Source: http://docplayer.pl/1725735-Fieldit-rotametr-stalowy-fam5400.html
Timestamp: 2016-12-08 18:53:01+00:00
Document Index: 345244

Matched Legal Cases: ['Art.3', 'Art. 3', 'Art. 3', 'ART 250', 'arty 3', 'ART 1', 'FSK ', 'FSK ']

⭐FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400
FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400
Download "FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400"
1 Instrukcja Obsługi D184B114U02 FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Seria AM54_31/32 Seria AM54_71/72/742 Oznaczenie Produktu FAM5400 Instrukcja Obsługi Part No. D184B114U02 Data wydania: 07/04 Rewizja: 02 Producent: ABB Automation Products GmbH Dransfelder Str Göttingen, Germany Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Copyright 2004 by ABB Automation Products GmbH Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek technicznych. Dokument ten jest chroniony i podlega prawu autorskiemu. Infomacje zawarte w tym dokumencie są przeznaczone dla użytkownika i mają wspomagać bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia. Zabrania się kopiowania całości lub części tej instrukcji bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich. 2 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U023 Spis treści 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Warunki bezpiecznej pracy Normy bezpieczeństwa dla urządzenia Warunki pracy Wartości dopuszczalne Dopuszczalne płyny Znaki bezpieczeństwa, Symbole, Oznaczenia i Tabliczki znamionowe oraz Znak CE Specyfikacja Tabliczki znamionowej Kwalifikacje personelu Odpowiedzialność Użytkownika Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas transportu Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas montażu mechanicznego Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas montażu elektrycznego Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas stosowania w strefach zagr. wybuchem Ex Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas pracy Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas przeglądów i obsługi Zwroty Opis funkcjonalny Instalacja Wymagania instalacyjne Spadek ciśnienia Minimalne wymagane ciśnienie dla pomiarów przepływu gazu Tłumienie pulsacji Ciecze zawierające ciała stałe Uruchomienie Temperatura płynu i otoczenia AM5407_ Połączenia, ustawienia i dodawanie alarmów Ustawianie alarmów Dodawanie alarmów Specyfikacja AM54_31/ Połączenia elektryczne Przykład podłączenia napięcia zasilania Programowalne wyjście Komunikacja z protokołem HART/SMART-Vision Obsługa, wprowadzanie danych i konfiguracja Konfiguracja przetwornika i uruchomienie Dodatkowe informacje o konfiguracji Wartość odcięcia przy niskim przepływie Wyjście prądowe Iout przy alarmie Przekroczenie licznika podmenu Totalizer Kasowanie licznika Submenu Totalizer Tłumienie Podmenu Display Podmenu Function Test Iout Rejestr błędów...29 D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM5400 34 Spis treści Kod Specyfikacja AM , Wersja Ex Specyfikacja AM 54131/32, Wersja Ex Schemat połączeń Zaciski 31/32, Napięcie zasilania lub Obwód zasilający Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 1/2G EEx c ib IIC T Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 3G EEx na [L] IIC T Temperatury płynu Specyfikacja AM54231/32 i AM , Wykonanie Ex Model AM54231/ Schemat połączeń Specyfikacja zatwierdzenia II 1/2G EEx c ib IIC T4 - patrz Rozdział 10.3 Model AM Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 1/2G EEx c d IIC T6 / II 3G EEx na [L] IIC T Temperatura pracy/temperatura płynu Specyfikacja dla II 1/2G EEx c ib IIC T4 / II 3G EEx na [L] IIC T4 patrz Rozdział 10.3 (Model AM5413) Specyfikacja dla II 1/2G EEx c d IIC T Model AM Schemat połączeń Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 1/2G EEx c ib IIC T6 patrz Rozdział 9 (Model AM ) Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 