřováníSchvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu, sedimentační (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena, napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy, měřicí mikrofony a osobní zvukové expozimetry.§ 2aProdloužení doby platnosti ověřeníDruhy měřidel, u nichž lze prodloužit dobu platnosti ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky, jsou stanoveny v příloze.§ 3Zrušovací ustanoveníZrušuje se vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.§ 4ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 285/2011 Sb. Čl. IIOvěření vodoměrů podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byly tyto vodoměry ověřeny.Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 120/2015 Sb. Čl. IIOvěření stanovených měřidel podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byla tato stanovená měřidla ověřena.Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.Příloha k vyhlášce č. 345/2002 Sb.DRUHOVÝ SEZNAM STANOVENÝCH MĚŘIDELPoložkaObor měření, druh měřidlaDoba platnosti ověření1MĚŘIDLA GEOMETRICKÝCH VELIČIN1.1Měřidla délky1.1.1Délková měřidla na metrové zboží2 roky1.1.2Měřická pásmabez omezení1.1.3Měřicí zařízení pro měření délky navinutelného zboží2 roky1.1.4Taxametry2 roky1.1.5Měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby2 roky1.1.6a) automatické hladinoměry2 rokyb) automatické hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických parametrů4 roky1.2Měřidla plošného obsahu1.2.1Stroje na měření plochy usní1 rok1.3Měřidla objemu, průtoku1.3.1Kovové odměrné nádoby2 roky1.3.2Výčepní nádobybez omezení1.3.3Odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemubez omezení1.3.4Sedimentační (Westergrenovy) pipetybez omezení1.3.5Přepravní sudy a tankya) přepravní sudy s výjimkou sudů uvedených v bodě b)2 rokyb) přepravní sudy vyrobené z korozivzdorných materiálů, tvarově stálébez omezeníc) přepravní tanky (cisterny) na kapaliny4 roky1.3.6Stacionární nádrže používané jako měřidla objemua) chladicí a úschovné nádrže na mléko4 rokyb) dřevěné sudy5 rokůc) betonové a zděné skladovací nádržebez omezeníd) sudy a nádrže z ostatních materiálů10 roků1.3.7Butyrometrybez omezení1.3.8Kontrolní lihová měřidla používaná k měření objemu vyrobeného lihu 1)3 roky1) § 3 vyhlášky č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb.1.3.9Měřidla protečeného množství vodya) na studenou vodu6 roků*)b) na teplou vodu4 rokyc) bubnové vodoměry2 rokyd) objemové vodoměry6 roků*)e) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům5 roků1.3.10Měřidla protečeného množství plynua) membránová (včetně plynoměrů s teplotní korekcí)10 roků*)b) s otáčivými písty a rychlostní5 rokůc) laboratorní5 rokůd) přepočítávače množství plynu*)1. kompaktní5 roků2. kombinované: A) vyhodnocovací jednotka5 roků B) snímač teploty4 roky C) snímač tlaku2 roky1.3.11Členy měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutina) snímače protečeného množství studené vody6 rokůb) snímače protečeného množství teplé vody4 rokyc) snímače protečeného množství plynu5 rokůd) snímače tlaku2 rokye) snímače tlakové diference1 rokf) snímače teploty4 rokyg) průtočné vibrační hustoměry1 rokh) vyhodnocovací jednotky pro vodu6 rokůi) vyhodnocovací jednotky pro kapaliny jiné než voda nebo než zkapalněné plyny2 rokyj) vyhodnocovací jednotky pro plyn5 rokůk) snímače teploty se zabudovaným převodníkem2 rokyl) snímače protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny2 rokym) snímače protečeného množství zkapalněných plynů1 rok1.3.12Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny2 roky1.3.13Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství zkapalněných plynů1 rok1.3.14Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství stlačeného zemního plynu1 rok2MĚŘIDLA MECHANICKÝCH VELIČIN2.1Měřidla hmotnosti2.1.1Závaží obchodní a speciální běžná (5. tř.), přesná (4. tř.) a jemná (2. a 3.tř.)2 roky2.1.2Váhy s neautomatickou činnostía) váhy třídy I, II a III2 rokyb) váhy třídy IIII používané pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu u jejich výrobců a přepravců2 roky*) Jestliže byly objemové vodoměry specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření objemových vodoměrů tohoto souboru na 3 roky.
*) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru membránových plynoměrů do velikosti G6 se doba platnosti ověření plynoměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky.2.1.3Váhy s automatickou činností a) váhy pro vážení kolejových vozidel za pohybu tř. 0,2; 0,5 a 12 roky b) váhy tř. 0,5; 1 a 2 pro vážení silničních vozidel za pohybu pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní;1 rok pro nízkorychlostní kontrolní vážení podle zvláštního právního předpisu3); pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních a pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu u jejich výrobců a přepravců c) váhy pro vysokorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel za pohybu podle zvláštního právního předpisu3) s relativní chybou měření menší nebo rovnou ± 5 % pro celkovou hmotnost vozidla a ± 11 % pro zatížení na nápravu1 rok d) pásové váhy tř. 0,25; 0,5; 1 a 22 roky e) váhy plnicí a dávkovací2 roky2.1.4Váhy kontrolní s automatickou i neautomatickou činností používané výrobci a dovozci hotově baleného zboží pro měření skutečného obsahu výrobku v hotovém balení1 rok2.1.5Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení: a) na nápravu nebo kolo u kolejových vozidel3 roky b) na nápravu u silničních vozidel1 rok2.1.6Obilní zkoušeče2 roky2.2Měřidla mechanického pohybu 2.2.1Silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu1 rok2.2.2Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena a) analogové2 roky od data ověřeníb) digitální2 roky od data ověření2.3Měřidla tlaku 2.3.1Oční tonometry a) mechanické1 rok b) elektronické2 roky2.3.2Přístroje na měření tlaku krve2 roky2.3.3Měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel s výjimkou měřidel tlaku používaných výlučně pro měření tlaku v pneumatikách uživateli motorových vozidel.2 roky2.4Měřidla síly 2.4.1Napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy 6 měsíců3MĚŘIDLA TEPELNĚ TECHNICKÝCH VELIČIN3.1Měřidla teploty a tepla3.1.1Elektronické teploměry lékařské a zvěrolékařské2 roky3.1.2Měřiče tepla a chladu a jejich členya) kompaktní měřiče tepla a chladu4 rokyb) měřidla protečeného množství nosného média4 rokyc) snímače teploty4 rokyd) snímače teploty se zabudovaným převodníkem2 rokye) snímače tlaku a tlakové diference2 rokyf) vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřičů tepla a chladu4 roky3.1.3Teploměry pro kontrolu teploty zmrazených potravin používané1 rokstátními kontrolními orgány3.1.4Teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé užitkové vody s dělením 0,1 °C a lepším používané státními kontrolními orgány 2)a) skleněné4 rokyb) elektronické2 roky4MĚŘIDLA ELEKTRICKÝCH A MAGNETICKÝCH VELIČIN4.1Měřidla elektrických veličin4.1.1Indukční elektroměry vyrobené do 31. prosince 1989a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení10 rokůb) pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími5 rokůtransformátory2) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.4.1.2Indukční elektromery vyrobené po 1. lednu 1990a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení16 roků*)b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory v úrovni NN12 rokůc) pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory v úrovni VN a VVN5 roků4.1.3Statické elektroměrya) pro měření elektrické energie v přímém zapojení12 roků*)b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory v úrovni NN12 rokůc) pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory v úrovni VN a WN5 roků4.1.4Měřicí transformátory proudu a napětía) indukční používané ve spojení s elektroměrybez omezeníb) kapacitní používané ve spojení s elektroměry5 roků4.2.1Měřicí sestavy s Epsteinovým přístrojem pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku5 roků4.2.2Měřicí sestavy pro měření magnetů5 roků5MĚŘIDLA OPTICKÝCH VELIČIN5.1Měřidla světelných veličin5.1.1Optické radiometry pro spektrální oblast 400 nm až 2800 nm a měření vyzařování v rozsahu 10-3 W.m-2 až 102W.m-21 rok5.1.2Luxmetry2 roky6MĚŘIDLA ČASU, KMITOČTU A AKUSTICKÝCH VELIČIN6.1Měřidla akustického tlaku6.1.1Přístroje pro měření zvuku tř. 1 a 22 roky6.1.2Pásmově filtry2 roky6.1.3Audiometry tónové2 roky6.1.4Měřicí mikrofony2 roky6.1.5Osobní zvukové expozimetry2 roky7MĚŘIDLA FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH VELIČIN7.1Měřidla hustoty7.1.1Laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší než 1 kg.m-3 s výjimkou hustoměrů na měření zrnitosti zemin (Casagrande)bez omezení7.1.2Laboratorní lihoměry s hodnotou dílku ≤ 0,2 %bez omezení7.1.3Laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 0,1 %bez omezení7.1.4Laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,2 kg.h-1bez omezení7.1.5Laboratorní hustoměry na mléko s hodnotou dílku ≤ 0,5 kg.m-3bez omezení*) Jestliže byly indukční elektroměry specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření elektroměrů tohoto souboru na 4 roky.
*) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky.7.2Měřidla indexu lomu (refraktometrie)7.2.1Hranolové refraktometry s chybou měření indexu lomu menší nebo rovnou ±2.10"43 roky7.2.2Hranolové refraktometry s chybou měření indexu lomu menší nebo rovnou ±5.10"54 roky7.3Měřidla vlhkosti pevných látek7.3.1Vlhkoměry na obiloviny a olejniny třídy přesnosti 1 a 21 rok7.4Měřidla chemického složení7.4.1Procesní plynové chromatografy pro stanovení energetické hodnoty zemního plynu1 rok7.4.2Analyzátory alkoholu v dechu1 rok8MĚŘIDLA VELIČIN ATOMOVÉ A JADERNÉ FYZIKY8.1Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí2 roky8.2Měřidla aktivity diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům1 rok8.3Měřidla používaná pro stanovení diagnostických a terapeutických dávek při lékařském ozáření2 roky8.4Měřidla objemové aktivity 222Rn ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity 222Rn ve vzduchu, a to jak okamžitých hodnot, tak krátkodobých i dlouhodobých průměrů2 roky8.5Sestavy používané pro kontrolu limitů ozáření osob, hromadně provozovanou osobní dozimetrií1 rok8.6Spektrometrické sestavy pro analýzu zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama a neutronů2 roky8.7Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní2 roky8.8Měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu limitů při nakládání s radioaktivními odpady a pro kontrolu uvolňovacích úrovní a podmínek při uvádění radionuklidů do životního prostředí2 roky8.9Sestavy používané pro zjišťování přítomnosti zdrojů ionizujícího záření pří nelegálním či nežádoucím transportu2 roky8.10Měřidla aktivit pro kontrolu mezních hodnot obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a vodách a nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin2 roky8.11Měřidla dávek používaná pro schvalovací měření při ozařování potravin2 rokyPoznámky pod čarou1) Nařízení vlády č. 293/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.3) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.