Source: http://docplayer.fr/2580977-Mode-d-emploi-defibrillateur-externe-automatique-powerheart-g3-plus-9390a-et-9390e-112-0038-211-a.html
Timestamp: 2016-12-04 21:17:35+00:00
Document Index: 233558733

Matched Legal Cases: ['art 9390', 'arrêt ', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'art 9390', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐MODE D'EMPLOI DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATIQUE POWERHEART G3 PLUS 9390A ET 9390E A
MODE D'EMPLOI DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATIQUE POWERHEART G3 PLUS 9390A ET 9390E A
Download "MODE D'EMPLOI DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATIQUE POWERHEART G3 PLUS 9390A ET 9390E 112-0038-211 A"
1 MODE D'EMPLOI DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATIQUE POWERHEART G3 PLUS 9390A ET 9390E A2 Avis des droits 2008 Cardiac Science Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation ne pourra être reproduite ou transmise sous une forme quelconque et par un moyen quelconque sans l'autorisation écrite expresse de la Cardiac Science Corporation. Les informations fournies dans cette documentation sont sujettes à modification sans préavis. Les noms et les données utilisés dans les exemples sont fictifs, sauf indication contraire. Marques commerciales FirstSave, Powerheart, MasterTrak, MDLink, STAR, IntelliSense, RescueReady, RescueCoach, RescueLink, RHYTHMx et Survivalink sont des marques commerciales et des marques déposées de la Cardiac Science Corporation. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leur détenteur respectif. BREVETS Cet appareil est couvert par les brevets suivants (États-Unis et autres pays) : 5,792,190 ; 5,999,493 ; 5,402,884 ; 5,579,919 ; 5,749,902 ; 5,645,571 ; 6,029,085 ; 5,984,102 ; 5,919,212 ; 5,891,172 ; 5,674,266 ; 5,700,281 ; 5,891,173 ; 5,968,080 ; 6,263,239 ; 5,797,969 ; D402,758 ; D405,754 ; 5,909,138 ; 6,173,203 ; 6,088,616 ; 5,897,576 ; 5,955,956 ; 6,083,246 ; 6,064,909 ; 6,038,473 ; 5,868,794 ; 6,115,638 ; 6,366,809 ; 5,474,574 ; 6,246,907 ; 6,289,243 ; 6,411,846 ; 6,480,734 ; 6,658,290 ; EP Autres brevets en instance (États-Unis et autres pays). Cardiac Science Corporation 3303 Monte Villa Parkway Bothell, WA 98021, États-Unis (États-Unis et Canada) EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 D Hannover Allemagne Tél. : Fax : ii A3 Table des matières Chapter 1: Informations sur le produit et sécurité Indications Garantie Nettoyage et entretien Description des consignes de sécurité Avertissements et mises en garde Symboles et étiquettes Chapter 2: À propos du DEA Description du DEA Modes du DEA Composants du DEA Batterie IntelliSense Durée de vie de la batterie Durée de vie de la batterie Installation de la batterie Électrodes de défibrillation Installation des électrodes Mode d'emploi Voyants du DEA Voyant d'état RescueReady ALERTE SONORE DE MAINTENANCE Panneau de diagnostic Voyant d'état de batterie SmartGauge Voyant des électrodes Voyant de maintenance Voyant SHOCK Affichage de texte Invites vocales et messages affichés Chapter 3: Procédure de sauvetage Avertissements et mises en garde Étape 1 : évaluation du patient A Table des matières iii4 Étape : préparation du patient Étape 3 : mise en place des électrodes Étape 4 : analyse de l'ecg Étape 5 : délivrance d'un choc Étape 6 : administration de RCP Étape 7 : préparation du DEA au sauvetage suivant Chapter 4: Maintenance et dépannage Tableau de dépannage selon le voyant allumé Nettoyage et entretien Maintenance préventive Maintenance quotidienne Maintenance mensuelle Maintenance annuelle Service après-vente autorisé Chapter 5: Données techniques Paramètres Tracé biphasique Star Informations de contact...contact-1 iv Table des matières A5 1 Informations sur le produit et sécurité Contenu de ce chapitre Indications 1-2 Nettoyage et entretien 1-3 Garantie 1-3 Description des consignes de sécurité 1-3 Avertissements et mises en garde 1-4 Symboles et étiquettes 1-9 Avant d'utiliser le DEA Powerheart G3 : Familiarisez-vous avec les consignes de sécurité qui apparaissent dans cette section. Les consignes de sécurité identifient les risques par des symboles et des mots visant à expliquer ce qui pourrait vous nuire, nuire au patient ou endommager le DEA Powerheart G3. Pour des informations supplémentaires sur le DEA G3 Plus, reportez-vous au Manuel d'utilisation et de maintenance du défibrillateur externe automatique Powerheart G3 Plus. Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E A 1-16 Informations sur le produit et sécurité Indications Le DEA Powerheart G3 et les dispositifs automatiques du DEA Powerheart G3 doivent être utilisés par un personnel formé à son utilisation. L'utilisateur doit être qualifié en ayant suivi une formation en réanimation de base ou autre intervention médicale d'urgence autorisée par un médecin. L'appareil est indiqué pour le traitement d'urgence de victimes présentant des symptômes d'arrêt cardiaque subit qui sont sans réaction et ne respirent pas. Si la victime respire après la réanimation, le DEA devra rester attaché pour permettre l'acquisition et la détection du rythme cardiaque. Si une tachyarythmie ventriculaire pouvant faire l'objet d'un choc se reproduit, l'appareil se charge automatiquement et conseille à l'utilisateur de délivrer le choc (G3) ou s'en charge automatiquement (G3 automatique). Quand le patient est un nourrisson ou un enfant de 8 ans ou de 25 kg maximum, l'appareil doit être utilisé avec les électrodes de défibrillation atténuée pédiatriques modèle Le traitement ne devra pas être retardé par la détermination de l'âge ou du poids exact du patient A Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E7 Garantie Garantie La garantie limitée du DEA couvre les défauts de matériau ou de fabrication pendant sept ans à partir de la date d'achat. Pour la garantie complète, reportez-vous à l'énoncé fourni avec votre DEA ou au manuel d'utilisation et de maintenance (Operator and Service manual), sur le CD-ROM. Nettoyage et entretien Gardez propres les composants du système. Effectuez la maintenance préventive en fonction des besoins. Pour des informations sur le nettoyage et l'entretien des composants, reportez-vous au Chapitre 4, Maintenance et dépannage. Description des consignes de sécurité Les symboles ci-dessous identifient les catégories de risque. Chaque catégorie est définie comme suit : AVERTISSEMENT Cette alerte identifie des dangers qui pourront causer des blessures graves, voire mortelles. ATTENTION Cette alerte identifie des dangers qui pourront causer des blessures légères, endommager le produit ou causer des dégâts matériels. Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E A 1-38 Informations sur le produit et sécurité Avertissements et mises en garde Cette section indique les mises en garde et les avertissements généraux. Ceux qui se rapportent à des fonctions et des procédures spécifiques sont intégrés au texte, s'il y a lieu. DANGER : risque d'incendie et d'explosion N'utilisez pas le DEA en présence de gaz inflammables (notamment de l'oxygène concentré) pour éviter une explosion ou un incendie. AVERTISSEMENT : risque d'électrocution Le courant du choc de défibrillation empruntant des voies indésirables présente un risque grave d'électrocution. Pour éviter ce risque, en cours de défibrillation, respectez toutes les consignes suivantes : - N'utilisez pas l'appareil dans de l'eau stagnante ou sous la pluie. Transportez le patient dans un lieu sec. - Ne touchez pas au patient, sauf si une RCP est indiquée. - Ne touchez pas à des objets métalliques en contact avec le patient. - Laissez les électrodes de défibrillation à l'écart d'autres électrodes ou pièces métalliques en contact avec le patient. - Débranchez tout appareil qui n'est pas à l'épreuve des chocs de défibrillation du patient avant une défibrillation. AVERTISSEMENT : choc et endommagement possible des appareils. Déconnectez tout appareil qui n'est pas à l'épreuve des chocs de défibrillation du patient avant une défibrillation pour empêcher une décharge électrique et l'endommagement potentiel des appareils. AVERTISSEMENT : risque d'électrocution et d'incendie. Ne branchez aucun téléphone ou connecteur non autorisé sur la prise de cet appareil A Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E9 Avertissements et mises en garde AVERTISSEMENT : la batterie n'est pas rechargeable. N'essayez pas de la recharger. Toute tentative de recharge de la batterie risque de se solder par une explosion ou un incendie. AVERTISSEMENT : risque d'électrocution. Ne démontez pas le DEA. Respectez cette consigne sous peine de blessures éventuellement mortelles. Confiez tous les problèmes de maintenance au personnel technique agréé par Cardiac Science. AVERTISSEMENT : sensibilité possible aux hautes fréquences (RF). La sensibilité aux hautes fréquences de téléphones cellulaires, postes bande publique et postes émetteursrécepteurs FM risque de fausser la reconnaissance du rythme et d'influer sur l'avis émis par l'appareil au sujet du choc. Lorsque vous tentez un sauvetage en utilisant le DEA, n'utilisez pas de téléphones mobiles dans un rayon d'un mètre du DEA coupez le téléphone mobile et tout autre appareil similaire près de l'incident. AVERTISSEMENT : interférences possibles avec un stimulateur cardiaque implanté. Le traitement doit être administré sans attendre aux patients porteurs d'un stimulateur cardiaque et une défibrillation devra être tentée si le patient est sans connaissance et ne respire pas. Le DEA a une fonction de détection et de rejet de stimulateur cardiaque, mais avec certains stimulateurs, il est possible que le DEA déconseille un choc de défibrillation. (Cummins, R., ed., Advanced Cardiac Life Support; AHA (1994): Ch. 4) Lors de la mise en place des électrodes : - Ne placez pas les électrodes juste au-dessus d'un appareil implanté. - Placez l'électrode à 2,5 cm minimum de tout appareil implanté. Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E A 1-510 Informations sur le produit et sécurité AVERTISSEMENT : compatibilité électromagnétique (CEM). L'utilisation d'autres accessoires ou câbles que ceux spécifiés, à l'exception des accessoires et des câbles vendus par la Cardiac Science Corporation comme pièces détachées de composants internes, risque de provoquer une augmentation des émissions ou une baisse d'immunité du DEA. AVERTISSEMENT : mise en place incorrecte de l'appareil. Placez le DEA à l'écart d'autres appareils. Si vous devez utiliser le DEA près d'autres appareils ou empilé sur d'autres appareils, observez le DEA pour vérifiez son fonctionnement normal. ATTENTION : utilisation limitée. La loi fédérale stipule que la vente de cet appareil se limite à un médecin ou sur l'ordonnance d'un médecin ou praticien ayant le droit d'utiliser ou de prescrire l'appareil. ATTENTION : lisez attentivement ce manuel d'utilisation et de maintenance. Il contient des informations sur votre sécurité et celle des autres. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec ses commandes et son mode d'emploi. ATTENTION : températures extrêmes. L'exposition du DEA à des conditions ambiantes extrêmes (en dehors des plages de paramètres d'exploitation) risque de fausser le fonctionnement du DEA. L'auto-test quotidien RescueReady vérifie l'impact de conditions ambiantes extrêmes sur le DEA. Si l'auto-test quotidien détermine que les conditions ambiantes se situent en dehors des plages de paramètres d'exploitation du DEA, l'alerte «Contactez le service après-vente» est émise pour inviter l'utilisateur à transporter immédiatement le DEA dans un lieu où les conditions ambiantes se situent dans les plages acceptables. Voir Chapitre 5, Données techniques A Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E11 Avertissements et mises en garde ATTENTION : batterie au dioxyde de soufre-lithium. Contenu sous pression : ne rechargez, court-circuitez, percez, déformez et n'exposez jamais à des températures supérieures à 65 C. Lorsque la batterie est déchargée, retirez-la. ATTENTION : mise au rebut de la batterie. Recyclez ou jetez la batterie au lithium conformément à toutes les lois locales, régionales et nationales. Pour éviter tout risque d'incendie et d'explosion, ne brûlez pas la batterie et ne la jetez pas au feu. ATTENTION : Utilisez uniquement du matériel approuvé par Cardiac Science. L'utilisation de batteries, électrodes, câbles ou matériel en option non approuvé par Cardiac Science risque de fausser le fonctionnement du DEA durant un sauvetage. ATTENTION : dysfonctionnement possible du DEA. L'utilisation d'électrodes endommagées ou au-delà de leur date de péremption risque de se solder par le fonctionnement impropre du DEA. ATTENTION : câble de communication série. Le DEA ne fonctionnera pas durant un sauvetage lorsque le câble de communication série est branché sur son port série. Lorsque le câble de communication série est branché sur le DEA durant un sauvetage, vous entendrez l'invite «Débranchez le câble pour continuer l'intervention» jusqu'à ce que vous ayez débranché le câble de communication série. ATTENTION : transport du patient en cours de sauvetage. Durant une tentative de sauvetage, les secousses excessives ou le déplacement du patient risquent d'engendrer l'analyse incorrecte du rythme cardiaque du patient. Arrêtez tout mouvement et toute vibration avant de tenter un sauvetage. Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E A 1-712 Informations sur le produit et sécurité ATTENTION : câble de communication série. Le câble de communication série s'utilise uniquement avec le DEA ; il n'est pas prévu pour une utilisation avec un téléphone. ATTENTION : déclaration liée au système. Le matériel branché sur les interfaces analogiques et numériques doit être certifié conforme aux normes CEI respectives (à savoir, CEI pour le matériel de traitement des données et CEI pour l'appareillage médical). En outre, toutes les configurations devront être conformes à la norme système CEI Quiconque branche du matériel supplémentaire sur l'entrée ou la sortie du signal configure un système médical et est par conséquent responsable de la conformité du système aux exigences de la norme système CEI ATTENTION : solutions de nettoyage du boîtier. Pour la désinfection du boîtier, utilisez un désinfectant inoxydant, comme des sels d'ammonium ou une solution nettoyante à base de glutaraldéhyde, afin d'éviter d'endommager les connecteurs métalliques. ATTENTION : dysfonctionnement de l'appareil. Les appareils de communications portables et RF risquent de compromettre le fonctionnement du DEA. Respectez toujours les distances recommandées, indiquées dans les tableaux de déclaration de compatibilité électromagnétique (CEM). ATTENTION : dysfonctionnement de l'appareil. Le DEA exige des précautions spéciales liées à la CEM. Utilisez le DEA conformément aux consignes des tableaux de déclaration CEM A Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E13 Symboles et étiquettes Symboles et étiquettes Les symboles suivants pourront apparaître dans ce manuel, sur le DEA ou sur ses accessoires. Certains symboles représentent les normes de conformité associées au DEA et à son utilisation. Symbole Description Attention. Consultez la documentation fournie. Tension dangereuse : le défibrillateur produit une haute tension et peut poser un risque d'électrocution. Lisez et comprenez bien toutes les consignes de sécurité de ce manuel avant d'utiliser le DEA. Appareil de type BF à l'épreuve des défibrillateurs : le DEA, lorsqu'il est connecté à la poitrine du patient par le biais des électrodes, peut résister aux effets d'un choc de défibrillation externe. Marque CE : cet appareil est conforme aux exigences essentielles de la Directive 93/42/CEE sur l'appareillage médical. IP24 Le DEA est protégé contre les effets de projections d'eau, conformément à CEI Classifié par ETL Semko quant aux décharges électriques, incendies et dangers mécaniques uniquement de manière conforme à UL , CAN/CSA C22.2 No M90, EN et EN Conforme à la norme UL Certifié conforme à la norme CAN/CSA C22.2 No M90. Symbole «Sous tension» international. Soulevez le couvercle pour mettre le DEA sous tension. Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E A 1-914 Informations sur le produit et sécurité Symbole Description 0% 100% Indique l'état de charge de la batterie du DEA. Les zones allumées signalent la capacité résiduelle de la batterie. Vérifiez les électrodes. Les électrodes manquent, ne sont pas branchées ou présentent un défaut de fonctionnement. Indique que le DEA exige une maintenance par un agent technique agréé. Lorsque le voyant SHOCK s'allume, appuyez sur ce bouton pour administrer un choc de défibrillation. Un voyant rouge barré d'un X NOIR signifie que le DEA exige l'attention ou l'intervention de l'opérateur et qu'il n'est pas prêt pour un sauvetage. Un voyant vert sans X NOIR signifie que le DEA est RescueReady (prêt pour le sauvetage). N'utilisez pas les électrodes au-delà de cette date. Date (année et mois) de fabrication. 2 Date de recertification d'usine (R). R A Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E15 Symboles et étiquettes Symbole Description Sans latex. Jetable. Utilisation sur un seul patient. Déchirez ici pour ouvrir. Ne rechargez pas la batterie. Position des électrodes sur la poitrine du patient. Utilisation réservée à un médecin ou des personnes autorisées par la loi. Jetez conformément aux réglementations nationales et régionales. Ne jetez pas au feu et n'exposez pas à une flamme nue. Risque d'explosion : n'utilisez pas en présence d'un gaz inflammable, notamment de l'oxygène concentré. Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E A 1-1116 Informations sur le produit et sécurité Symbole Description Limites de température supérieure et inférieure. N de série. MODEL Numéro de modèle de l'appareil, numéro de modèle de la batterie. LOT Numéro de lot OPTION Numéro d'option Dioxyde de soufre-lithium Port de communication série Des informations supplémentaires sont fournies dans le manuel d'utilisation et de maintenance du DEA (AED Operation and Service Manual). Fabricant Dépositaire agréé dans l'union européenne Mise au rebut des appareils électriques et électroniques (WEEE). Séparez les appareils électriques et électroniques à mettre au rebut des déchets ménagers A Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E17 2 À propos du DEA Contenu de ce chapitre Description du DEA 2-2 Modes du DEA 2-3 Composants du DEA 2-4 Batterie IntelliSense 2-5 Électrodes de défibrillation 2-8 Voyants du DEA 2-10 Invites vocales et messages affichés 2-14 Ce chapitre présente des informations sur le DEA et son mode d'emploi. Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E A 2-118 À propos du DEA Description du DEA Le G3 Plus est un défibrillateur externe automatique autotestable qui fonctionne sur batterie. Le DEA analyse automatiquement l'électrocardiogramme (ECG) du patient via des électrodes de défibrillation appliquée sur sa poitrine nue. Si un choc s'impose, le DEA conseille à l'opérateur d'appuyer sur le bouton pour administrer le choc. Le DEA Powerheart G3 automatique délivre automatiquement un choc au besoin. Le DEA fonctionne à l'aide d'un bouton unique et guide l'opérateur tout au long du sauvetage au moyen d'une combinaison d'invites vocales, d'alertes sonores et d'indicateurs visuels A Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E19 Modes du DEA Modes du DEA Mode Fonctionnement : la batterie est installée et le couvercle est ouvert. C'est le mode dans lequel se trouverait le DEA dans une situation réelle de sauvetage. Mode Attente : la batterie est installée, mais le couvercle est fermé. Dans ce mode, le DEA n'est pas utilisé pour un sauvetage. L'appareil effectue ses auto-tests standard pour contrôler son fonctionnement correct. Mode Stockage : la batterie est retirée (expédition ou transport, par ex.). Avec la batterie retirée, le DEA est incapable d'effectuer ses auto-tests ou des sauvetages. Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E A 2-320 À propos du DEA Composants du DEA Les dessins suivants montrent les composants du DEA et leur emplacement. Compartiment de la batterie Voyant Rescue Ready Couvercle Loquet (poussez pour ouvrir) Fenêtre d'expiration des électrodes Port de communication série (derrière le volet d'accès aux données en caoutchouc bleu) Supports d'électrode Haut-parleur Panneau de diagnostic Bouton SHOCK (9390E seulement) Affichage de texte Connecteur d'électrode A Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E21 Batterie IntelliSense Batterie IntelliSense La batterie IntelliSense stocke automatiquement des informations importantes qui permettent d'avoir un historique complet de son utilisation. L'historique de la batterie peut être affiché à l'aide du logiciel RescueLink. Mettez la batterie au rebut conformément aux réglementations locales. Avertissement. La batterie n'est pas rechargeable. N'essayez pas de la recharger. Toute tentative de recharge de la batterie risque de se solder par une explosion ou un incendie. Attention. Batterie au dioxyde de soufre-lithium. Contenu sous pression : ne rechargez, court-circuitez, percez, déformez et n'exposez jamais à des températures supérieures à 65 C. Lorsque la batterie est déchargée, retirez-la. Attention. Mise au rebut de la batterie. Recyclez ou jetez la batterie au lithium conformément à toutes les lois locales, régionales et nationales. Pour éviter tout risque d'incendie et d'explosion, ne brûlez pas la batterie et ne la jetez pas au feu. Attention. Utilisez uniquement du matériel approuvé par Cardiac Science. L'utilisation de batteries, électrodes, câbles ou matériel en option non approuvé par Cardiac Science risque de fausser le fonctionnement du DEA durant un sauvetage. Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E A 2-522 À propos du DEA Attention. Dysfonctionnement possible du DEA. L'utilisation d'électrodes endommagées ou au-delà de leur date de péremption risque de se solder par le fonctionnement impropre du DEA. Remarque : Le modèle de batterie 9146 s'utilise uniquement avec le DEA Powerheart G3 et le DEA Powerheart G3 automatique. Durée de vie de la batterie La durée de vie de la batterie dépend du type de batterie, de son utilisation réelle et de facteurs ambiants. Tableau 2-1 : Durée de vie normale de la batterie Modèle Durée de vie en stock estimée (à partir de la date de fabrication) Garantie de remplacement au niveau opérationnel complet (à partir de la date d'installation) Nombre typique de chocs 9146 Lithium 5 ans 4 ans Jusqu'à 290 Durée de vie de la batterie Les batteries ont une durée de vie en stock de 5 ans. La durée de vie en stock correspond à la durée pendant laquelle vous pouvez stocker la batterie avant son installation dans un DEA, sans baisse de performance. Remarque : Le stockage de la batterie en dehors de sa plage spécifique (0-50 C) diminuera la durée de vie de la batterie. Installation de la batterie Pour installer la batterie : A Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E23 Batterie IntelliSense 1. Insérez la batterie comme illustré, sa face portant l'étiquette tournée vers le compartiment de batterie du DEA. 2. Poussez l'extrémité à clenche de la batterie dans le DEA jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. La batterie doit affleurer avec le boîtier du DEA. 3. Ouvrez le couvercle pendant 5 secondes pour lancer un auto-test. Si la batterie est correctement installée, les voyants de batterie SmartGauge s'allument ; en outre, le voyant d'état devient vert. Si une maintenance est nécessaire, le voyant de maintenance s'allume. Remarque : Lorsque le dernier voyant de batterie est rouge, la charge de la batterie est faible. Remplacez immédiatement la batterie. Une batterie neuve met généralement 10 secondes à charger l'aed à fond. Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E A 2-724 À propos du DEA Électrodes de défibrillation Les électrodes de défibrillation sont livrées installées dans le DEA. Elles sont stockées prêtes à l'emploi dans un emballage hermétique (une paire d'électrodes auto-adhésives avec câble et connecteur attachés). Les électrodes sont à usage unique et doivent être jetées après un sauvetage. Elles ont une durée de vie en stock limitée et ne doivent pas être utilisées au-delà de la date d'expiration. Ayez toujours une paire d'électrodes fraîches en sachet non ouvert branchées sur le DEA à tout moment. Après l'auto-test du DEA, une alerte sonore et une alerte visuelle indiquent que les électrodes manquent, sont débranchées ou endommagées. Installation des électrodes Pour installer les électrodes : 1. Soulevez le couvercle du DEA. 2. Placez le paquet d'électrodes dans le couvercle de sorte que l'étiquette d'expiration soit visible par la fenêtre du couvercle. 3. Faites correspondre la couleur des connecteurs (rouge sur rouge), puis branchez le connecteur d'électrode sur le boîtier du DEA. Une fois le connecteur de l'électrode branché, le voyant PAD doit s'éteindre A Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E25 Électrodes de défibrillation 4. Stockez la longueur de câble en trop dans le support inférieur. Après vous être assuré que le paquet d'électrodes est solidement fixé sur le couvercle du DEA, refermez le couvercle. 5. Assurez-vous que la date d'expiration est visible par la fenêtre du couvercle et que le voyant d'état est vert. Si les électrodes sont mal installées, le voyant d'état est rouge. Appelez l'assistance technique. Attention. Utilisez uniquement du matériel approuvé par Cardiac Science. L'utilisation de batteries, électrodes, câbles ou matériel en option non approuvé par Cardiac Science risque de fausser le fonctionnement du DEA durant un sauvetage. Attention. Dysfonctionnement possible du DEA. L'utilisation d'électrodes endommagées ou au-delà de leur date de péremption risque de se solder par le fonctionnement impropre du DEA. Mode d'emploi Les électrodes sont réservées à une utilisation à court terme. N'ouvrez pas le sachet avant d'être prêt à les utiliser. Attention. Endommagement du matériel. Ne tirez pas sur la dérivation pour décoller les électrodes de leur support bleu. Suivez les instructions sur l'emballage des électrodes : 1. Assurez-vous que le site de la peau est propre et sec. 2. Décollez une électrode de son support. 3. Appliquez une électrode sur la peau nue à l'un ou l'autre endroit. 4. Décollez et placez l'autre électrode à l'endroit opposé. Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E A 2-926 À propos du DEA Voyants du DEA Les voyants suivants se trouvent sur le DEA. Voyant d'état RescueReady Le voyant d'état se situe sur la poignée du DEA Powerheart G3. Voyant Couleur État Vert Le DEA est prêt à effectuer un sauvetage. Les auto-tests ont permis de vérifier que : La batterie dispose d'une charge adéquate. Les électrodes sont correctement branchées sur le DEA et fonctionnent. L'intégrité des circuits internes est bonne. Rouge Le DEA exige une maintenance. ALERTE SONORE DE MAINTENANCE Lorsque l'auto-test quotidien, hebdomadaire ou mensuel détermine qu'une maintenance est requise, le DEA émet un bip toutes les 30 secondes jusqu'à l'ouverture du couvercle ou décharge complète de la batterie. Le soulèvement et la fermeture du couvercle couperont le bip. Si l'erreur n'est pas corrigée par l'auto-test, suivant, le DEA recommence à sonner A Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E27 Voyants du DEA Panneau de diagnostic Le panneau de diagnostic comporte les voyants suivants : % 100% 1 1 Voyant de batterie SmartGauge 2 Voyant des électrodes 3 Voyant de maintenance Bouton SHOCK (Powerheart G3 modèle 9390E 4 seulement) Voyant d'état de batterie SmartGauge Le voyant d'état de batterie SmartGauge compte cinq barres lumineuses - quatre vertes et une rouge. Les quatre barres vertes affichent la charge résiduelle de la batterie. À l'usage, les barres vertes s'éteignent de droite à gauche, à mesure que diminue la capacité de la batterie. Quand la barre rouge s'allume, remplacez la batterie. 0% 100% Remarque : Quand la barre rouge s'allume à l'ouverture du couvercle ou à tout moment durant un sauvetage le message BATTERIE FAIBLE s'affiche. Toutefois, le DEA est capable de délivrer au moins 9 chocs de défibrillation supplémentaires après l'apparition du premier message BATTERIE FAIBLE. Quand la batterie du DEA ne peut plus délivrer de chocs, BATTERIE FAIBLE s'affiche et la barre lumineuse rouge du voyant d'état de la batterie s'allume. Pour continuer le sauvetage, laissez le couvercle ouvert, retirez la batterie et remplacez-la par une neuve. Si le changement de batterie prend Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E A 2-1128 À propos du DEA plus de 60 secondes, le premier sauvetage se termine et un second commence à l'insertion de la batterie. Voyant des électrodes L'allumage du voyant des électrodes indique l'un des états suivants : Les électrodes sont mal branchées sur le DEA. Les électrodes ne sont pas conformes aux spécifications opérationnelles (froides, desséchées, abîmées). Les électrodes se sont détachées du patient en cours de sauvetage. Voyant de maintenance Le voyant de maintenance s'allume quand le DEA exige une maintenance par un personnel qualifié. Voyant SHOCK Pour le Powerheart G3 modèle 9390E uniquement : le DEA a un seul bouton : le bouton SHOCK. Le mot Choc s'affiche et le voyant du bouton SHOCK s'allume en rouge quand le DEA est prêt à délivrer un choc de défibrillation au patient A Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E29 Affichage de texte Affichage de texte L'affichage de texte comporte deux lignes. L'affichage de texte informe sur l'initialisation du système, affiche des messages et des données en cours de sauvetage, ainsi que des diagnostics. CHOCKS 0 00:22 CHOCKS 0 00:22 PLACER ÉLECTRODES COMME ILLUSTRÉ Quand le couvercle est ouvert, l'affichage de texte indique les identifiants de version pour le code interne, les invites vocales et les messages affichés. L'affichage de texte indique également la date et l'heure en cours. Durant un sauvetage, l'affichage de texte contient des instructions, le nombre de chocs délivrés et le temps écoulé depuis le début du sauvetage (à l'ouverture du couvercle). Durant une réanimation cardio-respiratoire, une minuterie s'affiche (compte à rebours). Les invites vocales apparaissent également sur l'affichage. Remarque : Il y a un retard de 3 secondes entre le moment où vous ouvrez le couvercle du DEA et le début du sauvetage. Ce retard de 3 secondes n'est pas inclus au temps de sauvetage écoulé. Défibrillateur externe automatique Powerheart 9390A et 9390E A 2-13 Montrer encore
DAE Powerheart G5 Version automatique RESCUE R E A D Y Spécifications de l'offre Fonctionnement et utilisation + Le DAE s'active automatiquement à l'ouverture du couvercle. + Le DAE présente des invites Plus en détail FICHE TECHNIQUE. Modèle AED G3+ Le défibrillateur le plus fiable du marché 21/04/2011 DEFIBRILLATEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE. Ref. Haléco : 036.946.
