Source: https://www.hilti.fi/content/hilti/E1/FI/fi/op-man.html/2068387/fi
Timestamp: 2019-06-16 13:46:46+00:00
Document Index: 22156140

Matched Legal Cases: ['§ 1040', 'kko ', 'kko\n', 'kko\n', 'kko\n', 'kko\n', 'kko\n', 'kko\n']

Käyttöohje PD-I (01) (FI) Hilti Suomi
Kazakh Norsk Suomi Русский Português 한국어 Ελληνικά Lietuvių English Hrvatski Latviešu Cn Español 中文 Eesti Čeština العربية Українська 日本語 Slovenščina Polski Dansk Română Türkçe
Lataa Lataa PDF (FI) [3 MB]
Kieli Lataa PDF
Dokumentaation tiedot
Seuraavia varoitussymboleita käytetään:
VAKAVA VAARA! Varoittaa välittömästä, uhkaavasta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA! Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS! Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.
Seuraavia symboleita käytetään:
Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Mittauspainike
Tyhjennyspainike (Clear)
Oikealle-painike
Vasemmalle-painike
Typografiset korostukset
Seuraavat typografiset esitystavat korostavat tässä teknisessä dokumentaatiossa tärkeitä tekstikohtia:
Numerot viittaavat kuviin.
Tästä dokumentaatiosta
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen käyttämistä.
Noudata yksityiskohtaista käyttöohjetta laitteessa sekä täydennyksiä ja päivityksiä, jotka löytyvät osoitteesta www.hilti.com .
Säilytä käyttöohje aina laitteen mukana.
Varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat laitteen toiselle henkilölle.
Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
Laseretäisyysmittari
Lasertiedot laitteessa
Laserinformaatio
Laserluokka 2, standardeihin IEC60825-1/EN60825-1:2007 perustuen ja vastaa CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50) vaatimuksia.
Laserluokka 2. Älä katso säteeseen. Älä suuntaa sädettä kohti muita ihmisiä tai kohti paikkoja, joissa voi olla muita, lasersädetöihin liittymättömiä ihmisiä.
Jätteet toimitettava kierrätykseen.
Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina ehdottomasti noudatettava seuraavia ohjeita. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä tuotetta käyttäessäsi. Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tuotetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota huomautus- ja varoitustarroja.
Tuotteen asiantuntemattoman avaamisen yhteydessä saattaa syntyä lasersäteilyä, jonka teho ylittää laserlaiteluokan 2 rajat. Korjauta tuote aina vain Hilti -huollossa.
Tuotteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
Tarkasta tuotteen moitteeton toiminta aina ennen jokaista käyttämistä.
Mittaaminen lasilevyn tai muiden kappaleiden läpi voi vääristää mittaustulosta.
Mittaustulokset saattavat vääristyä, jos mittausolosuhteet muuttuvat nopeasti, esimerkiksi jos joku kulkee lasersäteen poikki.
Älä suuntaa tuotetta aurinkoa tai muita voimakkaita valonlähteitä kohti.
Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.
Yleiset turvallisuustoimenpiteet
Tarkasta tuotteen vauriot ennen käyttöä. Korjauta vauriot Hilti -huollossa.
Tuotteen tarkkuus on tarkastettava putoamisen tai muun mekaanisen vaikutuksen jälkeen.
Vaikka tuote on suunniteltu kovaan rakennustyömaakäyttöön, sitä on käsiteltävä varoen kuten muitakin mittauslaitteita.
Kun tuotetta ei käytetä, säilytä se kuivassa paikassa korkealla tai lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa.
Noudata kansallisia työturvallisuus- ja työsuojelumääräyksiä.
Työpaikan asianmukaiset olosuhteet
Vältä hankalia työskentelyasentoja; etenkin jos teet työtä tikkailta. Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.
Varmista mittauspaikan turvallisuus ja varmista tuotetta käyttökuntoon asettaessasi, ettei lasersäde suuntaudu muita ihmisiä tai itseäsi kohti.
Jos tuote tuodaan kylmästä tilasta lämpimään tai päinvastoin, tuotteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä.
Käytä tuotetta vain teknisissä tiedoissa eritellyissä käyttöolosuhteissa.