3G EEx na [L] IIC T6/II 1/2G EEx c d IIC T Specyfikacje Klas temperaturowych i temperatury pracy/temperatury płynu Dodatkowe informacje o montażu Połączenia w obudowach ciśnieniowych w wykonaniu EEx d Połączenia przy użyciu szczelnych złączek kablowych Otwieranie przepływomierza Izolacja przepływomierza Podłączanie wyrównania potencjałów Specyfikacja AM54331/32 i AM , Wykonanie FM Zaciski 31/32, Napięcie zasilania lub prąd zasilania Wymagania dla podłączeń Izolacja przepływomierza Dodatkowe informacje dotyczące instalacji przyrządu ze szczelną obudową, Wykonanie FM Połączenia przy użyciu szczelnych złączek kablowych Otwieranie przepływomierza Specyfikacja AM54431/32 i AM , Wykonanie CSA Zatwierdzenie dla wykonania CSA Zaciski 31/32, Napięcie zasilania lub prąd zasilania Wymiary i połączenia przy długości mont. 250 mm, Wyk. standardowe Wymiary i połączenia przy długości mont. 250 mm, Wyk. z pł. grzewczym Wymiary i połączenia przy długości mont. 250 mm, Wyk. spożywcze Certyfikat zgodności EU Certyfikat typu EU Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U025 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy 1.1 Warunki bezpiecznej pracy Normy bezpieczeństwa dla urządzenia 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Przyrząd to spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w dyrektywie dla urządzeń ciśnieniowych (Pressure Equipment Directive) oraz zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zostało ono przetestowane w fabryce i właściwie przygotowane do transportu. W celu uzyskania najlepszych parametrów urządzenia w czasie jego eksploatacji należy spełnić wszystkie wymagania opisane w tej instrukcji. Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje dotyczące uruchomienia urządzenia w obszarach zagrożonych wybuchem. Przyrząd spełnia wymagania EMC zgodne z EN61326 / NAMUR NE21. W przypadku przerwy w zasilaniu przyrząd zapisuje parametry w FRAM (łącznie z ostatnią wartością licznika). Po przywróceniu zasilania przyrząd natychmiast jest gotowy do pracy Warunki pracy Przyrząd został zaprojektowany do: przepuszczania cieczy i płynów w stanie gazowym pomiaru przepływu cieczy Wymagania, które są włączone do Warunków pracy: montaż zgodnie z wyznaczonymi limitami zapoznanie się i przestrzeganie informacji dotyczących dopuszczalnych cieczy zapoznanie się i przestrzeganie informacji zawartych w instrukcji obsługi zapoznanie się i przestrzeganie informacji zwartych w stowarzyszonych dokumentach (Karty specyfikacyjne, Schematy, Rysunki wymiarowe) Poniższe zastosowania przyrządu są zabronione: montaż w rurociągu jako elastyczny element kompensujący, np. jako kompensacja niewspółosiowości rurociągu, wibracji, rozszerzeń itp., wykorzystywanie jako szczebel drabiny, np. podczas prac montażowych, wykorzystywanie jako wspornik dla zewnętrznych obciążeń, np. jako wspornik dla rurociągu itp., usuwanie materiału przez frezowanie obudowy lub pokrywanie materiału lub elementów poprzez malowanie (pokrywanie Tabliczki znamionowej), spawanie lub lutowanie. naprawy, zmiany i modyfikacje oraz używanie innych części zamiennych niż te wymienione w instrukcji obsługi. Wyjątek stanowi dokonywanie napraw w punktach autoryzowanych przez ABB. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadkach nieautoryzowanych napraw. Należy przestrzegać wymagań opisanych w Instrukcji eksploatacji a związanych z pracą, serwisem i obsługą. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub zabronionego zastosowania przyrządu Wartości dopuszczalne Przyrząd został zaprojektowany wyłącznie dla zastosowań wyszczególnionych na Tabliczce znamionowej i w Instrukcji eksploatacji. Należy przestrzegać poniższych wartości dopuszczalnych: dopuszczalne ciśnienie (PS) i dopuszczalna temperatura cieczy (TS) musi być niż wartości ciśnienia i temperatury (p/t-ratings) wymienionych w załączniku do tej Instrukcji eksploatacji. Należy zwrócić uwagę na Tabliczkę znamionową / Etykietę przyrządu. nie należy przekraczać minimalnych i maksymalnych wartości temperatury pracy. nie należy przekraczać dopuszczalnych temperatur dla otoczenia. Stopień ochrony IP 67 wg EN Dopuszczalne płyny Mogą być mierzone tylko takie płyny, dla których istnieją określone gwarancje, zarówno wynikające z informacji technicznych jak i z doświadczenia ruchowego Klienta, takie że właściwości fizyczne i chemiczne nie będą wpływały niekorzystnie na mokre części przepływomierza (przyłącza procesowe, rura przepływomierza i pływak) podczas całego czasu pracy przyrządu. Płyny o nieznanych charakterystykach mogą być mierzone tylko wtedy gdy Klient zapewni okresowe inspekcje, które będą miały wpływ na utrzymanie parametrów bezpieczeństwa przyrządu. D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM5400 56 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Znaki bezpieczeństwa, Symbole, Oznaczenia i Tabliczki znamionowe oraz Znak CE Wszystkie znaki bezpieczeństwa, symbole, oznaczenia i tabliczki znamionowe powinny być utrzymywane w czytelnym stanie i w przypadku uszkodzenia lub zagubienia powinny zostać wymienione. Należy zwrócić uwagę na poniższe informacje ogólne: STOP Ostrzeżenie! Informacje wskazujące ryzyko lub niebezpieczne sytuacje, które mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń ciała lub nawet śmierci personelu..!! Uwaga! Przestroga! Informacje wskazujące niebezpieczne sytuacje lub niebezpieczne procedury, które mogą być przyczyną uszkodzeń ciała lub zniszczeń własności. Informacje wskazujące sytuacje, w których uszkodzeniu może ulec produkt lub coś co znajduje się w bezpośredniej bliskości. Ważne! Znak Ważne ( Informacja ) określa wskazówki dla użytkownika lub inne ważne informacje, których zignorowanie może doprowadzić do utraty komfortu pracy lub mogą mieć wpływ na funkcje przyrządu. (Nie wskazuje sytuacji niebezpiecznych/szkodliwych!) Przykład: Szczegółowe procedury C dla tego znajdują się na dysku Support- Disk. WykonanieEx Symbol ten określa przyrząd w wykonaniu Ex. Dla obszarów Ex należy przestrzegać informacji i specyfikacji znajdujących się w Rozdziale Wykonanie Ex. Znak CE Znak CE symbolizuje zgodność przyrządu z poniższymi wytycznymi oraz spełnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa; dodatkowe oznaczenia kodowe dostarczają informacji o instytucji certyfikującej System Zapewnienia Jakości i właściwe dyrektywy: zgodność z dyrektywą EMC Directive 89/336/EWG zgodność z dyrektywą dla niskich napięć Low Voltage Directive 73/23/EWG zgodność z dyrektywą dla urządzeń ciśnieniowych - Pressure Equipment Directive (DGRL) 97/23/EG Znak CE nie jest umieszczany na Tabliczce znamionowej urządzeń ciśnieniowych jeśli: maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS) jest mniejsze niż 0.5 bar. ryzyko ciśnieniowe jest minimalne (mierniki o średnicach DN 25 [1 ]), to procedura certyfikacji nie jest wymagana. przyrządy są wykorzystywane jako mierniki dla wody w sektorze wodno ściekowym. Odnosi się to dla przepływomierzy o średnicach >DN 600 [24 ]. 6 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U027 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Specyfikacja Tabliczki znamionowej Tabliczka znamionowa jest instalowana na obudowie przepływomierza. Dostępne są dwie różne tabliczki znamionowe z różnymi znakami CE i zależą od rozmiaru urządzenia ciśnieniowego (> DN 25 [1 ] lub DN 25 [1 ]) (patrz również Art.3 Par. 3 PED/DGRL 97/23/EG): a) Urządzenia ciśnieniowe dla średnic > DN 25 [1 ] S.