Source: http://legislacion.derecho.com/orden-itc-3708-2006-22-noviembre-2006-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-184610
Timestamp: 2016-12-08 16:40:21
Document Index: 43405640

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17']

ORDEN ITC/3708/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas para el conteo y control de afluencia de personas en locales de pública concurrencia
ORDEN ITC/3708/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas para el conteo y control de afluencia de personas en locales de pública concurrencia	ORDEN ITC/3708/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas para el conteo y control de afluencia de personas en locales de pública concurrencia Mis Leyes
ORDEN ITC/3708/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas para el conteo y control de afluencia de personas en locales de pública concurrencia Estado	:
ITC/3708/2006	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	CAPÍTULO I Disposiciones generalesArtículo 1. Objeto.Artículo 2. Fases del control metrológico.CAPÍTULO II Fase de comercialización y puesta en servicioArtículo 3. Requisitos esenciales, metrológicos y técnicos.Artículo 4. Módulos para la evaluación de la conformidad.CAPÍTULO III Verificación después de reparación o modificaciónArtículo 5. Definición.Artículo 6. Actuaciones de los reparadores.Artículo 7. Sujetos obligados y solicitudes.Artículo 8. Ensayos y ejecución.Artículo 9. Errores máximos permitidos.Artículo 10. Conformidad.Artículo 11. No superación de la verificación.CAPÍTULO IV Verificación periódicaArtículo 12. Definición.Artículo 13. Sujetos obligados y solicitudes.Artículo 14. Ensayos y ejecución.Artículo 15. Errores máximos permitidos.Artículo 16. Conformidad.Artículo 17. No superación de la verificación.Disposición transitoria única. Instrumentos en servicio.Disposición derogatoria única. Derogación normativa.Disposición final primera. Título competencial.Disposición final segunda. Normativa general de aplicación a los procedimientos administrativos.Disposición final tercera. Autorización para la modificación del contenido técnico de la orden.Disposición final cuarta. Entrada en vigor.ANEXO IANEXO II
Los controles de los instrumentos que ya están en servicio comprenderán tanto la verificación después de reparación o modificación como la verificación de aquellos.
La solicitud de verificación se presentará acompañada del boletín establecido en el anexo III, debidamente cumplimentado.
Una vez presentada la solicitud de verificación después de su reparación o modificación, la Administración pública competente dispondrá de un período máximo de 30 días para proceder a su verificación.
1.1 Sensor de captación.
Dispositivo que forma parte del sistema de medida y que detecta el paso de personas a través de una puerta o zona de acceso, emitiendo una señal que sirve para accionar un contador.
a) Infrarrojos.-Establecen un haz de luz infrarroja creando una barrera luminosa invisible. El sistema contará una persona cada vez que una persona atraviesa el haz luminoso. Se utilizan en entradas de grandes dimensiones y grandes aforos, cines, teatros, etc. y generalmente van dispuestos en barras multisensores.
b) Térmicos.-Detectan el calor emitido por la gente que pasa. Determinan dos zonas o umbrales de medición para establecer la dirección de paso.
c) De video.-Utiliza cámaras discretas para controlar el volumen de tránsito en ambos sentidos. Su ubicación esta determinada por el nivel de iluminación del local.
a) De torniquete.-Dotados generalmente, de tres brazos o palancas que se pliegan por razones de seguridad. En caso de alarma o emergencia, se accionan por rotación de modo manual e individual.
Garantizan la rotación completa hasta la posición de reposo.
Evitan la rotación inversa una vez que el mecanismo ha avanzado 60.º desde su posición de reposo.
b) De portillo.-Son portillos o puertas motorizadas para el control de paso de personas. Al recibir una señal desde un sistema de control de acceso o de un botón pulsador, el portillo se desbloquea para permitir el paso. Al presionar sobre el panel, el motor arranca y ordena una rotación de 120.º mínimo hasta su posición siguiente. El sistema se bloqueará ante intentos de manipulación y se desbloqueará en casos de emergencia.
2.1 Robustez mecánica:
Los sistemas contadores de personas deben estar sólidamente fabricados. Los materiales utilizados deben garantizar la suficientes resistencia y estabilidad a fin de mantener sus características metrológicas.
a) Cuando los sistemas contadores de personas están fuera de servicio deben poder soportar temperaturas ambientales de -25 ºC a +70 ºC.
b) El fabricante debe indicar los límites de temperatura ambiente entre los cuales el sistema contador de personas funciona con errores dentro de los límites permitidos. Si estos límites de temperatura son superados, deben automáticamente quedar fuera de servicio e indicar una señal de alarma. El margen debe incluir al menos (-10. ºC + 55. ºC).
Los sensores que se instalen en la parte superior de la zona de entrada, determinarán zonas horizontales despejadas y evitarán reflexiones de las puertas o de otros componentes electrónicos, que puedan dar lugar a falsos conteos.
En particular, la clase de entorno climático, que corresponde al rango: -10 ºC a 55 ºC; la clase de entorno mecánico, en la que el instrumento debe en principio utilizarse, y los límites del suministro de alimentación para los que se ha concebido el instrumento.
Objeto: Consiste en una exposición del sistema contador de personas en condiciones de operación, a una temperatura de -10 °C durante 2 horas.
(No aplicable a sistemas contadores de personas en instalaciones fijas)
a) Vibraciones aleatorias
ORDEN ITC/3708/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas para el conteo y control de afluencia de personas en locales de pública concurrencia	Trámites