Jotta vältät virheelliset mittaustulokset, pidä lasersäteen lähtöaukko puhtaana.
Ota huomioon maakohtaiset määräykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
Laserlaitteiden turvallinen käyttö
Laserlaiteluokan 2/Class II laserlaitteita saa käyttää vain koulutettu henkilö.
Lasersäteet eivät saa kulkea silmien korkeudella.
Tarpeelliset suojatoimenpiteet on tehtävä, jotta varmistetaan, ettei lasersäde voi vahingossa osua pinnoille, jotka heijastavat peilin lailla.
Varmista, ettei kukaan katso suoraan lasersäteeseen.
Lasersäde ei saa ulottua valvomattomille alueille.
Kytke laser pois päältä, kun et käytä sitä.
Kun laserlaitetta ei käytetä, se on varastoitava paikkaan, josta asiaankuulumattomat henkilöt eivät voi saada sitä käsiinsä.
Sähkömagneettinen häiriökestävyys
Vaikka laite täyttää voimassa olevien määräysten tiukat vaatimukset, Hilti ei pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että voimakas häiriösäteily rikkoo laitteen, jolloin seurauksena voi olla virheellisiä toimintoja. Tässä tapauksessa, tai jos olet muuten epävarma, on tehtävä tarkastusmittauksia. Hilti ei myöskään pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että muihin laitteisiin (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteet) aiheutuu häiriöitä. Laite täyttää luokan A vaatimukset; häiriöitä saattaa esiintyä asuntoympäristössä.
Koskee vain Koreaa: Tämä laseretäisyysmittari sietää yrityskäyttöympäristössä esiintyviä sähkömagneettisia aaltoja (luokka A). Käyttäjän on otettava tämä huomioon eikä laseretäisyysmittaria saa käyttää asuntoympäristössä.
Takimmaiset vastinpinnat
LED-merkkivalo referenssikohtana takimmainen vaste
LED-merkkivalo referenssikohtana etummainen vaste
Kantolenkin kiinnityskohta
¹/₄ tuuman kierre
Mittauspiikki
Lasersäteen lähtö ja vastaanottolinssi
Tarkoituksenmukainen käyttö
Kuvattu tuote on laseretäisyysmittari. Se on tarkoitettu etäisyyksien yksittäismittauksiin ja jatkuviin mittauksiin.
Etäisyys voidaan mitata kaikilta liikkumattomilta pinnoilta kuten betonista, kivestä, puusta, muovista, paperista jne. Mittaukset prismoista ja muilta voimakkaasti heijastavilta pinnoilta eivät ole sallittuja, sillä mittaustulokset voivat olla virheellisiä.
Tuotteen käyttämiseen on hyväksytty tyypin AAA paristot.
Näyttöviestien selitykset
Suorakulmion pinta-alan mittaus
Suunnittelu-toiminnon valinta
Pinta-alan ja tilavuuden mittaus
Erikoistoimintojen valinta
Suunnikastoiminnon valinta
Pythagoras-toiminnon valinta
Asetusten valinta
Vaaka- ja ristietäisyyksiä varten tarvitaan vähintään yksi suora kulma.
Epäsuorien mittausten valinta
Liikkumattomista kohteista, kuten seinistä, mittaamiseen ei tarvita tiettyä kulmaa.
