Source: http://docplayer.it/1849506-Capitolato-tecnico-per-la-fornitura-chiavi-in-mano-di-un-sistema-informatico-ris-pacs-di-componenti-per-la-digitalizzazione.html
Timestamp: 2018-03-25 06:02:03+00:00
Document Index: 83093504

Matched Legal Cases: ['art. 9', 'art. 9', 'art. 18', 'art. 5', 'art. 27', 'art. 9', 'art. 10', 'art. 26', 'art. 2', 'art. 15', 'art. 5', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 9', 'art.9', 'art. 5', 'art. 9', 'art.9', 'art. 9', 'art.9']

Capitolato Tecnico PER LA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI UN SISTEMA INFORMATICO RIS PACS, DI COMPONENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE, - PDF
Download "Capitolato Tecnico PER LA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI UN SISTEMA INFORMATICO RIS PACS, DI COMPONENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE,"
Michelina Pastore
1 Capitolato Tecnico PROCEDURA APERTA D'APPALTO PER LA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI UN SISTEMA INFORMATICO RIS PACS, DI COMPONENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'ARCHIVIAZIONE E LA STAMPA DELLE IMMAGINI E PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE
3 Sommario PARTE 1 ELEMENTI GENERALI INTRODUTTIVI SULL APPALTO...4 Art. 1 Premessa, obiettivi strategici e operativi...4 Art. 2 Oggetto della Fornitura... 6 Art. 3 Gruppo Operativo... 9 Art. 4 Condizioni essenziali Art. 5 Contesto Aziendale Volumi di Attività Dotazione Tecnologica Rete Aziendale Art. 6 Durata del Contratto ed Impegno Economico Tempo di esecuzione PARTE 2 ELEMENTI SPECIFICI SULL APPALTO...18 Art. 7 Stazioni RIS e PACS, CR, Sistemi di Stampa...18 Art. 8 Collegamento e distribuzione di immagini ai reparti di degenza Livelli e Responsabilità di Integrazione dei Sistemi Informativi Aziendali con il Sistema RIS PACS Infrastruttura di rete Interna (LAN) e di interconnessione tra strutture (WAN) Art. 9 Disegno del Sistema RIS-PACS Riprogettazione Organizzativa Sistema RIS Radiologica Information System Introduzione Fornitura del Sistema RIS Specifiche del Sistema RIS (Radiological Information System) Sistema PACS (Picture Archiving and Communications Systems) Introduzione Fornitura del Sistema PACS Specifiche del Sistema PACS Sistemi CR (Computed Radiography) Fornitura di sistemi CR Specifiche dei sistemi CR Requisiti di integrabilità Moduli DICOM Integrazione con il sistema RIS Integrazione con il sistema PACS Collegamento con i sistemi di stampa Disponibilità di pacchetti software di base Specifiche dei Sistemi di Stampa Fornitura dei Sistemi di Stampa Specifiche dei Sistemi di Stampa Requisiti di integrabilità Moduli DICOM
4 9.6 Integrazione dei Sistemi Profili di integrazione I.H.E. e classi DICOM Integrazione modalità diagnostiche e sistemi di stampa Modalità NON-DICOM Archivio delle Immagini Capacità dell archivio Architettura dell archivio Stazioni di Refertazione Specifiche delle Stazioni di Refertazione Arredi e impianto luce Impianti di climatizzazione e strumenti per la stabilità e la continuità elettrica Elementi Evolutivi Servizi complementari Art. 10 Controlli di Qualità Sistemi di refertazione Sistemi CR Sistemi a stampa Art. 11 Tolleranza ai guasti Art. 12 Risorse informatiche esistenti da implementare...49 Art. 13 Referenze Elenchi delle referenze Sistemi RIS-PACS Art. 14 Struttura del Gruppo di Lavoro del fornitore Struttura del Team di supporto on-site Art. 15 Attività Propedeutica Art. 16 Consegna, Installazione e Collaudo Installazione Richieste strutturali Gestione delle attività di installazione Altre richieste Accettazione e Collaudo del Sistema Art. 17 Formazione e Addestramento Piano di formazione ed addestramento Manuali Art. 18 Assistenza Tecnica e Manutenzione Attività tecnica Manutenzione Preventiva Programmata Manutenzione Correttiva su guasto Manutenzione, Assistenza e livelli di Servizio Art. 19 Materiali di Consumo Art. 20 Magazzino...60 Art. 21 Monitoraggio del Progetto Definizione del Progetto Esecutivo PARTE 3 ELEMENTI GENERALI FINALI SULL APPALTO Art. 22 Clausole Speciali Art. 23 Documentazione da fornire
5 Art. 24 Versione di Consegna Art. 25 Inadempienze Contrattuali e Penalità...62 Art. 26 Metodo di Aggiudicazione Criteri qualitativi Criteri quantitativi Art. 27 Schede di descrizione del Progetto
