Source: http://docplayer.fi/2832684-Kayttoopas-pyorivat-keskipakopumput-rv3-rv5-rv8-ja-rv12-a-65x-yy-zzz-tyyppi-malli-moottorin-kuvaus-x-yy-zzz.html
Timestamp: 2017-02-26 13:03:48+00:00
Document Index: 3188917

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ']

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ - PDF
Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ
Download "Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ"
1 Käyttöopas A Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV = V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 = 100/200 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 4 = RV8 905 = / V, 50/60 Hz, kolmivaiheinen 5 = RV = /120 V 50/60 Hz, yksivaiheinen 965 = NEMA vapaalla akselinpäällä 970 = ISO vapaalla akselinpäällä2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Edwards, Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9LW, UK vakuutamme omalla vastuullamme valmistajana ja henkilönä, jolla on EU:n alueella lupa teknisen tiedoston laatimiseen, että tuote (tuotteet) RV pyörivät tyhjiöpumput: A65X YY ZZZ Pumpputyyppi Versio Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV = V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 = 100/200 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 4 = RV8 905 = V, V, 50/60 Hz, kolmivaiheinen 5 = RV = /120, 50/60 Hz, yksivaiheinen joihin tämä vakuutus viittaa, vastaavat seuraavaa standardia/seuraavia standardeja tai muita normatiivisia asiakirjoja EN ISO : 2003 Koneturvallisuus. perussuunnitelmat, muotoilun + A1: 2009 perusperiaatteet. Tekniset periaatteet EN1012-2:1996, A1: 2009 Kompressorit ja tyhjiöpumput. Turvallisuusvaatimukset. Tyhjiöpumput EN : 2001* Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähköisten laitteiden turvallisuusvaatimukset. Yleiset vaatimukset EN : 2009 Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Perusmenetelmä ja vaatimukset EN : 2003 Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Suojaus rakenteellisella turvallisuudella c EN : 2004 Pyörivät sähkökoneet. Mitoitus ja suorituskyky C22.2 No77: 1995# C22.2 No100: 2004# Sisäisellä ylikuumenemissuojauksella varustetut moottorit Moottorit ja generaattorit C : 2004 Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähkölaitteiden turvallisuusvaatimukset Osa 1: Yleiset vaatimukset UL61010A: 2002 Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähkölaitteiden turvallisuusvaatimukset Osa 1: Yleiset vaatimukset UL1004: 1994 Sähkömoottorit * Vain 1-vaiheiset pumput. Pumput täyttävät standardin EN vaatimukset, kun ne asennetaan pumppujen mukana toimitettujen käyttöohjeiden mukaisesti. # Vain 1-vaiheiset pumput. Canadian Standards Authority ja Underwriters Laboratory. ja täyttää seuraavien direktiivien olennaiset vaatimukset: 2006/42/EY 2006/95/EY 2004/108/EY 94/9/EY Konedirektiivi Pienjännitedirektiivi Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) ATEX-direktiivi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetuista laitteista Huomaa: Tämä vakuutus kattaa kaikki tuotteiden sarjanumerot tämän vakuutuksen allekirjoituspäivästä lähtien. 9 December 2009 Päivämäärä ja paikka Sia Abbaszadeh, Chief Technical Officer Tämä tuote on valmistettu noudattaen ISO standardiin rekisteröityä laatujärjestelmää P P Issue versio F F3 Sisällys Jakso Sivu Sisällys 1 Johdanto Tarkoitus ja määritelmät ATEX-direktiivin seuraukset Laitekuvaus Pumpun toimintamuodot ja säätimet Toimintamuodon valitsin Vakuumiöljyn kaasuhuuhtelun säätö Valmistusmateriaalit Tekniset tiedot Käyttö- ja varastointiolosuhteet Suoritusteho Yleistä Toimintaominaisuudet Mekaaniset tiedot Melu- ja tärinätaso Voitelutiedot Sähköjärjestelmä: yksivaiheiset pumput Sähköjärjestelmä: kolmivaiheiset pumput Asennus Turvallisuus Järjestelmän suunnittelussa huomioitavia seikkoja Pakkauksen purkaminen ja tarkastaminen Pumpun sijoituspaikka Pumpun täyttäminen öljyllä Moottorin asennus (vain vapaalla akselinpäällä varustetut pumput) Sähköasennus: yksivaiheiset pumput Moottorin asetus ja säätöjen tarkastus Pumpun kytkentä sähköverkkoon Pumpun pyörintäsuunnan tarkastus Sähköasennus: kolmivaiheiset pumput Moottorin asetus ja säätöjen tarkastus Pumpun kytkentä sähköverkkoon Pumpun pyörintäsuunnan tarkastus Tulo- ja lähtöliitännät Järjestelmän vuototestaus...25 LIOX/03/11 Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään. Sivu i4 Sisällys 4 Käyttö ATEX-direktiivin seuraukset Johdanto Tulenarat/itsestään syttyvät materiaalit Kaasuhuuhtelut Pumpun säätimien