-Nr.: DN 50 / PN 40 Material: Manufactured: 2002 PED: Fluid 1, Gas ABB Automation Products GmbH Göttingen - Germany Tabliczka znamionowa obejmuje następujące informacje: Znak CE (z numerem identyfikacyjnym agencji) oznaczający zgodność przyrządu (urządzenie ciśnieniowe) z wymaganiami PED. Numer seryjny producenta dla celów identyfikacji urządzenia ciśnieniowego. Wielkość miernika i ciśnienie znamionowe urządzenia ciśnieniowego. Materiał zastosowany przez producenta do wykonania urządzenia ciśnieniowego wraz z materiałem uszczelnień (omywanych przez ciecz). Rok produkcji i specyfikację właściwych grup płynów dla PED (Pressure Equipment Directive [DGRL]) Grupa cieczy 1 = płyny niebezpieczne, ciecze, gazy (łącznie z gazami niestabilnymi) Nazwa producenta urządzenia ciśnieniowego b) Urządzenia ciśnieniowe dla średnic DN 25 [1 ] S.-Nr.: DN 25 / PN 40 Material: Manufactured: 2002 PED: SEP ABB Automation Products GmbH Göttingen - Germany Ta tabliczka znamionowa obejmuje większość z informacji Tabliczki znamionowej opisanych powyżej z poniższymi różnicami: Nie ma znaku CE na naczyniach/zbiornikach ciśnieniowych zgodnie z PED/DGRL Art. 3 Par. 3. Sytuacja dla wyjątków została opisana w PED/DGRL Art. 3 Par. 3. Urządzenie ciśnieniowe jest skategoryzowane jako SEP (= Sound Engineering Practice) Kwalifikacje personelu Połączenia elektryczne, uruchomienie i obsługa przyrządu powinna być wykonywana tylko przez przeszkoloną obsługę techniczną, która została do tego autoryzowana przez operatora systemu. Obsługa techniczna musi przeczytać, zrozumieć i postępować zgodnie z tą Instrukcją eksploatacji Odpowiedzialność Użytkownika Przed zastosowaniem urządzenia do pomiarów przepływu płynów korozyjnych lub ściernych, użytkownik musi rozpatrzyć odporność elementów omywanych przez płyny. ABB z przyjemnością zapewni wsparcie na etapie podejmowania decyzji, jednakże nie może przejąć odpowiedzialności za podjętą decyzje. Na etapie montażu, testów funkcjonalnych, napraw i obsługi urządzeń elektrycznych należy mieć na uwadze narodowe standardy obowiązujące w danym kraju. D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM5400 78 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas transportu Należy zwrócić uwagę przy transporcie urządzeń do miejsca montażu (specjalnie dla przyrządów o wadze > 50 kg): że środek ciężkości może znajdować się poza środkiem geometrycznym. na możliwe przeszkody o które można rozbić przyrząd na zabezpieczenie transportowanych przedmiotów (np zewnętrzne wtyki) Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas montażu mechanicznego Przed montażem należy się upewnić, że: kierunek przepływu jest zgodny ze wskaźnikiem. przyrząd został zainstalowany w sposób pozbawiony naprężeń (równoległe dopasowanie kołnierzy), oraz, że zostały zastosowane właściwe uszczelnienia. wymagane długości sekcji prostych przed i za urządzeniem zostały dochowane. rurociąg przed i za przepływomierzem jest podparty (patrz informacje znajdujące się w ogólnej części tej Instrukcji eksploatacji) Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas montażu elektrycznego Połączenia elektryczne mogą być wykonywane, zgodnie ze schematami połączeń, tylko przez wykwalifikowany personel. Szczególnie ważnym jest aby wszystkie połączenia wykonać zgodnie z Instrukcją eksploatacji, w przeciwnym razie zabezpieczenia elektryczne mogą być niedostateczne. Uziemienie systemu przepływomierza (patrz informacje znajdujące się w ogólnej części tej Instrukcji eksploatacji). STOP Ostrzeżenie! Gdy obudowa jest otwarta to ochrona EMC nie jest spełniona. Istnieje również niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed otwarciem obudowy zawsze należy wyłączyć zasilanie Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas stosowania w strefach zagrożonych wybuchem Ex Należy spełnić wymagania stawiane przez obszary zagrożone wybuchem Ex dla podłączania zasilania, wejść i wyjść sygnałowych oraz uziemienia Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas pracy Praca z płynami ściernymi i/lub kawitacja mogą spowodować uszkodzenie elementów składowych. Przy pracy z gorącymi płynami, dotykanie przepływomierza może grozić poparzeniem. Płyny agresywne mogą spowodować korozję i/lub ścieranie, oraz z powodu przedwczesnego odparowania dla cieczy z podciśnieniem może pojawić się kawitacja Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas przeglądów i obsługi Przed przystąpieniem do obsługi przyrządu (otwieranie, usuwanie) należy się upewnić że przyrząd i przylegająca rura lub zbiornik zostały rozhermetyzowane. 