Source: http://docplayer.it/2023771-Agilent-secure-workstation-for-openlab-cds-chemstation-edition.html
Timestamp: 2018-08-17 15:41:34+00:00
Document Index: 63977088

Matched Legal Cases: ['art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'arte 11', 'art 11', 'arte 11', 'arte 11', 'arte 11', 'arte 11', 'arte 11', 'art 11', 'arte 11', 'arte 11', 'art 11', 'arte 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'arte 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'arte 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11', 'art 11']

Agilent Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition - PDF
Download "Agilent Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition"
Bernadetta Pisani
1 Agilent Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente Agilent Technologies
2 Informazioni legali Agilent Technologies, Inc Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta in alcun formato o con alcun mezzo (inclusa l'archiviazione e la scansione elettroniche o la traduzione in una lingua straniera) senza previo consenso scritto di Agilent Technologies, Inc. secondo le disposizioni di legge sul diritto d'autore degli Stati Uniti, internazionali e locali applicabili. Codice del manuale M Edizione 09/2014 Stampato in Germania Agilent Technologies Hewlett-Packard-Strasse Waldbronn Questo prodotto può essere utilizzato come componente di un dispositivo diagnostico in vitro qualora sia stato registrato presso le autorità competenti e sia conforme alle disposizioni di legge vigenti. In caso contrario è destinato esclusivamente ad usi generici di laboratorio. Revisione del software La presente guida è valida per la versione C di Agilent Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition. Microsoft è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti. Garanzia Le informazioni contenute in questo documento sono for-nite allo stato corrente e sono soggette a modifiche senza preavviso nelle edizioni future. Agilent non rilascia alcuna altra garanzia, esplicita o implicita, comprese le garanzie implicite di commerciabilità ed idoneità ad uno uso speci-fico, relativamente al presente manuale e alle informazioni in esso contenute. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Agilent non sarà responsabile di errori o danni diretti o indi-retti relativi alla fornitura o all'uso di questo documento o delle informazioni in esso contenute. In caso di separato accordo scritto tra Agilent e l'utente con diverse condizioni di garanzia relativamente al contenuto di questo documento in conflitto con le condizioni qui riportate prevarranno le condizioni dell'accordo separato. Licenze tecnologia I componenti hardware e o software descritti in questo documento vengono forniti con licenza e possono essere utilizzati o copiati solo in conformità ai termini di tale licenza. Indicazioni di sicurezza AVVERTENZA L'indicazione AVVERTENZA segnala un rischio. Richiama l'attenzione su una procedura operativa o analoga operazione che, se non eseguita correttamente o non rispettata, può provocare danni al prodotto o la perdita di dati importanti. Non eseguite mai alcuna operazione ignorando l'avvertenza, fatelo solo dopo aver compreso e applicato completamente le indicazioni di Agilent. ATTENZIONE L'indicazione ATTENZIONE segnala un rischio serio. Richiama l'attenzione su una procedura operativa o analoga operazione che, se non eseguita correttamente o non rispettata, può provocare lesioni personali o morte. Non eseguite mai alcuna operazione ignorando l'indicazione ATTENZIONE, fatelo solo dopo aver compreso e applicato completamente le indicazioni di Agilent. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
3 In questo manuale... In questo manuale... Nel presente manuale sono incluse informazioni sull'utilizzo di Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition. Vengono descritte le impostazioni richieste dalla normativa 21 CFR Part 11 e vengono fornite informazioni sui flussi di lavoro basati sull'utilizzo di Secure Workstation. 1 Introduzione Nel presente capitolo viene presentata Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition. Vengono inoltre descritti i requisiti della normativa 21 CFR Part Concetti di base Nel presente capitolo è descritto come eseguire l'accesso a Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition, sono illustrati gli elementi e le barre degli strumenti dell'interfaccia utente relativa a Data Store e sono descritte le impostazioni delle preferenze principali. 3 Utilizzo di Secure Workstation Nel presente capitolo sono descritti i flussi di lavoro di base per Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition. Sono previsti quattro flussi di lavoro relativi ai dati e due flussi di lavoro per metodi, modelli di sequenza o modelli di report. 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Nel presente capitolo è spiegato lo scopo della normativa 21 CFR Part 11 e come Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition soddisfi i requisiti della normativa 21 CFR Part Opzioni di filtro e di ricerca Nel presente capitolo viene fornita una panoramica delle opzioni di filtro e di ricerca dei dati ChemStation nel sistema Data Store. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 3
4 In questo manuale... 6 Diagnosi dei problemi In questo capitolo vengono forniti alcuni suggerimenti per la diagnosi dei problemi. 7 Appendice 4 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
5 Sommario Sommario 1 Introduzione 7 Termini e abbreviazioni 8 Cos'è Secure Workstation? 9 Utilizzo di Secure Workstation 10 Modello di memorizzazione in Data Store 16 Conformità alla normativa 21 CFR Part Concetti di base 19 Gestione licenze 20 Opzioni di login e blocco 22 Interfaccia utente relativa a Data Store in ChemStation 24 Preferenze 29 Percorso dati remoto come parametro di sequenza 40 Formati di file ChemStation compressi 42 3 Utilizzo di Secure Workstation 43 Trasferimento dei dati a e dall'archivio 44 Flussi operativi relativi ai dati 46 Flussi operativi per metodi e modelli 58 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part Introduzione a CFR 21 Parte Informazioni generali sulle operazioni di configurazione necessarie per Part Audit trail e registri elettronici 73 Criteri di sicurezza 80 Configurazione di utenti/gruppi/ruoli 84 Strumento di amministrazione ChemStation 89 Firma elettronica 94 5 Opzioni di filtro e di ricerca 97 Utilizzo della ricerca avanzata 98 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 5
6 Sommario 6 Diagnosi dei problemi 99 Messaggi di errore all'avvio del pannello di controllo di OpenLAB 100 Avvisi e messaggi di errore all'avvio della ChemStation 101 Data Store non è disponibile dopo il login 102 Messaggi di errore in Queue Management Appendice 105 Privilegi nel pannello di controllo di OpenLAB Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
7 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 1 Introduzione Termini e abbreviazioni 8 Cos'è Secure Workstation? 9 Utilizzo di Secure Workstation 10 Informazioni generali sui flussi di lavoro correlati ai dati 12 Informazioni generali sui flussi di lavoro per metodi/modelli di sequenza/modelli di report 14 Modello di memorizzazione in Data Store 16 Conformità alla normativa 21 CFR Part Nel presente capitolo viene presentata Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition. Vengono inoltre descritti i requisiti della normativa 21 CFR Part 11. Agilent Technologies 7
8 1 Introduzione Termini e abbreviazioni Termini e abbreviazioni Tabella 1 Termine Termini e abbreviazioni utilizzati in questo documento Descrizione Secure Workstation ChemStation Data Store RC.Net Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition OpenLAB CDS ChemStation Edition (componente di Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition) OpenLAB Data Store Interfaccia RapidControl.Net 8 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
9 Introduzione 1 Cos'è Secure Workstation? Cos'è Secure Workstation? Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition abbina in un unico PC la workstation ChemStation e Data Store. Fornisce l'archiviazione sicura dei dati per uno strumento LC/MSD, uno strumento CE/MSD o fino a due strumenti LC, GC, A/D, CE o SFC. OpenLAB Data Store consente di eseguire facilmente attività di raccolta, organizzazione, ricerca e revisione dei dati ChemStation. Estrae automaticamente metadati ricercabili dai file e fornisce potenti funzionalità di ricerca. Data Store offre una funzionalità di backup e ripristino completi per garantire la sicurezza dei dati. Per informazioni dettagliate fare riferimento ad Agilent Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Guida alla manutenzione. In questo documento, il termine archivio si riferisce a OpenLAB Data Store. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 9
10 1 Introduzione Utilizzo di Secure Workstation Utilizzo di Secure Workstation Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition permette di acquisire, analizzare e archiviare in modo sicuro dati analitici e report su un unico computer. Fornisce l'intera gamma di funzionalità della soluzione Agilent OpenLAB Data Store. È possibile archiviare qualsiasi tipo di file Chem- Station nell'archivio dei dati: Metodi (*.m) Modelli di sequenza (*.s) File di dati (*.d) Modelli di report per Intelligent Reporting (*.rdl) Report (*.pdf, *.xls, *.doc o *.txt) File della libreria (*.uvl) Database delle colonne (*.mdb) Modelli Easy Sequence (*.est) Modelli di report Classic (*.frp) La memorizzazione dei dati della ChemStation può essere automatica, ossia alla fine di ogni analisi o sequenza, o manuale. I dati possono essere revisionati o rielaborati con la ChemStation in qualsiasi momento. Inoltre, Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition offre funzioni che garantiscono la conformità alla normativa 21 CFR Part 11 e alle normative simili relative ai record elettronici e alle firme elettroniche: Login obbligatorio Blocco della sessione configurabile Ruoli utente e privilegi ChemStation configurabili Tracciabilità completa dei dati tramite audit trail per metodi e risultati Gestione completa delle versioni dei dati Procedura dedicata di backup e ripristino 10 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
11 Introduzione 1 Utilizzo di Secure Workstation Convenzioni di denominazione Le regole seguenti consentono a ChemStation di creare ed elaborare nomi validi per file e directory: Non è possibile utilizzare i seguenti caratteri per i nomi di file o directory: < > : " / % *? ' L'utilizzo di questi caratteri nei nomi di file o directory può causare problemi durante il caricamento dei file nella ChemStation. Inoltre, se questi caratteri vengono utilizzati nella cartella di installazione, la copia della rielaborazione non si avvia. Se si utilizza il carattere % nella cartella di installazione, alcuni collegamenti della ChemStation non funzionano correttamente. Vigono inoltre le seguenti regole: Tabella 2 Caratteri non consentiti Parametro della ChemStation Nomi file di metodo: Sottodirectory dei dati e delle sequenze: Nomi dei file di dati nelle sequenze Character % e. (punto decimale) non sono consentiti [] + = ;,. (punto decimale) e spazi non sono consentiti Gli spazi non sono consentiti I seguenti nomi riservati di dispositivi non possono essere utilizzati come nomi di file: CON, PRN, AUX, NUL COMx (in cui x è un numero compreso tra 1 e 9) LPT1x (in cui x è un numero compreso tra 1 e 9) Tali nomi non devono essere utilizzati neppure se seguiti da un'estensione (ad esempio Nul.txt). NOTA Per il test delle convenzioni di denominazione sono stati utilizzati sistemi operativi in lingua inglese, giapponese e cinese. Agilent non fornisce alcuna garanzia relativamente ai sistemi operativi in lingue diverse dall'inglese e ai corrispondenti caratteri speciali. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 11
12 1 Introduzione Utilizzo di Secure Workstation Informazioni generali sui flussi di lavoro correlati ai dati Figura 1 Informazioni generali sui flussi di lavoro correlati ai dati Flusso di lavoro 1: acquisizione dei dati grezzi e trasferimento automatico all'archivio 1 I dati grezzi analitici vengono acquisiti utilizzando la ChemStation. 2 Subito dopo la fine di una singola analisi/sequenza, i dati grezzi vengono caricati automaticamente nell'archivio utilizzando le definizioni di percorso configurate. 3 I dati vengono aggiunti alla posizione di archiviazione definita. 12 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
13 Introduzione 1 Utilizzo di Secure Workstation Flusso di lavoro 2: revisione non in linea durante l'acquisizione 1 I dati grezzi analitici vengono acquisiti utilizzando la ChemStation. 2 Mentre l'acquisizione è ancora in esecuzione, parte dei dati viene modificata utilizzando una ChemStation non in linea. 3 Subito dopo la fine di una singola analisi/sequenza, i dati grezzi vengono caricati automaticamente nell'archivio utilizzando le definizioni di percorso configurate. La versione iniziale dei dati viene aggiunta alla posizione di archiviazione definita. 4 Una volta terminata l'attività nella ChemStation non in linea, anche i dati modificati vengono caricati automaticamente nell'archivio. La seconda versione dei dati viene aggiunta all'archivio. Flusso di lavoro 3: rielaborazione dei dati e caricamento automatico nell'archivio 1 I dati analitici esistenti vengono caricati dall'archivio nella ChemStation. 2 I dati vengono rielaborati nella ChemStation. 3 I dati vengono caricati automaticamente nell'archivio. La posizione di memorizzazione all'interno dell'archivio è stabilita dalle definizioni di percorso originali dei dati scaricati. 4 Una nuova versione dei dati viene aggiunta all'archivio. Flusso di lavoro 4: importazione dopo la rielaborazione 1 I dati analitici esistenti vengono aperti in locale. 2 I dati vengono rielaborati nella ChemStation. 3 Dopo la rielaborazione i dati vengono caricati automaticamente nell'archivio. La posizione di memorizzazione all'interno dell'archivio viene stabilita in base alle preferenze correnti nella ChemStation. 4 La versione iniziale dei dati viene aggiunta all'archivio. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 13