käyttö Johdanto Toimintamuodon valitsin Vakuumiöljyn kaasuhuuhtelun säätö Käynnistystoimenpiteet Äärialipaineen saavuttaminen Nesteytyvien höyryjen pumppaaminen Öljyn puhdistus Pumpun toiminta ilman valvontaa Pumpun pysäytys Huolto Turvallisuutta koskevia tietoja Huolto-ohjelma Öljytason tarkastus Öljyn vaihto Tulosuodattimen tarkastus ja puhdistus Vakuumiöljyn kaasuhuuhtelusäätimen tarkastus ja puhdistus Öljytason tarkastuslasin puhdistus Moottorin puhaltimen kannen ja kotelon puhdistus Pumpun puhdistus ja huolto Uusien siipien asennus Moottorin kunnon tarkastus Vianetsintä Johdanto Pumppu ei käynnisty Pumppu ei toimi määritetyllä teholla (ei ole saavuttanut äärialipainetta) Pumppu toimii äänekkäästi Pumpun pinta kuumenee yli 100 C:seen Alipaine ei säily, kun pumppu on kytketty pois toiminnasta Pumppausnopeus on pieni Ulkopuolinen öljyvuoto Varastointi ja hävittäminen Varastointi Hävittäminen...41 Sivu ii Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään.5 7 Huolto, varaosat ja tarvikkeet Johdanto Huolto Varaosat Tarvikkeet Johdanto Tuloliittimen nesteenkeräyssäiliö Tuloliittimen pölysuodatin Tuloliittimen vedenpoistoloukku Tuloliittimen kemikaaliloukku Tulolinjan höyryloukku Lähtöliittimen öljysumusuodatin Ulkoisen kaasuhuuhtelun sovitinsarja Öljyn tyhjennyssarja Öljyntyhjennysjatke Poistoputken suutinsarja Tärinän vaimentimet Solenoiditoiminen vakuumiöljyn kaasuhuuhteluventtiili Solenoiditoiminen tuloputkiston venttiili...46 Sisällys 8 Pyöriväsiipialipainepumpt, joissa käytetään PFPE-öljyä Yhteenveto Asennus Toiminta Huolto Vapaalla akselinpäällä varustetut pumput Laitekuvaus Uuden moottorin asennus pumppuun...51 Kuvat Laitteita palautettaessa tulee täyttää ohjekirjan lopussa olevat HS-lomakkeet. Kuva Sivu 1 RV-pumppu Suuralipainetilan toimintaominaisuudet (pumppausnopeus tulopaineeseen verrattuna) Mitat (mm) Moottorin jännitteen säätö: yksivaiheiset pumput Kolmivaiheiset sähkökytkennät: V Kolmivaiheiset sähkökytkennät: V Tulosuodattimen kokoonpanokuva Vakuumiöljyn kaasuhuuhtelusäätimen kokoonpanokuva Tarkastuslasin kokoonpanokuva Tarvikkeet Moottorin asennus vapaalla akselinpäällä varustettuun pumppuun...52 Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään. Sivu iii6 Sisällys Taulukot Taulukko Sivu 1 Käyttö- ja varastointiolosuhteet Yleiset suoritustehotiedot Suoritustehotiedot: Suuralipainetila Suoritustehotiedot: Suurtehotila Toimintaominaisuudet Mekaaniset tiedot Melu- ja tärinätaso Voitelutiedot Sähköjärjestelmä (yksivaihepumput: tuotenumerot -903 tai -906) Sähköjärjestelmä (yksivaihepumput: tuotenumerot -904) Sähköjärjestelmä (kolmivaihepumput: tuotenumerot -905) Huolto-ohjelma Varaosat ja huoltosarjat Varusteiden osanumerot...45 Muita keskipakopumppuihin liittyviä julkaisuja Julkaisun nimi Alipainepumppu ja alipainejärjestelmän turvallisuus Julkaisun numero P Tavaramerkkitiedot Fomblin on Ausimont SpA:n rekisteröity tavaramerkki. Sivu iv Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään.7 1 Johdanto 1.1 Tarkoitus ja määritelmät Tämä käsikirja sisältää pyörivien Edwards RV3-, RV5-, RV8- ja RV12-keskipakopumppujen asennusta, käyttöä ja huoltoa koskevat ohjeet. Pumppuja on käytettävä tässä käsikirjassa selostetulla tavalla. Johdanto Tämän käsikirjan lukeminen on välttämätöntä ennen pumppujen asennusta ja käyttöä. Tärkeät työturvallisuutta koskevat tiedot on merkitty otsikoin VAROITUS ja HUOMIOITAVAA; näin merkittyjä ohjeita on aina noudatettava. VAROITUS- ja HUOMIOITAVAA-otsikoiden käyttötapa on selostettu alla. VAROITUS Varoitus-otsikkoa on käytetty viittaamaan tilanteisiin, joissa ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa tapaturmiin tai kuolemaan. HUOMIOITAVAA Huomioitavaa-otsikkoa on käytetty viittaamaan tilanteisiin, joissa ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa laitteiston, oheislaitteiden tai prosessin vaurioitumiseen. Tässä käsikirjassa on käytetty kansainvälisen SI-mittayksikköjärjestelmän yksikköjä. Pumpussa on IEC1010-suositusten mukaisesti seuraavat varoitusmerkit: Varoitus katso mukana olevia asiakirjoja. Varoitus sähköiskuvaara. Varoitus kuuma pinta. Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään. Sivu 18 Johdanto 1.2 ATEX-direktiivin seuraukset Tämä laite vastaa ryhmän II luokan 3 laitteista annettuja määräyksiä Euroopan parlamentin ja neuvoston annetun direktiivin 94/9/EY mukaisesti jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä koskien laitteita ja suojausjärjestelmiä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. (ATEX-direktiivi) ATEX-direktiivin 3-luokitusta sovelletaan mahdollisiin laitteen sisäisiin syttymislähteisiin. ATEX-luokitusta ei ole määrätty laitteen ulkopuolella olevia syttymislähteitä silmällä pitäen, koska laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi paikassa, missä ulkopuolinen ilma on räjähdysaltista. Pumpun sisällä ei ole mahdollista syttymislähdettä normaalitoiminnan aikana, mutta mahdollisia syttymislähteitä saattaa esiintyä ennustettavissa ja harvinaisissa häiriötilanteissa kuten direktiivissä on määritelty. Näin ollen vaikka pumppu on suunniteltu pumppaamaan tulenarkoja materiaaleja ja sekoituksia, toimintamenetelmillä tulisi voida varmistaa, että normaaleissa ja kohtuudella ennustettavissa olosuhteissa nämä materiaalit ja sekoitukset eivät täytä räjähdysrajoja. 3-luokituksen katsotaan olevan riittävä syttymisen välttämiseksi niissä harvinaisissa häiriötapauksissa, joissa tulenarat materiaalit tai sekoitukset kulkevat pumpun lävitse ollessaan räjähdysrajojen puitteissa. Kun laitteessa on tulenarkoja tai itsestään syttyviä materiaaleja: Laitteeseen ei saa päästää ilmaa. Täytyy varmistaa, että järjestelmä on täysin tiivis. Lisätietoja antaa Edwards: lähimmän Edwards-yhtiön osoitetiedot löytyvät tämän ohjekirjan osoitesivulta. Sivu 2 Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään.9 Kuva 1 - RV-pumppu Johdanto 1. Sähkötuloliitin 2. Jännitteenosoitin 3. Nostokahva* 4. NW25-tuloliitin 5. Vakuumiöljyn kaasuhuuhtelusäädin 6. Öljyntäyttötulppa 7. NW25-lähtöliitin 8. Öljytason tarkastuslasi 9. Öljyntyhjennystulppa 10. Kumiset tukijalat (4 kpl) 11. Toimintamuodon valitsin 12. Käynnistyskytkin 13. Moottorin puhaltimen kansi 14. Oikea pyörintäsuunta * Vain RV3- ja RV5-pumput. RV8- ja RV12-pumpuissa on nostoteline. Vain yksivaiheiset pumput. Huom: Kuvassa näkyy yksivaiheinen RV3/RV5-pumppu. Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään. Sivu 310 Johdanto 1.3 Laitekuvaus Pyörivä Edwards RV -keskipakopumppu on esitetty kuvassa 1, johon pumpun eri osat on merkitty numeroin. Alla olevassa laitekuvauksessa sulkeisiin merkityt numerot viittaavat kuvassa 1 esiintyviin numeroihin. RV-pumput ovat kaksivaiheisia, öljytiivistettyjä, liukusiipialipainepumppuja. Pumpussa on NW25 tulo- (4) ja lähtöaukot (7), vakuumiöljyn kaasuhuuhtelusäädin (5) ja toimintamuodon valitsin (11). Tuloventtiili sulkee tuloaukon ja estää ilman ja öljyn pääsyn alipainejärjestelmään, kun pumppu on kytketty pois toiminnasta. RV3- ja RV5-pumpuissa on kokoonpainettava nostokahva (3). RV8- ja RV12-pumput on varustettu nostotelineellä, mikä mahdollistaa nostolaitteen käytön. Öljypumppu siirtää paineistettua öljyä RV-pumpun alipainepumppumekanismiin. Öljysäiliössä olevan öljyn kunto ja määrä voidaan tarkastaa tarkastuslasin (8) kautta. Öljysäiliössä on kaksi öljyntäyttötulppaa (6) ja öljyntyhjennystulppa (9). Yksi- tai kolmivaiheinen sähkömoottori käyttää pumppumekanismia suoraan moottorin joustokytkimen kautta. Moottori on täysin koteloitu, ja sen jäähdytys perustuu jäähdytyspuhaltimen toimintaan. Jäähdytyspuhallin ohjaa ilmaa moottorin ripoja pitkin. Pumppujen jäähdytys tapahtuu moottorin kytkimeen kiinnitetyn lisäpuhaltimen avulla. Yksivaiheiset moottorit on varustettu käynnistyskytkimellä (12) ja ylilämpökytkimellä. Jos moottori kuumenee liikaa, ylilämpökytkin pysäyttää pumpun toiminnan. Ylilämpökytkimessä on automaattinen palautustoiminto; kun moottori jäähtyy, ylilämpökytkin palautuu perusasentoon ja (paitsi siinä tapauksessa, että järjestelmään on asennettu hallintalaitteita, joiden palautus perusasentoon on suoritettava käsin: katso jaksoja ja 3.8.2) moottori käynnistyy uudelleen. Vuoden 2009 lopusta lähtien RV-pumppuihin on asennettu parannetut moottorit. Kyseisten moottoreiden etuja ovat mm. alumiinista valmistetut kytkentärasiat ja ulkoa käytettävissä olevat jännitteenvaihtokytkimet. Näiden moottoreiden käyttöönotto on johtanut siihen, että kaikki jännite- ja taajuusvaihtoehdot kattavien laitteiden määrä on vähentynyt neljästä kahteen. Kaikki moottorit ovat vaihdettavissa, ja pumppujen suorituskyky on ennallaan. Pumppu on kiinnitetty kumisin tukijaloin (10) varustettuun pohjalevyyn. Jaksossa 7.4 on tietoja sopivista tärinänvaimentimista ja muista lisävarusteista. Jos pumpussa käytetään PFPE-öljyä, tarkempia tietoja on jaksossa Pumpun toimintamuodot ja säätimet Pumpussa on kaksi säädintä: toimintamuodon valitsin (11) ja vakuumiöljyn kaasuhuuhtelusäädin (5). Nämä säätimet voidaan asettaa kuudella eri tavalla, mikä