8 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U029 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy! Przestroga! Nigdy nie odkręcaj śrub montażowych obudowy. Nigdy nie wyjmuj przetwornika z obudowy. Operacje te mogą uszkodzić przyrząd. W przypadku wystąpienia problemu należy skontaktować się z serwisem ABB. Przed otwarciem przyrządu należy się upewnić czy z przepływomierza zostały usunięte substancje niebezpieczne. Niebezpieczne pozostałości mogą pozostawać i wydostać się z przepływomierza podczas jego otwarcia. W przypadku gdy występują wibracje orurowania, zaleca się zabezpieczyć śruby i nakrętki kołnierzowe przed ich samoczynnym rozkręcaniem. W ramach czynności operatora, należy regularnie i okresowo sprawdzać: pracę przepływomierza uszkodzenie uszczelnień zużycie (korozja, ścieranie, kawitacja) Zwroty W przypadkach gdy konieczny jest zwrot przyrządu do fabryki ABB w Göttingen (Niemcy), w celu naprawy lub rekalibracji należy urządzenie wysłać w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednim opakowaniu zastępczym. Należy określić powód zwrotu przyrządu. Ważne! Zgodnie z wytycznymi dyrektyw EU dot., materiałów niebezpiecznych Przed wysyłką właściciel zanieczyszczeń i odpadów jest odpowiedzialny za ich unieszkodliwienie i musi brać pod uwagę następujące przepisy: Wszystkie elementy pierwotne i/lub przetworniki przepływomierza, które są zwracane do ABB w celu naprawy powinny być wolne od materiałów niebezpiecznych (kwasy, zasady, roztwory itp.). Wszystkie materiały niebezpieczne pozostające w uszkodzeniach kawitacyjnych, tzn. pomiędzy materiałem rury a obudową powinny być wypłukane i zneutralizowane. Przed wysyłką należy dokonać pomiarów i załączyć wyniki w postaci dokumentu. W przypadku gdy użytkownik nie jest w stanie całkowicie usunąć materiałów niebezpiecznych, to do urządzenia powinien być dołączony odpowiedni dokument informujący o stanie urządzenia i zagrożeniu. Wszystkie koszty związane z neutralizacją materiałów niebezpiecznych a poniesione przez ABB podczas naprawy, zostaną refakturowane na właściciela urządzenia. Ważne! Niniejsza instrukcja eksploatacji zawiera informacje dotyczące uruchomienia, testowania przepływomierza oraz specyfikację jego wykonań. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w budowie i/lub oprogramowaniu, zmian które niosą za sobą techniczne korzyści. Informacje o uaktualnieniach i możliwych rozbudowaniach można uzyskać u producenta - fabryka ABB w Göttingen (Niemcy) lub w biurach sprzedaży ABB. D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM5400 910 2 Opis funkcjonalny 2 Opis funkcjonalny AM54 to sprawdzony w wielu aplikacjach, trwały rotametr stalowy, zawierający inteligentny 2-przewodowy przetwornik. Sygnał zasilający oraz pomiarowy prowadzony jest tą samą parą przewodów. Przepływomierz może mierzyć przepływ cieczy, pary i gazu w przemyśle procesowym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i innych. Nadaje się szczególnie do aplikacji gdzie występują agresywne media oraz tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa rotametry szklane nie mogą być wykorzystane. Dodatkowo rotametry AM54 są niezastąpione wszędzie tam, gdzie występują wysokie ciśnienia i/lub temperatury medium procesowego. Czujnik rotametru wykonany jest w postaci stożkowej rury z przyspawanymi kołnierzami, patrz Rysunek 1. Magnes zespolony z pływakiem