Yleisesti pätevät symbolit
Paristojen varaustila
Mittauspiikki ei esiin käännettynä
Mittauspiikki esiin käännettynä
Etäisyyksien yhteenlasku
Etäisyyksien vähennyslasku
Älä valitse
Mittausajan valinta
Taskulaskimen valinta
Pinta-alan ja tilavuuden mittauksen alavalikko
Kolmion pinta-alan mittaus
Lieriön tilavuuden mittaus
Erikoistoimintojen alavalikko
Automaattisen kirkkaustunnistimen valinta
Min./maks. deltatoiminnon valinta
Maalauspinta-alan määritys
Ajastimen valinta
Offset-toiminnon valinta
Tietomuistin valinta
Suunnikastoiminnon alavalikko
3 etäisyyden mittaaminen
2 etäisyyden ja 1 kulman mittaus
Pythagoras-toiminnon alavalikko
Yksinkertainen Pythagoras
Kaksinkertainen Pythagoras
Yhdistetty Pythagoras
Asetusten alavalikko
Mittayksikkö. Valitse mittayksikkö: Metri Senttimetri Millimetri
Mittausreferenssikohdat. Valitse mittausreferenssikohta: Etureuna Kierre taustapinnassa Kierre alapinnassa
Kulmayksikkö. Valitse kulmayksikkö: Nousu prosentteina Metriset yksiköt Imperiaaliset yksiköt Nousu kulma-asteina
Eksperttitilan valinta
Suosikkilistan muuttaminen
Mittakaavan aktivointi
Merkkiäänen kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä
Jatkuvan laserin valinta
Kallistuksen näytön valinta
Kallistustunnistimen kalibroinnin suoritus
Laitetietojen näyttö
Epäsuorien mittausten alavalikko
Epäsuoran vaakaetäisyyden mittaus
Epäsuoran pystyetäisyyden mittaus
Mittausten suoritus katosta
Laseretäisyysmittari, 2 paristoa, käyttöohje, valmistajatodistus.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti -edustajalta tai internetistä osoitteesta: www.hilti.com .
Huoneenlämpötila: 5000 mittaukseen saakka
Etäisyysmittauksen tarkkuus (2σ, standardipoikkeama)
Kallistusmittauksen tarkkuus (2σ, standardipoikkeama)
Paino (sis. paristot)
(5,8 oz)
Laserluokka EN 60825-1:2007 mukaan
Suojausluokka IEC 60529 mukaan
Navigoi vasemmalle- tai oikealle-painikkeilla haluamasi toiminnon kohdalle.
Toiminnon valitset painamalla mittauspainiketta.
Paristojen asennus
Huomaa paristojen napaisuus. Vaihda paristot aina pareittain. Älä käytä vaurioituneita paristoja.
Avaa paristolokero ja aseta paristot paikoilleen.
Laseretäisyysmittarin kytkeminen päälle ja pois päältä
Kun laite ei ole päällä, laitteen kytket päälle painamalla käyttökytkintä tai mittauspainiketta.
Päällä olevan laitteen kytket pois päältä painamalla käyttökytkintä.
Mittaus mittauspiikkiä käyttäen
Käännä mittauspiikkiä esiin 90°. Mittauspiikkiä voi nyt käyttää vastinkohtana.
Mittauspiikki auttaa laitteen suuntaamisessa, kun tähdätään kiinteään kohtaan. Tämä tilanne on kyseessä etenkin epäsuorissa mittauksissa, suunnikasmittauksissa ja Pythagoras-mittauksissa, koska niiden tulokset perustuvat arvioarvoihin.
Vaikeasti käsiksi päästävissä paikoissa käytä apuna mittausjatketta PDA 72. Laite tunnistaa mittausjatkeen automaattisesti. Se voi näkyä näytön kuittausikkunassa.
Käännä mittauspiikkiä esiin 180°. Laitteen mittausreferenssikohta vaihtuu automaattisesti.
Mittaus tähtäinlevyä käyttäen
Käytä tähtäinlevyä mitatessasi etäisyyksiä epäsuotuisissa olosuhteissa:
Seinä ei pintansa vuoksi heijasta.
Mittauspiste ei ole pinnalla.
Mitattava etäisyys on erittäin pitkä.
Valo-olosuhteet ovat epäsuotuisat (voimakas auringonpaiste).
Lisää tähtäinlevyä käyttäen mitattuihin etäisyyksiin 1,2 mm.
Yksittäismittauksen suoritus
Lasersäteen aktivoimiseksi paina mittauspainiketta lyhyesti.
Pidä lasersäde kohteeseen suunnattuna.
Mittauksen suorittamiseksi paina mittauspainiketta lyhyesti.
Mitattu etäisyys näytetään näytössä alarivillä.
Edellisen mittauksen mittausarvo näytetään näytössä ylärivillä.
Jos haluat tehdä toisen mittauksen, pidä laser kohteeseen suunnattuna ja käynnistä mittaus uudelleen painamalla mittauspainiketta.