mahdollistaa monipuolisen valikoiman toimintaominaisuuksien yhdistelmiä. Näin pumpun mahdollisimman tehokas toiminta voidaan varmistaa eri sovelluksissa Toimintamuodon valitsin Toimintamuodon valitsimella on kaksi eri asentoa; katso jaksossa 4.2 olevia asennon valitsemista koskevia ohjeita. Tässä käsikirjassa on käytetty seuraavia toimintatilaan viittaavia merkkejä: Suuralipainetila on määritetty merkillä. Suurtehotila on määritetty merkillä. Kun toimintamuodon valitsin on asetettu suuralipainetilan kohdalle, paineistettua öljyä syöttyy ainoastaan pienalipainevaiheessa. Tässä toimintatilassa pumppu tuottaa parhaan mahdollisen äärialipaineen. Kun toimintamuodon valitsin on asetettu suurtehotilan kohdalle, paineistettua öljyä syöttyy sekä pien- että suuralipainevaiheen aikana. Tässä toimintamuodossa pumppu pystyy ylläpitämään korkeat tulopaineet pitkäjaksoisesti. Sivu 4 Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään.11 1.4.2 Vakuumiöljyn kaasuhuuhtelun säätö Kun pumpattavana on voimakkaasti höyryä sisältäviä kuormia, pumppuun johdetaan huuhtelukaasua pumpattavien kaasujen kuljettaman höyryn tiivistymisen ehkäisemiseksi. Pumppuun voidaan päästää ilmaa pienalipainevaiheessa kaasuhuuhteluventtiilin kautta. Vaihtoehtoisesti voidaan syöttää inerttiä kaasua, esim. typpeä, tarkoitukseen sopivan ulkoventtiilin kautta. Johdanto Vakuumiöljyn kaasuhuuhtelusäätimellä on kolme asentoa: Suljettu (asento O ) Pieni virtaus (asento I ) Suuri virtaus (asento II ) 1.5 Valmistusmateriaalit Pumpun akselit ja roottorit on valmistettu korkealuokkaisesta valuraudasta. Pumpun runko ja öljysäiliö on valmistettu valetusta alumiinista. Pumpun pinnoissa, jotka joutuvat pumpattavien kaasujen vaikutukselle alttiiksi, ei ole lainkaan kuparia, sinkkiä eikä kadmiumia. Muita pumpun valmistusmateriaaleja ovat fluorihiilielastomeeri, nitriili, silikoni, kemikaaleja sietävät polymeerit, nikkeli ja ruostumaton teräs. Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään. Sivu 512 Tämä sivu on jätetty tyhjäksi tarkoituksellisesti. Sivu 6 Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään.13 2 Tekniset tiedot Huom: CSA-standardin mukaisesti pumppu täytyy asentaa sisätiloihin, ja sitä saa käyttää vain sisätiloissa alla olevassa taulukossa 1 annettujen olosuhteiden rajoissa. 2.1 Käyttö- ja varastointiolosuhteet Taulukko 1 - Käyttö- ja varastointiolosuhteet Parametri Viitetieto Ympäristölämpötila (käyttö) C Ympäristölämpötila (varastointi) C Pumpun rungon normaali pintalämpötila * C Suurin korkeus (käyttö) 90% SK Suurin korkeus merenpinnasta (käyttö) 2000 m Saasteaste 2 Asennuskategoria II * Äärialipaineessa ympäristölämpötilan ollessa 20 C. Tekniset tiedot 2.2 Suoritusteho Yleistä Huomio: Taulukoissa 2 ja 3 esitetyt kokonaispainearvot on mitattu standardin Pneurop 6602 (1979) määritysten mukaisesti kapasitiivisella manometrilla alipainekammiosta, jossa ei ole kylmäloukkua. Taulukko 2 - Yleiset suoritustehotiedot Parametri Viitetieto Suuralipainetila suoritusarvot Katso taulukkoa 3 Suurtehotila suoritusarvot Katso taulukkoa 4 Suojaus takaisin imulta 1 x 10-5 mbar l s -1, 1 x 10-3 Pa l -1 Suurin alkupaineen nousu ilman kaasuhuuhteluvirtausta 1 x 10-1 mbar, 10 Pa RV3 RV5 RV8 RV12 Maksimivirtaus: m 3 h -1 Käyttöjännite 50 Hz Käyttöjännite 60 Hz Suurin pumppausnopeus (Pneurop 6602, 1979): m 3 h -1 Käyttöjännite 50 Hz Käyttöjännite 60 Hz Suurin sallittu tulopaine ja huuhtelukaasun tulopaine 3,7 4,5 3,3 3,9 arvo baareina 0,5 0,5 0,5 0,5 Pa 1,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 10 5 Suurin sallittu lähtöpaine: arvo baareina Pa 2 x x10 5 2x10 5 2x10 5 5,8 5,0 5,1 6,2 9,7 11,7 8,5 10,0 14,2 17,0 12,0 14,2 Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään. Sivu 714 Sivu 8 Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään. Parametri Yksikko Taulukko 3 - Suoritustehotiedot: Suuralipainetila SUURALIPAINETILA Tekniset tiedot RV3 RV5 RV8 RV12 1-vaihein. 3-vaihein. 1-vaihein. 3-vaihein. 1-vaihein. 3-vaihein. 1-vaihein. 3-vaihein. Kaasuhuuhtelusäädin suljettu (asento 0 ) Äärikokonaispaine mbar 2 x x10-3 2x10-3 2x10-3 Pa 2 x x10-1 2x10-1 2x10-1 Kaasuhuuhtelusäädin pienen virtuaksen asennossa (asento I ) Äärikokonaispaine mbar 3 x x10-2 3x10-2 3x10-2 Pa Kaasuhuuhteluvirtaus l min Vesihöyryn suurin pumppausnopeus kg. h -1 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 Suurin vesihöyryn tulopaine mbar Pa 2,7 x ,8 x ,6 x ,1 x x10 3 7x10 2 7x10 2 5x10 2 Kaasuhuuhtelusäädin suuren virtuaksen asennossa (asento II ) Äärikokonaispaine mbar 1,2 x x10-1 6x10-2 6x10-2 Pa 1,2 x x Kaasuhuuhteluvirtaus l min Vesihöyryn suurin pumppausnopeus kg. h -1 0,22 0,12 0,22 0,12 0,22 0,20 0,29 0,25 Suurin vesihöyryn tulopaine mbar Pa 8 x ,4 x x10 3 3,2 x ,8 x ,4 x ,2 x ,8 x 10 3 A Julkaisu T15 Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään. Sivu 9 Parametri Yksikko Taulukko 4 - Suoritustehotiedot: Suurtehotila SUURTEHOTILA RV3 RV5 RV8 RV12 1-vaihein. 