6 PROCEDURA APERTA D'APPALTO PER LA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI UN SISTEMA INFORMATICO RIS PACS, DI COMPONENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'ARCHIVIAZIONE E LA STAMPA DELLE IMMAGINI E PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE PARTE 1 ELEMENTI GENERALI INTRODUTTIVI SULL APPALTO Art. 1 Premessa, obiettivi strategici e operativi L'obiettivo generale del presente appalto è incrementare, su scala dipartimentale, capacità organizzativa ed operativa in ambito inter-ospedaliero e territoriale, razionalizzando e potenziando il sistema di offerta con una riduzione dei costi di accesso, di gestione e di manutenzione e l attivazione di procedure volte a rendere sempre più trasparenti l accesso e l utilizzo del sistema sanitario regionale nei confronti dei suoi utilizzatori (SSN e cittadini-utenti). L appalto si pone, in particolare, l obiettivo strategico di facilitare l accesso degli utenti intermedi (gli operatori) e degli utenti finali (i cittadini, i MMG, PLS, MS), attraverso modalità telematiche, ai servizi sanitari diagnostici erogati dall ASL N 5 di ORISTANO. In particolare con il presente appalto, l Azienda Sanitaria di Oristano si pone i seguenti obiettivi operativi: realizzare un Data Repository d Immagini DICOM unico a livello aziendale nel quale saranno a disposizione, le informazioni cliniche, i referti e le immagini dei singoli cittadini; integrare il Data Repository (GALILEO) completamente integrato con i progetti regionali in corso quali MEDIR e SISaR; ottimizzare le risorse umane, tecnologiche e finanziarie a disposizione delle singole UU.OO. di Diagnostica per Immagini dell Azienda; migliorare il processo diagnostico attraverso la costante disponibilità delle immagini di precedenti indagini radiologiche o bio-immagini; passare ad una reale gestione in filmless e paperless del work flow nelle UU.OO. del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell Azienda, portando un cambiamento culturale che permetta un cambiamento dei processi e dell organizzazione del lavoro delle stesse UU.OO.; 4
7 migliorare il grado di appropriatezza nell erogazione dei servizi, evitando la ripetizione di prestazioni ed introducendo strumenti di controllo delle prestazioni effettuate a livello aziendale; introdurre, il teleconsulto e la telemedicina tra le diverse strutture e la telediagnosi a livello anche interaziendale, intese come funzioni di trasmissione e consultazione a distanza delle immagini sia in fase diagnostica che come second opinion; Il sistema per la gestione di dati ed immagini radiologiche dovrà consentire di: ridurre il consumo delle pellicole radiografiche (utilizzando anche stampe su carta), azzerare l utilizzo di prodotti chimici ed i costi per lo smaltimento degli stessi; disporre di immagini in forma digitale in modo tale da poterle elaborare, trasmettere ed archiviare (archiviazione sostitutiva) ; razionalizzare l archivio di bio-immagini, migliorando l affidabilità e la sicurezza delle informazioni (dati, referti ed immagini) con la disponibilità immediata delle stesse. La realizzazione del progetto garantisce a livello funzionale/organizzativo la disponibilità: dei risultati delle prestazioni di Diagnostica per Immagini (dati, referti ed immagini) degli utenti, presso le strutture sanitarie dell ASL e presso tutti gli operatori sanitari abilitati (all interno dell Azienda e sul territorio); di dati, referti ed immagini, relativi agli accertamenti diagnostici effettuati presso le strutture aziendali per gli utenti, sia direttamente che indirettamente attraverso i MMG, i PLS ed i MS operanti sul territorio, che accederanno mediante opportune abilitazioni. I benefici attesi si estrinsecano almeno a tre livelli. 1. A livello dell utente esso dovrà trovare: soddisfazione ai propri bisogni sanitari in modo più efficiente, semplice e veloce, evitando spostamenti e perdite di tempo, oggi spesso dovute alle procedure burocratiche ed al reperimento della necessaria documentazione clinica; maggiore efficacia nel processo diagnostico-terapeutico potendo consultare immediatamente i dati clinici necessari; diminuzione del rischio di errori medici dovuti alla mancanza di dati clinici (allergie, patologie in atto, ecc..); diminuzione del rischio per esposizione alle radiazioni ionizzanti per esami ripetuti e non appropriati. 2. A livello delle strutture sanitarie, esse potranno: migliorare la propria efficienza operativa, innescando processi di riorganizzazione (Process Reengineering) delle attività internamente al 5