przekazuje informację na temat położenia pływaka w rurze pomiarowej, co z kolei przetwarzane jest na wskazanie wielkości przepływu za pomocą śledzącego systemu magnetycznego po stronie przetwornika. Wartość przepływu jest pokazywana na skali przy pomocy obrotowej wskazówki. Opcjonalnie można zastosować modularny 2 przewodowy przetwornik, który będzie zamieniał wartość przepływu na proporcjonalny, liniowy wyjściowy sygnał prądowy 4-20mA. Możliwe jest również pokazywanie wartości przepływu na niezależnym 2 liniowym wskaźniku cyfrowym. Wskaźnik jest wykorzystywany nie tylko do konfiguracji ale również do pokazywania chwilowych przepływów i wartości totalizera. Dodatkowymi opcjami są komunikacja HART, opcjonalne wyjście impulsowe, możliwość lienearyzacji krzywej przepływu. Komunikacja HART umożliwia cyfrowe połączenie przepływomierza z systemem sterowania, komunikatorem lub komputerem PC. Przekazywanie skalowalnych impulsów jest nałożone na wyjście prądowe zgodnie ze standardem Bell 202. Modułowa budowa przepływomierza zapewnia możliwość zmiany pływaka w pewnym zakresie przepływów w późniejszym terminie. Cecha ta umożliwia przystosowanie rotametru do pomiaru nowej wartości przepływu w aplikacji. Dzięki temu przyrządy mogą być w magazynie adoptowane do różnych sytuacji pomiarowych. Przepływomierze serii AM54 dostępne są w następujących konfiguracjach: Koncepcja budowy modułowej AM54_71 AM54_72 AM54_73 AM54_74 AM54_31 AM54_32 Lokalne wskazanie Wskaźnik z przekaźnikiem alarmowym, Min.-Alarm Wskaźnik z przekaźnikiem alarmowym, Max.-Alarm Wskaźnik z przekaźnikiem alarmowym, Min. & Max.-Alarm Wskaźnik z przetwornikiem elektronicznym, wyjście 4 20 ma, bez wskaźnika Wskaźnik z przetwornikiem elektronicznym, wyjście 4 20 ma, licznik przepływu, ze wskaźnikiem Indicator Housing Gas Damping Magnet Follower System Meter Tube Float Float Guide Rysunek 1: Przekrój przez rurę przepływomierza 10 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U0211 3 Instalacja 3 Instalacja 3.1 Wymagania instalacyjne Usuń zabezpieczenia mechaniczne używane podczas transportu (pokrywa kartonowa na kołnierzach i drewniane zabezpieczenie pływaka) Rozmiar rurociągu musi odpowiadać rozmiarowi przyłącza rotametru Rotametr musi być instalowany w pozycji pionowej z przepływem ku górze Rotametr powinien być odizolowany od wibracji rurociągu Odcinki proste rurociągu nie są zwykle wymagane. Zawory lub kolana mogą być podłączane bezpośrednio do kołnierzy rotametru Należy stosować się do granicznych warunków pracy określonych w karcie katalogowej rotametru, na Tabliczce znamionowej lub skali. Przy pomiarach gazu należy zainstalować zawory tak aby ciśnienie robocze (ciśnienie wewnątrz rury pomiarowej) odpowiadało wartościom na skali. Należy upewnić się że nie występują pola magnetyczne pochodzące od przewodów lub od silników elektrycznch a mogące wpływać na dokładność pomiaru Zaleca się aby rotametr był mocowany z obejściem (bypass - patrz Rysunek 2) tak aby można go było zdemontować bez konieczności przerywania przepływu. W przypadku przepływomierzy z pokryciem teflonowym (PTFE) nie należy przekraczać następujących momentów przy dokręcaniu śrub kołnierzy: DN 15 to 40[1/2 do 1-1/2 ]14 Nm DN 50 [2 ] 25 Nm DN 80 [3 ] 35 Nm DN100 [4 ] 42 Nm Należy unikać/zapobiegać pulsacjom jak również innym zakłóceniom przepływu. Należy zapoznać się z wytycznymi montażu przepływomierzy zawartymi w VDI/VDE 3513 Sheet Spadek ciśnienia Ciśnienie występujące w rotametrze musi być na tyle duże aby zapewnić odpowiedni spadek ciśnienia dla rotametru. Na spadek ten składa się stały spadek ciśnienia na pływaku oraz spadek ciśnienia na przyłączach i innych elementach sekcji mokrej rotametru. Spadek ciśnienia na tych ostatnich rośnie z kwadratem prędkości przepływu. Wartości spadku ciśnienia podane są w karcie katalogowej rotametru. 