FICHE TECHNIQUE DEFIBRILLATEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE Ref. Haléco : 036.946.93 Modèle AED G3+ Le défibrillateur le plus fiable du marché Mise en marche facile dès l ouverture du capot Electrodes simples, Plus en détail CardiOuest Mail : info@cardiouest.fr - Téléphone : 02.30.96.19.53.
www.cardiouest.fr Un choc pour une vie! Spécialiste Défibrillateurs Formations 1ers Secours 6, rue Eugène Quessot 35000 RENNES Tél : 02 30 96 19 53 Mail : info@cardiouest.fr CardiAid est conçu pour rendre Plus en détail MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE POWERHEART AED G3 PLUS 9390A ET 9390E 70-00914-11 B
MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE POWERHEART AED G3 PLUS 9390A ET 9390E 70-00914-11 B Les informations figurant dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Sauf indication Plus en détail MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-11 A
MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-11 A Les informations dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les noms et les données utilisés dans les exemples Plus en détail PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE DE NIVEAU 1
TECHNIQUE 9.1 MISE EN ŒUVRE D UN DAE 1. Justification La survie des personnes en arrêt cardio-respiratoire par fonctionnement anarchique du cœur est amélioré si une défibrillation est réalisée précocement. Plus en détail Ce défibrillateur est installé dans le bâtiment de l ancienne mairie.
Ce défibrillateur est installé dans le bâtiment de l ancienne mairie. d un haut-parleur qui donne des messages sonores et guide le sauveteur dans son action D un accumulateur (batterie) d énergie qui permet Plus en détail Manuel d utilisation du Défibrillateur automatisé externe (DAE)
Manuel d utilisation du Défibrillateur automatisé externe (DAE) IMPORTANT Lisez attentivement et intégralement le présent manuel d utilisation avant d utiliser l appareil pour la première fois. Les informations Plus en détail Défibrillateur semi-automatique externe DDU-100 de Defibtech
Défibrillateur semi-automatique externe DDU-100 de Defibtech Manuel de l'utilisateur AHA/ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION iii Avis Defibtech ne saurait être tenu responsable pour les erreurs contenues Plus en détail Les défibrillateurs POWERHEART G3
Au cœur de la réanimation Les défibrillateurs POWERHEART G3 Linde: Living healthcare* 2 Les défibrillateurs POWERHEART G3 La gamme de défibrillateurs POWERHEART Afin de compléter son offre de matériels Plus en détail Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech
Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech Manuel de l'utilisateur AHA /ERC 2010 APPUYER SUR LE BOUTON «MARCHE» 1 PLACER LES ÉLECTRODES SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU DAE 2 À L'INVITE, APPUYER Plus en détail Familiarisez-vous avec les boutons de fonctionnement et le mode d utilisation du DEA avant d utiliser cet appareil.
Instructions Pour VUE D ENSEMBLE DU DEA Familiarisez-vous avec les boutons de fonctionnement et le mode d utilisation du DEA avant d utiliser cet appareil. Contenu: Vue d ensemble du DEA Page 1 Description Plus en détail Manuel d'utilisation Chargeur USB portable universel Nokia DC-18
Manuel d'utilisation Chargeur USB portable universel Nokia DC-18 Édition 1.3 FR Éléments Familiarisez-vous avec votre chargeur portable. 1 Connecteur micro-usb 2 Poignée du connecteur 3 Témoin de niveau Plus en détail Set d accessoires et chargeurs USB pour smartphones et tablettes
Set d accessoires et chargeurs USB pour smartphones et tablettes MEDION LIFE E69356 (MD 84540) Mode d emploi Sommaire 1. À propos de ce mode d'emploi...4 1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce Plus en détail MANUEL DU DEFIBRILLATEUR DE FORMATION CARDIAC SCIENCE. Cardiac Science AEDs Manuel d utilisation Défibrillateur de formation
Cardiac Science AEDs Manuel d utilisation Défibrillateur de formation IMPORTANT Le Powerheart AED G3 Trainer est un appareil destiné à la Formation et ne doit pas être utilisé sur un être humain ; il Plus en détail Claviers sans fil Série LKP(E)S8M
Claviers sans fil Série LKP(E)S8M Manuel de l utilisateur Sommaire Nous vous félicitons pour l achat de ce clavier sans fil Honeywell. Afin de tirer le meilleur parti de votre équipement, nous vous conseillons Plus en détail LE DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE FR2 DE LAERDAL
PSE 1 Manuel d utilisation DSA 1/12 LE DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE FR2 DE LAERDAL 1. PRESENTATION DU D.S.A FR2 DE LAERDAL 1.1. PRINCIPE DE LA DEFIBRILLATION. 1.2. A PROPOS DU D.S.A. 1.3. DESCRIPTION Plus en détail PX-5939-675. Mini ventilateur USB avec message défilant programmable
PX-5939-675 Mini ventilateur USB avec message défilant programmable F VOTRE NOUVEAU MINI VENTILATEUR USB Chère cliente, cher client, Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini ventilateur pour PC, avec Plus en détail HeartSine PAD 500P Trainer Manuel de l utilisateur 1
HeartSine samaritan PAD 500P Trainer Modell: TRN500 Manuel de l utilisateur HeartSine HeartSine PAD 500P Trainer Manuel de l utilisateur 1 samaritan HeartSine avec CPR Advisor, modèle 500P Le HeartSine Plus en détail FICHE TECHNIQUE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'AEDPLUS
RENSEIGNEMENTS GENERAUX La réponse aux questions suivantes n'est pas valorisée Nom commercial du produit ZOLL AEDPlus Lieu(x) de fabrication pays U.S.A. Date de la 1ère commercialisation mois/année Juin Plus en détail Tension Capacité Diamètre Hauteur Poids. nominale nominale (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3
Production Pile zinc-air Nom du modèle CEI Tension Capacité Diamètre Hauteur Poids nominale nominale (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312- D6A Plus en détail Manuel d'utilisation du kit véhicule sans fil (CK-1W) 9355973 Edition 2
Manuel d'utilisation du kit véhicule sans fil (CK-1W) 9355973 Edition 2 DECLARATION DE CONFORMITE Nous, NOKIA CORPORATION, déclarons sous notre seule responsabilité la conformité du produit CK-1W aux dispositions Plus en détail FRED easy Life. Défibrillateur automatisé externe (DAE) FRED easy Life avec - SD Card or - Ethernet/Online. Notice d utilisation
FRED easy Life Défibrillateur automatisé externe (DAE) FRED easy Life avec - SD Card or - Ethernet/Online *0-48-0144* Notice d utilisation Informations concernant la distribution et le service après-vente Plus en détail Manuel d'utilisation Chargeur USB portable universel Nokia DC-19
Manuel d'utilisation Chargeur USB portable universel Nokia DC-19 Édition 1.1 FR Manuel d'utilisation Chargeur USB portable universel Nokia DC-19 Sommaire Pour votre sécurité 3 À propos de votre chargeur Plus en détail Défibrillateur Cardiaque Automatisé
Défibrillateur Cardiaque Automatisé Décret n 2007-705 du 4 mai 2007 : autorise toute personne, même non médecin, à utiliser un défibrillateur pour sauver des vies. Def-i Accessible au grand public, ce Plus en détail CashConcepts CCE 112 NEO
CashConcepts CCE 112 NEO Vous pouvez télécharger en plusieurs langues le manuel gratuit à l'adresse www.cce.tm dans la rubrique FAQ. Description Vue frontale 1 Barre LED Vert = billet accepté Rouge = billet Plus en détail OMENEX se dégage de toute responsabilité en cas d utilisation non conforme du produit.
