Source: https://www.slideshare.net/seeic2012/aemps-circular-32012asistenciatecnicaps
Timestamp: 2017-10-23 18:03:48
Document Index: 354695651

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 32', 'Artículo 2']

AEMPS Circular 3/2012- Asistencia Tenica Productos Sanitarios
Evaluación de herramientas web by Luz Marina Goyeneche 93 views
Informatica y ppt by Salvador Cusimayta 227 views
Informatica by tecnologia001 225 views
Una semana de imágenes by cnlaescribana 281 views
Evaluación de herramientas web by Luz Marina Goyeneche 110 views
Propuesta slideshare grupo 6 by Kärinä Märtinëz 151 views
1. CIRCULAR Nº 3/2012ORGANISMO: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)CONTENIDO: Recomendaciones aplicables en la Asistencia Técnica de Productos Sanitarios en losCentros Sanitarios.ÁMBITO DE APLICACIÓN: Industria de Tecnología Sanitaria, Consejerías de Sanidad y Servicios deSalud de las Comunidades Autónomas, INGESA, Hospitales, Centros Sanitarios de AtenciónEspecializada y Centros Sanitarios de Atención Primaria. FENIN y AMETIC.I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOSLa normativa aplicable a los productos sanitarios, constituida por las Directivas 90/385/CEE, sobre (1) (2)implantes activos , 93/42/CEE, sobre productos sanitarios y 98/79 sobre productos sanitarios para el (3)diagnóstico in Vitro , y sus modificaciones, transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico por los RealesDecretos 1616/2009(4) 1591/2009(5) y 1662/2000(6), respectivamente, establece la libertad de circulaciónen la Unión Europea de productos sanitarios seguros para la salud y que respondan a las prestacionesofrecidas por sus fabricantes. Entre estos productos sanitarios se encuentra el equipamiento médico quese utiliza en los Centros Sanitarios.La Circular 10/99 de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, de 27 de diciembre de1999, estableció las recomendaciones que debían observarse en relación con la asistencia técnica delequipamiento médico encaminadas a mantener las garantías sanitarias de estos equipos. Lasmodificaciones normativas introducidas desde esa fecha hacen necesario adecuar el contenido de dichacircular a las mismas.Tanto la normativa comunitaria, como los reales decretos de transposición, establecen que losproductos sanitarios no deben comprometer la salud ni la seguridad de los pacientes, usuarios o terceraspersonas cuando se encuentren correctamente instalados y mantenidos, y se utilicen según su finalidadprevista. Corresponde a las autoridades sanitarias de los Estados miembros adoptar las medidasnecesarias y realizar el oportuno seguimiento para que estas garantías sean satisfechas de formaefectiva por los productos que son comercializados, puestos en servicio, instalados, mantenidos yutilizados en sus territorios.La normativa de productos sanitarios establece que es el fabricante quien asume la responsabilidadsobre los productos que pone en el mercado y quien, mediante las instrucciones de uso, instalación ymantenimiento adecuadas, garantiza la seguridad y el buen funcionamiento del producto durante su vidaútil. La garantía ofrecida inicialmente por el fabricante debe preservarse a lo largo de toda la cadena decomercialización y puesta en servicio del producto, que comprende al representante autorizado, losdistribuidores y cualquier persona que intervenga en la puesta en mercado, la comercialización, la puestaen servicio, la instalación y el mantenimiento de los productos, los cuales asumen, también, laresponsabilidad inherente a su participación en dicha cadena.Los artículos 4.4 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, y 4.6 del Real Decreto 1662/2000, de 26de octubre, se refieren específicamente a la preservación de las garantías durante la instalación de losproductos y durante el tiempo que permanecen en funcionamiento en los centros sanitarios,CORREO ELECTRÓNICO C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8 28022 MADRID Página 1 de 11sdaem@aemps.es TEL: 91 822 50 28 FAX: 91 822 50 10
2. estableciendo que los productos deberán estar correctamente instalados y ser mantenidosadecuadamente de forma que se garantice que, durante su período de utilización, conservan laseguridad y prestaciones previstas por su fabricante.Los citados reales decretos, en su capítulo de Infracciones y Sanciones, incluyen, también, aquéllasreferidas a la instalación y el mantenimiento de los productos sin observar las condiciones exigidas,calificándolas de graves o muy graves en razón del compromiso para la seguridad o salud de lospacientes, usuarios o terceras personas que se derive de la infracción.Estas disposiciones se dirigen, por lo tanto, a todas las personas que intervienen en la instalación ymantenimiento de los equipos, sean éstas los fabricantes o empresas que actúan en su nombre,servicios contratados por los centros sanitarios o los propios centros sanitarios.A todos ellos van dirigidas estas Recomendaciones.II. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓNLa presente circular tiene por objeto emitir recomendaciones en relación con la asistencia técnica delequipamiento médico encaminadas a mantener las garantías sanitarias obtenidas mediante elcumplimiento de los requisitos esenciales de la legislación de productos sanitarios y la evaluación de suconformidad, en aras a la protección de la salud de los pacientes, usuarios y terceras personas.Estas recomendaciones se encuentran destinadas a la asistencia técnica de los equipos médicosregulados por el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, los equipos e instrumentación dediagnóstico regulados por el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, y los programadores deproductos sanitarios implantables activos regulados por el Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre.También se incluye en su ámbito el software médico, tanto si se utiliza para el funcionamiento de losequipos, como si constituye, en sí mismo, un producto sanitario, así como los componentes susceptiblesde instalación y mantenimiento cuando sean determinantes para la seguridad y el cumplimiento de lasprestaciones ofrecidas por el producto sanitario en el que se integran.Estas recomendaciones son aplicables, tanto si la asistencia técnica es prestada por el fabricante de losproductos o su representante, como si es prestada por los llamados Servicios de Asistencia Técnica(SAT), o por los servicios patrimonialmente dependientes de los Centros Sanitarios.La presente circular sustituye y deja sin efecto la Circular 10/99 de la Dirección General de Farmacia yProductos Sanitarios por la que se establecen las recomendaciones aplicables en la asistencia técnicade productos sanitarios en los Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud.III. DEFINICIONESA efectos de esta circular se tendrán en cuenta las definiciones que figuran en el Anexo I de la misma.IV. RECOMENDACIONESCon el fin de asegurar la ausencia de riesgo para la salud y la seguridad de los productos sanitarios,velando por su instalación y mantenimiento correcto y por su utilización conforme a la finalidad prevista MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página 2 de 11 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
3. por los fabricantes de los mismos, los responsables de los Centros Sanitarios deben tener en cuenta lassiguientes recomendaciones:1. Cualificación del personalLa instalación, utilización y mantenimiento de los productos sanitarios deben ser encargados a personasy/o entidades que posean el conocimiento necesario gracias a una formación especializada y/o a unaexperiencia práctica adquirida. La cualificación del personal se valorará en función de los productos ydebe quedar demostrada para cada uno de los equipos sobre los que va a actuar.1.1. Cualificación profesionalLa entidad responsable de proporcionar el mantenimiento (el fabricante, su representante, el CentroSanitario o el SAT) encargará dichas tareas a personal que haya sido previamente cualificado. Lacualificación del personal se adquiere a través de una titulación académica o formación regladaespecíficas (por ejemplo, Técnico de Electromedicina, Ingeniero Clínico, Master en IngenieríaBiomédica), una acreditación profesional específica emitida por la administración competente oexperiencia profesional práctica documentada en el mantenimiento del tipo de productos de que se trate.1.2. Cualificación específicaEl personal encargado de realizar las actividades de mantenimiento deberá haber recibido lacorrespondiente formación teórica y práctica específica de acuerdo con el grado de complejidad técnicaasociada a cada equipo, las especificaciones técnicas del mismo y las operaciones específicas arealizar.1.3. Registros de cualificación:Deberá existir un registro personalizado y en vigor con los criterios aplicados para la cualificaciónprofesional y específica del personal, dónde constará la correspondiente formación teórica y prácticarecibida por cada técnico, así como las operaciones técnicas específicas para las que esté cualificado.Estos registros deberán conservarse por la entidad que realiza el mantenimiento a disposición de laautoridad competente durante el periodo de realización de las actividades de mantenimiento y al menoscinco años después de cesar dichas actividades. En el caso del personal de mantenimiento de loscentros sanitarios, los citados registros deberán conservarse en el propio centro sanitario.2. Medios disponibles2.1. Medios materialesLas personas y/o entidades encargadas de la asistencia técnica del equipamiento médico deben contarcon los locales, instalaciones, útiles, herramientas y equipos de trabajo necesarios para el correctodesempeño de sus tareas en condiciones que garanticen la calidad, la seguridad y el cumplimiento de lanormativa vigente. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página 3 de 11 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