3.3 Minimalne wymagane ciśnienie dla pomiarów przepływu gazu Nawet w przypadku gdy przepływ medium nie ma charakteru pulsacyjnego, mogą wystąpić samowzbudne pulsacje pływaka. Występuje to zwykle wtedy, kiedy przekroczone zostają pewne krytyczne objętości między pływakiem a najbliższym elementem dławiącym nad i pod pływakiem, oraz dodatkowo kiedy ciśnienie i przepływ są niewielkie. Jeśli ciśnienie medium jest poniżej wartości minimalnej określonej w karcie katalogowej, możliwe jest dobranie wersji rotametru z tłumieniem, eliminującej te pulsacje. Dla uniknięcia samowzbudnych pulsacji należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy: Należy wybierać przepływomierz z najmniejszym spadkiem ciśnienia na nim Należy starać się minimalizować odległości pomiędzy rotametrem a najbliższymi elementami dławiącymi przed i za rotametrem Średnica wewnętrzna rurociągu nie powinna być większa niż rozmiar przyłącza czujnika rotametru Zaleca się zredukować wykorzystywany zakres przepływu, zwykle 10%...100% do zakresu 25%...100% Należy starać się ustalać przepływ dochodząc do wartości pożądanej z góry. Należy rozważyć zwiększenie ciśnienia pracy, należy jednak wziąć pod uwagę związane z tym zmiany wskazania przepływu spowodowane zmianą gęstości gazu w nowych warunkach pracy pływaka D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM12 3 Instalacja Outlet Shut Off Valve Flowmeter F Bypass Valve Shut Off Valve Inlet Rysunek 2: Instalacja przepływomierza 3.4 Tłumienie pulsacji Obecność pulsacji lub innych niestabilności w strudze może powodować oscylacje pływaka. Zdarza się to często w instalacjach z pompami tłokowymi lub kompresorami. W takim przypadku Instalacja dławika pulsacji może przynieść oczekiwaną poprawę. W instalacjach z cieczami, dławik pulsacji może wykorzystywać objętość gazu pod ciśnieniem znajdującą się na powierzchni cieczy. W przypadku kiedy gaz nie może mieć kontaktu z cieczą można wykorzystać elementy akumulacyjne. 3.5 Ciecze zawierające ciała stałe Dla cieczy niosących w strudze elementy namagnesowane występuje niebezpieczeństwo przywierania tych elementów do pływaka. Będzie to w niekorzystny sposób wpływało na dokładność pomiaru. W takich aplikacjach rekomenduje się zastosowanie separatora magnetycznego. Podczas instalacji należy taki separator zainstalować na wlocie rotametru pomiędzy kołnierzami rotametru i rurociągu (patrz rys. 3). Z zasady, części stałe w strudze powodują wzrost oporów mechanicznych i powodują zarastanie krawędzi pomiarowej pływaka. W takich instalacjach należy zastosować odpowiedni filtr. Kołnierz miernika Kołnierz rurociągu Separator magnetyczny Rysunek 3: Separator magnetyczny 12 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U0213 4 Uruchomienie 4 Uruchomienie Płyny należy powoli odgazowywać tak aby uniknąć uderzenia ciśnienia spowodowanego pęcherzykami gazu Dla gazów należy powoli zwiększać ciśnienie Zasadniczo zawory (regulacyjne) wykorzystywane do zmiany przepływu powinny być używane w taki sposób aby nie powodować gwałtownych zmian przepływu powodujących gwałtowne ruchy pływaka. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do uszkodzenia przepływomierza. Opcjonalny tłumik pulsacji nie powinien być traktowany jako kompensacja uderzeń ciśnienia w instalacji. 5 Temperatura płynu i otoczenia T ambient Variant 5403 Variant 5407 Standard 540_ without steam jacket 10 T ambient Rurociąg izolowany T medium Variant 5403 Variant 5407 Standard 540_ with steam jacket Rurociąg izolowany T medium Rysunek 4: Maksymalna izolacja = średnica kołnierza Rysunek 5: D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM14 6 AM5407_ 6 AM5407_ Specyfikacja dla Serii AM 5417_ patrz Rozdział Połączenia, ustawienia i dodawanie alarmów Listwa zaciskowa brązowy niebieski brązowy niebieski AM54_ Styk Min NAMUR DIN Styk Max NAMUR DIN A B A = Min-Alarm B = Max-Alarm alternatywnie Slot Rysunek 6: Przyłącza alarmowe wykonuje się poprzez listwę zaciskową (patrz Rysunek 6). Dla AM54_72, łącze należy wykonać poprzez zaciski 41(+) i 42. Krzyżyk (X) pokazuje oznaczenie zacisku. Schemat połączeń znajduje się na pokrywie przyrządu. 