14 1 Introduzione Utilizzo di Secure Workstation Informazioni generali sui flussi di lavoro per metodi/modelli di sequenza/modelli di report Figura 2 Informazioni generali sul flusso di lavoro per metodi, modelli di sequenza o modelli di report 14 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
15 Introduzione 1 Utilizzo di Secure Workstation Flusso di lavoro 1: caricamento di un nuovo metodo, modello di sequenza o modello di report 1 Viene creato un nuovo metodo, modello di sequenza o modello di report. 2 Il metodo, il modello di sequenza o il modello di report viene caricato nell'archivio utilizzando il percorso selezionato dall'utente. 3 Nell'archivio viene creata automaticamente la versione 1 del metodo, del modello di sequenza o del modello di report. Flusso di lavoro 2: salvataggio di un metodo, un modello di sequenza o un modello di report modificato 1 Dall'archivio viene caricato un metodo, un modello di sequenza o un modello di report esistente. 2 Il metodo, modello sequenza o modello di report viene modificato in Chem- Station. 3 Il metodo, il modello di sequenza o il modello di report modificato viene salvato nell'archivio. 4 Nell'archivio viene creata automaticamente una nuova versione del metodo, del modello di sequenza o del modello di report. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 15
16 1 Introduzione Modello di memorizzazione in Data Store Modello di memorizzazione in Data Store OpenLAB Data Store fornisce un modello di memorizzazione a più livelli. Il numero di livelli non è limitato ed è possibile memorizzare dati in qualsiasi livello di cartella. Figura 3 Struttura delle cartelle in Data Store Per comodità, è possibile utilizzare token per tutti gli elementi del percorso dati remoto. Il sistema crea quindi automaticamente gli elementi di percorso corrispondenti. Per esempio, sono disponibili token per il nome dell'operatore o dello strumento. 16 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
17 Conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Introduzione 1 Conformità alla normativa 21 CFR Part 11 A partire dal 20 agosto 1997, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha rilasciato e pubblicato una nuova regola che consente alle società farmaceutiche di approvare i propri risultati con firme elettroniche e di convertire la documentazione cartacea in record elettronici. Tale regola è nota come 21 Code of Federal Regulation Part 11 (a cui si fa riferimento come 21 CFR Part 11) e riguarda tutti i segmenti di mercato regolati dalla FDA. La normativa 21 CFR Part 11 include le linee guida federali degli Stati Uniti per la memorizzazione e la protezione dei record elettronici nonché per l'applicazione delle firme elettroniche. L'intento è garantire che i record elettronici soggetti a tali linee guida siano affidabili, autentici e gestiti con la massima integrità. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition fornisce i comandi necessari per la gestione dell'accesso al sistema, le funzioni di audit trail, la gestione delle versioni dei dati ChemStation e le funzioni di firma elettronica. Questi sistemi garantiscono la sicurezza della conservazione dei record e dell'archiviazione dei dati. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 17
18 1 Introduzione Conformità alla normativa 21 CFR Part Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
19 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 2 Concetti di base Gestione licenze 20 Opzioni di login e blocco 22 Autorizzazioni utente 22 Credenziali utente 22 Nome operatore ChemStation 22 Blocco di sessione 23 Interfaccia utente relativa a Data Store in ChemStation 24 Informazioni generali sugli elementi dell'interfaccia 24 Il menu Data Store 26 Menu Utente 28 Preferenze 29 Percorso dati remoto 31 Impostazioni del trasferimento automatico dei dati 32 Impostazioni di gestione del trasferimento 34 Gestione della coda 35 Percorso dati remoto come parametro di sequenza 40 Formati di file ChemStation compressi 42 Nel presente capitolo è descritto come eseguire l'accesso a Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition, sono illustrati gli elementi e le barre degli strumenti dell'interfaccia utente relativa a Data Store e sono descritte le impostazioni delle preferenze principali. Agilent Technologies 19
20 2 Concetti di base Gestione licenze Gestione licenze Pannello di controllo di OpenLAB Utilizzando il pannello di controllo di OpenLAB, è possibile accedere alle funzioni di controllo di OpenLAB Shared Services quali le impostazioni dei criteri di sicurezza e la configurazione centralizzata. Questo servizio include l'amministrazione di tutte le licenze richieste per il sistema. Prima di aggiungere un file di licenza è necessario acquistare la licenza e generare il file di licenza utilizzando SubscribeNet. Per ulteriori informazioni sulla generazione di nuovi file di licenza fare riferimento ad Agilent Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Guida all'installazione. Gestione licenze La gestione licenze nel pannello di controllo di OpenLAB fornisce le seguenti funzioni: È possibile aggiungere file di licenza al sistema. È possibile passare al monitor delle licenze e visualizzare le proprietà di tutte le licenze installate nel sistema. È possibile rimuovere file di licenza dal sistema. Ciò può essere utile se è stato aggiunto un file di licenza non valido. È possibile visualizzare, copiare o salvare l'indirizzo MAC del sistema. È possibile accedere alla pagina Web Agilent Electronic Software and License Delivery per ottenere una licenza. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di file di licenza e sulla visualizzazione delle proprietà delle licenze, fare riferimento alla guida in linea del pannello di controllo di OpenLAB. 20 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
21 Concetti di base 2 Gestione licenze Proprietà Per le licenze installate sono visualizzate le seguenti proprietà: Feature: indica il tipo di licenza utilizzata. Version: se una licenza è dotata di versione, è possibile visualizzarne il numero. Nel caso delle licenze prive di versione, la versione è sempre indicata come 1.0. In Use (Available): indica il numero di licenze che sono attualmente in uso e, tra parentesi, il numero totale delle licenze. Nell'ambito della strategia delle licenze OpenLAB, una licenza è in uso solo finché è in esecuzione un'istanza del software (vedere la sezione Licenze Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition in Agilent Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Guida all'installazione). Expiration: se la licenza è valida solo per un certo periodo di tempo, viene visualizzata la data di scadenza. Le informazioni nel riquadro Alerts indicano se il numero di licenze disponibili per una specifica funzionalità è sceso a zero o se è stata avviata un'istanza del software che richiede una licenza non disponibile. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 21
22 2 Concetti di base Opzioni di login e blocco Opzioni di login e blocco Autorizzazioni utente La ChemStation viene avviata dal pannello di controllo di OpenLAB. Per impedire l'accesso non autorizzato, Secure Workstation for OpenLAB CDS Chem- Station Edition richiede l'autenticazione con nome utente e password. Con Secure Workstation, OpenLAB Shared Services funge da provider di autenticazione e gli utenti vengono configurati in OpenLAB Shared Services. Per utilizzare Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition sono necessari privilegi utente specifici. I privilegi utente per entrambi i sistemi sono specificati nel pannello di controllo di OpenLAB. Per ulteriori informazioni sui privilegi utente, vedere Privilegi nel pannello di controllo di OpenLAB, pagina 106. Credenziali utente La finestra di dialogo Login richiede l'inserimento di una serie di credenziali di autorizzazione valide per eseguire l'accesso al pannello di controllo di Open- LAB. È necessario inserire i seguenti dettagli di accesso: Login: il nome utente definito in OpenLAB Shared Services. Password: la password fornita dall'amministratore, che può essere modificata su richiesta. Nome operatore ChemStation La ChemStation memorizza il nome dell'operatore nelle informazioni sul campione (quando si analizzano campioni singoli) o nei parametri di sequenza (quando si analizza una sequenza). Il nome dell'operatore ChemStation è identico al proprio nome utente. Il nome dell'operatore non può essere sovrascritto. 22 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
23 Concetti di base 2 Opzioni di login e blocco Blocco di sessione Se ci si allontana dal computer Secure Workstation per un determinato periodo di tempo, è possibile bloccare la ChemStation in modo che nessun altro utente possa accedere al sistema. Si tratta di una misura di sicurezza che impedisce l'accesso non autorizzato a Secure Workstation. Quando si attiva il blocco di sessione, l'autore del blocco o un altro utente deve innanzitutto fornire un login valido per poter continuare a utilizzare Secure Workstation. In ChemStation, sono disponibili le seguenti opzioni per l'attivazione del blocco di sessione: Privato (User > Lock Session > privately): può eseguire l'accesso solo l'utente che ha attivato il blocco di sessione o un utente dotato del privilegio Break Session Lock. Non privato (User > Lock Session > non privately): qualsiasi utente valido può eseguire l'accesso. Ciò risulta utile, ad esempio, nel caso di un cambio di turno in cui il personale in uscita blocca la ChemStation fino a quando non inizia un nuovo turno di lavoro. Pulsante di blocco della barra degli strumenti: è possibile configurare il pulsante di blocco della barra degli strumenti in modo da applicare alla sessione ChemStation un blocco privato o non privato. Basato sul tempo: a seconda della configurazione impostata nel pannello di controllo di OpenLAB, la ChemStation si blocca automaticamente dopo un determinato periodo di tempo in cui non avviene alcuna interazione con l'utente (impostazione Inactivity Timeout nell'area dei criteri di sicurezza del pannello di controllo di OpenLAB). È possibile configurare il blocco basato sul tempo in modo da applicare alla sessione ChemStation un blocco privato o non privato (vedere Strumento di amministrazione ChemStation, pagina 89). Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 23
24 2 Concetti di base Interfaccia utente relativa a Data Store in ChemStation Interfaccia utente relativa a Data Store in ChemStation Informazioni generali sugli elementi dell'interfaccia Secure Workstation mette a disposizione menu, voci di menu ed elementi di interfaccia aggiuntivi rispetto a OpenLAB CDS ChemStation Edition senza memorizzazione centralizzata dei dati. Tabella 3 Informazioni generali sugli elementi dell'interfaccia Menu Tipo di elemento Descrizione Method Comando Enable Audit Trail Vedere Audit trail del metodo, pagina 73. Sequence > Sequence Parameters Scheda Sequence Parameters Vedere Percorso dati remoto come parametro di sequenza, pagina 40 Report Comando Report History Vedere Cronologia report, pagina 76 View > Preferences Schede della finestra di dialogo Preferences: Transfer Settings Audit Trail Vedere Preferenze, pagina 29 e Audit trail e registri elettronici, pagina 73. Data Store Menu Data Store Vedere Il menu Data Store, pagina 26 User Menu User Vedere Menu Utente, pagina Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
25 Concetti di base 2 Interfaccia utente relativa a Data Store in ChemStation Tabella 3 Informazioni generali sugli elementi dell'interfaccia Menu Tipo di elemento Descrizione Barra degli strumenti (a seconda della vista corrente) Vari dettagli relativi all'archivio in System Diagram nella vista Method and Run Control (solo ChemStation classica). Collegamenti a diversi comandi dei menu Data Store e User Informazioni LCDF Vista dettagli Informazioni sul percorso nella vista Data Analysis: mostra il percorso remoto di un file che è stato memorizzato nell'archivio. Informazioni sul percorso nella vista Method and Run Control: mostra il percorso remoto per il caricamento automatico dopo l'acquisizione. Il percorso utilizza le barre oblique (per esempio Location/test/test/test). Sono disponibili i seguenti dettagli: Path Operator Automatic transfer after acquisition Automatic transfer after reprocessing Automatic transfer after any data modification Automatic import after reprocessing Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 25
26 2 Concetti di base Interfaccia utente relativa a Data Store in ChemStation Il menu Data Store Tutti i comandi relativi all'archivio sono disponibili in un menu separato. Il menu e i relativi comandi dipendono dalla vista attualmente attiva. Vedere la tabella seguente per informazioni dettagliate. NOTA Non è presente alcun menu Data Store nella vista Verification (OQ/PV) o Diagnosis. Tabella 4 Il menu Data Store Comando Descrizione Viste Update Methods... Update Sequences Templates... Update Report Templates... Cleanup Data Manage Queue Preferences Comandi relativi ai metodi: Load Method... Save Method Consentono di aggiornare tutti i metodi/modelli di sequenza memorizzati nel file system locale con la versione corrente dall'archivio. Le modifiche locali vengono sovrascritte. Consentono di aggiornare tutti i modelli di report memorizzati nel file system locale con la versione corrente dall'archivio. Le modifiche locali vengono sovrascritte. Il comando Cleanup Data consente di eliminare dal file system locale dati o set di risultati che sono presenti anche nell'archivio. È possibile eliminare tutti i dati o dati selezionati. Assicurarsi di aver caricato l'ultima versione nell'archivio prima di confermare questo comando. Vedere Pulizia dati alla chiusura, pagina 34. Il comando Manage Queue consente di proseguire qualsiasi caricamento di dati interrotto nell'archivio. Vedere Gestione coda alla connessione, pagina 34. Vedere Preferenze, pagina 29 per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Preferences. Vedere Flussi operativi per metodi e modelli, pagina 58 Method and Run Control Report Layout (Intelligent Reporting) Data Analysis Method and Run Control Data Analysis Method and Run Control Data Analysis Report Layout (Intelligent Reporting) Method and Run Control Data Analysis 26 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