4. Las herramientas e instrumentos de medida utilizados en las operaciones de asistencia técnica seencontrarán verificados y/o calibrados para los rangos de medida en que se usen, y dispondrán de loscorrespondientes certificados en vigor.Las piezas de repuesto y otros componentes sometidos a desgaste imprescindibles para el buenfuncionamiento del equipo deben proporcionar idénticas prestaciones que las piezas o componentessustituidos. Cuando la pieza de repuesto o componente sea determinante para la seguridad y elcumplimiento de las prestaciones ofrecidas por el producto, se utilizarán piezas o componentesoriginales cuya validez ha quedado demostrada en la evaluación de la conformidad realizada en elproceso de certificación para el marcado CE. Los componentes que, por su especial significación en elfuncionamiento del equipo en que se integran, poseen el marcado CE, como por ejemplo los tubos derayos X, no se considerarán piezas de repuesto, sino productos sanitarios a título propio. Lacompatibilidad del producto con el tipo de equipo en que se integra debe encontrarse especificada en lainformación que acompañe al producto.2.2. ProcedimientosLa asistencia técnica debe efectuarse según unos protocolos y procedimientos sistemáticos, queaseguren la calidad del servicio en los cuales se tendrá en cuenta la documentación proporcionada por elfabricante.La asistencia técnica se realizará de forma que se garantice que los productos conservan la seguridad ylas prestaciones previstas por sus fabricantes durante el periodo de utilización.El fabricante deberá proporcionar, conjuntamente con los productos sanitarios, documentación coninformación al respecto que incluya todos los datos que permitan comprobar si el producto está bieninstalado y puede funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a lanaturaleza y a la frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar paragarantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos.La entidad responsable de proporcionar el mantenimiento (el fabricante, su representante, el centrosanitario o el SAT) debe tener implantado un sistema de gestión de la calidad adecuado para este ámbitoy documentar la existencia y el seguimiento de tales protocolos.3. Verificaciones y controles de seguridadPara finalizar las acciones de asistencia técnica es necesario verificar que se mantienen lascaracterísticas y especificaciones técnicas iniciales del equipo que garantizaron la seguridad y elfuncionamiento del mismo, en la medida en que puedan haberse visto afectadas por las acciones demantenimiento.Como garantía en la utilización de los productos sanitarios es preciso que se realicen los controles deseguridad especificados por el fabricante, de acuerdo con los plazos y el alcance determinados en lasinstrucciones de uso del equipo.Para la realización de las verificaciones y controles citados se requieren idénticas condiciones en cuantoa la cualificación del personal y los medios disponibles, que las requeridas en las acciones de asistenciatécnica. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página 4 de 11 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
5. 4. Documentación y registrosEl Centro Sanitario, como usuario de los productos, es responsable del correcto mantenimiento y de lacorrecta utilización de los productos sanitarios instalados en su centro. En consecuencia, debe disponerde la documentación y de los registros necesarios que permitan conocer en todo momento el modo deutilización, el estado de uso, los eventuales incidentes adversos y las acciones técnicas realizadas encada equipo. El fabricante, su representante o SAT, en caso de que sean las entidades responsables deefectuar el mantenimiento, también tendrán que disponer de esta documentación y registros.Las instrucciones de utilización y la información que acompaña a los productos, necesaria para sucorrecta utilización y mantenimiento, debe mantenerse, en todo momento, accesible al personal queutiliza y mantiene el equipo.Todas las operaciones de asistencia técnica efectuadas deben anotarse en el registro de cada equipo,con especificación de la fecha y la persona o entidad que las realizó. Lo mismo se aplicará para loscontroles de seguridad previstos por los fabricantes.Serán igualmente objeto de anotación los fallos de funcionamiento de los equipos, así como, enparticular, todo incidente adverso