8 Dipartimento di Diagnostica per Immagini ed a livello complessivo delle singole strutture eroganti prestazioni sanitarie; diminuire le liste di attesa, ottimizzando l utilizzo delle risorse a disposizione nelle strutture dell ASL di Oristano ed attivando progetti di miglioramento dell appropriatezza delle prestazioni erogate / ricoveri effettuati; ottimizzare l impegno delle risorse umane, effettuando alcune attività nei centri in cui è presente la maggiore competenza tecnico-professionale (refertazione remota, teleconsulto, second opinion); impostare procedure di monitoraggio e controllo sia di tipo quantitativo che qualitativo in relazione all attività effettuata; realizzare programmi di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti, basati sul monitoraggio degli stessi. 3. A livello dei Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS) e Medici specialisti (MS), i quali potranno: avere immediatamente a disposizione dati, referti ed immagini degli accertamenti diagnostici richiesti, facilitando l inquadramento diagnosticoterapeutico dell assistito; consultare, dopo l effettuazione delle prestazioni, i risultati, referti ed immagini di competenza dei propri assistiti. Si prevede: Art. 2 Oggetto della Fornitura la fornitura di un sistema RIS completamente integrato al sistema PACS, in grado di consentire una gestione efficace ed efficiente delle diverse fasi del processo di lavoro (prenotazione, pianificazione, esecuzione, refertazione, ecc..) nel rispetto delle specifiche cliniche, organizzative, gestionali ed informative del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell ASL di Oristano la fornitura di un sistema PACS MULTIDISCIPLINARE completamente integrato al sistema RIS, realizzato con un unico archivio logico al quale dovranno fare riferimento adeguati sistemi di Displaystation e Workstation distribuiti anche in sedi ospedaliere diverse. Il sistema PACS, che sarà implementato nel Dipartimento di Diagnostica per Immagini dovrà, a breve termine, essere in grado di porsi come sistema unico per la gestione, archiviazione e trasmissione di immagini prodotte in tutta l Azienda Sanitaria di Oristano. Dal punto di vista degli standard e delle specifiche tecnico-funzionali il sistema RIS-PACS dovrà garantire almeno le specifiche definite all art. 9 del presente Capitolato; la fornitura di sistemi Patient CD nelle diverse strutture afferenti al Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell ASL di Oristano, per l utilizzo in routine, finalizzato alla realizzazione della documentazione elettronica (referti ed immagini) da consegnare ai pazienti esterni; 6
9 fornitura dell Hardware (server/cluster, computers) necessario all implementazione dell intero sistema, tale architettura dovrà tenere conto della necessità di garantire l operatività di tutte le sedi (Ghilarza, Bosa, Oristano) anche in condizioni di mancanza di interconnessione e dovrà garantire alta affidabilità (Disaster Recovery) e sicurezza dei dati gestiti; la fornitura di sistemi di digitalizzazione delle immagini (CR Computed Radiography) prodotte dalle apparecchiature analogiche in uso, al fine di consentire la gestione di tutte le immagini prodotte nel sistema PACS suddetto. I sistemi CR dovranno supportare gli attori e le transizioni previste dall iniziativa I.H.E. (Integrating the Helthcare Enterprise) per le modalità. Dal punto di vista degli standard, i sistemi CR dovranno utilizzare le Service Classes DICOM definite al successivo art. 9; la fornitura di sistemi di stampa a secco a più formati; la fornitura del materiale di consumo di quanto oggetto di fornitura es. pellicole, toner, CD al Dipartimento per un periodo complessivo di cinque anni (compreso il periodo di garanzia), e che annualmente sarà regolamentato, secondo modalità che saranno stabilite con il Gruppo di Monitoraggio; l integrazione del sistema RIS-PACS, proposto nel presente appalto, con le modalità già in uso e con eventuali future modalità DICOM compatibili che potranno essere acquisite da parte delle Azienda; l integrazione del sistema RIS-PACS, proposto nel presente appalto, con i sistemi informativi in uso o di prossima attivazione (ANAGRAFE, SISaR, MEDIR, SILUS, Galileo, cis\pacs emodinamica, endoscopia, gestionale screening); fornitura di un sistema di archiviazione sostitutiva (referti di laboratorio, referti radiologici ecc.) secondo le specifiche della normativa vigente; l integrazione dei sistemi di stampa con tutte le modalità già in uso e con eventuali future modalità che potranno essere