3-vaihein. 1-vaihein. 3-vaihein. 1-vaihein. 3-vaihein. 1-vaihein. 3-vaihein. Kaasuhuuhtelusäädin suljettu (asento 0 ) Äärikokonaispaine mbar 3 x x10-2 3x10-2 3x10-2 Pa Kaasuhuuhtelusäädin pienen virtuaksen asennossa (asento I ) Äärikokonaispaine mbar 6 x x10-2 4x10-2 4x10-2 Pa Kaasuhuuhteluvirtaus l min Vesihöyryn suurin pumppausnopeus kg. h -1 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 Suurin vesihöyryn tulopaine mbar Pa 2,7 x ,8 x ,6 x ,1 x x10 3 7x10 2 7x10 2 5x10 2 Kaasuhuuhtelusäädin suuren virtuaksen asennossa (asento II ) Äärikokonaispaine mbar 1,2 x x10-1 6x10-2 6x10-2 Pa 1,2 x x Kaasuhuuhteluvirtaus l min Vesihöyryn suurin pumppausnopeus kg. h -1 0,22 0,12 0,22 0,12 0,22 0,20 0,29 0,25 Suurin vesihöyryn tulopaine mbar Pa 8 x ,4 x x10 3 3,2 x ,8 x ,4 x ,2 x ,8 x 10 3 A Julkaisu T Tekniset tiedot16 Sivu 10 Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään. Taulukko 5 - Toimintaominaisuudet Tekniset tiedot TOIMINTAMUODON KAASUHUUHTELUSÄÄAADIN VALITSIMEN ASENTO Suljettu (asento 0 ) Pieni virtaus (asento I ) Suuri virtaus (asento II ) Suuralipainetila Kokonaispaineen ääriarvo Kokonaispaineen ääriarvo Kokonaispaineen ääriarvo mbar Pa mbar Pa mbar Pa 2x10-3 2x10-1 3x ,2 x 10-1 (RV3) 1,0 x 10-1 (RV5) 6x10-2 (RV8/12) Käytetään parhaan ääripaineen Vesihöyryn suurin pumppausnopeus saavuttamiseksi 1,2 x 10 1 (RV3) 1,0 x 10 1 (RV5) 6,0 (RV8/12) Vesihöyryn suurin pumppausnopeus 1-vaiheiset pumput 3-vaiheiset pumput 1-vaiheiset pumput 3-vaiheiset pumput 0,06 kg h -1 0,04 kg h -1 0,22 kg h -1 (RV3/5/8) 0,29 kg h -1 (RV12) 0,12 kg h -1 (RV3/5) 0,20 kg h -1 (RV8) 0,25 kg h -1 (RV12) Suurtehotila Kokonaispaineen ääriarvo Kokonaispaineen ääriarvo Kokonaispaineen ääriarvo mbar Pa mbar Pa mbar Pa 3x x 10-2 (RV3/5) 4x10-2 (RV8/12) Käytetään arvoa 50 mbar/5 x 10 3 Pa suuremman jatkuvan tulopaineen saavuttamiseksi 6 (RV3/5) 4 (RV8/12) 1,2 x 10-1 (RV3) 1,0 x 10-1 (RV5) 6x10-2 (RV8/12) 1,2 x 10 1 (RV3) 1,0 x 10 1 (RV5) 6,0 (RV8/12) Vesihöyryn suurin pumppausnopeus Vesihöyryn suurin pumppausnopeus 1-vaiheiset pumput 3-vaiheiset pumput 1-vaiheiset pumput 3-vaiheiset pumput 0,06 kg h -1 0,04 kg h -1 0,22 kg h -1 (RV3/5/8) 0,29 kg h -1 (RV12) 0,12 kg h -1 (RV3/5) 0,20 kg h -1 (RV8) 0,25 kg h -1 (RV12) A Julkaisu T17 2.2.2 Toimintaominaisuudet Huomio: Alla kuvailtavat toimintaominaisuudet pätevät käytettäessä mineraaliöljyä. Toimintamuodon valitsimen ja kaasuhuuhtelusäätimen asennot määrittävät pumpun toimintaominaisuudet. Nämä toimintaominaisuudet on esitetty taulukoissa 3 ja 4. Taulukossa 5 on esitetty säätimien kuutta eri asentoyhdistelmää koskevat äärialipainearvot ja vesihöyryn suurimmat tulopainearvot. Käyrät 0, I ja II kuvassa 2 osoittavat tulopaineen ja pumppausnopeuden välisen suhteen suuralipainetilassa. Kuva 2 - Suuralipainetilan toimintaominaisuudet (pumppausnopeus tulopaineeseen verrattuna) Tekniset tiedot Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään. Sivu 1118 Tekniset tiedot 2.3 Mekaaniset tiedot Taulukko 6 - Mekaaniset tiedot Parametri Viitetieto Mitat Katso kuvaa 3 Suojausluokka (IEC 34-5: 1981) Yksivaiheiset pumput Kolmivaiheiset pumput IP44 IP54 Suurin kallistuskulma 10 Moottorin kiertonopeus 50 Hz käyttöjännite 60 Hz käyttöjännite 1470 r min r min -1 Suurin paino RV3 RV5 RV8 RV12 Pumput moottorin kanssa ilman öljyä 23,3 kg 23,2 kg 26,0 kg 26,3 kg Pumput vapaalla akselinpäällä 14,0 kg 14,0 kg 16,5 kg 17,5 kg 2.4 Melu- ja tärinätaso Parametri Äänipaine* Yksivaiheiset pumput Kolmivaiheiset pumput Tärinän voimakkuus Yksivaiheiset pumput Kolmivaiheiset pumput 2.5 Voitelutiedot Taulukko 7 - Melu- ja tärinätaso Viitetieto 48 db (A) 50 db (A) Luokka 1C Luokka 1C * Mitattuna äärialipaineessa 1 metrin etäisyydellä pumpun päästä standardin ISO mukaisesti suuralipainetilassa S käyttöjännitteen ollessa 50 Hz. Mitattuna tuloliittimestä standardin ISO 2372 (1974) mukaisesti. Huomio: Edwardsin julkaisemia kiertopumppuöljyjä koskevia työsuojelutiedotteita on saatavissa pyynnöstä. Taulukko 8 - Voitelutiedot Parametri Viitetieto Suositeltu öljy* Pumput, joissa käytetään