que deba ser comunicado al fabricante y a la AEMPS, a través delpunto de vigilancia de productos sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente, en cumplimientodel deber de comunicación que tienen los profesionales sanitarios y de los procedimientos establecidosen el Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios.Los registros deben permanecer accesibles al personal del Centro Sanitario, fabricantes o autoridades,que justifiquen la necesidad de disponer de tales informaciones a efectos de su utilización para los finesy funciones que legítimamente tengan atribuidos.5. Comunicación de incidentes adversos y responsable de vigilanciaDe acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable, los centros y los profesionales sanitarios tienenla obligación de notificar a las autoridades sanitarias los incidentes adversos causados por productossanitarios cuando de ellos pueda derivarse un peligro para la vida o salud de los pacientes, de losusuarios o de terceras personas. Esta comunicación se dirigirá a la AEMPS a través del punto devigilancia de la comunidad autónoma correspondiente. También se comunicará al fabricante o a surepresentante autorizado.El documento: DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA POR LOSCENTROS Y PROFESIONALES SANITARIOS, elaborado por el Comité Técnico de Inspección ypublicado en la Web de la AEMPS establece el procedimiento y los formularios para realizar estascomunicaciones:http://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/vig-prof-nota.htmEste mismo documento especifica, igualmente, los centros sanitarios que deben designar unresponsable de vigilancia para la gestión de los procedimientos del sistema de vigilancia de productossanitarios. La designación de este responsable se comunicará a la AEMPS y a las autoridades sanitariasde la comunidad autónoma correspondiente de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismodocumento de directrices citado anteriormente. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página 5 de 11 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
6. En el caso de que sean precisas medidas u acciones sobre los equipos electromédicos para evitar laaparición de nuevos incidentes adversos o prevenirlos (Acciones Correctivas de Seguridad en Campo:FSCA), éstas se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante comunicadas a la AEMPS en lacorrespondiente Nota de Seguridad en Campo que se distribuye a los centros sanitarios que disponendel equipo afectado. Madrid, 11 de septiembre de 2012 LA DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, Fdo: Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página 6 de 11 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
7. ANEXO I DEFINICIONES1. Producto Sanitario. Artículo 2.1.a) del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre: a) «Producto sanitario»: cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático,material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticosdestinados por su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia y queintervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en sereshumanos con fines de: 1.º Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad, 2.º diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de unadeficiencia, 3.º investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico, 4.º regulación de la concepción,y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie delcuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya funciónpuedan contribuir tales medios.2. Producto Sanitario para diagnóstico in vitro. Artículo 2.1.c) del Real Decreto 1591/2009, de 16 deoctubre: c) «Producto sanitario para diagnóstico in vitro»: Cualquier producto sanitario que consistaen un reactivo, producto reactivo, calibrador, material de control, estuche de instrumental ymateriales, instrumento, aparato, equipo o sistema, utilizado solo o en asociación con otros,destinado por el fabricante a ser utilizado «in vitro» para el estudio de muestras procedentesdel cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre y tejidos, sólo o principalmente con elfin de proporcionar información relativa a un estado fisiológico o patológico, o relativa a unaanomalía congénita, o para determinar la seguridad y compatibilidad con receptorespotenciales, o para supervisar medidas terapéuticas.3. Producto sanitario implantable activo. Artículo 2.c) del Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre: c) «Producto sanitario implantable activo»: Cualquier producto sanitario activo destinado aser introducido total o parcialmente, mediante intervención quirúrgica o médica, en el cuerpohumano, o mediante intervención médica, en un orificio natural, y destinado a permanecerdespués de dicha intervención.4. Producto sanitario activo. Anexo IX 1.1.4 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre: 1.4 Producto sanitario activo. – Cualquier producto sanitario cuyo funcionamiento dependade una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generada MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página 7 de 11 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