acquisite da parte dell ASL; la fornitura di servizi complementari di progettazione e di formazione così come dettagliati agli articoli 9 e 20 del presente Capitolato, finalizzati a garantire la piena funzionalità operativa del sistema oggetto del presente appalto in tutte le sue componenti; la fornitura del servizio di manutenzione (preventiva, correttiva ed evolutiva) ed assistenza full risk, nessun onere escluso, a partire dalla data di collaudo, secondo quanto riportato all art. 18 Assistenza tecnica e manutenzione (durante il periodo di garanzia previsto di 12 mesi, devono essere garantiti almeno gli stessi servizi richiesti post garanzia). Il servizio di manutenzione deve comprendere tutte le componenti offerte, incluse le integrazioni sopra citate; la fornitura di arredi per le sale di refertazione finalizzati a migliorare l ergonomia delle postazioni di lavoro. La fornitura di arredi dovrà essere funzionale rispetto a quanto definito, a livello progettuale, nelle planimetrie delle singole UU.OO. di Diagnostica per Immagini riportate negli allegati. In 7
10 particolare, deve essere garantita la migliore ergonomia sia per la postura che per la visione; deve essere previsto un orientamento dei monitor trasversalmente rispetto a fonti luminose. Infine si deve prevedere una disposizione dei monitor ed un arredo delle sale di refertazione onde evitare riflessi luminosi sulle superfici dei monitor ovvero redigere e realizzare un progetto illuminotecnico che limiti la frazione di illuminazione ambientale al centro dei monitor in caso di luce riflessa e diffusa; la fornitura di impianti di climatizzazione e quant altro necessario per l adeguamento dei locali tecnici (in particolare: sala macchine e sale di refertazione) indicati dall'asl per l installazione delle componenti hardware necessarie all attivazione del sistema RIS PACS, qualora non già previsti a livello aziendale; la fornitura di una rete di trasmissione dati (apparati attivi e parte passiva ove necessario) dedicata che colleghi le tre strutture ospedaliere avente caratteristiche adeguate a consentire il trasferimento delle immagini medicali anche per l attuazione di servizi di teleconsulto e telediagnosi. La soluzione individuata dovrà inoltre garantire una affidabilità non inferiore al 99,5% e adeguati livelli di continuità di servizio. La scelta della tecnologia su cui basare la rete è lasciata al fornitore fatte salve le condizioni di funzionamento e di prestazione indicate. In caso di black-out, per ciascuna componente oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la funzionalità di una configurazione minima, che dovrà essere alimentata da specifico gruppo di continuità e/o gruppo elettrogeno. Qualunque apparecchiatura, impianto, software o altro prodotto oggetto della fornitura e classificabile come Dispositivo Medico ai sensi della Direttiva CEE 2007/47 (recepito con D. Lgs. n. 37/2010) dovrà rispondere ai requisiti prescritti dalla stessa direttiva ed alla normativa di settore. Le apparecchiature offerte dovranno riportare la marcatura CE ai sensi del D. Lgs. n. 37/2010, con indicato il numero dell organismo certificato che l ha rilasciata. All atto dell installazione e collaudo dovrà essere prodotta copia del certificato CE di conformità. Il dimensionamento del sistema RIS-PACS deve essere effettuato dalle Ditte concorrenti sulla base dell articolazione del Dipartimento Immagini dei volumi di lavoro e delle tecnologie a disposizione (attuali e di prossima acquisizione) riportati al successivo art. 5 del presente Capitolato. Come già sopra evidenziato, la realizzazione del sistema RIS-PACS deve perseguire, fin dall inizio, la progressiva gestione orientata al paperless e filmless dei processi produttivi del Dipartimento Immagini, il raggiungimento di questo obiettivo presuppone la piena compartecipazione della Ditta aggiudicataria in un lavoro congiunto con l'asl prevedendo, sin dall inizio, una progressiva riduzione del consumo di pellicole, progettando meccanismi di revisione della fornitura, al fine di introdurre, in itinere, gli aggiustamenti necessari per il raggiungimento dell obiettivo del filmless e paperless. 8