27 Concetti di base 2 Interfaccia utente relativa a Data Store in ChemStation Tabella 4 Il menu Data Store Comando Descrizione Viste Comandi relativi ai dati: Load Data... Save Data Vedere Flussi operativi relativi ai dati, pagina 46 Data Analysis Save Data As... Comandi relativi al modello di sequenza: Load Sequence Template... Save Sequence Template Comandi relativi ai modelli di report: Load Report Template Save Report Template Comandi relativi ai report: Load Report Template Save as PDF Save as XLS Save as DOC Save as TXT Download Files... Upload Files... Vedere Flussi operativi per metodi e modelli, pagina 58 Vedere Flussi operativi per metodi e modelli, pagina 58 Consente di caricare uno specifico modello di report dall'archivio. Consente di salvare nell'archivio il report generato con questo modello come file PDF, XLS, DOC o TXT. I file TXT non contengono informazioni grafiche. Consente di scaricare dall'archivio i file di libreria (*.uvl), i database delle colonne (*.mdb), i modelli Easy Sequence (*.est) e i modelli di report Classic (*.frp). Consente di caricare nell'archivio i file di libreria (*.uvl), i database delle colonne (*.mdb), i modelli Easy Sequence (*.est) e i modelli di report Classic (*.frp). Method and Run Control Report Layout (Intelligent Reporting) Review (disponibile solo con Intelligent Reporting) Method and Run Control Data Analysis Method and Run Control Data Analysis Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 27
28 2 Concetti di base Interfaccia utente relativa a Data Store in ChemStation Menu Utente Comando Descrizione Disponibile nelle viste ChemStation Change User... Consente di eseguire l'accesso come un diverso utente (ha effetto solo sul login alla ChemStation, non sul login al pannello di controllo di OpenLAB). Method and Run Control Data Analysis Review Report Layout Lock Session privately non privately Vedere Blocco di sessione, pagina 23. Method and Run Control Data Analysis Review Report Layout 28 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
29 Concetti di base 2 Preferenze Preferenze La finestra di dialogo Preferences contiene due schede che riguardano il sistema Data Store: la scheda Transfer Settings e la scheda Audit Trail. NOTA È possibile modificare queste impostazioni per tutte le istanze ChemStation sul PC client con un'unica operazione mediante lo strumento di amministrazione ChemStation (vedere Strumento di amministrazione ChemStation, pagina 89). Se le impostazioni sono state specificate per tutte le istanze ChemStation sul computer, non è possibile modificare le impostazioni nella finestra di dialogo Preferences. Nella scheda Transfer Settings, è necessario specificare le seguenti preferenze per memorizzare automaticamente i dati ChemStation in un archivio: Percorso Impostazioni del trasferimento automatico dei dati Impostazioni di gestione del trasferimento Figura 4 Scheda Transfer Settings nella finestra di dialogo Preferences Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 29
30 2 Concetti di base Preferenze Ognuno di questi elementi può essere specificato in modo indipendente per ciascuno strumento. Le sessioni in linea e non in linea vengono sincronizzate automaticamente. Nella scheda Audit Trail è possibile abilitare l'audit trail sia dei metodi sia dei risultati. Per informazioni dettagliate sugli audit trail, vedere Audit trail e registri elettronici, pagina 73. Figura 5 Scheda Audit Trail nella finestra di dialogo Preferences 30 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
31 Concetti di base 2 Preferenze Percorso dati remoto Per salvare i dati nella posizione corretta all'interno dell'archivio è necessario specificare il percorso dati remoto. Nella finestra di dialogo Preferences, la scheda Transfer Settings (vedere Figura 4, pagina 29) consente di definire l'impostazione Path. Questo percorso corrisponde al percorso delle cartelle in Data Store, mostrato con barre oblique. Server/Account Questa impostazione fornisce informazioni sull'istanza Data Store. ChemStation raccoglie automaticamente queste informazioni dal pannello di controllo di OpenLAB. Se i campi sono vuoti o non corrispondono alla configurazione corrente, è possibile fare clic su Get Server per reimpostarli. ChemStation quindi conserva le informazioni e le utilizza per le sessioni successive. NOTA Se si immette manualmente il nome del server e le informazioni non corrispondono alla configurazione utilizzata nel pannello di controllo di OpenLAB, il caricamento dei dati non riesce. Percorso Per specificare la posizione di memorizzazione nell'archivio, è possibile selezionare una posizione di memorizzazione già esistente nell'archivio utilizzando il pulsante contrassegnato con tre punti [ ] oppure fare clic sulla freccia [ ] per selezionare i token predefiniti per la creazione automatica del percorso. Con tali token il sistema crea automaticamente gli elementi necessari, se non sono già presenti nell'archivio. Sono disponibili token per il nome dello strumento, il nome utente, il numero dello strumento o il nome del computer. In alternativa, il percorso può essere specificato come Sequence Parameter (vedere Percorso dati remoto come parametro di sequenza, pagina 40). Con Data Store i file caricati possono essere memorizzati a qualsiasi livello della gerarchia di cartelle. NOTA Se non è specificato alcun percorso, all'avvio della ChemStation viene visualizzato un messaggio di avviso. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 31
32 2 Concetti di base Preferenze Impostazioni del trasferimento automatico dei dati Nella finestra di dialogo Preferences (View > Preferences), la scheda Transfer Settings consente di specificare le impostazioni automatiche per il trasferimento dei dati grezzi. Insieme al percorso dati remoto, le impostazioni di trasferimento vengono utilizzate per caricare automaticamente i dati nell'archivio. NOTA Se per qualsiasi motivo Data Store diviene non disponibile, i dati non possono essere caricati automaticamente come specificato nelle impostazioni di trasferimento. I dati vengono quindi inseriti in coda in Queue Management (vedere Gestione della coda, pagina 35). NOTA Se si esegue l'acquisizione dei dati dalla vista Diagnosis o OQ/PV, le impostazioni di trasferimento vengono ignorate. I dati grezzi analitici vengono scritti nel file system dei dati locale della ChemStation come predefinito nei metodi di diagnosi o verifica. Dopo l'acquisizione Se si seleziona questa casella di controllo, i dati vengono caricati automaticamente nell'archivio dopo un'acquisizione. I file dei dati grezzi vengono scritti nel file system locale della ChemStation mentre la sequenza è ancora in esecuzione. Al termine della sequenza completa, i file dei dati grezzi vengono compressi in un file SSIZip, che viene successivamente caricato nell'archivio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Flusso di lavoro 1: acquisizione e caricamento automatico, pagina 46. Dopo qualsiasi modifica dei dati Se si seleziona questa casella di controllo, il set di risultati viene caricato automaticamente nell'archivio in seguito alla modifica dei parametri di analisi dei dati per un campione. I dati vengono caricati anche se non si rielabora la sequenza. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Flusso di lavoro 2: revisione non in linea durante l'acquisizione, pagina 49. Dopo la rielaborazione Se si seleziona questa casella di controllo, il set di risultati viene caricato automaticamente nell'archivio ogni volta dopo che si rielabora la sequenza. 32 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
33 Concetti di base 2 Preferenze Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Flusso di lavoro 3: rielaborazione dei dati e caricamento automatico, pagina 52. Importazione dopo la rielaborazione Se si seleziona questa casella di controllo, una sequenza memorizzata esclusivamente in locale viene caricata automaticamente nell'archivio in seguito alla rielaborazione. Questa impostazione è utile, ad esempio, se si rielaborano dati da una versione precedente di ChemStation. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Flusso di lavoro 4: importazione dopo la rielaborazione, pagina 56. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 33
34 2 Concetti di base Preferenze Impostazioni di gestione del trasferimento Gestione coda alla connessione Se per qualsiasi motivo Data Store diviene non disponibile, eventuali caricamenti di dati in corso potrebbero interrompersi. In tal caso, i dati restanti vengono scritti in una coda interna. Se si seleziona la casella di controllo Manage Queue on Connect, ChemStation tenta di caricare i dati restanti una volta ristabilita la connessione a Data Store. In alternativa, è possibile aprire la finestra di dialogo Queue Management (vedere Gestione della coda, pagina 35) in qualsiasi momento con il comando Data Store > Manage Queue nella vista Data Analysis. La finestra di dialogo The Queue Management consente di gestire l'esportazione dei dati residui della ChemStation in Data Store, se per qualsiasi motivo Data Store diviene non disponibile. È possibile elaborare la coda, salvare elementi selezionati nel file system locale della ChemStation o eliminare elementi dalla coda. Se si elimina un elemento dalla coda questo non verrà trasferito a Data Store, ma verrà inserita una voce nell'audit trail nel sistema Data Store. Pulizia dati alla chiusura Se si seleziona questa casella di controllo, all'arresto la ChemStation controlla il file system locale per individuare i file che sono già stati memorizzati nell'archivio. Quindi elimina tutti i file di dati e di sequenza locali che sono memorizzati anche nell'archivio. I metodi e i modelli di sequenza rimangono sul file system locale. AVVERTENZA Selezione inadeguata della casella di controllo Perdita di dati Se si seleziona la casella di controllo Cleanup Data on Shutdown, è consigliabile selezionare anche le impostazioni di trasferimento automatico dei dati After Acquisition, After Reprocessing e After Any Data Modification. In caso contrario, se gli utenti si dimenticano di caricare i dati in Data Store prima di chiudere la ChemStation, può verificarsi la perdita di dati. 34 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
35 Concetti di base 2 Preferenze NOTA Selezionare la casella di controllo Cleanup Data on Shutdown se il sistema deve essere conforme alla normativa 21 CFR Part 11. L'utilizzo di tale funzione impedisce l'accesso non autorizzato ai file di dati locali. In alternativa, è possibile aprire la finestra di dialogo Data Cleanup in qualsiasi momento con il comando Cleanup Data dal menu Data Store. Oltre ai dati attualmente caricati, in questa finestra di dialogo sono elencati tutti i set di dati conservati anche nel sistema Data Store. Sono disponibili le seguenti colonne: Directory: posizione del file locale Data Store Information: percorso del file nell'archivio Last Modified: data/ora dell'ultima modifica apportata al file nell'archivio Locally Modified: indica se la copia locale è stata modificata Local Version: versione Data Store scaricata nella directory locale Ora è possibile selezionare manualmente i set di dati da eliminare dal disco locale. In alternativa, mediante un elenco a discesa è possibile deselezionare tutti i set di dati, selezionarli tutti, selezionare solo singole analisi, selezionare solo i set di risultati, selezionare gli elementi precedenti la data di ieri o una settimana dalla data odierna. Dopo aver premuto OK, le copie locali dei set di dati selezionati vengono eliminate. La pulizia automatica alla chiusura e la pulizia manuale sono possibili solamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni: l'utente ChemStation è connesso al sistema Data Store non sono aperte altre istanze dello strumento ChemStation la coda in Queue Management è vuota Qualora una di queste condizioni non sia soddisfatta, la pulizia automatica non sarà eseguita e non è possibile aprire la finestra di dialogo Data Cleanup. Gestione della coda È possibile accedere alla finestra di dialogo Queue Management mediante Data Store > Manage Queue... Se è stata selezionata la casella di controllo Manage Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 35
36 2 Concetti di base Preferenze Queue on Connect e alcuni trasferimenti sono stati interrotti, la finestra di dialogo si apre anche all'avvio della ChemStation. Questa finestra di dialogo consente di gestire i trasferimenti di dati da Chem- Station a Data Store che sono stati interrotti o che non sono stati avviati per un qualsiasi motivo. Ciascun processo di trasferimento non riuscito viene indicato su una riga separata. Figura 6 Gestione della coda Description: informazioni sulla versione dei dati che verranno trasferiti. Sono possibili due valori: Import: nell'archivio non esiste attualmente una versione precedente dei dati. I dati sono stati appena creati e verranno caricati come Versione 1. Commit: nell'archivio è già presente almeno una versione dei dati. Il numero di versione dei dati caricati verrà aumentato di un'unità. Error: indicazione dell'errore che ha interrotto il trasferimento dei dati. Per informazioni dettagliate sui possibili errori, vedere Messaggi di errore in Queue Management, pagina 103. Queued at: data in cui il trasferimento non riuscito è stato inserito in coda. Last process at: data in cui è stato tentato l'ultimo trasferimento. La barra degli strumenti offre i seguenti comandi per la gestione della coda: 36 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