mineraaliöljyä Pumput, joissa käytetään PFPE-öljyä Edwards Ultragrade 19 Krytox 1506 tai Fomblin 06/6 Öljymäärät RV3 RV5 RV8 RV12 Suurin määrä 0,70 l 0,70 l 0,75 l 1,00 l Pienin määrä 0,42 l 0,42 l 0,45 l 0,65 l * Yllä olevasta suosituksesta poikkeavan öljyn käyttö saattaa olla tarpeen, jos pumppua käytetään jaksossa 2.1 määritetyistä ympäristölämpötiloista poikkeavissa lämpötiloissa tai jos pumpun suorituskyky halutaan nostaa mahdollisimman tehokkaaksi nesteytyviä höyryjä pumpattaessa. Sivu 12 Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään.19 Kuva 3 - Mitat (mm) Tekniset tiedot 1. Käynnistyskytkin (vain yksivaiheiset pumput) 2. Nostoteline (ei RV3- ja RV5-pumpuissa, joissa on nostokahva) A. Yksivaiheinen pumppu ylhäältä katsottuna B. Yksivaiheinen pumppu sivulta katsottuna C. Kolmivaiheinen pumppu sivulta katsottuna D. Yksivaiheinen pumppu edestä katsottuna E. Vapaalla akselinpäällä varustettu pumppu sivulta katsottuna Pumppu A * A B C D E F G H I J K RV RV RV RV * Yksivaiheiset pumput. Kolmivaiheiset pumput. Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään. Sivu 1320 Tekniset tiedot 2.6 Sähköjärjestelmä: yksivaiheiset pumput Huomio: Käytettäväksi suositellaan sulakkeita, jotka vastaavat suurimpia taulukoissa 9 ja 10 määritettyjä arvoja. Näitä suurempia sulakkeita ei saa käyttää. Kaksijännitteinen, kaksitaajuinen moottori on suunniteltu käytettäväksi yksivaiheisella käyttöjännitteellä joko 50 Hz:n tai 60 Hz:n taajuudella. Moottori voidaan käsikäyttöisesti muuttaa V:n nimellisjännitteestä V:n jännitteeseen (katso jaksoa 3.7.1). Kun kylmä pumppu käynnistetään, moottori kuormittuu taulukoissa 9 ja 10 esitetyllä käynnistysvirralla usean sekunnin ajan, joten hitaan sulakkeen käyttö on välttämätöntä sulakkeen tarpeettoman palamisen estämiseksi pumpun käynnistyksen yhteydessä. Moottorin tehontarve laskee vähitellen viiden minuutin kuluessa taulukoissa 9 ja 10 määritettyihin täyskuormitusvirta-arvoihin, kun pumpussa oleva öljy lämpenee. Pumppu Taulukko 9 - Sähköjärjestelmä (yksivaihepumput: tuotenumerot -903 tai -906) Nimellisjännite (V) Taajuus (Hz) Teho (W) Täyskuormitusvirta (A) Käynnistysvirta (A) Suurin sulake (A) RV3 ja RV ,7 17, ,1 17, ,6 30, ,4 30,8 10 RV8 ja RV ,4 17, ,4 18, ,8 34, ,9 30,8 13 Pumppu Taulukko 10 - Sähköjärjestelmä (yksivaihepumput: tuotenumerot -904) Nimellisjännite (V) Taajuus (Hz) Teho (W) Täyskuormitusvirta (A) Käynnistysvirta (A) Suurin sulake (A) RV3 ja RV ,7 17, ,1 17, ,4 30, ,6 30,8 10 RV8 ja RV ,4 17, ,4 20, ,6 40, ,9 30,8 13 Huomio: Sulakkeiden tulee olla joko CC- tai M-tyyppisiä viivesulakkeitatai (Britanniassa) BS 88 -tyyppisiä sulakkeita. Sivu 14 Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään.21 2.7 Sähköjärjestelmä: kolmivaiheiset pumput Kaksijännitteinen, kaksitaajuinen moottori on suunniteltu käytettäväksi kolmivaiheisella käyttöjännitteellä joko 50 Hz:n tai 60 Hz:n taajuudella. Moottori voidaan käsikäyttöisesti muuttaa V:n nimellisjännitteestä V:n jännitteeseen (katso jaksoa 3.8.1). Pumppujen nimelliskäyttöjännitteeksi asennetaan tehtaalla V. Kun kylmä pumppu käynnistetään, moottori kuormittuu taulukossa 11 esitetyllä käynnistysvirralla 0,5 sekunnin ajan. Teho laskee nopeasti moottorin saavuttaessa nimelliskiertonopeuden. Moottorin tehontarve laskee vähitellen viiden minuutin kuluessa taulukossa 11 määriteltyihin täyskuormitusvirta-arvoihin, kun pumpussa oleva öljy lämpenee. Kun kuuma pumppu käynnistetään, moottori kuormittuu taulukossa 11 esitetyllä käynnistysvirralla 0,5 sekunnin ajan. Tehon tarve laskee välittömästi tämän jälkeen täyskuormitusvirta-arvoon. Tekniset tiedot Pumppu voidaan suojata sähkökatkoksia ja maattovikoja vastaan asentamalla taulukossa 11 ilmoitetunlaiset CC-luokan sulakkeet syöttöliitäntäkohtiin. Mikäli tällaisia sulakkeita ei ole saatavilla kyseisessä maassa, samanarvoisia am-tyyppisiä eurooppalaisia sulakkeita voidaan myös käyttää. Pumppu Taulukko 11 - Sähköjärjestelmä (kolmivaihepumput: tuotenumerot -905) Nimellisjännite (V) Taajuus (Hz) Teho (W) Täyskuormitusvirta (A) Käynnistysvirta (A) Suurin sulake (A) RV3 ja RV ,7 10,2 2, ,7 10,2 2, ,0 5,7 2, ,0 7,0 2,5 RV8 ja RV ,5 14,0 4, ,9 12,0 4, ,5 9,0 2, ,5 8,7 2,5 Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään. Sivu 1522 Tämä sivu on jätetty tyhjäksi tarkoituksellisesti. Sivu 16 Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään.23 3 Asennus 3.1 Turvallisuus Asennus VAROITUS RV-pumppua, jossa käytetään hiilivetyöljyä, ei suositella vaarallisten aineiden