F/B/CH Mode d emploi Enregistreur de température EBI 300 - USB 292055 Sommaire Aperçu... 2 Consignes de sécurité... 3 Déballage/contenu de livraison... 3 Démarrage initial... 3 Ecran... 4 Indicateur d Plus en détail Works like you work. La solution pour l accès public à la défibrillation. Le secourisme facile
LIFEPAK CR Plus DEfibrillateur Works like you work. La solution pour l accès public à la défibrillation Le secourisme facile L arrêt cardiaque brutal frappe sans prévenir. LA MORT SUBITE Frappe sans prévenir. Plus en détail Defibtech LIFELINE Défibrillateur Externe Automatique (DEA) Addendum au Manuel de l Utilisateur
Defibtech LIFELINE Défibrillateur Externe Automatique (DEA) Addendum au Manuel de l Utilisateur Des modifications ont été apportées au Chapitre 4 (Utilisation du DEA DDU-100) du manuel de l utilisateur Plus en détail Manuel du module laser Neo
Manuel du module laser Neo Instructions d'installation Pour le mode d'emploi complet, y compris les indications relatives aux mises en garde, avertissements, dangers et contre-indications, veuillez vous Plus en détail Dispositif Supersonique Distance de mesure MES US-1 77143. Mode d emploi : Ultrasons mètre de distance MES US-1
Dispositif Supersonique Distance de mesure MES US-1 77143 Mode d emploi : Ultrasons mètre de distance MES US-1 ATTENTION! Lisez le manuel complètement et attentivement. Il fait partie du produit et contient Plus en détail Alimentation portable 10000 mah
Alimentation portable 10000 mah Guide d'utilisation 31883 I. Introduction Ce produit est léger, de haute capacité, élégant et constitue une alimentation portable pratique pour la plupart des appareils Plus en détail manuel d installation Détecteur de mouvements
manuel d installation Détecteur de mouvements MANUEL D'INSTALLATION DU DETECTEUR DE Félicitations pour votre achat du détecteur de mouvements Egardia. Site web d'egardia www.egardia.com Service client Plus en détail MANUEL D INSTRUCTIONS
RADIO REVEIL BIG NUMBERS 926887 MANUEL D INSTRUCTIONS Alimentation Connexion à l alimentation AC Branchez le cordon d'alimentation sur une prise standard AC. Lorsque vous connectez l'alimentation AC, le Plus en détail FANTEC LD-H35U3 Manuel d utilisation
Contenu 1. AVANT UTILISATION... 2 1.1. NOTE DE SECURITE... 2 1.2. DECLARATION... 4 1.3. INTRODUCTION AUX CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :... 4 1.4. TERMES DE LA GARANTIE... 5 2. PREPARATION... 5 2.1. ACCESSOIRES Plus en détail Guide de l Utilisateur. Micro-ohmmètre. Modèle UM200
Guide de l Utilisateur Micro-ohmmètre Modèle UM200 Introduction Merci d'avoir choisi le modèle Extech UM200. Cet appareil est livré entièrement testé et calibré et, avec une utilisation correcte, vous Plus en détail FONCTIONS DES TOUCHES
FONCTIONS DES TOUCHES 5 1 2 6 7 8 3 4 9 10 13 15 11 12 14 8 1 Sélecteur de Bande FM/AM/SW 2 Bouton de Syntonisation 3 Bouton Alimentation/ Volume 4 Haut-parleur 5 Affichage de la Fréquence 6 Voyant de Plus en détail EM4591 Répéteur universel Wi-Fi avec WPS
EM4591 Répéteur universel Wi-Fi avec WPS 2 FRANÇAIS EM4591 Répéteur universel Wi-Fi avec WPS Table des matières 1.0 Introduction... 2 1.1 Contenu de la boîte... 2 1.2 Présentation de l'appareil... 3 2.0 Plus en détail ALIMENTATION PORTABLE 9000 AVEC DEMARRAGE DE SECOURS POUR VOITURE
ALIMENTATION PORTABLE 9000 AVEC DEMARRAGE DE SECOURS POUR VOITURE Guide d'utilisation 31889 Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation de ce produit. Dans le cas contraire, cela pourrait Plus en détail DEFIBRILLATEUR SUR SITE HEARTSTART
CONÇU POUR SAUVER DES VIES DEFIBRILLATEUR SUR SITE HEARTSTART Pour permettre aux gens ordinaires d agir dans les moments extraordinaires Chaque année, aux Etats-Unis, l arrêt cardiaque subit frappe environ Plus en détail ASI Powerware 5110 Manuel de l utilisateur
ASI Powerware 5110 2005 Eaton Corporation Le contenu du présent manuel est la propriété de l éditeur et toute reproduction, même partielle, est interdite sans une autorisation écrite. Toutes les précautions Plus en détail Informations sur la conformité et la sécurité de Cisco TelePresence ISDN GW 3200 Series
Informations sur la conformité et la sécurité de Cisco TelePresence ISDN GW 3200 Series Sur cette page: Symboles de sécurité Directives d'utilisation Mises en garde liées à la sécurité Spécifications techniques Plus en détail Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech
Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech Guide d'utilisation AHA /ERC 2010 Avis Defibtech ne saurait être tenu responsable pour les erreurs contenues dans ce document ou pour les dommages Plus en détail manuel d installation Détecteur de fumée
manuel d installation Détecteur de fumée MANUEL D'INSTALLATION DU DETECTEUR DE FUMEE Félicitations pour votre achat du détecteur de fumée Egardia. Site web d'egardia www.egardia.com Service client Vous Plus en détail Philips LCD Monitor Electronic User s Manual
e-manual Philips LCD Monitor Electronic User s Manual file:///f /manual spec/813/spec/cd/q70g900281310a 190V1/CD/lcd/manual/FRENCH/190V/INDEX.HTM2009-3-16 13:44:57 Sécurité et remèdes en cas de panne Précautions Plus en détail STATION MÉTÉO SANS FIL
STATION MÉTÉO SANS FIL FRANCAIS Réf. : SM201 GUIDE D UTILISATION AVERTISSEMENTS - L'adaptateur secteur n est fourni spécifiquement que pour le présent produit. Ne pas l'utiliser avec d'autres produits. Plus en détail BIENVENUE DANS LE MONDE DE CONCEPT PHYTO+
BIENVENUE DANS LE MONDE DE CONCEPT PHYTO+ L 'applicateur CONCEPT PHYTO+ est une solution innovante de soin à domicile pour faciliter la pénétration d'un gel ou d'une crème polarisée en ions positifs dans Plus en détail PicoScope USB Oscilloscope. GuÍa rápida de inicio
GuÍa rápida de inicio 3 Français... 21 3.1 Introduction... 21 3.2 Consignes de sécurité... 21 3.3 Table des matières...24 3.4 Configuration système requise...24 3.5 Installation du logiciel PicoScope...25 Plus en détail Table ronde du 26 mars 2009
La défibrillation Table ronde du 26 mars 2009 1 La défibrillation Généralités Le rythme cardiaque régulier ou rythme sinusal : le cœur se contracte et se relâche de façon régulière pour assurer un flux Plus en détail BLEPHASTEAM Lunettes chauffantes à chaleur humide
BLEPHASTEAM Lunettes chauffantes à chaleur humide FR BLEPHASTEAM Lunettes chauffantes à chaleur humide A. DESCRIPTION DU PRODUIT BLEPHASTEAM est un dispositif médical breveté, conçu à partir de résultats Plus en détail BTS-200 Kit mains libres Bluetooth pour auto Manuel d utilisation
