Source: http://docplayer.dk/42104688-Stomiposer-del-3-bestemmelse-af-lugttransmission-af-colostomi-og-ileostomiposer.html
Timestamp: 2019-01-24 03:21:58
Document Index: 503884758

Matched Legal Cases: ['art 3', 'art 3', 'art 3', 'art 1', 'art 2', 'art 3', 'art 3']

Stomiposer. Del 3: Bestemmelse af lugttransmission af colostomi- og ileostomiposer - PDF
Download "Stomiposer. Del 3: Bestemmelse af lugttransmission af colostomi- og ileostomiposer"
1 Dansk Standard DS/ISO udgave Godkendt: Stomiposer. Del 3: Bestemmelse af lugttransmission af colostomi- og ileostomiposer Ostomy collection bags - Part 3: Determination of odour transmission of colostomy and ileostomy bags DANSK STANDARD - Eftertryk uden tilladelse forbudt Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tel (+45) Fax (+45)
2 DS/ISO København DS Projekt: ICS: Deskriptorer: handicappede personer,medicinsk udstyr,stomiposer,specifikationer,ydeevne,prøvning,prøvningsudstyr Første del af denne publikations betegnelse er: DS/ISO, hvilket betyder, at det er en international standard, der har status som dansk standard Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: ISO :2000 DS-publikationstyper DANSK STANDARD udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr. fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet at A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.
3 INTERNATIONAL STANDARD ISO First edition Ostomy collection bags Part 3: Determination of odour transmission of colostomy and ileostomy bags Poches de recueil pour stomie Partie 3: Détermination de la fuite d'odeur des poches de recueil pour colostomie et iléostomie Reference number ISO :2000(E) ISO 2000
4 ISO :2000(E) PDF disclaimer This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing. In downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy. The ISO Central Secretariat accepts no liability in this area. Adobe is atrademark of Adobe Systems Incorporated. Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In the unlikely event that aproblem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below. ISO 2000 All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester. ISO copyright office Case postale 56 CH-1211 Geneva 20 Tel Fax Web ISO 2000 All rights reserved
5 ISO :2000(E) Foreword ISO (the International Organization for Standardization) is aworldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in asubject for which atechnical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 3. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 %of the member bodies casting avote. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this part of ISO 8670 may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. International Standard ISO was prepared by Technical Committee ISO/TC 173, Technical systems and aids for disabled or handicapped persons, Subcommittee SC 3, Aids for ostomy and incontinence. ISO 8670 consists of the following parts, under the general title Ostomy collection bags: Part 1: Vocabulary Part 2: Requirements and test methods Part 3: Determination of odour transmission of colostomy and ileostomy bags ISO 2000 All rights reserved
6 ISO :2000(E) Introduction This test is designed to determine the odour transmission of one-piece and multiple-piece ostomy bag systems. Good odour barrier properties are very important for ostomybags. Detection of oxygen transmission is usually used to assess the efficacy of barrier materials against odour transmission, but this measurement is not always helpful in choosing suitable materials for ostomy bags because odour barrier properties are not always related to oxygen transmission. The organoleptic test described has been found to distinguish between systems which are considered to be odour-proof and those which are not. By enclosing the bag in a glass jar, any significant transmission of odour through the film will build up into astrong odour. In this method, as in practice, any faint odours will dissipate and be unnoticeable. ISO 2000 All rights reserved
7 INTERNATIONAL STANDARD ISO :2000(E) Ostomy collection bags Part 3: Determination of odour transmission of colostomy and ileostomy bags 1 Scope This part of ISO 8670 specifies a test method for the determination of odour transmission of colostomy and ileostomy bags. This method covers one-piece and multiple-piece systems having both closed-, and open-ended bags. 2 Terms and definitions For the purposes of this part of ISO 8670, the following terms and definitions apply. 2.1 ostomy bag flexible container for collecting body effluent from a stoma [ISO :1988, 2.1] 2.2 closed-ended bag flexible container, without an opening for drainage, for collecting body effluent from a stoma NOTE Adapted from ISO :1988, open-ended bag flexible container, with an opening for drainage, for collecting body effluent from a stoma NOTE Adapted from ISO :1988, one-piece ostomy system effluent collection system in which all the component parts are removed from the body when the bag is changed [ISO :1988, 2.8] 2.5 multiple-piece flange system effluent collection system in which a component is positioned around the stoma; this component allows an effluent collection bag to be attached or removed, while itself remaining in position NOTE This definition also includes two-piece ostomy system [ISO :1988, 2.9] and multiple-piece flange system [ISO :1996, 2.4]. ISO 2000 All rights reserved 1