37 Concetti di base 2 Preferenze Tabella 5 Barra degli strumenti per la gestione della coda Icona Descrizione comando Descrizione Elabora coda Salva elemento selezionato in locale Elimina elemento selezionato Proprietà Aggiorna visualizzazione Continua l'elaborazione dei processi di trasferimento. Finché non vi sono errori, tutti i processi di trasferimento in sospeso vengono elaborati nell'ordine in cui sono visualizzati nell'elenco. Questa funzione è attiva solo se si seleziona la prima riga dell'elenco. Salva i dati dell'elemento corrispondente nel file system. Elimina il processo di trasferimento selezionato dalla coda. I dati interessati non vengono trasferiti. Visualizza la finestra di dialogo Queue Management contenente i dettagli relativi agli elementi nella coda, in forma riassuntiva o dettagliata. Aggiorna la visualizzazione degli elementi nell'elenco. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 37
38 2 Concetti di base Preferenze Finestra di dialogo Queue Management Details La finestra di dialogo Queue Management Details viene visualizzata quando si fa clic sullo strumento nella barra degli strumenti della finestra di dialogo Queue Management. Questa finestra contiene i dettagli specifici dei comandi della finestra di dialogo Queue Management. Le schede della finestra di dialogo Queue Management Details contengono due finestre dei dettagli dei comandi: Scheda Riassunto Scheda Dettagli In entrambe le schede, gli strumenti della barra degli strumenti consentono di navigare tra i dettagli dei comandi: Visualizza i dettagli del primo comando nell'elenco. Visualizza i dettagli del comando precedente nell'elenco. Visualizza i dettagli del comando successivo nell'elenco. Visualizza i dettagli dell'ultimo comando nell'elenco. Quando gli elementi vengono selezionati dalla coda o salvati nel file system locale, all'audit trail di Data Store viene aggiunta una voce. NOTA Quando gli elementi vengono eliminati dalla coda o le informazioni su un errore di trasferimento vengono salvate sul disco locale, tali elementi non sono ancora stati caricati nell'archivio. Scheda Summary La scheda Summary contiene le seguenti informazioni riassuntive sull'elemento selezionato: Command Description Created Changed Last Error La descrizione dell'elemento. La data e l'ora in cui l'elemento è stato aggiunto alla coda. La data e l'ora dell'ultima elaborazione dell'elemento. Una descrizione dell'errore che ha causato l'aggiunta dell'elemento alla coda. 38 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
39 Concetti di base 2 Preferenze Scheda Details La scheda Details contiene informazioni dettagliate sull'elemento selezionato. Non è possibile modificare le informazioni in questo elenco. La barra degli strumenti include i seguenti strumenti: Ordina le proprietà in base alla categoria. Dispone le proprietà in ordine alfanumerico. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 39
40 2 Concetti di base Percorso dati remoto come parametro di sequenza Percorso dati remoto come parametro di sequenza Anziché specificare il percorso dati remoto in Preferences per tutte le sequenze di acquisizione da eseguire (vedere Percorso dati remoto, pagina 31), il percorso dati remoto può essere impostato direttamente nel modello di sequenza. Ciò permette di impostare percorsi remoti differenti per ogni sequenza senza dover modificare le preferenze. Il parametro Path per un modello di sequenza va impostato nella scheda Sequence Parameters. Figura 7 Scheda Sequence Parameters della finestra di dialogo Sequence Parameters Use Preferences: quando questa casella di controllo è selezionata, viene utilizzato il percorso dati remoto specificato in Preferences. Per questa sequenza, eventuali percorsi specificati in Sequence Parameters saranno ignorati. Quando questa casella di controllo è deselezionata, viene utilizzato il percorso dati remoto specificato quando il modello di sequenza è utilizzato per l'acquisizione dei dati. 40 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
41 Concetti di base 2 Percorso dati remoto come parametro di sequenza Path: per specificare il percorso dati remoto, è necessario selezionare un percorso della cartella disponibile in Data Store. Fare clic sul pulsante con i tre punti [ ] per selezionare il percorso richiesto. In alternativa, è possibile fare clic sulla freccia [ ] per selezionare uno dei token predefiniti per la creazione automatica del percorso. Con tali token il sistema crea automaticamente gli elementi necessari, se non sono già presenti in Data Store. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 41
42 2 Concetti di base Formati di file ChemStation compressi Formati di file ChemStation compressi Quando i dati ChemStation vengono caricati nell'archivio, essi vengono automaticamente compressi in un file SSIzip. I formati di compressione utilizzati variano a seconda del tipo di dati. Dati della ChemStation Singole analisi (contenenti file *.d, *.rdl e DA.M) Set di risultati Il set di risultati contiene in modo ricorsivo tutti i dati della sequenza memorizzati nella sottodirectory della sequenza: tutti i file *.d e DA.M tutti i metodi *.m utilizzati durante l'acquisizione file batch *.b file di registro elettronico della sequenza *.log tutti i file *.rdl utilizzati per report riepilogativi di sequenza e report per singola iniezione Metodi Formato di compressione *.D.SSIZIP *.SC.SSIZIP *.M.SSIZIP Icona nella ChemStation Modelli di sequenza *.S La compressione dei dati ChemStation è parte integrante di Secure Workstation e non può essere modificata manualmente. La compressione viene eseguita automaticamente quando i dati vengono caricati nell'archivio. I file SSIZIP scaricati dall'archivio alla ChemStation vengono decompressi automaticamente nella directory corrispondente in ChemStation Explorer. 42 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
43 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 3 Utilizzo di Secure Workstation Trasferimento dei dati a e dall'archivio 44 Flussi operativi relativi ai dati 46 Flusso di lavoro 1: acquisizione e caricamento automatico 46 Flusso di lavoro 2: revisione non in linea durante l'acquisizione 49 Flusso di lavoro 3: rielaborazione dei dati e caricamento automatico 52 Flusso di lavoro 4: importazione dopo la rielaborazione 56 Flussi operativi per metodi e modelli 58 Flusso di lavoro 1: salvataggio di un nuovo metodo 59 Flusso di lavoro 2: salvataggio del metodo modificato 61 Aggiornamento del metodo master, del modello di sequenza o del modello di report locali 65 Nel presente capitolo sono descritti i flussi di lavoro di base per Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition. Sono previsti quattro flussi di lavoro relativi ai dati e due flussi di lavoro per metodi, modelli di sequenza o modelli di report. Agilent Technologies 43
44 3 Utilizzo di Secure Workstation Trasferimento dei dati a e dall'archivio Trasferimento dei dati a e dall'archivio È possibile aprire e salvare i diversi elementi della ChemStation nei relativi contesti ChemStation: Metodi Modelli di sequenza e modelli Easy Sequence Modelli di report per Classic o Intelligent Reporting Dati di singole analisi Dati delle sequenze File della libreria Database delle colonne Metodi, dati di singole analisi e dati delle sequenze sono memorizzati nell'archivio come file SSIZIP (vedere Formati di file ChemStation compressi, pagina 42). Quando i dati vengono caricati in Data Store, le copie locali dei file rimangono nel file system della ChemStation. Se un elemento viene caricato da Data Store alla ChemStation, il caricamento viene eseguito automaticamente nella relativa posizione originale. Sono disponibili diverse opzioni relative al caricamento automatico dei dati di singole analisi/sequenze. Ciò differisce dal download di dati memorizzati dall'archivio alla ChemStation, che richiede sempre un'operazione di caricamento manuale. I metodi master, i modelli di sequenza e i modelli di report richiedono sempre un caricamento manuale in Data Store nonché un download manuale nella ChemStation. Per scaricare i dati dall'archivio, sono disponibili diversi comandi load nel menu Data Store. È possibile caricare diversi file a seconda della vista corrente. Nella vista Data Analysis, è possibile caricare i dati di una singola analisi o di una sequenza. A questi dati viene automaticamente assegnato lo stato checked out nel sistema Data Store. Lo stato estratto di un file di dati è visibile a un altro utente e impedisce a tale utente di alterare inavvertitamente un file di dati che è stato scaricato in un'altra ChemStation. Nella vista Method and Run Control, è possibile caricare i metodi e i modelli di sequenza. Tali elementi vengono solo recuperati dall'archivio ma non estratti. Se si utilizza Intelligent 44 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
45 Utilizzo di Secure Workstation 3 Trasferimento dei dati a e dall'archivio Reporting, è possibile anche scaricare i modelli di report da Data Store nella vista Report Layout. Di seguito sono riportati alcuni flussi di lavoro che rappresentano attività tipiche eseguite con ChemStation. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 45
46 3 Utilizzo di Secure Workstation Flussi operativi relativi ai dati Flussi operativi relativi ai dati Flusso di lavoro 1: acquisizione e caricamento automatico Il flusso di lavoro Acquisizione e caricamento automatico illustra il modo in cui i dati grezzi vengono caricati nell'archivio direttamente al termine dell'acquisizione. I dati grezzi vengono inizialmente memorizzati in locale. Dopo il completamento dell'acquisizione i dati vengono caricati automaticamente nell'archivio. 46 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
47 Utilizzo di Secure Workstation 3 Flussi operativi relativi ai dati Figura 8 Acquisizione e caricamento automatico Per salvare automaticamente i dati nell'archivio dopo il completamento di una singola analisi o sequenza: 1 Eseguire il login nel Pannello di controllo di OpenLAB e avviare una Chem- Station online. 2 Caricare un modello di sequenza. Il proprio nome utente per Data Store viene inserito automaticamente come nome dell'operatore nel modello della sequenza. 3 Fare clic su View > Preferences. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 47
48 3 Utilizzo di Secure Workstation Flussi operativi relativi ai dati 4 Nella scheda Transfer Settings, configurare le seguenti impostazioni: Path: selezionare la posizione che si desidera utilizzare nell'archivio per il caricamento dei dati della sequenza. Selezionare la casella di controllo After Acquisition. 5 Configurare i parametri della sequenza e la tabella della sequenza. 6 Avviare l'acquisizione. Mentre l'acquisizione è in esecuzione, i dati grezzi, la definizione del metodo e una copia del modello di sequenza vengono memorizzati nel file system locale della ChemStation. Al termine della sequenza, tutti i dati vengono caricati automaticamente come file.sc.ssizip nell'archivio in corrispondenza del percorso remoto definito in precedenza. La copia locale dei dati rimane nel file system locale della ChemStation. Il nome file del set di risultati è determinato dalle impostazioni nel modello di sequenza; per ulteriori informazioni sulle impostazioni del modello di sequenza, fare riferimento al manuale Concetti e flussi di lavoro di Agilent OpenLAB CDS ChemStation Edition. Dopo aver caricato il set di risultati, l'icona della sequenza nel riquadro di navigazione della ChemStation cambia da a. Il percorso remoto del set di risultati è riportato nella barra degli strumenti della ChemStation. NOTA Il colore dell'icona Sequence Data nel riquadro di navigazione consente di tenere traccia dello stato della modifica dei dati: : il set di risultati è memorizzato nell'archivio e non è stato modificato localmente : il set di risultati è memorizzato nell'archivio ed è stato modificato localmente 48 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
49 Utilizzo di Secure Workstation 3 Flussi operativi relativi ai dati Flusso di lavoro 2: revisione non in linea durante l'acquisizione Il flusso di lavoro Revisione non in linea durante l'acquisizione illustra come è possibile eseguire la revisione dei dati grezzi mentre è ancora in corso l'acquisizione. Subito dopo il termine dell'acquisizione, i dati grezzi originali vengono caricati automaticamente nell'archivio. Una volta completata la revisione, i dati modificati vengono caricati di nuovo nell'archivio. Quando i dati vengono caricati per la seconda volta, viene creata una nuova versione. Figura 9 Revisione non in linea durante l'acquisizione Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 49
50 3 Utilizzo di Secure Workstation Flussi operativi relativi ai dati Per salvare automaticamente i dati nell'archivio dopo la modifica: 1 Eseguire il login nel Pannello di controllo di OpenLAB e avviare una Chem- Station online. 2 Caricare un modello di sequenza. Il proprio nome utente per Data Store viene inserito automaticamente come nome dell'operatore nel modello della sequenza. 3 Fare clic su View > Preferences. 4 Nella scheda Transfer Settings, configurare le seguenti impostazioni: Path: selezionare la posizione di memorizzazione che si desidera utilizzare per il caricamento dei dati della sequenza. Selezionare la casella di controllo After Acquisition. Selezionare la casella di controllo After Any Data Modification. 5 Avviare l'acquisizione. Mentre l'acquisizione è in esecuzione, i dati grezzi, la definizione del metodo e una copia del modello di sequenza vengono memorizzati nel file system locale della ChemStation. 6 Aprire una ChemStation offline e modificare alcuni parametri di analisi dei dati per uno dei campioni già terminati. Salvare le modifiche in locale. 7 Al termine dell'acquisizione e delle attività nell'istanza non in linea, viene eseguita la seguente gestione delle versioni, a seconda di ciò che si è verificato per primo: a Se l'acquisizione è terminata prima di aver completato le modifiche non in linea: I dati grezzi originali vengono automaticamente caricati come file.sc.ssizip, Versione 1, nell'archivio utilizzando il percorso dati remoto definito in precedenza. Il percorso della nuova sequenza è riportato nella barra degli strumenti della ChemStation in linea. Il nome file del set di risultati è determinato dalle impostazioni nel modello di sequenza; per ulteriori informazioni sulle impostazioni del modello di sequenza, fare riferimento al manuale Concetti e flussi di lavoro di Agilent OpenLAB CDS ChemStation Edition. L'icona della sequenza nel riquadro di navigazione della ChemStation cambia da a. Nella ChemStation in linea viene visualizzata una finestra di dialogo per il caricamento. Fare clic su OK per confermare di aver 50 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
51 Utilizzo di Secure Workstation 3 Flussi operativi relativi ai dati b terminato tutte le attività nell'istanza non in linea. Una volta fornita la conferma nella finestra di dialogo, i dati modificati vengono caricati come Versione 2 nell'archivio. Una copia locale dei dati modificati rimane nel file system locale della ChemStation. Se le modifiche non in linea sono state salvate prima del termine dell'acquisizione: Una volta confermato di aver completato le attività nell'istanza non in linea, i dati modificati vengono caricati come Versione 1 nell'archivio. I dati grezzi originali vengono automaticamente caricati come file.sc.ssizip, Versione 2, nell'archivio. NOTA Per entrambe le versioni (quella successiva all'acquisizione e quella derivante dalla revisione non in linea parallela), l'operatore ChemStation è l'utente che ha eseguito l'acquisizione, anche se un altro utente ha eseguito la revisione nella ChemStation non in linea. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 51
52 3 Utilizzo di Secure Workstation Flussi operativi relativi ai dati Flusso di lavoro 3: rielaborazione dei dati e caricamento automatico Il flusso di lavoro Rielaborazione dei dati e caricamento automatico illustra il modo in cui i dati vengono rielaborati e il successivo caricamento automatico. Questo flusso di lavoro riguarda i dati che sono stati memorizzati in precedenza nell'archivio. Una nuova versione dei dati viene creata nell'archivio per i dati rielaborati o modificati. Figura 10 Rielaborazione dei dati e caricamento automatico 52 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
53 Utilizzo di Secure Workstation 3 Flussi operativi relativi ai dati Per salvare automaticamente i dati nell'archivio dopo la rielaborazione: 1 Eseguire il login al Pannello di controllo di OpenLAB e avviare una Chem- Station online o offline. 2 Selezionare Data Store > Load Data per eseguire il download di una sequenza dall'archivio. Figura 11 Finestra di dialogo Open File di Data Store Si apre una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare i dati richiesti. Passare alla cartella che contiene i propri dati e selezionare uno dei file compressi seguenti: Dati di singole analisi: file *.D.SSIZIP Dati delle sequenze: file *.SC.SSIZIP Se l'elemento è stato estratto, è contrassegnato da un'icona blu o rossa (vedere indicatore 1): (icona blu): l'elemento è stato estratto dall'utente corrente (icona rossa): l'elemento è stato estratto da un altro utente È possibile caricare qualsiasi elemento estratto. Tuttavia, se un elemento è stato estratto da un altro utente, quest'ultimo deve archiviarlo prima che l'utente corrente possa salvarlo nuovamente nell'archivio. Per estrarre o archiviare un elemento, è possibile utilizzare le rispettive icone disponibili nella finestra di dialogo (vedere Figura 11, pagina 53, indicatore 2). È possibile estrarre solo l'ultima versione di un elemento. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 53
54 3 Utilizzo di Secure Workstation Flussi operativi relativi ai dati Per visualizzare ulteriori dettagli relativi al tipo e alla versione degli elementi disponibili, selezionare la vista Detail (vedere Figura 11, pagina 53, indicatore 3). Per aprire una versione precedente di un elemento, selezionare il comando Open Revisions dal menu Open (vedere Figura 12, pagina 54). Si apre la finestra di dialogo File Versions, in cui sono elencate tutte le versioni disponibili dell'elemento (vedere Figura 13, pagina 54). Figura 12 Comando Open Revisions Figura 13 Finestra di dialogo File Versions 3 Selezionare Open in una delle due finestre di dialogo per scaricare l'elemento nella ChemStation. Se l'elemento non era già stato estratto, viene estratto automaticamente dall'archivio quando lo si carica nella ChemStation. Il percorso dati remoto è riportato nella barra degli strumenti della Chem- Station. 4 Nella vista Data Analysis, fare clic su View > Preferences. 5 Nella scheda Transfer Settings, configurare le seguenti impostazioni: Selezionare la casella di controllo After Reprocessing. Selezionare la casella di controllo After Any Data Modification. 54 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
55 Utilizzo di Secure Workstation 3 Flussi operativi relativi ai dati 6 Modificare o rielaborare i dati della sequenza. Al termine della rielaborazione, i dati della sequenza vengono caricati con il nome originale nel percorso dati remoto originale. Il numero di versione viene aumentato di un'unità. La copia locale dei dati rielaborati rimane nel file system locale della Chem- Station. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 55
56 3 Utilizzo di Secure Workstation Flussi operativi relativi ai dati Flusso di lavoro 4: importazione dopo la rielaborazione Il flusso di lavoro Importazione dopo la rielaborazione illustra il modo in cui i dati salvati in locale vengono rielaborati e successivamente importati automaticamente nell'archivio. Figura 14 Importazione dopo la rielaborazione 56 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
57 Utilizzo di Secure Workstation 3 Flussi operativi relativi ai dati Per salvare automaticamente i dati nell'archivio dopo la rielaborazione: 1 Eseguire il login al Pannello di controllo di OpenLAB e avviare una Chem- Station offline. 2 Dal file system locale, aprire una sequenza che non sia stata mai salvata nell'archivio in precedenza. 3 Nella vista Data Analysis, fare clic su View > Preferences. 4 Nella scheda Transfer Settings, configurare le seguenti impostazioni: Path: selezionare la posizione di memorizzazione che si desidera utilizzare per il caricamento dei dati della sequenza. Selezionare la casella di controllo Import after Reprocessing. 5 Rielaborare i dati della sequenza. NOTA I dati non verranno caricati se vengono solo modificati. È necessario rielaborare i dati della sequenza. I dati della sequenza vengono caricati come nuovo file.sc.ssizip, versione 1, nell'archivio utilizzando il percorso dati remoto definito in precedenza. Il nome file del set di risultati è determinato dalle impostazioni nel modello di sequenza; per ulteriori informazioni sulle impostazioni del modello di sequenza, fare riferimento al manuale Concetti e flussi di lavoro di Agilent OpenLAB CDS ChemStation Edition. L'icona della sequenza nel riquadro di navigazione della ChemStation cambia da a. La copia locale dei dati rielaborati rimane nel file system locale della Chem- Station. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 57
58 3 Utilizzo di Secure Workstation Flussi operativi per metodi e modelli Flussi operativi per metodi e modelli I flussi operativi che seguono possono essere applicati a metodi e modelli di sequenza. Se Intelligent Reporting è stato abilitato in Configurazione dello strumento nel Pannello di controllo di OpenLAB, questi flussi operativi si applicano anche ai modelli di report. I diagrammi mostrano i flussi operativi utilizzando metodi come esempio. 58 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
59 Utilizzo di Secure Workstation 3 Flussi operativi per metodi e modelli Flusso di lavoro 1: salvataggio di un nuovo metodo Il flusso di lavoro Salvataggio di un nuovo metodo illustra la modalità di caricamento manuale nell'archivio dei metodi o dei modelli di sequenza appena creati o memorizzati localmente. Figura 15 Salvataggio di metodi, modelli di sequenza o modelli di report nuovi. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 59
60 3 Utilizzo di Secure Workstation Flussi operativi per metodi e modelli Per caricare un nuovo metodo, modello di sequenza o modello di report: 1 Eseguire il login al Pannello di controllo di OpenLAB e avviare una Chem- Station offline. 2 Nella ChemStation, caricare il metodo/modello di sequenza/modello di report o crearne uno nuovo. 3 Selezionare il comando di salvataggio opportuno dal menu Data Store. Nella vista Method and Run Control: Save Method Save Sequence Template Nella vista Report Layout (solo con Intelligent Reporting): Save Report Template 4 Nella finestra di dialogo Save, passare al percorso dati remoto scelto per caricare il metodo/modello di sequenza/modello di report. 5 Se necessario, salvare l'elemento utilizzando un nome diverso. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il nome originale, ma è possibile modificarlo. 6 Fare clic su Save. Si apre la finestra di dialogo Add File. 7 Immettere un motivo per il caricamento e fare clic su OK. Il motivo viene quindi visualizzato nell'audit trail di Data Store (vedere Audit trail di Data Store, pagina 77). L'avanzamento del caricamento viene visualizzato in una finestra fino al completo caricamento dell'elemento. Al termine del caricamento, il file SSIZIP è disponibile nell'archivio come versione 1. Il file viene salvato nel percorso dati remoto impostato nelle preferenze (vedere Percorso dati remoto, pagina 31). L'icona del metodo nel riquadro di navigazione della ChemStation cambia da a. L'icona del modello di sequenza cambia da a. L'icona dei modelli di report cambia da a 60 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
61 Utilizzo di Secure Workstation 3 Flussi operativi per metodi e modelli Flusso di lavoro 2: salvataggio del metodo modificato Il flusso di lavoro Salvataggio del metodo modificato illustra il modo in cui metodi, modelli di sequenza o modelli di report già memorizzati nell'archivio possono essere modificati e salvati con lo stesso nome come nuova versione. Figura 16 salvataggio del metodo modificato Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 61
62 3 Utilizzo di Secure Workstation Flussi operativi per metodi e modelli 1 Eseguire il login al Pannello di controllo di OpenLAB e avviare una Chem- Station online o offline. 2 Caricare un metodo, un modello di sequenza o un modello di report. Aprire un metodo/modello di sequenza/modello di report dal file system locale della ChemStation. Scegliere un elemento che sia stato caricato nell'archivio in precedenza. Nel riquadro di navigazione della ChemStation, i metodi sono indicati da, i modelli di sequenza da e i modelli di report da. oppure Per eseguire il download di un elemento dall'archivio, selezionare il comando Load Method, Load Sequence Template o Load Report Template nel menu Data Store. Se si utilizza uno dei comandi di caricamento, si apre una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare i dati necessari. Passare alla cartella per caricare il metodo (*.M.SSIZIP), il modello di sequenza (*.S o *.S.SSIZIP) o il modello di report (*.RDL) scelto. Figura 17 Finestra di dialogo Open File di Data Store Se l'elemento è stato estratto, è contrassegnato da un'icona blu o rossa (vedere Figura 17, pagina 62, indicatore 1): (icona blu): l'elemento è stato estratto dall'utente corrente (icona rossa): l'elemento è stato estratto da un altro utente 62 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
63 Utilizzo di Secure Workstation 3 Flussi operativi per metodi e modelli È possibile caricare qualsiasi elemento estratto. Tuttavia, se un elemento è stato estratto da un altro utente, quest'ultimo deve archiviarlo prima che l'utente corrente possa salvarlo nuovamente nell'archivio. Per estrarre o archiviare un elemento, è possibile utilizzare le rispettive icone disponibili nella finestra di dialogo Open (vedere Figura 17, pagina 62, indicatore 2). Utilizzando queste icone è possibile estrarre solo l'ultima versione di un elemento. Per visualizzare ulteriori dettagli relativi al tipo e alla versione degli elementi disponibili, selezionare la vista Detail (vedere Figura 17, pagina 62, indicatore 3). Per aprire una versione precedente di un elemento, selezionare il comando Open Revisions dal menu Open (vedere Figura 18, pagina 63, indicatore 1). Si apre la finestra di dialogo File Versions, in cui sono elencate tutte le versioni disponibili dell'elemento (vedere Figura 19, pagina 63). Figura 18 Comando Open Revisions Figura 19 Finestra di dialogo File Versions 3 Selezionare Open in una delle due finestre di dialogo per scaricare l'elemento nella ChemStation. Per impedire ad altri utenti di modificare l'elemento, è possibile selezionare il comando Open As Checked Out per contrassegnare l'elemento come estratto in Data Store (vedere Figura 17, pagina 62, indicatore 2). Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 63
64 3 Utilizzo di Secure Workstation Flussi operativi per metodi e modelli NOTA A differenza dei file di dati, metodi, modelli di sequenza e modelli di report non vengono estratti automaticamente dal sistema Data Store. Per modificare tali elementi nella ChemStation, è necessario estrarli manualmente. In caso contrario non vi è alcuna garanzia che si stia utilizzando la versione più recente. Se il file è già presente nella posizione specificata nel file system locale della ChemStation, è necessario scegliere una posizione di download diversa. Il percorso remoto dei metodi e dei modelli è riportato nella barra degli strumenti della ChemStation. 4 Effettuare le modifiche necessarie nell'elemento caricato. Nel riquadro di navigazione, i metodi modificati sono indicati da. I modelli di sequenza modificati sono indicati da. I modelli di report modificati sono indicati da. 5 Selezionare il comando di salvataggio opportuno dal menu Data Store per salvare l'elemento modificato: Save Method Save Sequence Template Save Report Template NOTA Se l'elemento non è stato estratto prima di caricarlo da Data Store e un altro utente ha estratto l'elemento nel frattempo, non è possibile ricaricarlo in Data Store. Viene visualizzato un messaggio di avviso e non è possibile salvare l'elemento fino a quando l'altro utente non rilascia l'elemento estratto. 6 Quando si apre la finestra di dialogo Add File, immettere un motivo per il caricamento e fare clic su OK. Il motivo viene quindi visualizzato nell'audit trail di Data Store (vedere Audit trail di Data Store, pagina 77). L'avanzamento del caricamento viene visualizzato in una finestra fino al completo caricamento dell'elemento nell'archivio. Il file.m.ssizip/.s/.rdl viene caricato con il nome originale nel percorso dati remoto originale (il percorso viene visualizzato nella ChemStation sotto forma di descrizione comando del metodo/modello di sequenza/modello di report). Il numero di versione viene aumentato automaticamente di un'unità. 64 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
65 Utilizzo di Secure Workstation 3 Flussi operativi per metodi e modelli Aggiornamento del metodo master, del modello di sequenza o del modello di report locali Se un metodo master, un modello di sequenza o un modello di report viene aggiornato in Data Store (ossia ne viene creata una nuova versione), è possibile aggiornare la copia locale con la seguente procedura di aggiornamento. 1 Accertarsi che il metodo master, il modello di sequenza o il modello di report da aggiornare non sia attualmente caricato. Se attualmente caricato, l'elemento non è disponibile per l'aggiornamento. 2 Selezionare il comando di aggiornamento opportuno dal menu Data Store: Update Methods... Update Sequence Templates... Update Report Templates... Figura 20 Finestra di dialogo Update Methods Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare gli elementi da aggiornare. La finestra di dialogo elenca tutti gli elementi che sono stati caricati in precedenza nell'archivio. Sono disponibili le seguenti colonne: Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 65
66 3 Utilizzo di Secure Workstation Flussi operativi per metodi e modelli Name: percorso e nome della copia locale del metodo, modello di sequenza o modello di report. Data Store Information: percorso del file nell'archivio. Locally Modified: casella di controllo che indica se la copia locale è stata modificata. Local Version: numero di versione della copia locale del metodo, modello di sequenza o modello di report. Data Store Version: numero di versione del file nell'archivio. 3 A questo punto è possibile selezionare manualmente gli elementi da aggiornare. In alternativa, è possibile utilizzare l'elenco a discesa per deselezionare tutti gli elementi, selezionare solo quelli con un numero di versione più alto nell'archivio oppure selezionare tutti gli elementi che sono stati modificati localmente. Dopo aver fatto clic su OK, gli elementi locali selezionati vengono aggiornati con la versione da Data Store. 66 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
67 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Introduzione a CFR 21 Parte Requisiti di CFR 21 Parte Aspetti generali della sicurezza dei dati nelle reti di computer - Sistemi aperti e sistemi chiusi 70 Informazioni generali sulle operazioni di configurazione necessarie per Part Audit trail e registri elettronici 73 Audit trail del metodo 73 Audit trail dei risultati 75 Audit trail delle sequenze 75 Cronologia report 76 Audit trail di Data Store 77 Registro di sistema di Data Store 78 Registro delle attività di sistema nel pannello di controllo di OpenLAB 79 Criteri di sicurezza 80 Per configurare Data Store 80 Impostazioni specifiche dell'utente 82 Configurazione di utenti/gruppi/ruoli 84 Impostazioni nel pannello di controllo di OpenLAB 84 Strumento di amministrazione ChemStation 89 Abilitazione degli utenti all'avvio dello strumento di amministrazione ChemStation 90 Impostazioni di blocco sessione 92 Gestione dei dati e configurazione dell'audit trail 93 Agilent Technologies 67
68 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Flussi operativi per metodi e modelli Profili di configurazione 93 Firma elettronica 94 Preparazione 94 Uso delle firme elettroniche 95 Nel presente capitolo è spiegato lo scopo della normativa 21 CFR Part 11 e come Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition soddisfi i requisiti della normativa 21 CFR Part Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
69 Introduzione a CFR 21 Parte 11 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 4 Introduzione a CFR 21 Parte 11 A partire dal 20 agosto 1997, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha rilasciato e pubblicato una nuova regola che consente alle società farmaceutiche di approvare i propri risultati con firme elettroniche e di convertire la documentazione cartacea in record elettronici. Tale regola è nota come Code of Federal Regulation 21 Parte 11 (a cui si fa riferimento come CFR 21 Parte 11) e si applica a tutti i segmenti industriali regolati dalla FDA. L'impatto di questa regola sulle attuali pratiche di lavoro e sulla gestione dei dati nell'industria farmaceutica è stato maggiore del previsto. "L'industria richiedeva una regola per le firme elettroniche, ma ha ottenuto una regola sui record elettronici". (Martin Browning, ex ispettore FDA, durante un seminario di convalida tenutosi a Washington D.C.) Il CFR 21 Parte 11 mette molta enfasi sull'implementazione di tutte le misure atte a proteggere i record elettronici. Indipendentemente dalle incertezze e dai cambiamenti che il CFR 21 Parte 11 richiede nel comportamento dell'industria farmaceutica e dei fornitori di apparecchiature di analisi chimiche, la sua implementazione nei laboratori odierni è decisamente vantaggiosa poiché può aiutare l'industria con uno dei problemi più importanti nella ricerca farmaceutica ossia la commercializzazione più rapida dei nuovi farmaci. I principali vantaggi di questo passaggio alla gestione dei dati elettronici sono da ricercarsi nel potenziale aumento della produttività per l'industria. L'industria può ridurre l'output di dati su carta, velocizzare la revisione dei dati e il processo di approvazione e trarre vantaggio dalla nuova tecnologia di automazione basata sul controllo dei sistemi computerizzati, ad esempio, nella produzione o nel test della dissoluzione dei farmaci. Oltre a questa regola sui record elettronici, altri requisiti generali per i sistemi computerizzati sono stati portati all'attenzione dell'ispettore. Queste regole coprono i requisiti di base della convalida che limitano l'accesso ai dati e ne assicurano l'integrità e la tracciabilità. Naturalmente, è l'industria stessa che deve assicurare che le pratiche di lavoro supportino le regole della FDA, tuttavia la maggior parte dei requisiti incide anche sui sistemi di analisi cliniche e sui fornitori di tali sistemi. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 69
70 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Introduzione a CFR 21 Parte 11 Requisiti di CFR 21 Parte 11 Per soddisfare le regole e le linee guida della FDA relative alla conformità dei record elettronici e dei sistemi computerizzati, è importante comprendere gli aspetti di base della gestione sicura dei dati. Sicurezza dei dati: applicare la protezione dei dati limitando l'accesso al sistema e impedendo l'accesso non autorizzato. Integrità dei dati: proteggere dati grezzi e metadati impedendone la modifica non autorizzata e collegando i dati grezzi e i risultati per riprodurre in qualsiasi momento i risultati originali, ad esempio in caso di ispezione, e documentare ogni nuovo risultato. Tracciabilità dell'ispezione: documentare chi ha fatto cosa, come e quando ha ottenuto i risultati nonché tenere traccia dell'utente che aggiunge nuove versioni rianalizzate ai dati grezzi originali. Aspetti generali della sicurezza dei dati nelle reti di computer - Sistemi aperti e sistemi chiusi Prima di descrivere i dettagli della sicurezza dei dati in un sistema cromatografico, è necessario considerare alcuni aspetti generali della sicurezza dei dati in una rete di computer. È generalmente noto che i trasferimenti di dati su una rete pubblica non sono sicuri poiché persone esterne non autorizzate, anche detti "hacker", possono accedervi per svago personale o frode intenzionale. Se viene utilizzata un'identificazione elettronica composta da ID utente e password per approvare dati confidenziali o importanti, gli utenti devono essere certi che le loro relative firme siano collegate saldamente ai dati e che nessuno possa copiare questa firma o ottenere accesso alle password. In un sistema pubblico, ciò richiederebbe una tecnologia di crittografia aggiuntiva, ad esempio, una combinazione di chiave privata/pubblica di crittografia dei dati. Al contrario, in un sistema computerizzato protetto dall'accesso non autorizzato, gli utenti possono essere sicuri che le loro firme siano private e non accessibili a persone non autorizzate. La FDA distingue anche tra questi due scenari e li definisce come sistemi aperti e chiusi. Un sistema di rete pubblico può quindi essere considerato 70 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
71 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 4 Introduzione a CFR 21 Parte 11 solo come sistema aperto mentre una rete protetta come sistema chiuso, se soddisfa ulteriori requisiti. Nei termini della FDA, per "sistema chiuso si intende un ambiente in cui l'accesso è controllato da persone responsabili del contenuto dei record elettronici sul sistema" (11.3.5). Un sistema chiuso può essere considerato tale non in base a una singola verifica, ma a un processo costante che preveda l'esecuzione e la documentazione di controlli di sistema che ne garantiscano la chiusura. Al contrario, in un sistema aperto, "le persone responsabili per il contenuto dei record elettronici non controllano l'accesso al sistema". Di conseguenza, i sistemi aperti richiedono un'ulteriore tecnologia di crittografia per tutti i trasferimenti di dati sulla rete. Agilent OpenLAB CDS è progettato e supportato per l'uso in sistemi chiusi. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 71
72 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Informazioni generali sulle operazioni di configurazione necessarie per Part 11 Informazioni generali sulle operazioni di configurazione necessarie per Part 11 Se si desidera configurare Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition in modo da garantire la conformità alla normativa 21 CFR Part 11, è necessario attenersi alla seguente lista di controllo: Struttura delle directory in Data Store preparata in base alle proprie esigenze Vedere Modello di memorizzazione in Data Store, pagina 16. Ruoli/utenti/gruppi configurati nel pannello di controllo di OpenLAB Vedere Configurazione di utenti/gruppi/ruoli, pagina 84. Configurazione del sistema Data Store con audit trail attivo e motivo obbligatorio Vedere Audit trail di Data Store, pagina 77. Vedere Per configurare Data Store, pagina 80. Criteri password realizzati nel pannello di controllo di OpenLAB Vedere Impostazioni specifiche dell'utente, pagina 82. Preparazione delle firme elettroniche (privilegi) Vedere Uso delle firme elettroniche, pagina 95. Attivazione delle impostazioni del trasferimento automatico dei dati e delle impostazioni di gestione del trasferimento Vedere Impostazioni del trasferimento automatico dei dati, pagina 32. Attivazione dell'audit trail per metodi e risultati Vedere Audit trail del metodo, pagina 73 e Audit trail dei risultati, pagina 75. Disponibilità di un piano di emergenza in base alle opzioni dello strumento di amministrazione Vedere Strumento di amministrazione ChemStation, pagina Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
73 Audit trail e registri elettronici Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 4 Audit trail e registri elettronici Per garantire la conformità alla normativa 21 CFR Part 11, Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition offre vari audit trail e registri elettronici per documentare tutte le attività associate a metodi, risultati, report o file memorizzati nell'archivio. Tali audit trail e registri elettronici consentono di tenere traccia di tutte le modifiche apportate a qualsiasi file, incluse acquisizione dei dati, rianalisi e archiviazione a lungo termine. Gli audit trail vengono memorizzati in file separati, che a loro volta sono memorizzati insieme ai dati del campione o del metodo. I file degli audit trail vengono archiviati insieme agli altri dati nei rispettivi file SSIZIP. I registri elettronici sono disponibili solo nel sistema Data Store. Audit trail del metodo Ciascun metodo è associato a un audit trail. Per impostazione predefinita, l'audit trail del metodo contiene solo i commenti che è necessario specificare ogni volta che si salva un metodo. Poiché non è previsto alcun controllo sul testo specificato, non c'è alcuna garanzia che le modifiche al metodo possano essere riprodotte. Per quanto riguarda la normativa 21 CFR Part 11, Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition consente di generare un audit trail del metodo più dettagliato. Se la funzione viene attivata, l'audit trail del metodo contiene non solo i commenti dell'utente ma anche ogni singolo parametro modificato insieme al valore precedente e al valore nuovo. Viene tenuta traccia di tutti i parametri dell'analisi dei dati modificabili. Ciò significa che è possibile riprodurre esattamente in cosa è stato modificato uno specifico valore, quando e da chi. A seconda del driver dello strumento, l'audit trail del metodo può anche contenere una voce per ogni impostazione modificata dello strumento. Questa funzionalità è supportata, ad esempio, dai driver RC.Net dei sistemi LC Agilent e dai driver dei sistemi GC Agilent Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 73