8. directamente por el cuerpo humano o por la gravedad, y que actúe mediante conversión dedicha energía. No se considerarán productos sanitarios activos los productos sanitariosdestinados a transmitir, sin ninguna modificación significativa, energía, sustancias u otroselementos de un producto sanitario activo al paciente. Los programas informáticos autónomosse consideran un producto sanitario activo.5. Fabricante. Artículo 2.1.f) del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre: f) «Fabricante»: la persona física o jurídica responsable del diseño, fabricación,acondicionamiento y etiquetado de un producto sanitario con vistas a la puesta en el mercadode éste en su propio nombre, independientemente de que estas operaciones sean efectuadaspor esta misma persona o por un tercero por cuenta de aquélla.6. Representante autorizado. Artículo 2.1.j) del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre. j) «Representante autorizado»: cualquier persona física o jurídica establecida en la UniónEuropea, designada expresamente por el fabricante, que actúe en su lugar y a la que puedandirigirse las autoridades y organismos en la Unión Europea en lugar de al fabricante por lo querespecta a las obligaciones de éste con arreglo a este real decreto.7. Finalidad prevista. Artículo 2.1.g) del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre: g) «Finalidad prevista»: la utilización a la que se destina el producto sanitario según lasindicaciones proporcionadas por el fabricante en el etiquetado, las instrucciones de utilizacióny/o el material publicitario.8. Puesta en servicio Artículo 2.1.i) del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre: i) «Puesta en servicio»: la fase en la que un producto, que está listo para ser utilizado en elmercado comunitario por primera vez con arreglo a su finalidad prevista, es puesto adisposición del usuario final.La puesta en servicio tiene lugar una vez que el producto se ha instalado en el lugar donde va a serutilizado y ha sido sometido a la prueba de aceptación en presencia del personal autorizado del centrosanitario. En esta prueba de aceptación quedan establecidas las especificaciones de funcionamiento delequipo que deben mantenerse durante su periodo de vida útil. Dichas especificaciones pueden variar sise añaden o modifican elementos al producto instalado, durante su vida útil.9. Mantenimiento.Conjunto de operaciones preventivas y correctivas realizadas por el personal técnico, necesarias paraque un producto sanitario, se utilice y permanezca en funcionamiento conforme a las especificacionesdel fabricante durante su utilización. 9.1. Mantenimiento Preventivo Intervención ó intervenciones técnicas definidas en los protocolos de revisión del fabricante y que tienen el fin de asegurar que un producto sanitario cumpla especificaciones del fabricante y MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página 8 de 11 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
9. garantice que conserva la seguridad y prestaciones previstas. Puede incluir sustitución preventiva de piezas y accesorios. 9.2. Mantenimiento Correctivo Intervención ó intervenciones técnicas destinadas a restituir un producto sanitario a las especificaciones del fabricante, después de detectada una avería ó un funcionamiento no correcto.10. Asistencia Técnica.Conjunto de operaciones necesarias para que un producto sanitario se utilice y mantenga elfuncionamiento conforme a las especificaciones del fabricante durante su periodo de vida útil.Estas operaciones comprenden la instalación del equipo, el mantenimiento preventivo mediante larealización de las revisiones periódicas y los controles de seguridad dispuestos por el fabricante, asícomo el mantenimiento correctivo mediante la realización de las reparaciones, ajustes, verificaciones y/ocalibraciones necesarios para su correcto funcionamiento. Todas las operaciones deben ir encaminadasa la utilización del producto según su finalidad prevista.11. Formación para el uso.Estas operaciones comprenden la formación y el entrenamiento del personal que vaya a manejar yaplicar el producto.12. Servicio de Asistencia Técnica (SAT).Persona física o jurídica, funcional y patrimonialmente no dependiente del centro sanitario, ni delfabricante del producto o su representante, que es responsable de realizar alguna de las operaciones