pumppaamiseen. Pumput, joissa käytetään PFPE-öljyä, soveltuvat hapen käsittelyyn. Katso jaksoa 8. Varmista, että RV-pumppu soveltuu tehtävään työhön. Jos et ole täysin varma RV-pumpun soveltuvuudesta, katso Edwardsin toimittamia alipainepumppujen ja alipainejärjestelmien turvallisuutta koskevia ohjeita (katso tämän käsikirjan sisällysluettelon lopussa olevaa julkaisuluetteloa). RV-pumpun asennuksen saa suorittaa ainoastaan tehtävään koulutettu teknikko esimiehen valvonnassa. Pumppua asennettaessa on noudatettava alla selostettuja turvatoimenpiteitä, varsinkin silloin, kun pumppu kytketään ennestään käytössä olevaan järjestelmään. Tarkat tiedot turvallisuuden varmistavista varotoimenpiteistä on annettu näiden ohjeiden asianomaisissa kohdissa. Käytä tarkoituksenmukaisia suojavaatteita, kun käsittelet likaantuneita laitteiston osia. Tyhjennä ja puhdista alipainejärjestelmä ennen asennustyön aloittamista. Varmista, että asennusteknikko on tietoinen turvallisuuteen liittyvistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat pumppuöljyä ja pumppujärjestelmässä käsiteltäviä tuotteita. Ryhdy sopiviin varotoimenpiteisiin öljysumun sisäänhengittämisen ja pumppuöljyn runsaan iholle joutumisen estämiseksi, sillä pitkäaikainen altistus saattaa olla terveydelle haitallista. Katkaise pumppujärjestelmän muiden osien sähkökytkennät siten, että ne eivät voi käynnistyä epähuomiossa. 3.2 Järjestelmän suunnittelussa huomioitavia seikkoja Seuraavat seikat on otettava huomioon pumppujärjestelmää suunniteltaessa: Pumppu on eristettävä alipainejärjestelmästä sopivaa venttiiliä käyttäen, jos pumpun on tarpeen antaa lämmetä, ennen kuin sillä pumpataan nesteytyviä höyryjä, tai on järjestettävä järjestelmän lisäsuojaus, joka toimii pumpun ollessa kytkettynä pois toiminnasta. Suurien lämpömäärien siirtymistä prosessikaasuista pumppuun on vältettävä, sillä pumppu saattaa ylilämmetä ja leikkautua kiinni, mikä aiheuttaa moottorin ylilämpökytkimen laukeamisen. Jos pumppua käytetään ympäristössä, jonka lämpötila on korkea, ja jos pumpun kaasunsiirtomäärä on suuri, pumpun rungon lämpötila saattaa nousta yli 70 C:seen. Tällöin on asennettava sopivat suojukset, jotka estävät kuumiin pintoihin koskettamisen. On varmistettava, että poistoputkisto ei pääse tukkeutumaan. Jos järjestelmään on asennettu poistoputkiston sulkuventtiili, on varmistettava, että pumppua ei voida käyttää venttiilin ollessa suljettuna. Inertin kaasun poistoon on varauduttava pumppujärjestelmän toiminnan pysäyttämisen yhteydessä siten, että vaaralliset kaasut laimentuvat turvallisiin pitoisuuksiin. Sopiva ulkoisen kaasuhuuhtetun sovitinsarja poistokaasun viemiseksi pumppuun on saatavissa lisälaitteena (katso kohtaa 7.4.8). Edwards Limited Kaikki oikeudet pidätetään. Sivu 17 Näytä lisää
Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Pumpputyyppi Versio Moottorin kuvaus X YY ZZZ
Käyttöopas A652-01-892 Julkaisu V Original Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Pumpputyyppi Versio Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220 240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen Lisätiedot KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3 Lisätiedot SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja
Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen Lisätiedot Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND
SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa), Lisätiedot ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi Lisätiedot OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0
OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata Lisätiedot BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje
0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001 Lisätiedot POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje
POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja Lisätiedot Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1
Kuvaus Virhehälytyksenestopumppu, jolla korvataan pienten vuotojen aiheuttama vedenhukka automaattisen sprinkleripumpun turhan käynnistymisen estämiseksi. Tekniset tiedot Tyyppi: Monivaiheinen keskipakopumppu Lisätiedot SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet
SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja Lisätiedot Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250
Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi. Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa Lisätiedot HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.
HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN Lisätiedot F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA
ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu Lisätiedot Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO
Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta Lisätiedot KYLPYHUONEEN LÄMMITIN
KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa. Lisätiedot Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje
Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet
SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS Lisätiedot PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000
YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................ Lisätiedot OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC
kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin Lisätiedot KÄYTTÖOHJE 110003091
KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset Lisätiedot Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston Lisätiedot Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET
Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla: Lisätiedot Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje
HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle. Lisätiedot LÄMMINILMAPUHALLIN HKP
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin Lisätiedot Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.
Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin Lisätiedot KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500
KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun Lisätiedot ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti
ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä Lisätiedot TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ
DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT Lisätiedot EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri Lisätiedot Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri: Lisätiedot PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet
PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen Lisätiedot Application and processing note (P)
Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342 Lisätiedot SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje
0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat Lisätiedot Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.
Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili Lisätiedot Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön
Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille: Lisätiedot Nokia musiikkikaiuttimet MD-3
Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin Lisätiedot IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT
IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin Lisätiedot DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI
DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT Lisätiedot FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje
1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto Lisätiedot WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL
Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi Lisätiedot TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited
TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100 Lisätiedot 1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.
32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen Lisätiedot Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje
Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus Lisätiedot OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje
OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen Lisätiedot WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT
WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM
Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet
SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM
ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä: Lisätiedot SET/TSH2 ja SET/TSHS2
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden Lisätiedot SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE
SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka Lisätiedot Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.
1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan Lisätiedot PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje
PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO Lisätiedot Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN
Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4 Lisätiedot KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.
KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT Lisätiedot Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25
SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10 Lisätiedot BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet
BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 1 LAITTEEN TOIMITUS... 1 YKSIKÖIDEN MITAT... 2 ASENNUS... 3 Ohjeita asentajalle... 3 Asennus... 3 Ovien avautumissuunnan Lisätiedot Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.
KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja Lisätiedot Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX
Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX I. Käyttötarkoitus Päävahvistin on valmistettu kansainvälisten laatustandardien mukaisesti ja se täyttää Lisätiedot Tapas- ja Sushi lasikko
Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja Lisätiedot POREAMMEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
POREAMMEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 1 (1) SISÄLLYSLUETTELO ASIAKKAALLE... 2 ASENNUS... 3 SÄÄTÖJALAT... 3 VIEMÄRÖINTI... 3 ETUPANEELIT... 3 SÄHKÖASENNUS... 4 UPOTUSASENNUS... 5 KÄYTTÖ... 7 KYTKIMET JA SÄÄTIMET... Lisätiedot Tekniset tiedot LA 11PS
Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat Lisätiedot ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL
ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle, Lisätiedot HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI
SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet, Lisätiedot Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti Lisätiedot 3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.
3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55-400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.99 1 Rakenne MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen. Lisätiedot Malli: NF2500G / NF5000G
Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus Lisätiedot TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen
TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen No. 981117101 Kuvaus Turvalukitus mahdollistaa rummun lukitsemisen letkunvaihdon yhteydessä. Räikkämekanismi lukitsee uloskelatun letkun halutulle Lisätiedot DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE
DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja
PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Lisätiedot Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6
Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6. Lisätiedot Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si
Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu- Lisätiedot "THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)
THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa: Lisätiedot Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com
Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5 Lisätiedot Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V
Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Lisätiedot CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.
AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49 Lisätiedot Lumination LED-valaisimet
GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT Lisätiedot AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin
AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin LÄMPÖPUHALTIMET RASKAISIIN YMPÄRISTÖIHIN AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet raskaisiin ympäristöihin AW-puhaltimet Lisätiedot ASC-Alumiinitelineet
ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan Lisätiedot ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE
1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO Lisätiedot Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.
Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana Lisätiedot LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.
LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus Lisätiedot WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle
WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton Lisätiedot Asennusohje. 7340069 v.2
FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta Lisätiedot SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE
SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden Lisätiedot testo 410-1 Käyttöohje
testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Lisätiedot SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 5.6.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/6 SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute