Source: http://docplayer.fr/2581492-Fiche-technique-caracteristiques-techniques-de-l-aedplus.html
Timestamp: 2017-02-25 12:23:05+00:00
Document Index: 81256057

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

FICHE TECHNIQUE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'AEDPLUS - PDF
Download "FICHE TECHNIQUE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'AEDPLUS"
1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX La réponse aux questions suivantes n'est pas valorisée Nom commercial du produit ZOLL AEDPlus Lieu(x) de fabrication pays U.S.A. Date de la 1ère commercialisation mois/année Juin 2002 RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES OBLIGATOIRES Marquage CE Le produit est un défibrillateur semi-automatique Présence d'un bouton de délivrance du choc Le produit est destiné aux services d'urgences Possibilité de choc à une énergie inférieure ou égale à 60 J Le produit est non débrayable Le défibrillateur délivre une onde de défibrillation biphasique Le produit peut fonctionner sur piles et/ou batteries AUTRES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES Caractéristiques générales Dimension (Longueur x largeur x hauteur) cm x cm x cm 13.3 cm x 24.1 cm x 29.2 cm Poids (avec batteries / piles) kg 3,2 Poids (sans batteries / piles) kg 3,1 Type de protection B /BF / CF BF Classe de protection suivant CEI 601,1 ou équivalent n EN IEC CLASSE II Degré de protection aux projections liquides appareil seul IPX 55 Degré de protection aux projections liquides appareil et housse IPX 55 Matière du boitier ABS + Poly Carbonate Niveau sonore maximal en fonctionnement db 125 db Température d'utilisation C 0 C à 50 C Température de stockage C moins 30 C à + 50 C Pression atmosphérique hpa 594 hpa hpa Humidité relative % 95% Compatibilité aux transport aérien à préciser Avion / Hélico Tolérance aux chocs/chutes à préciser 1 mètre Poignée de transport intégrée sur le DSA Alimentation Type de batterie / pile NiCd, Pb, Li Lithium (Li) Nombre de batteries / piles nécessaire au fonctionnement nombre 10 piles 3V A Durée de vie des batteries / piles placées dans le défibrillateur en mode veille (sans choc) années 5 ans Durée de vie des batteries / piles non rechargeables placées dans le défibrillateur en usage journalier (30 mn de fonctionnement et 3 mois/année 13h monitorage chocs chocs) Autonomie de la batterie h 13h Autonomie de la batterie en nombre de chocs successifs, à énergie maximale nombre 300 Nombre de décharges possibles avec un appareil entièrement chargé nombre 300 Durée de recharge d'une batterie / pile à 100% h 0 Possibilité de recharger la batterie / pile Chargeur de batterie / pile intégré / option Périodicité de changement des batteries / piles années 5 ans Témoin de charge Si oui, affichage permanent (sans manipulation)2 Témoin de fonctionnement Alarme alimentation Accessibilité batterie/pile Capot étanche à l'arrière de l'appareil Temps moyen du changement de la batterie/pile mn 2 mn Récupération des batteries/piles usagées par la société Si oui, ce service est-il payant? 0 Ergonomie / Affichage Protection du bouton Marche/Arrêt contre toute manipulation accidentelle / option Type d'affichage LCD LCD Affichage rétroéclairé / option Affichage couleur / option Dimensions de l'affichage Longueur x largeur (cm) 6,6 x 3,3 Paramètres affichés en permanence Nombre de chocs - courbe ECG - Temps Ecoulé + tous messages vocaux Paramètres affichés à la demande Courbe ECG, Fréquence cardiaque Bouton marche arrêt Décrire la signalétique présente à la surface de boutons, pictogrammes Soulever couvercle - Bouton clignotant l'appareil choc Autres types d'affichage Cristaux Liquides en option avec barre mobile Présence d'un guide textuel indiquant pas à pas les opérations à effectuer Présence d'un guide vocal indiquant pas à pas les opérations à effectuer Le volume sonore du guide vocal est-il configurable? Niveau sonore maximal db 100,7 db Possibilité d'enregistrer la voix de l'utilisateur et / option OPTION l'ambiance Indication visuelle et/ou sonore de la délivrance du choc Autres éléments d'ergonomie Analyse du rythme Le dispositif est-il équipé d'un système d'analyse ECG qui permet de préconiser ou non un choc? Le système d'analyse se met-il en fonctionnement dès la pose des électrodes? Existe-t-il un système de détection du mouvement au cours de l'analyse du rythme? Le système d'analyse fonctionne-t-il durant le choc? Si non, combien de temps après le choc le système d'analyse se remet-il en fonctionnement? La charge se fait-elle automatiquement à partir du moment où le système d'analyse de l'ecg a préconisé un choc Analyse du rythme cardiaque pendant le massage cardiaque (solution technologique proposée, références de publications ) (visuelle, sonore...) Capot pour repose tête (permet l'ouverture des voix réspiratoires) Imédiatement Analyse en continue programmable pendant la RCP Temps d'analyse s 9 secondes Temps de charge à partir de l'indication du choc s inférieur à 10 secondes à 200 joules rythme chocable en présence d'un pacemaker rythme chocable en présence d'un défibrillateur automatique implanté3 rythme chocable en présence de gasps (mouvements ventilatoires agoniques) Spécificité du DSA (seuil de détection) Fibrillation ventriculaire d'amplitude > 100 µv et tachycardie ventriculaire à complexe large avec fréquences supérieures à 150 BPM Sensibilité au seuil de détection énoncé précédement > 100 µv Défibrillation Type d'onde et justification du choix technologique Onde Biphasique Rectiligne basse énergie Niveau du pic de courant (conformément aux recommandations ERC - AHA) 200 joules maxi Adaptation à l'impédance du patient Adaptation à l'impédance du patient sans modification notable de la durée du choc préciser Temps choc constant à 10 ms Niveau d'énergie haute, basse Basse Justification du choix technologique relatif au Rectiligne Biphasique Constante adaptable niveaux d'énergie à l'impédance Maximum d'énergie de défibrillation possible J 200 Gamme d'énergies délivrées J configurable Energies délivrées pour un adulte J Les valeurs d'énergie sont-elles configurables? L'intensité des chocs est-elle croissante dans le cas de plusieurs chocs sur un même patient? Temps entre deux chocs s 19 secondes maximum Durée de l'onde de choc ms 10 Justification de la durée d'onde de choc Onde rectiligne fixe de 6 ms polarité positive, 4 ms polarité négative Absence de silence électrique post-choc Absence de courant de lésion post-choc Protocoles de défibrillation Réglage des énergies appliquées pour chaque choc modifiable Si oui, nature des modifications pouvant être apportées Modification dans Configuration Réglage des durées séparant deux analyses du rythme cardiaque modifiable Si oui, nature des modifications pouvant être apportées 0 Réglage des seuils de fréquence cardiaque à partir desquels le défibrillateur proposera un choc Engagement de la société à modifier les algorithmes du DSA pour répondre aux recommandations ERC - AHA à venir Possibilité pour l'utilisateur de modifier les algorithmes du DSA à des fins d'étude clinique Possibilité de programmer le nombre de chocs consécutifs administrés (1,2 ou 3 chocs) préciser le nombre de chocs TV 150 Adulte Enfant - Mise à jour logiciel requise (sur demande) Spécificités pédiatriques Age minimum du patient 1 an Solution technologique permettant la réduction d'énergie (algorithme spécifique, électrodes Appareil qui délivre des niveaux d'énergie dédiées ) Existence d'une bande de tracés dédiés (si non, possibilté d'upgrade ultérieure) Energies délivrées pour un enfant J Gestion avancée des évenements Indication du nombre de chocs déjà administrés4 Indication de la fréquence instantanée du massage cardiaque Indicateur du temps d'allumage du DSA Indicateur du temps écoulé depuis la dernière analyse Mémorisation, transfert et stockage des données (traçabilité) Matériels Type de mémoire interne, carte interne Possibilité de transfert des données / option Si oui, par quel moyen les données sont-elles transférées câble, carte Port IrdA Possibilité de transfert des données par communication sans fil / option Si oui, décrire la solution mise en œuvre Port IrdA sur PC ou PDA Possibilité de connexion à un PC pour gestion des données / option Autres possibilités PDA pour recueil Nombre et type des sorties analogiques 0 Nombre et type des sorties numériques 1 Logiciels Compatibilité avec d'autres logiciels préciser Logiciels monolicence ou multipostes préciser les deux Mémorisation Enregistrement des données ECG Enregistrement du nombre et des horaires des chocs délivrés Enregistrement du contenu et des horaires des messages délivrés - choc recommandé début analyse Enregistrement du contenu et des horaires des autres évenements Si oui, préciser la nature de ces évenements choc délivré mise en marche + arrêt appareils Temps maximum d'enregistrement h 20 mn Nombre maximum d'évenements enregistrés nombre 1 patient Electrodes Surface active des électrodes de défibrillation adulte cm² Apex 81,6 cm² Sternum 113 cm² Surface active des électrodes de défibrillation enfant cm² Apex 32,1 cm² Sternum 51,9 cm² Les électrodes sont-elles préconnectées? Longeur du câble m 0,8 m Temps d'adhérence maximum h 48 à 72 heures Alarme défaut de contact Alarme déconnection des électrodes Durée de vie des électrodes années StatPadz II 2 ans / CPRD 4 ans Accessoires Housse Housse détachable de l'appareil Rangements possibles Poche au dos du sac Système de protection Housse rembourée Poignée de transport sur la housse Couleur de la housse NOIR Possibilité de changer la couleur de la housse. Si oui, précisez les couleurs disponibles BLEU, ROUGE et KAKI Sangle détachable Possibilité d'acquisition de la sangle seule Durée de vie de la housse en utilisation journalière Fabriqué Cordura Possibilité de personnalisation de la housse (nom nom du service, bandes du service, bandes réfléchissantes..) réfléchissantes5 Capot Capot en plastique détachable Allumage du DSA indépendant de l'ouverture/fermeture du capot Autotest Autotest à l'allumage Autotest de vérification du bon fonctionnement - vérifie que les électrodes sont préconnectées des électrodes Fréquence de cet autotest 1 à 7 jours configurables Détailler les éléments testés lors des autotests citer Electrodes, piles et système Indication des résultats de l'autotest visuelle, sonore Visuelle et sonore Bip + message spécifique lors allumage DSA Documents pareils
CardiOuest Chaque jour en France, environ 200 personnes succombent d'un Arrêt Cardiaque Soudain (ACS). C'est 10 fois plus que le nombre de victime d'accident de la route. Faute d'intervention rapide, le Plus en détail Un choc pour une vie!
www.cardiouest.fr Un choc pour une vie! Spécialiste Défibrillateurs Formations 1ers Secours 6, rue Eugène Quessot 35000 RENNES Tél : 02 30 96 19 53 Mail : info@cardiouest.fr CardiAid est conçu pour rendre Plus en détail Caractéristiques techniques
Défibrillateur Philips HeartStart OnSite Caractéristiques techniques Défibrillateur Modèle Gamme de défibrillateur Éléments livrés Type d onde Énergie Intervalle entre chocs Délivrance rapide du choc Instructions Plus en détail Les défibrillateurs POWERHEART G3
Au cœur de la réanimation Les défibrillateurs POWERHEART G3 Linde: Living healthcare* 2 Les défibrillateurs POWERHEART G3 La gamme de défibrillateurs POWERHEART Afin de compléter son offre de matériels Plus en détail FICHE TECHNIQUE. Modèle AED G3+ Le défibrillateur le plus fiable du marché 21/04/2011 DEFIBRILLATEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE. Ref. Haléco : 036.946.
FICHE TECHNIQUE DEFIBRILLATEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE Ref. Haléco : 036.946.93 Modèle AED G3+ Le défibrillateur le plus fiable du marché Mise en marche facile dès l ouverture du capot Electrodes simples, Plus en détail Défibrillateur Cardiaque Automatisé
LIFEPAK CR Plus DEfibrillateur Works like you work. La solution pour l accès public à la défibrillation Le secourisme facile L arrêt cardiaque brutal frappe sans prévenir. LA MORT SUBITE Frappe sans prévenir. Plus en détail FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS Le défibrillateur, un investissement pour la vie
FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS Le défibrillateur, un investissement pour la vie Défibrillateur Samaritan Pad 300 P FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS 31 rue de Bavans 25113 Sainte-Marie Tél : 09.81 92 73 50 Plus en détail DAE Powerheart G5 Version automatique
DAE Powerheart G5 Version automatique RESCUE R E A D Y Spécifications de l'offre Fonctionnement et utilisation + Le DAE s'active automatiquement à l'ouverture du couvercle. + Le DAE présente des invites Plus en détail Équipements de secours.
Information produit Équipements de secours. Défibrillateurs et oxygène médical pour chaque besoin. 2 Équipements de secours Table des matières PanGas Healthcare 4 Powerheart G DAE Powerheart G Équipement Plus en détail Caractéristiques techniques TEC-5521/TEC-5531
Caractéristiques techniques TEC-5521/TEC-5531 Défibrillateur Energie de sortie (sur 5 Ω) 2, 3, 5, 7, 1, 15, 2, 3, 5, 7, 1, 15, 2 et 27 J Précision de l énergie : 2 J: ±.5 J 3 J: ±1 J 5 to 15 J: ±2 J de Plus en détail MEDUCORE Standard Défibrillation, monitorage et ventilation en une seule main
MEDUCORE Standard Défibrillation, monitorage et ventilation en une seule main MEDUCORE Standard Défibrillation, monitorage et ventilation en un En réanimation, MEDUCORE Standard est un partenaire fiable Plus en détail DEFIBRILLATEUR SUR SITE HEARTSTART
CONÇU POUR SAUVER DES VIES DEFIBRILLATEUR SUR SITE HEARTSTART Pour permettre aux gens ordinaires d agir dans les moments extraordinaires Chaque année, aux Etats-Unis, l arrêt cardiaque subit frappe environ Plus en détail PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE DE NIVEAU 1
TECHNIQUE 9.1 MISE EN ŒUVRE D UN DAE 1. Justification La survie des personnes en arrêt cardio-respiratoire par fonctionnement anarchique du cœur est amélioré si une défibrillation est réalisée précocement. Plus en détail Le premier et le seul Défibrillateur Entièrement Automatique équipé d une réelle assistance au massage cardiaque Intègre la technologie Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) 100% utile. En cas Plus en détail R Series. Intervenez en toute confiance avec la technologie. Code Ready (Code Urgence)
R Series Intervenez en toute confiance avec la technologie Code Ready (Code Urgence) Le premier et l unique défibrillateur Code-Ready Il n y a pas pire moment pour découvrir qu un défibrillateur n est Plus en détail LA DEFIBRILLATION AUTOMATISEE EXTERNE
LA DEFIBRILLATION AUTOMATISEE EXTERNE Attestation de Formation aux Gestes et Soins d Urgence CESU 73 cesu 73 1 Sommaire historique et législation la chaîne de survie le défibrillateur semi automatique Plus en détail HeartSine Samaritan PAD Des DAE qui sauvent des vies
HeartSine Samaritan PAD Des DAE qui sauvent des vies www.heartsine.fr HeartSine Samaritan PAD 300/500 Des DAE qui sauvent des vies En cas d arrêt cardiaque subit, un défibrillateur de type DAE (défibrillateur Plus en détail CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.)
Marché n 2008/ /PA MARCHE PUBLIC FOURNITURES ET SERVICES COMMUNE DE BOIS GUILLAUME CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.) ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS Remise des propositions Mardi 9 décembre 2008-16 Plus en détail AED Plus Guide de l'administrateur
AED Plus Guide de l'administrateur 9650-0301-02 Rev. H La date d'édition du Guide de l'administrateur de l'aed Plus (REF 9650-0301-02 Rév. H) est Septembre, 2012. Si plus de 3 ans se sont écoulés depuis Plus en détail Cours CSE-2009 MSR - Corrigé TEST 1
Cours CSE-2009 MSR - Corrigé TEST 1 Cours CSE 2009 - Corrigé Test 1 1 HEIG-VD / MSR CSE Test 1 HEIG-VD MSR 18/03/2009 Etude d un défibrillateur automatique Lors d une fibrillation ventriculaire, les contractions Plus en détail RECOMMANDATIONS OFFICIELLES - DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES
RECOMMANDATIONS OFFICIELLES - DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES SOMMAIRE : Définitions DAE / DSA / DEA. Les accessoires recommandés. Notion de système d information pour les secours spécialisés. Les Plus en détail DÉFIBRILATEUR EXTERNE AUTOMATISER (DEA) HEARTSTART de la compagnie Philips
DÉFIBRILATEUR EXTERNE AUTOMATISER (DEA) HEARTSTART de la compagnie Philips HeartStart FRx HeartStart (HS1) Le défibrillateur Philips HeartStart FRx et HeartStart (HS1) sont des défibrillateurs externes Plus en détail Double-cliquez sur l'icône "Keep-it-Easy System" pour lancer le logiciel et le menu principal se présente comme l'image n 1.
Manuel d'utilisation du logiciel du moniteur ECG REF. 23 500 10 Sommaire : 1. Menu principal 2. Description des fonctions principales 2.1 Gestionnaire d'archives 2.2 Continuer l'affichage des données 2.3 Plus en détail CATALOGUE 2015. www.defibtech.fr. www.defibtech.fr. info@defibtech.fr. La technologie qui sauve des vies. Assistance technique et commerciale :
Faites 30 compressions CATALOGUE 2015 Conforme au décret du 4 mai 2007-705 du 4 mai 2007 autorisant toute personne à utiliser un défibrillateur Assistance technique et commerciale : 01 75 61 04 70 Usine Plus en détail Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech
Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech Manuel de l'utilisateur AHA /ERC 2010 APPUYER SUR LE BOUTON «MARCHE» 1 PLACER LES ÉLECTRODES SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU DAE 2 À L'INVITE, APPUYER Plus en détail ARMOIRES DE PROTECTION ARMOIRES DE SURVEILLANCE POUR DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES (DAE)
ARMOIRES DE PROTECTION ARMOIRES DE SURVEILLANCE POUR DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES (DAE) DETAIL AIVIA PROTECTION H : 423 mm L AIVIA est une solution conçue et réalisée en France par PYRESCOM* (Société Plus en détail CATALOGUE 2013. www.defibtech.fr. www.defibtech.fr. info@defibtech.fr. nous sur le site. www.formaction-sst.com. La technologie qui sauve des vies
Faites 30 compressions CATALOGUE 2013 Conforme au décret du 4 mai 2007-705 du 4 mai 2007 autorisant toute personne à utiliser un défibrillateur Assistance Pour une technique devis et commerciale : 01 personnalisé, Plus en détail Manuel d utilisation du Défibrillateur automatisé externe (DAE)
Manuel d utilisation du Défibrillateur automatisé externe (DAE) IMPORTANT Lisez attentivement et intégralement le présent manuel d utilisation avant d utiliser l appareil pour la première fois. Les informations Plus en détail FRED easy. Défibrillateur automatisé externe (DAE) FRED easy - SD Card - Ethernet - Online. Manuel d utilisation. Réf. : 0-48-0014 Rév.
FRED easy Défibrillateur automatisé externe (DAE) FRED easy - SD Card - Ethernet - Online *0-48-0014* Manuel d utilisation Informations concernant la distribution et le service après-vente SCHILLER possède Plus en détail Données techniques. Chaque version du HeartSave peut être complétée comme vous le souhaitez : HeartSave AED HeartSave AED-M HeartSave 6 HeartSave 6S
Données techniques Chaque version du HeartSave peut être complétée comme vous le souhaitez : HeartSave AED HeartSave AED-M HeartSave 6 HeartSave 6S Défibrillation Forme d'impulsions Energie Durée de la Plus en détail et Guide de l opérateur Février 2010 9650-0350-02 Rev. D
et Guide de l opérateur Février 2010 9650-0350-02 Rev. D La date d édition et le numéro de révision de ce manuel sont imprimés sur la page de titre. Si plus de trois ans se sont écoulés depuis cette date, Plus en détail LE DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE FR2 DE LAERDAL
PSE 1 Manuel d utilisation DSA 1/12 LE DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE FR2 DE LAERDAL 1. PRESENTATION DU D.S.A FR2 DE LAERDAL 1.1. PRINCIPE DE LA DEFIBRILLATION. 1.2. A PROPOS DU D.S.A. 1.3. DESCRIPTION Plus en détail Gestion des urgences
Gestion des urgences - Semi-automatique - Primedic HeartSave PAD Défibrillateur semi-automatique Un arrêt cardiaque ne peut être évité, mais les conséquences, si! Avec le Primedic HeartSave PAD, vous possédez Plus en détail Défibrillation et Grand Public. Méd-Cl JAN Didier Médecin chef Méd-Cne PIVERT Pascaline
Défibrillation et Grand Public Méd-Cl JAN Didier Médecin chef Méd-Cne PIVERT Pascaline Quelques chiffres (1) 50 à 60 000 décès en France par mort subite dont la moitié font suite à l apparition d une tachycardie Plus en détail Enregistreur de données d humidité et de température
Manuel d utilisation Enregistreur de données d humidité et de température Modèle RHT Introduction Toutes nos félicitations pour votre acquisition de cet enregistreur de données d'humidité et de température. Plus en détail Formation à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique
Formation à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique Grilles d'évaluation Conformes au Guide national de référence GRILLE D'ÉVALUATION FORMATIVE DSA FE1 - RCP de base en équipe (sans DSA) Situation Plus en détail MANUEL DU DEFIBRILLATEUR DE FORMATION CARDIAC SCIENCE. Cardiac Science AEDs Manuel d utilisation Défibrillateur de formation
Cardiac Science AEDs Manuel d utilisation Défibrillateur de formation IMPORTANT Le Powerheart AED G3 Trainer est un appareil destiné à la Formation et ne doit pas être utilisé sur un être humain ; il Plus en détail CATALOGUE 2013. www.defibtech.fr. 01 75 61 04 70 info@defibtech.fr. Assistance technique et commerciale : DefibFrance SARL
CATALOGUE 2013 Conforme au décret du 4 mai 2007-705 du 4 mai 2007 autorisant toute personne à utiliser un défibrillateur Assistance technique et commerciale : 01 75 61 04 70 Usine certifiée ISO 13485:2003 Plus en détail LIFEPAK 500. Défibrillateur semi-automatique avec technologie cprmax. Mode d'emploi
LIFEPAK 500 Défibrillateur semi-automatique avec technologie cprmax Mode d'emploi MODE D'EMPLOI LIFEPAK 500 Défibrillateur semi-automatique avec technologie cprmax IMPORTANT Responsabilité des informations Plus en détail HeartSine PDU 400. Personal Defibrillation Unit. Guide d'utilisation. FRANÇAIS www.heartsine.com
HeartSine PDU 400 Personal Defibrillation Unit Guide d'utilisation FRANÇAIS www.heartsine.com INTRODUCTION Le PDU 400 HeartSine est un défibrillateur externe semi-automatique conçu pour administrer rapidement Plus en détail LE SCOPE 1 BUT 2 DOMAINE D APPLICATION
Procédures en réanimation 29/10/2007 Page 1/7 Rédaction : IDE Séverine Marmilloud Vérification :IDE Thomé C. Chable J-B Approbation : Dr Sirodot Michel 1 BUT Moniteur permettant la surveillance continue Plus en détail Présentation ZOLL Médical France
Présentation ZOLL Médical France Alain LEBON Albin Lamoureux ZOLL Médical France A propos de ZOLL Conception, fabrication et commercialisation d équipements avancés et non invasifs de réanimation cardiaque. Plus en détail MEDUCORE Standard. Moniteur défibrillateur. Mode d'emploi
MEDUCORE Standard Moniteur défibrillateur Mode d'emploi Sommaire Sommaire FRDeutsch 1 Introduction 5 1.1 Conditions normales d'utilisation... 5 1.2 Qualification de l'exploitant et de l'utilisateur... Plus en détail Heartmate XVE. La source d énergie permettant à la pompe de fonctionner peut provenir d une paire de batteries ou alors de la PBU (Power Base Unit).
Heartmate XVE Description Le Heartmate XVE est un système d assistance cardiaque implantable. Il s agit d une pompe électrique et d une assistance ventriculaire gauche uniquement. La pompe est implantée Plus en détail Le Défibrillateur semi-automatique ou D.S.A. Décembre 2006-SAMU 76B
Le Défibrillateur semi-automatique ou D.S.A. 1 La mort subite Affections cardio-vasculaires : 1ere cause de mortalité en France (32% des décès) Problème de santé publique «c est une mort non prévisible Plus en détail Mode d'emploi AED de formation
Mode d'emploi AED de formation NUMÉRO DE RÉFÉRENCE Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. Le défibrillateur externe automatique (AED) de formation est un appareil utilisé pour Plus en détail REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE. Symposium Respiratoire d Aquitaine 2015 Mme Brethes IADE - Formateur Protection Civile
REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE Symposium Respiratoire d Aquitaine 2015 Mme Brethes IADE - Formateur Protection Civile 1 ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE L arrêt cardiaque peut être d origine cardiaque ou secondaire Plus en détail FlatBox. Système d Alarme de Sécurité GSM / Sans Fil
FlatBox Système d Alarme de Sécurité GSM / Sans Fil www.secumax.fr F l a t B o x La sécurité à la portée de tous GSM / SMS / RFID Système d Alarme Tactile www.secumax.fr Caractéristiques Technologie ARM Plus en détail DETECTEUR DE CO KID. Notice d utilisation
Notice d utilisation DETECTEUR DE CO KID Le KID vous permettra, de façon fiable et précise, la détection et la mesure de la concentration du monoxyde de carbone ambiant de 0 à 999 ppm. CARACTERISTIQUES Plus en détail Les défibrillateurs entièrement automatiques (DEA) Les défibrillateurs semi-automatiques (DSA) Les défibrillateurs semi-automatiques PROFESIONNELS
Les défibrillateurs entièrement automatiques (DEA) Defibtech Lifeline Automatique ZOLL AED PLUS Heartsine Samaritan 360P Medtronic Physio-Control LIFEPAK CR Plus Schiller FRED Easy Life Automatique Les Plus en détail Gestion des urgences
Gestion des urgences - Semi-automatique - Primedic HeartSave PAD Défibrillateur semi-automatique Un arrêt cardiaque ne peut être évité, mais les conséquences, si! Avec le Primedic HeartSave PAD, vous possédez Plus en détail Back-UPS Pro Green APC
Back-UPS Pro Green APC Batterie de secours haut-de-gamme avec protection contre les surtensions pour les équipements électroniques et les ordinateurs. 550VA, 900VA, 1200VA, 1500VA Fiabilité Efficacité Plus en détail Powerheart G5 AED Guide d'utilisation du dispositif de formation
Powerheart G5 AED Guide d'utilisation du dispositif de formation Copyright 2012 Cardiac Science Corporation. Tous droits réservés. Utilisez le dispositif de formation au défibrillateur automatisé externe Plus en détail Technologie de sauvetage
Technologie de sauvetage Technologie de sauvetage pour l'infarctus L'infarctus SCA, la première cause de décès aux États-Unis et en Europe, est un état dans lequel le cœur n'est plus en mesure de pomper Plus en détail LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI
LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI Important Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes autorisées. Enregistrement de l'appareil Veuillez Plus en détail AED Plus. La meilleure assistance pour les sauveteurs
AED Plus La meilleure assistance pour les sauveteurs RCP indispensable Les dernières recommandations publiées en 2010 par le conseil européen de réanimation (ERC, European Resuscitation Council) sont claires Plus en détail SÉCURITÉ Le chargeur est conçu exclusivement pour charger des batteries conformément aux spécifications
MANUEL FÉLICITATIONS pour l achat de votre nouveau chargeur de batterie professionnel à commutation de mode. Ce chargeur fait partie d une gamme de chargeurs professionnels de CTEK SWEDEN AB et représente Plus en détail Guide de l administrateur
AED Plus Entièrement Automatique Guide de l administrateur Automatique 9650-0311-02 Rev. C La date d édition du Guide de l'administrateur ZOLL AED Plus entièrement automatique, Révision C, est avril 2011. Plus en détail Mode d emploi de la loupe électronique HD STELLA 5.0
Mode d emploi de la loupe électronique HD STELLA 5.0 Merci d'avoir acheté cette loupe vidéo portable. Prenez le temps nécessaire pour lire ce manuel. Il va vous aider à mieux utiliser cette vidéo-loupe Plus en détail HeartSine PAD 500P Trainer Manuel de l utilisateur 1
HeartSine samaritan PAD 500P Trainer Modell: TRN500 Manuel de l utilisateur HeartSine HeartSine PAD 500P Trainer Manuel de l utilisateur 1 samaritan HeartSine avec CPR Advisor, modèle 500P Le HeartSine Plus en détail 5 MODELES AU CHOIX. Thermo Bouton 22T. Thermo Bouton 22L. Lecteur de Thermo Boutons
3.H.01.330-110114 page 1/ Bouton - Hygro Bouton Le plus petit enregistreur de température / d humidité au monde IDEAL POUR TOUS VOS CONTROLES DE TEMPERATURE, LE SUIVI DE VOS PRO- DUITS, DE VOS TRANSPORTS, Plus en détail Installation et utilisation de l onduleur Back-UPS RS 700
Installation et utilisation de l onduleur Back-UPS RS 700 Inventaire Sécurité N exposez pas l onduleur à la lumière directe du soleil, à une chaleur excessive, à l humidité ou au contact de liquides. bu001a Plus en détail Sommaire. 1. Matériel. 2. Logiciels Freelap. 3. Préparation avant l entraînement
Sommaire 1. Matériel 1.1. Interface de configuration 1.2. Cardiofréquencemètre freelap 1.. Freelap StopWatch 4 1.4. Balises freelap 4 2. Logiciels Freelap 2.1. Configuration du cardiofréquencemètre 4 2.2. Plus en détail PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT DES DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES IMPLANTABLES (DAI)
PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT DES DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES IMPLANTABLES (DAI) 2 Défibrillateur Automatique Implantable SOMMAIRE Introduction Indications Principe du DAI Historique Composants et structure Plus en détail Thermomètre infrarouge avec marquage de la surface de mesure
Cap sur le futur testo 845 Thermomètre infrarouge avec marquage de la surface de mesure 2 optiques en 1, 1 mm à 7 cm, 13 cm à 5 m (75:1) NEW! C %HR Ctd Champ de mesure restreint à petite ou grande distance Plus en détail GASMAN II MANUEL D UTILISATION
ANALYSE DETECTION SECURITE GASMAN II MANUEL D UTILISATION SOMMAIRE 1. INTRODUCTION ---------------------------------------------------------------------------------- P 2 2. CARACTERISTIQUES DE L APPAREIL---------------------------------------------------- Plus en détail Familiarisez-vous avec les boutons de fonctionnement et le mode d utilisation du DEA avant d utiliser cet appareil.
Instructions Pour VUE D ENSEMBLE DU DEA Familiarisez-vous avec les boutons de fonctionnement et le mode d utilisation du DEA avant d utiliser cet appareil. Contenu: Vue d ensemble du DEA Page 1 Description Plus en détail LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI
+ LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI Responsabilité des informations Il est de la responsabilité Plus en détail DIXO 1000 EMAT - PIEZO
DIXO 1000 EMAT - PIEZO Système de contrôle par ultrasons haut de gamme, extrêmement compact : Dimensions : 224 188 37 mm ; Poids : 1,3 Kg ; 8 heures d autonomie de fonctionnement. Cet équipement a été Plus en détail Pour permettre une intervention immédiate Défibrillateur Philips HeartStart FRx Fiche produit
Pour permettre une intervention immédiate Fiche produit Conforme aux directives 2005 L arrêt cardio-respiratoire monde, à tout moment, Le taux de survie des victimes d un arrêt cardio-respiratoire est Plus en détail Table ronde du 26 mars 2009
La défibrillation Table ronde du 26 mars 2009 1 La défibrillation Généralités Le rythme cardiaque régulier ou rythme sinusal : le cœur se contracte et se relâche de façon régulière pour assurer un flux Plus en détail ACCESSOIRES LIFEPAK DEFIBRILLATEUR. pour utilisation avec le. Accessoires Physio-Control
ACCESSOIRES pour utilisation avec le LIFEPAK DEFIBRILLATEUR 1000 Accessoires Physio-Control OPTIONS D ALIMENTATION / ACCESSOIRES DE SURVEILLANCE ECG Merci d avoir choisi Physio-Control comme partenaire Plus en détail Le défibrillateur. Dr Hamdi BOUBAKER
Le défibrillateur Dr Hamdi BOUBAKER Défibrillation ou Choc électrique externe le défibrillation: geste consistant à faire passer volontairement et brièvement un courant électrique dans le cœur en cas des Plus en détail Robuste et prêt à l emploi
Robuste et prêt à l emploi Défibrillateur Philips HeartStart FRx Fournitures consommables et accessoires Dans les lieux publics, conformément aux décrets d application de nouvelles lois dans certains pays, Plus en détail POUR QUE LA VIE CONTINUE
POUR QUE LA VIE CONTINUE AVEC LES DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES, IL N A PAS BESOIN D ETRE PROFESSIONNEL POUR SAUVER UNE VIE. PARTOUT! HeartSave PAD, AED, AS www.primedic.com KAPITEL XY 1 2 UNE DÉCISION Plus en détail SMD600. Détecteur de Métaux Multizone à Sensibilité très élevée. www.ceia-international.com NOUVELLE GENERATION
Détecteur de Métaux Multizone à Sensibilité très élevée NOUVELLE GENERATION Très haute sensibilité à tous les métaux Immunité exceptionnelle aux interférences ambiantes Conforme aux Standards de Sûreté Plus en détail Enregistreur de données de température haute précision, d humidité et point de rosée, à interface USB et écran LCD
Data logger EL - USB - 2 - LCD+ Enregistreur de données de température haute précision, d humidité et point de rosée, à interface USB et écran LCD Cet enregistreur de données effectue et mémorise jusqu Plus en détail KIT DE PREVENTION HYPERTHERMIQUE
KIT DE PREVENTION HYPERTHERMIQUE Bâtiment Le Diaph 13 rue François Le Toullec 56100 Lorient Tél : +33 (0)2 97 80 10 40 www.pc-equipment.fr RUBRIQUES + D INFOS Notre kit est évolutif en fonction des besoins. Plus en détail 30/04/2010 FICHE TECHNIQUE DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE. Référence produit : 038.365.24
FICHE TECHNIQUE DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE Référence produit : 038.365.24 1 RESUME DES FONCTIONALITES Le défibrillateur externe automatique CardiAid est un dispositif facile à utiliser, spécialement Plus en détail Cardioversion, défibrillation détection automatique des tachycardies, N Sadoul, CHU de Nancy
Cardioversion, défibrillation détection automatique des tachycardies, N Sadoul, CHU de Nancy La défibrillation, la cardioversion Qu est ce qu il y a dans un DAI? Une source d'énergie : la (les) pile(s) Plus en détail AED Trainer 3 MANUEL D UTILISATION. 861467 Édition 1
AED Trainer 3 MANUEL D UTILISATION 861467 Édition 1 F A B G H C D E I K J INTERFACE UTILISATEUR DU AED TRAINER 3 A. Prise pour connecteur des électrodes de formation Logement pour le connecteur des électrodes Plus en détail WWW.PROSENSOR.COM NOUVEAU SITE INTERNET S O N D E À C O M P O S T
Le ministère de l écologie a par arrêté du 22 avril 2008, fixé les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ( NOR : DEVP0810090A). Cet arrêté stipule que la température Plus en détail CashConcepts CCE 112 NEO
CashConcepts CCE 112 NEO Vous pouvez télécharger en plusieurs langues le manuel gratuit à l'adresse www.cce.tm dans la rubrique FAQ. Description Vue frontale 1 Barre LED Vert = billet accepté Rouge = billet Plus en détail Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech
Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech Guide d'utilisation AHA /ERC 2010 Avis Defibtech ne saurait être tenu responsable pour les erreurs contenues dans ce document ou pour les dommages Plus en détail Questions - utilisation
FAQ NAO (FR) FRANÇAIS Questions - utilisation - Puis-je savoir dans quel mode je suis (REACTIVE LIGHTING ou constant) lorsque ma lampe est sur ma tête? Oui, il vous suffit de mettre un doigt sur le capteur. Plus en détail La situation des arrêts cardiaques dans le département
La situation des arrêts cardiaques dans le département Depuis 5 ans, près de 5 interventions de sapeurs-pompiers par semaine pour arrêt cardiaque dans le Maine-et-Loire Dans le Maine-et-Loire, de 2005 Plus en détail La chaîne de survie résume les étapes qui conditionnent la survie à l arrêt cardio-respiratoire
Grâce au don du Rotary Club de Pont sur Yonne (http://www.rotary-pont-sur-yonne.com/), la commune dispose d un défibrillateur entièrement automatisé (DEA), en libre accès au magasin petit casino VIVAL, Plus en détail Défibrillateurs automatisés externes de la gamme DDU-2000 de Defibtech DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450
Défibrillateurs automatisés externes de la gamme DDU-2000 de Defibtech DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Guide d'utilisation AHA/ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Avis Defibtech, LLC ne saurait être tenu responsable Plus en détail Défibrillateur semi-automatique externe DDU-100 de Defibtech
Défibrillateur semi-automatique externe DDU-100 de Defibtech Manuel de l'utilisateur AHA/ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION iii Avis Defibtech ne saurait être tenu responsable pour les erreurs contenues Plus en détail DÉFIBRILLATEUR/MONITEUR. HEARTSTART MRx MANUEL D UTILISATION M3535A M3536A
DÉFIBRILLATEUR/MONITEUR HEARTSTART MRx MANUEL D UTILISATION M3535A M3536A 1Table des matières 1 Introduction 3 Présentation 3 Utilisation 5 Procédure de défibrillation 5 Cardioversion synchronisée 6 Stimulation Plus en détail Ce défibrillateur est installé dans le bâtiment de l ancienne mairie.
Ce défibrillateur est installé dans le bâtiment de l ancienne mairie. d un haut-parleur qui donne des messages sonores et guide le sauveteur dans son action D un accumulateur (batterie) d énergie qui permet Plus en détail MANUEL L'EMPLOI BOUTON RESET FR 15 FICHE D'ALIMENTATION* CÂBLE SECTEUR CTEK COMFORT CONNECT TÉMOIN DE DÉFAUT CÂBLE DE CHARGE RESET
MANUEL 1 FÉLICITATIONS pour l achat de votre nouveau chargeur de batteries professionnel à commutation de mode. Ce chargeur fait partie d une gamme de chargeurs professionnels de CTEK SWEDEN AB et représente Plus en détail Des produits et des services qui optimisent les performances des défibrillateurs
Défibrillateur Premiers Secours Philips HeartStart OnSite Fournitures consommables et accessoires Des produits et des services qui optimisent les performances des défibrillateurs Mallettes de transport Plus en détail Manuel d'utilisation. Enregistreur de données et sonomètre d intégration. Modèle 407780
Manuel d'utilisation Enregistreur de données et sonomètre d intégration Modèle 407780 Présentation Nous vous félicitons pour l acquisition de votre sonomètre d intégration, modèle 407780 d Extech. Doté Plus en détail Système d alarme sans fil avec transmetteur téléphonique vocale
Notice d emploi Réf. : VOM000484 Système d alarme sans fil avec transmetteur téléphonique vocale 1313 11 Vers.28-10-2010 Introduction Visualisation des boutons Merci d avoir fait l acquisition de ce système Plus en détail DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK 1000 BROCHURE DU PRODUIT
DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK 1000 BROCHURE DU PRODUIT DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK 1000 Les urgences cardiaques ne sont pas toutes identiques. Il en va de même pour les intervenants d urgence. Vous avez besoin de Plus en détail Guide de l Utilisateur. Micro-ohmmètre. Modèle UM200
Guide de l Utilisateur Micro-ohmmètre Modèle UM200 Introduction Merci d'avoir choisi le modèle Extech UM200. Cet appareil est livré entièrement testé et calibré et, avec une utilisation correcte, vous Plus en détail Défibrillateurs de la gamme TEC-8300K. Sans faille
Défibrillateurs de la gamme TEC-8300K Sans faille Celui sur lequel vous pouvez compter en cas d urgence ECG, SpO 2, PNI, MULTI connecteurs, stimulation* * Stimulation disponible sur les modèles TEC-8332K/8352K Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back