Jatkuvan mittauksen suoritus
Jatkuvan mittauksen aikana mitataan ja näytetään 6-10 mittausarvoa sekunnissa. Laseretäisyysmittaria voidaan siirtää kohteeseen nähden niin kauan, kunnes haluttu etäisyys on saavutettu.
Paina mittauspainiketta 2 sekunnin ajan.
Jos merkkiääni on kytketty käyttöön, merkkiääni kuuluu.
Liikuta laseretäisyysmittaria kohdetta kohti tai kohteesta poispäin, kunnes haluttu etäisyys on saavutettu.
Paina mittauspainiketta lyhyesti.
Suuntaa laite kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
Suuntaa laite kohdepisteeseen tilan leveyttä varten ja paina mittauspainiketta.
Suuntaa laite kohdepisteeseen tilan pituutta varten ja paina mittauspainiketta.
Suunnittelu-toiminto
Syötä etäisyys manuaalisesti. Tätä varten valitse vasemmalle- tai oikealle-painikkeella näppäimistösymboli ja kuittaa valinta painamalla mittauspainiketta.
Valitse vastaavat lukuarvot ja kuittaa valinta painamalla mittauspainiketta.
Asettamasi arvon kuittaamiseksi valitse väkänen-symboli oikeasta alakulmasta.
Valitse lippusymboli.
Valitsemasi etäisyys näytetään nyt kahden lipun välinä.
Paina mittauspainiketta mittauksen aloittamiseksi.
Näytössä olevat nuolet ilmaisevat, mihin suuntaan sinun on laitetta liikutettava. Kun kohde-etäisyys on saavutettu, mustat nuolet ilmestyvät etäisyyden näytön ylä- ja alapuolelle.
Etäisyyden moninkertaistamiseksi liikuta laitetta edelleen. Oikealla puolella näytetään kuinka monta kertaa olet jo ajanut haluamasi etäisyyden.
Paina mittauspainiketta mittauksen lopettamiseksi.
Kun suunnitteluetäisyys on saavutettu, näyttöön ilmestyy nykyinen referenssikohta.
Manuaalisen syötön vaihtoehtona voidaan tarvittava etäisyys myös mitata. Tätä varten valitse yksittäismittauksen symboli ja kuittaa painamalla mittauspainiketta.
Automaattinen kirkkaustunnistin
Valitse automaattisen kirkkaustunnistimen symboli erikoistoimintojen valikosta.
Automaattinen kirkkaustunnistin himmentää näytön valoa automaattisesti, jos ympäristön valoisuus on hämärä. Näin säästetään paristoja.
Min./maks. deltatoiminto
Valitse min./maks. deltatoiminto erikoistoimintojen valikosta.
Viimeksi mitatut etäisyydet näytetään tulosrivillä.
Maalauspinta-ala
Suuntaa laite kohdepisteeseen tilan ensimmäisen pituuden mittaamista varten ja paina mittauspainiketta.
Tulos tallentuu välituloksena.
Suuntaa laite tilan toisen pituuden mittaamiseksi ja tee mittaus painamalla mittauspainiketta.
Toinen tulos näytetään välitulostaulukossa. Lihavoitu välitulos on mitattujen tilapituuksien yhteenlaskettu pituus.
Toista tämä, kunnes tilan kaikki pituudet on mitattu.
Paina oikealle-painiketta, jotta vaihdat tilan korkeuteen ja kuittaa valinta painamalla mittauspainiketta.
Suuntaa laite tilakorkeuden mittaamiseksi ja tee mittaus.
Tilakorkeus mitataan ja näytetään välitulosrivillä. Maalauspinta-ala lasketaan heti ja näytetään tulosrivillä.
Valitse erikoistoimintojen valikosta ajastimen symboli.
Säädä ajastin 2, 5 tai 10 sekuntiin ja kuittaa painamalla mittauspainiketta.
Aikaviivästetyn mittauksen käynnistät valitsemalla mittaussymbolin.
Tietomuisti
Valitse tietomuistin symboli erikoistoimintojen valikosta.
Laite tallentaa enintään 30 näyttöä mukaan lukien grafiikkasymbolit. Jos tietomuistissa on jo 30 näyttöä, uuden näytön tallentamisen myötä vanhin näyttö poistuu muistista automaattisesti.