BTS-200 Kit mains libres Bluetooth pour auto Manuel d utilisation Table des matières I. Présentation et fonctionnalités I-1 Présentation... I-2 Fonctionnalités II. Mode opératoire II-1 Mise en charge des Plus en détail Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA) Defibtech DDU-120
Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA) Defibtech DDU-120 Manuel de l utilisateur Software v2.0 Notices Defibtech ne sera pas responsable pour les erreurs contenues ci-dessous ou pour les dommages Plus en détail FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS Le défibrillateur, un investissement pour la vie
FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS Le défibrillateur, un investissement pour la vie Défibrillateur Samaritan Pad 300 P FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS 31 rue de Bavans 25113 Sainte-Marie Tél : 09.81 92 73 50 Plus en détail Manuel d'utilisation Microsoft Portable Power (DC-21)
WF720 Téléphonie résidentielle sans fil Manuel utilisateur Table des matières Apprendre à connaître votre appareil... 20 Présentation extérieure...20 Voyant à DEL...21 Installation du système... 22 Avant Plus en détail BT 2. Manuel d'utilisation. Enceinte Bluetooth portable
Manuel d'utilisation Enceinte Bluetooth portable Consignes de sécurité importantes ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR Consignes de sécurité importantes Attention : Pour réduire le risque d'incendie Plus en détail Booster de démarrage avec compresseur d'air
Mode d'emploi Booster de démarrage avec compresseur d'air FR Art. 31310 www.kraftwerktools.com ATTENTION! NE PAS CONNECTER LA PINCE NEGATIVE A LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE. NE PAS EXPOSER L'APPAREIL Plus en détail Contrôle Verrouillage des touches: Casque Important:
DT-500W Version 1 19 Contrôle 1 Verrouillage des touches: La fonction de verrouillage des touches sert à empêcher les opérations non-intentionnelles sur la radio. aites glisser l'interrupteur de verrouillage Plus en détail Chapitre 1 Connexion du routeur à Internet
Chapitre 1 Connexion du routeur à Internet Ce chapitre vous explique comment connecter votre routeur et comment l'utiliser pour accéder à Internet. Contenu de l'emballage L'emballage devrait contenir les Plus en détail Mini radio portable Bluetooth " DOR-68.BT"
Mini radio portable Bluetooth " DOR-68.BT" DAB/DAB+/FM Mode d'emploi PX-1466-675 Votre nouvelle mini radio portable Chère cliente, cher client, Nous vous remercions pour le choix de cette mini radio portable Plus en détail EURO DEFI PADS 52502000IU9I 2012/10
EURO DEFI PADS 52502000IU9I 2012/10 PLAQUES MULTI-FONCTIONS JETABLES EURODEFIPADS NOTICE D UTILISATION DESCRIPTION DU PRODUIT Les plaques multifonctions jetables EURODEFIPADS sont composées de deux électrodes Plus en détail L ARRÊT CARDIAQUE. Le sauveteur doit permettre la réalisation d une série d actions pour augmenter les chances de survie de la victime :
Définition - Signes L ARRÊT CARDIAQUE Une personne est en arrêt cardiaque lorsque son cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d une façon anarchique, ne permettant plus d assurer l oxygénation du cerveau. Plus en détail SE20. Sécurité. Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Mode d'emploi Guide de Démarrage Rapide SE20 Merci d'avoir acheté cet appareil August. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour Plus en détail NOTICE D UTILISATION
NOTICE D UTILISATION Réf: MPM-70 Nous vous remercions d avoir fait l acquisition de ce contrôleur de consommation! Lisez attentivement cette notice avant de l utiliser. Ce contrôleur vous permettra de Plus en détail KeContact P20-U Manuel
KeContact P20-U Manuel Remarques générales à propos de ce manuel Ce manuel contient des informations et des mises en garde sur les dangers potentiels. La signification des symboles utilisés est la suivante Plus en détail LA DÉFIBRILLATION AUTOMATISÉE EXTERNE 1. OBJECTIFS
LA DÉFIBRILLATION AUTOMATISÉE EXTERNE 1. OBJECTIFS 2. LES DIFFÉRENTS MAILLONS DE LA CHAÎNE DE SURVIE La chaîne de survie identifie les différentes actions à réaliser et qui ont une importance capitale Plus en détail MANUEL TRANSPONDEUR DE PROGRAMMATION 3067. État au : Ébauche 2012 v02 basée sur avril 2007_V05.04.2007
TRANSPONDEUR DE PROGRAMMATION 3067 État au : Ébauche 2012 v02 basée sur avril 2007_V05.04.2007 État au : Mai 2012 2 Tables des matières 1 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ...3 2 INTRODUCTION...3 3 CARTE DE PROPRIÉTÉ...4 Plus en détail Manuel d utilisation. Multi-cuiseur. Capacité totale de cuve : 4L Modèle KY-387
Manuel d utilisation Multi-cuiseur Capacité totale de cuve : 4L Modèle KY-387 Importé par SANGHA FRANCE 219, Avenue de Provence, ZA de la Sipière, 13730 SAINT VICTORET La cuisine est un art, que chacun Plus en détail Consignes de sécurité importantes - Utilisation en intérieur
Consignes de sécurité importantes - Utilisation en intérieur EXPLICATION DES SYMBOLES GRAPHIQUES Le symbole représentant un éclair signale à l'utilisateur la présence d'une tension dangereuse pouvant présenter Plus en détail Alarme pour séparateur hydrocarbure /graisse Type : WGA 02
Notice technique Alarme pour séparateur hydrocarbure /graisse Type : WGA 02 WGA 02 (avec sonde WGA-ES4) Code Article : 265 0021 Sonde WGA-R6 (sonde seule) Code Article : 265 0027 Sonde WGA-ES4 (sonde seule) Plus en détail manuel d installation Détecteur de porte/ fenêtre
manuel d installation Détecteur de porte/ fenêtre MANUEL D'INSTALLATION DU DETECTEUR DE PORTE/ FENETRE Félicitations pour votre achat du détecteur de porte/fenêtre Egardia. Site web d'egardia www.egardia.com Plus en détail NOTICE D UTILISATION
NOTICE D UTILISATION Réf: MLT-100P Nous vous remercions d avoir fait l acquisition de ce multimètre de 32 calibres! Lisez attentivement cette notice avant de l utiliser. CONTENU DU PRODUIT 1 Multimètre Plus en détail PLUVIOMETRE ELECTRONIQUE
FRANCAIS PLUVIOMETRE ELECTRONIQUE Réf. : PLE11 - Manuel de l utilisateur - UNITÉ PRINCIPALE : Caractéristiques de base 1) Mesure sans fil de la pluviométrie et de la température 2) Mémorisation de l historique Plus en détail LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI
+ LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI Responsabilité des informations Il est de la responsabilité Plus en détail Prise de bureau avec hub 3 ports USB 2.0 & lecteur de cartes & port audio
Prise de bureau avec hub 3 ports USB 2.0 & lecteur de cartes & port audio PX-1149-675 SOMMAIRE Consignes préalables... 4 Consignes de sécurité... 4 Consignes importantes concernant le traitement des déchets... Plus en détail ICPR-212 Manuel d instruction.
ICPR-212 Manuel d instruction. M/A/AUTO ALARME 2. ECRAN LED 3. INDICATEUR AUTO 4. REPORT D ALARME/ARRET MINUTEUR DE MIS EN VEILLE 5. REGLAGE D ALARME 6. REGLAGE DE L HEURE 7. MINUTEUR DE MISE EN VEILLE Plus en détail MODE D'EMPLOI. Mesureur d'humidité. Référence PX-7668
MODE D'EMPLOI Mesureur d'humidité Référence PX-7668 Adaptation/Traduction française : PEARL Diffusion Sarl, 67600 Sélestat Fév. 2012 1 Chère cliente, cher client, Afin d'utiliser au mieux votre nouveau Plus en détail Manuel d'utilisation Kit oreillette Bluetooth Nokia BH-222
Manuel d'utilisation Kit oreillette Bluetooth Nokia BH-222 Édition 1.0 FR Manuel d'utilisation Kit oreillette Bluetooth Nokia BH-222 Sommaire Sécurité 3 À propos du kit oreillette 4 Touches et composants Plus en détail Manuel d utilisation
Médaillon pour le CONECTO 200 et CONECTO 300 Manuel d utilisation Veuillez lire et conserver ces instructions Manuel d utilisation complet disponible en ligne : http://www.thomsonphones.eu Sommaire Mise Plus en détail Mode d'emploi NC-7004. Enregistreur USB de température & hygrométrie
Mode d'emploi NC-7004 Enregistreur USB de température & hygrométrie TABLE DES MATIÈRES Consignes préalables.................................................... 4 Consignes de sécurité........................................................4 Plus en détail TomTom Hands-Free Car Kit Guide de référence
TomTom Hands-Free Car Kit Guide de référence Contenu Présentation 3 Contenu du coffret 4 Contenu du coffret... 4 Pour commencer 6 Installer votre TomTom Hands-Free Car Kit dans votre voiture... 6 Démarrer Plus en détail Comment utiliser le lecteur de carte mémoire Memory Stick?
Comment utiliser le lecteur de carte mémoire Memory Stick? Comment utiliser le lecteur de carte mémoire Memory Stick? A propos des cartes mémoire Memory Stick Ne rangez pas les cartes mémoire Memory Stick Plus en détail Injecteur PoE haute puissance 60 W, à miportée
NPD-6001A fr Manuel d'installation fr 3 Table des matières 1 Sécurité 4 1.1 Conventions adoptées dans ce manuel 4 1.2 À propos de ce manuel 4 1.3 Consignes de sécurité importantes 4 1.4 Assistance technique Plus en détail Modèles no 40-6650 et 40-6656 Mode d'emploi
7048H-French_Manuals 6/19/13 3:50 PM Page 1 Laser à faisceaux croisés à autonivellement Modèles no 40-6650 et 40-6656 Mode d'emploi Nous vous félicitons d'avoir choisi ce laser à faisceaux croisés à autonivellement. Plus en détail MANUEL D UTILISATION DF 100-A GENERATEUR DE MOUSSE
MANUEL D UTILISATION DF 100-A GENERATEUR DE MOUSSE www.vipercleaning.fr info.fr@vipercleaning.fr MANUEL DE L UTILISATEUR FRANÇAIS TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 22 BUT DU MANUEL ET CONTENU... 22 CIBLE.... Plus en détail LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI
+ LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI Responsabilité des informations Il est de la responsabilité Plus en détail Type 4 Radio Fréquence Equipement d alarme type 4 à pile Radio
Type 4 Radio Fréquence Equipement d alarme type 4 à pile Radio Modèle : alarme incendie de type 4 à pile radio avec déclencheur manuel intégré Notice 141NTC191 ind 00 Flash lumineux intégré Fonction test Plus en détail MANUEL D UTILISATION CUISEUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS PRESTO PAN POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
MANUEL D UTILISATION CUISEUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS PRESTO PAN Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT Plus en détail Caractéristiques techniques
Défibrillateur Philips HeartStart OnSite Caractéristiques techniques Défibrillateur Modèle Gamme de défibrillateur Éléments livrés Type d onde Énergie Intervalle entre chocs Délivrance rapide du choc Instructions Plus en détail CUISEUR VAPEUR Réf : 942574 CL-CV01X
CUISEUR VAPEUR Réf : 942574 CL-CV01X N Version 1.0072014 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES Veuillez lire attentivement toutes ces instructions avant d utiliser l appareil. Conservez ce manuel d'instructions Plus en détail Création d'un petit réseau
Création d'un petit réseau PLAN I. Installer la carte réseau (NIC) II. Configuration de la carte réseau (NIC) III. Configuration d'un PC pour utilisation réseau IV. Configuration du réseau V. Utilisation Plus en détail Routeur Wi-Fi N300 (N300R)
Easy, Reliable & Secure Guide d'installation Routeur Wi-Fi N300 (N300R) Marques commerciales Les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Plus en détail RECOMMANDATIONS OFFICIELLES - DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES
RECOMMANDATIONS OFFICIELLES - DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES SOMMAIRE : Définitions DAE / DSA / DEA. Les accessoires recommandés. Notion de système d information pour les secours spécialisés. Les Plus en détail Technologie sans fil facile à installer PACK DE DÉMARRAGE HOME CONTROL & CARE MODE D'EMPLOI. www.my-serenity.ch
Technologie sans fil facile à installer PACK DE DÉMARRAGE HOME CONTROL & CARE MODE D'EMPLOI www.my-serenity.ch Apprendre à connaître votre système Ces éléments travaillent ensemble pour contrôler, protéger Plus en détail Repères. Gestion des défibrillateurs automatisés externes
Repères Gestion des défibrillateurs automatisés externes Juin 2014 Défibrillateurs automatisés externes grand public : Recommandations à suivre Vous êtes une entreprise, une structure accueillant du public Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back