74 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Audit trail e registri elettronici Per abilitare l'audit trail del metodo per tutti i metodi Questa operazione è necessaria se si desidera garantire la conformità alla normativa 21 CFR Part Selezionare View > Preferences. 2 Nella finestra di dialogo Audit Trail Status, selezionare Enable Audit Trail for all methods e fare clic su OK. Una volta abilitato, non è possibile disabilitare l'audit trail del metodo. NOTA È possibile anche utilizzare lo strumento di amministrazione ChemStation per abilitare l'audit trail del metodo per tutti i metodi (vedere Strumento di amministrazione ChemStation, pagina 89). Per abilitare l'audit trail del metodo solo per il metodo attualmente aperto È possibile anche attivare l'audit trail del metodo solo per un metodo. Ciò può risultare utile, ad esempio, se si completa lo sviluppo del nuovo metodo e si desidera tenere traccia di tutte le ulteriori modifiche. 1 Selezionare Method > Enable Audit Trail 2 Nella scheda Audit Trail selezionare Enable Method Audit Trail for this method. Per visualizzare l'audit trail del metodo solo per il metodo attualmente aperto nella ChemStation 1 Selezionare Method > Method Audit Trail Creazione di un nuovo metodo senza un audit trail del metodo dettagliato Una volta abilitato un metodo per l'audit trail dettagliato, non è possibile disabilitarlo. È possibile salvare il metodo con un nome di metodo diverso. Il nuovo audit trail del nuovo metodo conterrà quindi un commento inserito per indicare che il metodo è basato su un metodo esistente. 74 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
75 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 4 Audit trail e registri elettronici Audit trail dei risultati Gli eventi di integrazione manuale non vengono salvati nel metodo. Pertanto, l'audit trail del metodo non contiene alcuna informazione sugli eventi di integrazione manuale. Tali eventi vengono salvati solo nel file di dati; tuttavia, hanno un'influenza sui risultati. Pertanto, gli eventi di integrazione manuale vengono salvati come parte dell'audit trail dei risultati. Se attivato, questo audit trail dei risultati viene aggiunto al registro del file di dati esistente (nome file RUN.LOG). Per impostazione predefinita, il registro del file di dati contiene solo i parametri di acquisizione e le informazioni di rielaborazione per ciascun campione. Nell'audit trail dei risultati viene tenuta traccia anche delle modifiche di tutti i parametri di analisi dei dati per un campione. Per abilitare l'audit trail dei risultati Se si abilita l'audit trail dei risultati, vengono registrate le modifiche per tutti i campioni, indipendentemente dalla sequenza a cui appartengono e dall'utente che effettua la modifica. 1 Selezionare View > Preferences 2 Nella scheda Audit Trail, selezionare Enable Results Audit Trail. Per visualizzare l'audit trail dei risultati per il campione caricato nella ChemStation 1 Nella vista Data Analysis, selezionareview > Current Data File Logbook. Audit trail delle sequenze Quando è attivato, l'audit trail delle sequenze viene generato per tutte le sequenze create con la funzione di creazione di cartelle esclusive abilitata. Viene creato ogni volta che una sequenza non modello viene modificata e, una volta creato, viene aggiornato in corrispondenza di ogni modifica. Viene salvato insieme alla sequenza e tiene traccia di tutte le modifiche apportate a: tavola di sequenza: modifiche a qualsiasi cella della tavola inserimento ed eliminazione di righe della sequenza Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 75
76 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Audit trail e registri elettronici valori nella finestra di dialogo Sequence Parameters valori nei campi personalizzati correlati alla sequenza Per ciascuna modifica, l'applicazione registra: data e ora di creazione della voce di audit trail utente connesso all'istante corrispondente alla creazione della voce di audit trail descrizione generata dal sistema della modifica che ha comportato la creazione della voce di audit trail commento generato dall'utente La voce più recente dell'audit trail della sequenza viene aggiunta in cima all'elenco. È possibile visualizzare e stampare l'elenco. Per abilitare l'audit trail delle sequenze L'audit trail delle sequenze è abilitato automaticamente quando è abilitato l'audit trail dei risultati ed è attivata la funzione di creazione di cartelle esclusive. 1 Selezionare View > Preferences. 2 Nella scheda Audit Trail, selezionare Enable Results Audit Trail. 3 Nella sezione Data Storage della scheda Sequence, selezionare l'opzione Unique Folder Creation ON. Per visualizzare l'audit trail per la sequenza attualmente caricata 1 Nella vista Method and Run Control o nella vista Data Analysis, selezionare Sequence > Sequence Audit Trail. Cronologia report Se si crea un report della ChemStation, è possibile visualizzare il report sullo schermo, inviarlo a una stampante o salvare il report come file specifico (report.pdf). L'output di questi report può facilmente perdersi o essere sovrascritto, specialmente quando si creano diversi report l'uno dopo l'altro. La ChemStation tiene automaticamente traccia di tutti i report che sono stati generati Per riprodurre un report precedente o sovrascritto, selezio- 76 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
77 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 4 Audit trail e registri elettronici nare Report > Report History. Qui è possibile vedere tutti i report creati per il file di dati corrente. È possibile anche esportare o stampare tale cronologia. Audit trail di Data Store L'audit trail di OpenLAB Data Store è un record che indica quali utenti hanno avuto accesso al sistema e quali operazioni hanno eseguito in un determinato periodo di tempo. È possibile visualizzare le voci relative ai file, all'amministrazione del sistema e all'amministrazione delle cartelle. Ad esempio, è possibile visualizzare la data e l'ora in cui è stato aggiunto un file e l'utente che ha eseguito tale operazione. Per ciascuna operazione, il sistema Data Store chiede all'utente di specificare un motivo. Il motivo specificato viene riportato anche nell'audit trail. Per i caricamenti automatici, sono disponibili motivi predefiniti forniti dal sistema. Per abilitare l'audit trail di Data Store In Data Store, non è necessario abilitare manualmente Audit Trail. Questo è difatti sempre abilitato. Per visualizzare l'audit trail per un file specifico nella ChemStation È possibile visualizzare l'audit trail per un file specifico direttamente nella ChemStation. 1 In ChemStation Explorer fare clic con il pulsante destro del mouse sul file desiderato. 2 Selezionare Data Store Properties... dal menu di scelta rapida. Questo comando è disponibile solo se il file è stato caricato in Data Store. 3 Nella finestra di dialogo File Properties, selezionare la scheda Audit Trail. Questa scheda contiene tutte le voci dell'audit trail associate al file. Per visualizzare l'audit trail per un file specifico in Data Store 1 In Data Store, accedere al file desiderato e fare clic sulla relativa icona Properties. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 77
78 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Audit trail e registri elettronici Viene mostrata un'anteprima del file, insieme con diverse proprietà del documento e un elenco delle azioni del documento. 2 In Document Actions, fare clic su Audit trail. Per visualizzare l'audit trail per tutti i file in Data Store 1 In Data Store selezionare Audit Trail nella barra degli strumenti. È possibile filtrare l'elenco per intervallo di date e nome utente. NOTA Il nome utente distingue tra maiuscole e minuscole e deve essere una corrispondenza esatta. Registro di sistema di Data Store Il registro di sistema di Data Store riporta le modifiche apportate al sistema, incluse le modifiche di configurazione, le notifiche e le aggiunte o le modifiche alla struttura delle directory. È possibile visualizzare le voci relative ai file, all'amministrazione del sistema o all'amministrazione delle cartelle. Ad esempio, è possibile visualizzare quando una directory è stata aggiunta e l'utente che ha eseguito tale operazione. Il registro di sistema è sempre attivo; non è necessario abilitarlo. Per visualizzare il registro di sistema di Data Store In Data Store, vi è solo un singolo registro attività per l'intero sistema. Le attività di sistema sono memorizzate nello stesso luogo in cui sono memorizzate le attività dei file. 1 In Data Store selezionare Audit Trail nella barra degli strumenti. È possibile filtrare l'elenco per intervallo di date e nome utente. NOTA Il nome utente distingue tra maiuscole e minuscole e deve essere una corrispondenza esatta. 78 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
79 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 4 Audit trail e registri elettronici Registro delle attività di sistema nel pannello di controllo di OpenLAB Il registro delle attività del sistema consente di accedere in modo centralizzato a tutte le attività di sistema. Inoltre, contiene informazioni sui diversi eventi associati a OpenLAB Shared Services o a strumenti specifici. È possibile filtrare l'elenco in modo da visualizzare solo gli eventi di un tipo specifico, in un intervallo di tempo specifico, creati da un utente specifico o contenenti una specifica descrizione. Sono registrati i seguenti tipi di eventi: Sistema Gestione strumenti Strumento Controller strumento Utente Gruppo Sicurezza Stampante Licenza I messaggi possono provenire da altri componenti, come la gestione utenti, oppure da un modulo di uno strumento. I messaggi degli strumenti comprendono messaggi d'errore, messaggi di sistema o messaggi di evento. ChemStation registra questi eventi nel proprio ambiente ma invia anche gli eventi al registro delle attività del sistema. Il registro delle attività del sistema registra questi eventi a prescindere dal fatto che l'utente abbia o meno ricevuto gli avvisi corrispondenti. Per ottenere ulteriori informazioni riguardo a un evento, espandere la riga di interesse nel visualizzatore del registro elettronico delle attività. NOTA Per impostazione predefinita, la registrazione delle attività è disattivata. Si consiglia di attivarla in Secure Workstation. Per attivarla nel pannello di controllo di OpenLAB, è necessario disporre del privilegio Edit activity log properties. Una volta attivata, la registrazione delle attività non può più essere disattivata. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 79
80 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Criteri di sicurezza Criteri di sicurezza 21 CFR Parte 11 richiede che la società o il laboratorio prevedano dei criteri di sicurezza per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati. Per configurare Data Store 1 Nel pannello di controllo di OpenLAB, selezionare Administration > Security Policy dal riquadro di navigazione. Tabella 6 Impostazioni dei criteri di sicurezza Impostazione Descrizione Requisiti 21 CFR Part 11 Minimum password length Password expiration period (days) Se si modifica la password, è necessario sceglierne una costituita da un numero minimo di caratteri. L'impostazione predefinita è 5. Il valore predefinito è 30 giorni. Quando l'utente prova a eseguire l'accesso una volta trascorso questo periodo di tempo, il sistema richiede di cambiare la password. Il periodo di scadenza viene conteggiato a partire dall'ultima modifica della password o dalla creazione di un utente con una nuova password predefinita. È consigliabile richiedere una password di lunghezza minima di 5 caratteri. È consigliabile utilizzare un periodo di scadenza non superiore a 180 giorni. 80 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
81 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 4 Criteri di sicurezza Tabella 6 Impostazioni dei criteri di sicurezza Impostazione Descrizione Requisiti 21 CFR Part 11 Maximum unsuccessful login attempts before locking account Account lock time (minutes) Inactivity time before locking the application Se un utente tenta ripetutamente di effettuare l'accesso con credenziali utente non valide, verrà bloccato per un determinato periodo di tempo (vedere Account lock time di seguito). Nel corso di tale periodo non è possibile eseguire l'accesso, anche con credenziali utente valide. È possibile definire il numero di tentativi di accesso consentiti. L'impostazione predefinita è 3. Quando un utente ha superato il numero massimo consentito di tentativi di accesso non riusciti, questo è il periodo di tempo che deve trascorrere prima che possa riprovare. L'impostazione predefinita è 5min. Se il pannello di controllo di OpenLAB non è attivo per questo periodo di tempo, l'interfaccia utente viene bloccata. Questa impostazione viene utilizzata anche in ChemStation per impostare il blocco della sessione in base al tempo. L'impostazione predefinita è 10 min. Per non attivare mai il blocco, impostare il valore su zero. È consigliabile impostare un massimo di tre tentativi di accesso consentiti. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 81