deasistencia técnica y/o formación.13. Incidente adverso. Artículo 32.1.a) del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre. a) Cualquier funcionamiento defectuoso o alteración de las características o de lasprestaciones del producto, así como cualquier inadecuación del etiquetado o de lasinstrucciones de utilización que pueda dar lugar o haya podido dar lugar a la muerte o aldeterioro grave del estado de salud de un paciente o de un usuario.14. Acción Correctiva de Seguridad en Campo (FSCA: Field Safety Corrective Action) 4.6 Meddev2.12-1 rev 7 Directrices sobre el Sistema de Vigilancia de productos sanitarios(7).Acción emprendida por un fabricante para reducir el riesgo de muerte o de deterioro grave del estado desalud asociado con el uso de un producto sanitario que ya ha sido comercializado.Tales acciones se notificarán mediante una Nota de Seguridad en Campo.La FSCA puede incluir: a) La devolución del producto sanitario al suministrador. b) La modificación del producto. c) El cambio del producto por otro. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página 9 de 11 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
10. d) La destrucción del producto. e) La adaptación del producto por el comprador según la modificación o cambio de diseño efectuado por el fabricante. f) Las recomendaciones del fabricante en cuanto al uso del producto.La modificación del producto puede incluir: a) Cambios permanentes o temporales en el etiquetado o en las instrucciones de uso. b) Actualizaciones de software, incluidas aquellas que se lleven a cabo por acceso remoto. c) Modificación en la gestión clínica de pacientes para hacer frente a un riesgo de muerte o de deterioro grave del estado de salud relacionado específicamente con las características del producto.15. Usuario 4.21 Meddev 2.12-1 rev 7 Directrices sobre el Sistema de Vigilancia de productossanitarios.Institución de asistencia sanitaria, profesional, cuidador o paciente que utilice los productos sanitarios ose dedique a su mantenimiento. (8)16. Centro Sanitario. Artículo 2.1 Real Decreto 1277/2003 .Se entenderán como centros sanitarios los incluidos en las definiciones de centro sanitario, serviciosanitario y establecimiento sanitario. a) Centro sanitario: conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el queprofesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, realizanbásicamente actividades sanitarias con el fin de mejorar la salud de las personas. Los centrossanitarios pueden estar integrados por uno o varios servicios sanitarios, que constituyen suoferta asistencial. b) Servicio sanitario: unidad asistencial, con organización diferenciada, dotada de losrecursos técnicos y de los profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitaciónprofesional, para realizar actividades sanitarias específicas. Puede estar integrado en unaorganización cuya actividad principal puede no ser sanitaria. c) Establecimiento sanitario: conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en elque profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, realizanbásicamente actividades sanitarias de dispensación de medicamentos o de adaptaciónindividual de productos sanitarios. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página 10 de 11 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
11. ANEXO II LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS EFECTOS DE ESTA CIRCULAR(1) Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre productos sanitarios implantables activos (D.O.nº L189 de 20.07.1990, página 17).(2) Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (D.O. nº L169 de 12.07.1993, página1).(3) Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro sanitarios (D.O. nº L331 de 7.12.1998, página1).(4) Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre por el que se regulan los Productos Sanitarios Implantables activos (B.O.E. nº 268 de 6.11.2009).(5) Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los Productos Sanitarios (B.O.E. nº 268 de 6.11.2009).(6) Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre Productos Sanitarios para Diagnóstico “in vitro” (B.O.E. nº 235 de 24.04.1996).(7) Directrices sobre el Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios MEDDEV 2.12-1 rev 7 (COMISIÓN EUROPEA. DG Empresa e Industria. Dirección F – Bienes de Consumo. Unidad F3 – Cosméticos y Productos Sanitarios. Marzo 2012)(8) Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. (B.O.E. nº 254 de 23.10.2003). MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página 11 de 11 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Evaluación de herramientas web
Luz Marina Goyeneche
Laboratorio 4 0807234
Una semana de imágenes
cnlaescribana
Propuesta slideshare grupo 6
Kärinä Märtinëz