11 Inoltre, per garantire velocità ed efficacia sia nella fase di richiesta di prestazioni radiologiche sia nella fase di consultazione di referti ed immagini da parte delle Unità di degenza ubicate presso i singoli Presidi Ospedalieri, deve essere previsto, il collegamento delle Unità stesse al RIS/PACS dipartimentale. Pertanto, appositi moduli del sistema RIS PACS dovranno garantire i collegamenti (richiesta di prestazioni / trasmissione referti ed immagini) con: tutte le Unità di degenza ; le Sale visita delle Unità di Pronto Soccorso; le Sale Operatorie e Rianimazione dove, a questo scopo, dovrà essere prevista l installazione di specifiche stazioni con adeguata capacità di risoluzione. L importo a base d asta per la fornitura e i servizi sopra elencati è di ,00 + IVA di cui ,00 relativi a fornitura e ,00 relativi a servizi da rendere per tutti i cinque anni successivi al collaudo. Si precisa che l'importo di ,00 relativo ai servizi è suddiviso in ,00 annui e verranno pagati con fatture trimestrali posticipate a partire dal secondo anno di attività intendendo che per l intero primo anno tutti i servizi resi rientreranno nella parte di garanzia per la piena operatività della fornitura. L ASL 5 di Oristano si riserva la facoltà di rinnovare i suddetti servizi per ulteriori 3 anni. Art. 3 Gruppo Operativo Per garantire uno sviluppo del progetto coerente con i progressivi cambiamenti strutturali, logistici, organizzativi e tecnologici; l ASL 5 di Oristano costituirà un Gruppo Operativo di progetto con funzioni di monitoraggio e controllo dell intero progetto. Tale Gruppo sarà preposto a garantire coordinamento e supervisione tecnica generale, controllo di qualità e gestione amministrativa del progetto. In particolare, al Gruppo Operativo verranno assegnate le funzioni di coordinamento tecnico - operativo ed amministrativo dell intero progetto, con particolare considerazione degli aspetti organizzativi, funzionali, clinici, tecnici ed economici connessi alla implementazione del sistema RIS-PACS. Il Gruppo Operativo, per assolvere alle sue funzioni di monitoraggio del progetto, verificherà le relazioni prodotte con cadenza settimanale dalla Ditta aggiudicataria sullo Stato di Avanzamento dei Lavori (di seguito denominate SAL) all interno dei 180 giorni durante i quali il sistema dovrà essere reso operativo. II Gruppo Operativo sarà nominato dalla Direzione Aziendale ed orientativamente sarà composto dal Direttore di Dipartimento di Diagnostica per Immagini con la responsabilità di coordinamento del Gruppo Operativo, dai Responsabili delle UU.OO. di Diagnostica o loro delegati, dal Responsabile dell Ingegneria Clinica, dal Referente del Sistema Informativo Aziendale e da un esperto in Fisica Sanitaria. In particolare, i SAL conterranno indicazioni circa: lo stato dei lavori relativi all implementazione del sistema RIS-PACS (componenti consegnate, installate, collaudate); 9
12 le modifiche strutturali e logistiche; il rinnovo delle tecnologie nelle diverse UU.OO di Diagnostica per Immagini; i volumi di attività delle singole UU.OO di Diagnostica per Immagini; i consumi delle pellicole; mantenimento dei livelli qualitativi delle forniture. Art. 4 Condizioni essenziali Nel presente appalto viene considerata condizione indispensabile, pena l esclusione, la compilazione delle schede di Tecniche indicate all'art. 27 del presente Capitolato Tecnico. Nei diversi punti del presente Capitolato Tecnico viene fatto riferimento alla specifica scheda da compilare a pena di esclusione. Tutti i dati contenuti nelle schede costituiranno gli elementi fondamentali utilizzati nella fase di valutazione; quanto non compreso nelle schede allegate, sarà valutato qualora l Ente appaltante ed, in particolare, la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione, all uopo incaricata, lo ritenga opportuno ed al fine di ulteriori approfondimenti. L Ente appaltante richiede, inoltre, come condizione essenziale, l effettuazione, da parte delle Ditte, di un sopralluogo (i costi del sopralluogo sono a carico delle Ditte) presso le seguenti strutture del Dipartimento: il D.E.A. del P.O San Martino di Oristano; il reparto di Radiologia del P.O San Martino di Oristano; il reparto di Radiologia del P.O. G.P. Delogu di Ghilarza; il reparto di Radiologia del P.O. A.G. Mastino di Bosa; la Radiologia del Poliambulatorio di Ales; la Sala Server del Presidio San Martino di Oristano; al fine di verificare spazi e impianti in funzione della fornitura oggetto del presente Capitolato Tecnico. Tale sopralluogo dovrà essere dimostrato tramite dichiarazione da inserirsi nell offerta tecnica (come specificato all articolo 10 del Disciplinare Amministrativo). E altresì ritenuta condizione indispensabile, pena l esclusione, il rispetto delle funzionalità minime (specifiche di dettaglio) richieste al sistema RIS PACS, ai sistemi CR ed ai sistemi di stampa, riportate all art. 9 del presente Capitolato Tecnico. Sono, inoltre, considerate condizioni essenziali, pena l esclusione: la presa visione, con relativa dichiarazione (come specificato all art. 10 del Disciplinare Amministrativo), da parte delle Ditte concorrenti dei sistemi informativi presenti presso l'asl 5 di Oristano e di quelli previsti dai diversi progetti regionali; 10