Koko tietomuistin voit tyhjentää painamalla tietomuistinäytössä C-painiketta noin 2 sekunnin ajan.
Suunnikastoiminto
Suunnikastoiminto (3 etäisyyttä)
Valitse suunnikastoiminto 3 etäisyydellä suunnikastoimintojen valikosta.
Ensimmäisen etäisyyden mittaamisen jälkeen grafiikka pyytää automaattisesti tekemään seuraavan mittauksen.
Suuntaa laite kolmanteen kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
Suunnikastoiminto kallistuksella (2 etäisyyttä, 1 kulma)
Valitse suunnikastoiminto kallistuksella suunnikastoimintojen valikosta.
Pythagoras-toiminto
Jotta mittaustulokset ovat tarkkoja, toisen etäisyyden pitää olla suorassa kulmassa kohde-etäisyyteen nähden.
Navigoi toimintoon, jota haluat muuttaa, ja kuittaa valintasi painamalla mittauspainiketta.
Navigoi haluamaasi toimintoon ja kuittaa valintasi painamalla mittauspainiketta.
Säädä luku ja kuittaa valitsemasi arvo painamalla mittauspainiketta.
Asettamasi arvon kuittaamiseksi valitse väkänen-symboli.
Kallistustunnistimen kalibrointi
Aseta laite vaakasuoralle pinnalle ja paina mittauspainiketta.
Käännä laitetta 180° ja paina mittauspainiketta.
Kallistustunnistin on nyt kalibroitu.
Epäsuorat mittaukset
Epäsuora vaakaetäisyys
Etäisyys ja kallistuskulma mitataan ja näytetään välitulosrivillä.
Kohde-etäisyys lasketaan heti ja näytetään tulosrivillä.
Epäsuora pystyetäisyys (2 kulmaa, 2 etäisyyttä)
Ensimmäinen etäisyys ja kulma mitataan ja näytetään välitulosrivillä.
Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mittaamaan toisen etäisyyden.
Mittaukset katosta
Epäsuora pystyetäisyys II (2 kulmaa, 1 etäisyys)
Hoito, kuljetus ja varastointi
Älä koske linssiin sormilla.
Puhdista linssi puhaltamalla tai puhtaalla, pehmeällä kankaalla.
Älä käytä muita nesteitä kuin puhdasta alkoholia tai vettä.
Tuotteen lähettämistä varten eristä akut ja paristot tai irrota ne tuotteesta.
Kuljeta tai lähetä laite aina alkuperäisessä Hilti -pakkauksessa tai muussa vastaavanlaatuisessa pakkauksessa.
Varastointi ja kuivaus
Älä varastoi tuotetta märkänä. Anna sen kuivua ennen pakkaamista ja varastoimista.
Varastoi ja kuljeta tuote ja sen varusteet teknisissä tiedoissa annettuja lämpötilaraja-arvoja noudattaen.
Tarkasta laitteen tarkkuus tarkastusmittauksella pitkäaikaisen säilytyksen tai kuljetuksen jälkeen.
Loukkaantumisvaara. Epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttama vaara.
Laitteen/koneen ja sen varusteiden epäasianmukainen hävittäminen saattaa aiheuttaa seuraavaa: Muoviosien polttamisessa syntyy myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat johtaa sairastumisiin. Akut ja paristot saattavat vaurioituessaan tai kuumentuessaan räjähtää, jolloin ne saattavat aiheuttaa myrkytyksen, palovammoja, syöpymisvammoja ja ympäristön saastumista. Huolimattomasti hävitetty laite/kone saattaa joutua asiattomien henkilöiden käyttöön, jotka voivat käyttää sitä väärin. He saattavat aiheuttaa vammoja itselleen tai toisille ja saastuttaa ympäristöä.
Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Käytetyt sähkötyökalut on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Älä hävitä sähkötyökaluja tavallisen sekajätteen mukana!
Valmistajan myöntämä takuu
Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Vakuutamme, että tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset.
Tyyppimerkintä
Suunnitteluvuosi
Sovellettavat direktiivit:
2004/108/EY
2014/30/EY
2011/65/EY
Sovellettavat standardit:
Tekninen dokumentaatio:
Sähkötyökalujen hyväksyntä
Schaan, 6.2015