82 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Criteri di sicurezza Impostazioni specifiche dell'utente La normativa CFR 21 Parte 11 non definisce alcuna regola specifica per le impostazioni delle password. Tuttavia, è necessario che la società abbia definito dei criteri per le password. Per configurare le impostazioni delle password nel pannello di controllo di OpenLAB 1 Nel Pannello di controllo di OpenLAB, selezionare Administration > Users dal riquadro di navigazione. 2 Selezionare un utente e fare clic su Edit nella barra multifunzione. Se il provider di autenticazione è impostato su Internal, nella scheda General è possibile configurare le seguenti impostazioni: Tabella 7 Credenziali utente Valore Descrizione Obbligatoria Name Nome utente per eseguire il login nel sistema. Sì Description Password Ulteriori informazioni sull'utente (es. reparto, mansioni, ecc.) Password dell'utente; la lunghezza minima della password è definita nei criteri di sicurezza. No Sì address Indirizzo dell'utente. No Full name Nome completo (lungo) dell'utente. No Contact Information User disabled Informazioni generali di contatto (es. numero telefonico, cercapersone, ecc.) Selezionare la casella di controllo per disabilitare un utente. Gli utenti disabilitati non possono più accedere. Gli utenti possono essere disabilitati automaticamente dopo troppi tentativi di login non riusciti. Se un utente è disabilitato, viene visualizzato un messaggio invece della casella di controllo. Dopo un tempo determinato (vedere Account lock time nelle impostazioni Security Policy ), l'utente viene automaticamente riabilitato. No No 82 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
83 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 4 Criteri di sicurezza Tabella 7 Credenziali utente Valore Descrizione Obbligatoria User cannot change password User must change password at next login Group Membership Role Membership Indicatore che segnala se l'utente può modificare la propria password. L'indicatore è falso per impostazione predefinita (cioè gli utenti POSSONO modificare la propria password). Se è impostato a vero, l'utente deve modificare la propria password al login successivo. L'indicatore viene impostato automaticamente su falso dopo che l'utente ha cambiato la propria password con successo. Per i nuovi utenti, l'indicatore è vero per impostazione predefinita. Assegna l'utente ai gruppi relativi. Assegna direttamente i ruoli all'utente. No No Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 83
84 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Configurazione di utenti/gruppi/ruoli Configurazione di utenti/gruppi/ruoli In Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition sono necessari utenti con ruoli e privilegi specifici. Innanzitutto è necessario autenticarsi con un nome utente e una password quando si avvia l'applicazione. Quindi, sono necessari privilegi aggiuntivi per funzioni specifiche. In Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition, la gestione utenti è parte di OpenLAB Shared Services, a cui è possibile accedere dal pannello di controllo di OpenLAB. Prima di configurare gli altri utenti, viene chiesto di creare un account amministratore per OpenLAB Shared Services. Ciascun utente può essere un membro di gruppi specifici. A ogni gruppo è possibile assegnare ruoli predefiniti che comprendono privilegi specifici. Dopo l'installazione il software è configurato automaticamente per l'utilizzo dell'autenticazione interna OpenLAB Shared Services. Se necessario, è possibile utilizzare account utente da un dominio Windows; in questo caso il computer deve entrare a far parte del dominio corrispondente e il provider di autenticazione deve essere riconfigurato. Impostazioni nel pannello di controllo di OpenLAB Utenti nel pannello di controllo di OpenLAB OpenLAB Shared Services consente di assegnare ruoli specifici a utenti o gruppi di utenti. Ciascun utente può appartenere a più gruppi. È necessario assegnare un ruolo specifico a ciascun gruppo. È possibile anche assegnare ruoli ai singoli utenti; tuttavia, per maggiore chiarezza, si consiglia vivamente di assegnare ruoli solo a livello di gruppo. Ai ruoli sono associati diversi privilegi specifici, che definiscono ciò che gli utenti sono autorizzati a visualizzare o eseguire in Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition. 84 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
85 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 4 Configurazione di utenti/gruppi/ruoli Ruoli e privilegi nel pannello di controllo di OpenLAB I ruoli sono utilizzati per assegnare i privilegi a un utente o a un gruppo di utenti globalmente, oppure per uno strumento o una posizione specifici. Il sistema contiene un elenco di ruoli predefiniti installati nell'ambito dell'installazione del sistema (ad esempio: Instrument Administrator, Instrument User o Everything). A ogni ruolo sono assegnati determinati privilegi. I privilegi sono raggruppati in base ai tre tipi di ruolo principali (progetto, strumento e amministratore). Quando si assegnano i privilegi a un ruolo, si seleziona innanzitutto il tipo di ruolo richiesto e quindi si selezionano i privilegi relativi a tale tipo di ruolo. Ogni ruolo può disporre solo dei privilegi di un unico tipo di ruolo specifico; l'unica eccezione è il ruolo predefinito Everything, che possiede tutti i privilegi di tutti i tipi di ruoli. Gli utenti o i gruppi possono richiedere più ruoli per eseguire le funzioni di sistema. Ad esempio, un utente con il ruolo Operatore ChemStation necessiterà sempre di un altro ruolo quale Utente strumento con il privilegio di poter azionare uno strumento. Tabella 8 Descrizione dei tipi di ruoli Tipo di ruolo Privilegi amministrativi Privilegi sugli strumenti Privilegi di progetto Descrizione Questi privilegi sono assegnati globalmente a un utente o a un gruppo e non possono essere cambiati a livello di strumento/posizione. Si tratta dei tipici privilegi di amministrazione, quali Backup and restore, Manage security, Manage printers ecc. Questi privilegi possono essere assegnati globalmente o a livello di strumento/posizione. I privilegi per gli strumenti sono, ad esempio, View instrument or location e Run instrument. Gli utenti necessitano del privilegio View instrument or location a livello globale per vedere le posizioni e la struttura ad albero degli strumenti nel pannello di controllo di OpenLAB. Questi privilegi consentono di accedere o modificare vari livelli di dati. Questi privilegi sono assegnati globalmente agli utenti ChemStation. I progetti generici possono essere utilizzati per assegnare privilegi ad aree di contenuti in Data Store (vedere Utilizzo di progetti generici, pagina 88). Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 85
86 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Configurazione di utenti/gruppi/ruoli È possibile creare una struttura ad albero delle diverse posizioni nel pannello di controllo di OpenLAB e aggiungere gli strumenti alle posizioni pertinenti. Per ciascuno strumento o gruppo di strumenti è possibile assegnare diversi ruoli strumento (vedere anche Privilegi specifici per singoli nodi, pagina 88). Ad esempio, un utente può possedere il ruolo Instrument Administrator per uno strumento e il ruolo Instrument User per un altro strumento. Per un elenco dettagliato dei privilegi, vedere Privilegi nel pannello di controllo di OpenLAB, pagina 106 nell'appendice. Privilegi relativi a Data Store Nelle seguenti tabelle sono descritti i privilegi pertinenti per OpenLAB Data Store. Tabella 9 Privilegi amministrativi Nome del privilegio Archive content Descrizione Il ruolo Archivist comprende questo privilegio per impostazione predefinita. L'utente può archiviare il contenuto dell'archivio di Data Store. Tabella 10 Privilegi di progetto Nome del privilegio View project or project group Manage project or project group Descrizione Per impostazione predefinita questo privilegio è incluso nel ruolo Project Administrator e in tutti i ruoli ChemStation. L'utente può visualizzare un progetto e i dettagli del progetto nel pannello di controllo di OpenLAB ma non può apportare modifiche. L'utente può inoltre visualizzare il contenuto dell'archivio di Data Store. Per impostazione predefinita questo privilegio è incluso nel ruolo Project Administrator. Gli utenti possono creare o modificare le proprietà del progetto e spostare il progetto ma non possono accedere alle impostazioni. Vedere anche Utilizzo di progetti generici, pagina Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
87 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 4 Configurazione di utenti/gruppi/ruoli Tabella 10 Privilegi di progetto Nome del privilegio Edit content of project Save data to storage E-Signature Sign Data Files Descrizione Per impostazione predefinita questo privilegio è incluso nel ruolo Project Administrator. L'utente può creare nuove versioni di documenti in Data Store. Per impostazione predefinita questo privilegio è incluso in tutti i ruoli ChemStation. L'utente può salvare i dati in modo interattivo in Data Store. Per impostazione predefinita questo privilegio è incluso nel ruolo Project Administrator. L'utente può firmare i file di dati, visualizzare e modificare le proprietà del progetto e creare nuove versioni di documenti in Data Store. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 87
88 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Configurazione di utenti/gruppi/ruoli Utilizzo di progetti generici Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition consente di abilitare progetti generici nel pannello di controllo di OpenLAB. I progetti generici contengono un percorso a una cartella dei progetti in Data Store. Per ciascun progetto generico, è possibile assegnare agli utenti privilegi specifici per i contenuti Data Store. Per abilitare i progetti generici 1 Nel pannello di controllo di OpenLAB, accedere ad Administration > System Configuration.. 2 Nella barra multifunzione, fare clic su Enable Generic Projects. 3 Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su OK. Per informazioni dettagliate sull'assegnazione di privilegi specifici a un progetto, vedere Privilegi specifici per singoli nodi, pagina 88. Privilegi specifici per singoli nodi Per impostazione predefinita, i ruoli degli utenti o dei gruppi vengono impostati a livello globale per tutte le posizioni, gli strumenti, i gruppi di progetti o i progetti. Le impostazioni dei ruoli vengono ereditate rispettivamente dal nodo radice Instruments o Projects. Per assegnare un ruolo diverso a un utente o a un gruppo per uno specifico nodo, è possibile deselezionare la casella di controllo Inherit privileges from parent nella finestra di dialogo Edit Privileges per il nodo richiesto. In seguito è possibile assegnare un ruolo diverso che sarà valido solo per il nodo specifico. È possibile assegnare ruoli Instrument a posizioni o strumenti specifici. Se si utilizzano progetti generici, è possibile assegnare ruoli Project a singoli gruppi di progetti o a singoli progetti. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di progetti generici, pagina 88. I ruoli Administrative vengono sempre impostati a livello globale. 88 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
89 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 4 Strumento di amministrazione ChemStation Strumento di amministrazione ChemStation Lo strumento di amministrazione ChemStation offre molte funzioni relative alla configurazione della ChemStation. Poiché una di queste funzioni è la disattivazione del blocco della sessione, l'accesso allo strumento di amministrazione ChemStation è severamente limitato: Lo strumento di amministrazione ChemStation può essere avviato solo dagli utenti che appartengono al gruppo di utenti locale CSAdministrators (vedere Abilitazione degli utenti all'avvio dello strumento di amministrazione ChemStation, pagina 90). Per avviare lo strumento di amministrazione ChemStation: 1 Dal menu Start nella barra delle applicazioni, selezionare Start > All Programs > Agilent Technologies > OpenLAB CDS ChemStation Edition > ChemStation Administration Tool. Figura 21 Strumento di amministrazione ChemStation Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 89
90 4 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 Strumento di amministrazione ChemStation Abilitazione degli utenti all'avvio dello strumento di amministrazione ChemStation Durante l'installazione di Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition, viene creato automaticamente il gruppo di utenti locale CSAdministrators. L'esecuzione dello strumento di amministrazione ChemStation è consentita solo ai membri di questo gruppo. L'utente che esegue l'installazione di ChemStation viene aggiunto automaticamente al gruppo CSAdministrators. Inoltre, al gruppo Windows Administrators e all'utente che installa la ChemStation vengono concessi privilegi di controllo completo sull'eseguibile del programma dello strumento di amministrazione (Agilent.ChemStation.ECM.ECMAdmin.exe) e, di conseguenza, possono eseguire lo strumento. Per aggiungere un utente Windows al gruppo CSAdministrators: 1 Passare a Start > Control Panel > Administrative Tools 1. Figura 22 Finestra Gestione computer 1 Visualizzare le voci per icona per vedere un elenco di tutte le voci. 90 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente
91 Amministrazione relativa alla conformità alla normativa 21 CFR Part 11 4 Strumento di amministrazione ChemStation 2 Selezionare Computer Management Figura 23 Finestra Gestione computer 3 In Groups, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo CSAdministrator e selezionare Add to Group... dal menu contestuale. La finestra di dialogo Properties mostra gli utenti che sono attualmente membri del gruppo. 4 Utilizzare il pulsante Add per aggiungere gli utenti richiesti. Confermare la scelta facendo clic su OK per aggiornare la finestra di dialogo Properties e visualizzare anche gli utenti appena aggiunti. Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Manuale per l'utente 91
OpenLAB CDS ChemStation Edition con memorizzazione centralizzata dei dati
OpenLAB CDS ChemStation Edition con memorizzazione centralizzata dei dati Manuale per l'utilizzatore Agilent Technologies Informazioni legali Agilent Technologies, Inc. 2008-2016 Nessuna parte di questo
Opzione Agilent OpenLAB ChemStation Guida ai concetti Guida ai concetti dell'opzione OpenLAB ChemStation Agilent Technologies Informazioni legali Agilent Technologies, Inc. 2008-2009, 2010 Nessuna parte