13 una dichiarazione delle Ditte offerenti di garanzia di integrazione (con relative specifiche tecniche) con i diversi sistemi presenti presso l ASL al momento di avvio del progetto o in attivazione nell ambito dei progetti regionali; la completa integrazione del sistema RIS-PACS con tutte le modalità diagnostiche installate e di imminente installazione nell ASL di Oristano (trasmissione liste di lavoro, archiviazione immagini). Deve essere cura delle Ditte concorrenti la valutazione dei moduli DICOM effettivamente configurati e/o configurabili sulle diagnostiche installate presso l ASL di Oristano; la reale installazione ed utilizzo in routine clinica in Italia del sistema RIS-PACS proposto dalle Ditte concorrenti per il presente appalto. Verranno, comunque, considerate adeguate eventuali proposte di sistemi che rappresentano naturali evoluzioni di sistemi già installati ed utilizzati in routine clinica in Italia; l integrazione completa del sistema RIS e del sistema PACS proposto, realizzata, dal punto di vista ergonomico, attraverso l utilizzo di un unica tastiera ed un unico mouse indifferentemente sulle stazioni RIS e sulle stazioni PACS e, dal punto di vista funzionale, attraverso la condivisione di database atta a garantire la reciproca gestione/attivazione tra i due applicativi (apertura delle immagini radiologiche da sistema RIS ed accesso alla cartella radiologica da sistema PACS). Quanto richiesto nel presente articolo, dovrà essere riportato per intero nella Dichiarazione di impegni. Art. 5 Contesto Aziendale 5.1 Volumi di Attività Nella presente sezione si ripartano i volumi di attività PRESTAZIONI PER ESTERNI E P. S. ANNO 2010 Poliamb. P.O. P.O. Poliamb. P.O. Ales Bosa Oristano Oristano Ghilarza TOTALE Ecografie Rx tradizionali Mammografie TAC Contrasti
14 Risonanze Magnetiche Colonscopie EGDS TOTALI RADIOLO- GICHE Dotazione Tecnologica Nella presente sezione si ripartano gli elenchi delle apparecchiature di radiologia coinvolte nel progetto. Per le apparecchiature indicate sarà compito della Ditta verificare in fase di sopralluogo le informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta anche in merito alle eventuali classi DICOM installate. Si precisa inoltre che tale elenco è in corso di continuo aggiornamento e che eventuali nuove apparecchiature da collegare al sistema saranno acquisite complete di tutte le classi DICOM indicate dall'aggiudicatario. PUNTO 1. U.O. RADIOLOGIA P.O. San Martino di Oristano -NUOVO CORPO DEA- Apparecchiature fisse: -CORPO DEA PIANO TERRA- Tipologia Marca Modello Tomografo Assiale Computerizzato Tomografo a Risonanza Magnetica Sistema Radiologico Multifunzionale Sistema Radiologico Multifunzionale Tavolo telecomandato Polifunzionale Mammografo SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS GE MEDICAL SYSTEM ITA- LIA SOMATON EMOTION (40 slice) AVANTO (1.5 Tesla) AXIOM ARISTOS MX 80 Kw AXIOM ARISTOS VX PLUS 80 Kw ARTIS-ZEE MULTIPURPOSE SENOGRAPHE ESSENTIAL Ortopantomografo SIRONA ORTOPHOS XG PLUS DS CEPH NOTE: tutte le sopraelencate apparecchiature acquisiscono le immagini con tecnologia digitale 12
15 diretta e sono direttamente collegabili a sistemi di stampa LASER. Le installazioni sono state effettuate a fine Apparecchiature mobili: Tipologia Marca Modello Ecografo ESAOTE MY LAB 50 Ecografo ESAOTE MY LAB 70 Portatile per Radioscopia ZIEHM VISION Portatile per Radioscopia ZIEHM VISION NOTE: Le installazioni degli ecografi sono state effettuate a fine I portatili per radioscopia acquisiscono le immagini con tecnologia digitale indiretta (intensificatore di brillanza e catena televisiva) e sono stati installati nel 2009 completi di diverse classi DICOM 3.0 da verificare in fase di sopralluogo. Tali portatili risultano ubicati nel DEA al secondo piano presso il Blocco Operatorio. PUNTO 2. U.O. RADIOLOGIA P.O. San Martino di Oristano VECCHIO CORPO P- Apparecchiature fisse: -CORPO P PIANO TERRA- Tipologia Marca Modello Tomografo Assiale Computerizzato Tomografo a Risonanza Magnetica Sistema Radiologico Telecomandato Stativo Pensile GE MEDICAL SYSTEM BRIGHT SPEED PHILIPS MEDICAL SYSTEM INTERA 1.0 T Release 1.2 GE MEDICAL SYSTEM METALTRONICA/ MECALL/ODEL PRESTILIX 1600 X KEV ONE Sistema Radiologico GE MEDICAL SYSTEM COMPAX 400 T Mammografo GE MEDICAL SYSTEM SENOGRPHE DMR+ Apparecchiature fisse: Sistema per angiografia digitale -CORPO P PIANO PRIMO- CARDIOLOGIA SIEMENS AG AXIOM ARTIS DFA NOTE: L'angiografo acquisisce le immagini con tecnologia digitale diretta e risulta direttamente collegabile a sistemi di stampa LASER. L'installazione è stata effettuata nel
16 Apparecchiature mobili: Tipologia Marca Modello Ecografo GE MEDICAL SYSTEM LOGIQ 9 Portatile per scopia SIEMENS MOBILETT II Apparecchiature fisse: PUNTO 3. U.O. RADIOLOGIA P.O. Delogu di Ghilarza -PIANO TERRA RIALZATO Tipologia Marca Modello Sistema Radiologico Telecomandato Sistema Radiologico Telecomandato SIEMENS GILARDONI SIREGRAPH CF AGIL Ortopantomografo PLANMECA MOD. PRO-MAX Mammografo SIEMENS MAMMOMAT 2 Il Sistema radiologico Gilardoni acquisisce le immagini con tecnologia digitale indiretta (intensificatore di brillanza e catena televisiva) ed è attualmente in corso di installazione completo di diverse classi DICOM 3.0 da verificare in fase di sopralluogo. Apparecchiature mobili: Tipologia Marca Modello Ecografo GE MEDICAL SYSTEM LOGIQ 9 Ecografo ESAOTE MY LAB 50 Portatile per scopia SHIMADZU CORP MOBILART Portatile per scopia SIEMENS SIREMOBIL COMPACT Apparecchiature fisse: PUNTO 4. U.O. RADIOLOGIA P.O. Mastino di Bosa -PIANO TERRA- Tipologia Marca Modello Tomografo Assiale Computerizzato Sistema Radiologico Telecomandato PHILIPS MEDICAL SYSTEM GILARDONI BRILLIANCE QX SYSTEM Mammografo GE MEDICAL SYSTEM PERFORMA Il Sistema radiologico Gilardoni acquisisce le immagini con tecnologia digitale indiretta (inten- 14
17 sificatore di brillanza e catena televisiva) ed è attualmente in corso di installazione completo di diverse classi DICOM 3.0 da verificare in fase di sopralluogo. Apparecchiature mobili: Tipologia Marca Modello Ecografo TOSHIBA POWERVISION 6000 Portatile per scopia GENERAL MEDICAL ITALIA TAU R PLUS Il Portatil per scopia TAU R PLUS acquisisce le immagini con tecnologia digitale indiretta (intensificatore di brillanza e catena televisiva) ed è attualmente in corso di installazione completo di diverse classi DICOM 3.0 da verificare in fase di sopralluogo. Apparecchiature fisse: PUNTO 5. RADIOLOGIA Poliambulatorio di Ales Tipologia Marca Modello Sistema Radiologico Multifunzione SIEMENS PLEOPHOS 45 Trocoteleradiografo SIEMENS MOD. SR 125 Ortopantomografo SIEMENS N.D. Mammografo GE MEDICAL SYSTEM SENOGRPHE DMR+ Apparecchiature mobili: Tipologia Marca Modello Ecografo GE MEDICAL SYSTEM LOGIC P5 PRO Ecografo ALOKA SSD 4000 Apparecchiature fisse: PUNTO 6. RADIOLOGIA Poliambulatorio di Oristano -PIANO SEMINTERRATO- Tipologia Marca Modello Sistema Radiologico Telecomandato* Sistema Radiologico Pensile* Apparecchiature fisse: SIEMENS SIEMENS -PIANO PRIMO- 15 SIREGRAPH CF OPTI
18 Densitometro Osseo GE MEDICAL SYSTEM LUNAR - DPX * Le summenzionate apparecchiature potrebbero essere trasferite al piano terra del P.O. San Martino in sostituzione di diagnostiche obsolete. Al momento non deve essere previsto il loro collegamento al sistema. Per il densitometro osseo sito presso la reumatologia al primo piano deve essere previsto il collegamento al sistema. Si precisa che la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere (con oneri a proprio carico) al fuori uso e allo smaltimento dei sistemi di sviluppo e stampa di proprietà dell azienda e attualmente in uso presso l'asl (ubicate rispettivamente ad Ales, Bosa e a Ghilarza) una volta che il sistema RIS PACS offerto entrerà a regime ed essi non risulteranno più necessari. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire altresì la massima continuità di servizio nell avvicendamento tra i propri sistemi di refertazione e stampa e quelli attualmente in uso non di proprietà ma in service, anche per mezzo di accordi con la Ditta che attualmente gestisce il service con la quale si dovrà relazionare dettando le condizioni perché i sistemi in uso vengano ritirati dalla Ditta Proprietaria senza creare disservizi e interruzioni per la ASL 5 di Oristano. 5.3 Rete Aziendale L ASL 5 di Oristano non dispone delle planimetrie con l indicazione di punti rete, switch, etc.., pertanto il sopralluogo è elemento indispensabile (pena esclusione) per la predisposizione dell offerta. Il sopralluogo sarà effettuato presso tutti i locali di interesse per la predisposizione dell'offerta con personale delegato per conto del Servizio Informativo Aziendale e del Servizio Ingegneria Clinica. Lo schema utilizzato per l implementazione della rete aziendale è il seguente: nelle strutture ospedaliere ogni piano dispone di uno switch collegato in fibra al dipartimentale (in pochi casi il rame); le PDL realizzate sono in grande parte realizzate in cat. 5. Art. 6 Durata del Contratto ed Impegno Economico Il contratto prevede la fornitura di un sistema RIS-PACS, dei Computed Radiography, Stampanti e quanto necessario alla completa attivazione, sono altresì compresi i servizi di progettazione organizzativa e tecnica, di formazione, di manutenzione ed assistenza tecnica full risk, la fornitura di tutti il materiale consumabile, inteso come pellicole, CD, ecc., per almeno cinque (5) anni complessivi compreso il periodo di garanzia, a partire dalla data di collaudo, con facoltà di rinnovo da parte dell ASL 5 di Oristano per ulteriori tre (3) anni. L aggiudicazione avverrà con la formula consegna chiavi in mano, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana vigente in materia, nulla escluso. L appalto sarà esperito mediante procedura Aperta, ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 16
19 L aggiudicazione avverrà con il metodo dell offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dal D.P.R N. 207/2010. I criteri e le modalità di valutazione dell offerta sono illustrate nel successivo art. 26. Il corrispettivo complessivo presunto di cui all art. 2 è pari a IVA di cui ,00 per la parte fornitura e ,00 per la parte servizi. Tale importo è comprensivo di qualsiasi spesa connessa all affidamento. 6.1 Tempo di esecuzione Tutti i componenti, i programmi le apparecchiature dovranno essere consegnati, installati, personalizzati e resi perfettamente funzionanti, secondo i tempi indicati nel cronoprogramma che verrà allegato all offerta e nel rispetto di quanto specificato all art. 15 e comunque all interno di 120 giorni solari e consecutivi per le attività di fornitura dei sistemi e del software e di 60 giorni solari e consecutivi per la personalizzazione, formazione, avvio e collaudo. Il tempo di esecuzione è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi. 17
20 PARTE 2 ELEMENTI SPECIFICI SULL APPALTO Art. 7 Stazioni RIS e PACS, CR, Sistemi di Stampa Ai fini di un ottimale collegamento di tutte le apparecchiature indicate al precedente art. 5 del presente Capitolato Tecnico, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutti i sistemi di digitalizzazione e di stampa necessari a rendere operativo al pieno delle sue funzionalità il sistema RIS PACS oggetto del presente appalto. In particolare si precisa la dotazione di minima che dovrà essere garantita nei diversi siti coinvolti nel progetto. 1. PUNTO 1. U.O. RADIOLOGIA P.O. San Martino di Oristano -NUOVO CORPO DEA- Elenco dotazioni da fornire: N 2 sistema di stampa a secco per immagini digitali (art. 9) N 2 workstation di refertazione doppio monitor 5 MPixel (mammografia/rx tradizionale) (art. 9) N 2 workstation di refertazione doppio monitor 3 MPixel TC/RMN/RX (art. 9) N 1 workstation di refertazione con singolo monitor 1,3 MPixel (ecografia) (art. 9) N 3 workstation per la produzione di documentazione iconografica su supporto informatico CD/DVD (art. 9) N 5 workstation per accettazione pazienti e attività di segreteria. (art.9) Le attrezzature sopra riportate dovranno essere idonee a consentire la refertazione e la stampa per le apparecchiature riportate al punto 1 dell art. 5.2 al presente Capitolato Tecnico secondo le ultime raccomandazioni della SIRM e garantendo la massima integrazione secondo i profili di integrazione IHE previsti per queste classi di apparecchiature. Per le specifiche di minima si veda il successivo art. 9 al presente Capitolato Tecnico contenenti anche i relativi questionari tecnici da compilare in ogni punto a cura della Ditta Offerente a pena di esclusione. 2. PUNTO 2. U.O. RADIOLOGIA P.O. San Martino di Oristano VECCHIO CORPO P- Elenco dotazioni da fornire: N 1 sistema di stampa a secco per immagini digitali (art.9) N 1 sistema di digitalizzazione COMPUTED RADIOGRAPHY (CR) (art. 9) N 2 workstation di refertazione doppio monitor 5 MPixel (mammografia/rx tradizionale) (art.9) 18