6.2 Ustawianie alarmów Odkręcić pokrywę obudowy Usunąć płytkę przykrywającą (2) (śruby 7/8) Poluzować śruby (3/4) Przesunąć czujnik alarmowy w pożądane położenie Dokręcić śruby (3/4) Zamontować i dokręcić płytkę przykrywającą (2) Dobrze dokręcić pokrywę obudowy Przyrząd jest gotowy do pracy 8 Rysunek 7: 14 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U0215 7 Specyfikacja AM54_31/ Dodawanie alarmów W serii AM54_7 można dpdać maksymalnie 2 alarmy. Dostarczany jest pełny zestaw. Odkręcić pokrywę obudowy Wkręcić słupki podtrzymujące (0) Usunąć płytkę przykrywającą (2) (śruby 7/8) Umiejscowić zestaw w gniazdach na słupkach (5/6) Przykręcić śrubę 9 Przesunąć czujnik alarmowy w pożądane położenie i dokręcić śruby (3/4) Zamontować i dokręcić płytkę przykrywającą (2) Wymienić zaślepkę gniazda na złącze PG Podłączyć alarmy do listwy zaciskowej (1) (patrz Rozdział Połączenia elektryczne ) Dobrze dokręcić pokrywę obudowy, przyrząd jest gotowy do pracy 5 Rysunek 8: 7 Specyfikacja AM54_31/32 Specyfikacja dla Serii AM 54131/32, patrz Rozdział 13. Rysunek 9: Druga część przepływomierza składa się z przetwornika kątowego. Przetwornik ten przetwarza kąt obrotu na standardowy sygnał prądowy mA. Rotametr w tej wersji stanowi inteligentne dwuprzewodowe urządzenie pomiarowe. Zmierzony przepływ jest prezentowany na skali analogowej oraz opcjonalnie na wyświetlaczu cyfrowym. Na skali analogowej oprócz jednostek inżynierskich naniesiona jest także skala procentowa pokazująca położenie pływaka w rurze pomiarowej. D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM16 7 Specyfikacja AM54_31/32 Cechy konstrukcyjne Elektronicznie wypracowany sygnał alarmu min./max. Możliwość zainstalowania wyświetlacza w dowolnym momencie Parametryzacja przy wykorzystaniu komunikacji HART za pomocą konfiguratora HART lub przez SMART-Vision Parametryzacja za pomocą przycisków, lub pałeczki magnetycznej przy zamkniętej pokrywie przetwornika (dotyczy modelu AM54_32). System menu z komunikatami tekstowymi Konfiguracja parametrów pomiarowych pokazywanych na wyświetlaczu. (dotyczy modelu AM54_32) Wpływ temperatury na wyjście elektryczne 8 µ A/K 7.1 Połączenia elektryczne Przy podłączaniu rotametrów wyposażonych w wyświetlacz (AM54_32) lub w pokrywę (AM54_31), obróć pokrywę lub wyświetlacz Zaciski wyjścia prądowego HART R 32 HART 250 W (Napięcie zasilania) Zaciski wyjścia ze stykiem (wyjście programowalne) Rysunek 10: Przykład podłączenia napięcia zasilania a) Napięcie z centralnego źródła zasilania b) Napięcie zasilania z zasilacza 31 U V U S 31 U B U S R B R B Supply unit R Function earth Function earth Rysunek 11:Zasilanie centralne U B = Napięcie zasilania min. 10 V DC (zaciski 31/32) U S = Napięcie zasilania, V DC R B = Max. obciążenie dla zasilacza (np. wskaźnik, rejestrator, rezystancja kabli itp.) R = Max. obciążenie dla wyjścia prądowego jest określane przez zasilacz (np. wskaźnik, rejestrator itp.) 16 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U0217 7 Specyfikacja AM54_31/32 Charakterystyka obciążenia wyjścia prądowego R B [k] V 15.7 V 21.5 V 33 V 46 V U S [V] Rysunek 12:Charakterystyka obciążenia Powyższy wykres pokazuje maksymalne dopuszczalne obciążenie R B zasilacza w zależności od napięcia zasilającego U B. W stanie alarmowym prąd wyjściowy jest określony na 23mA. Zaciski wyjścia prądowego 31/32 Przez te zaciski transmitowany jest wyjściowy sygnał prądowy 4-20mA, tutaj też podłączamy zasilanie (10-46 VDC). 7.2 Programowalne wyjście Zaciski 41/42 programowalnego wyjścia mogą mieć przyporządkowane różne funkcje. Wymienione poniżej wyjścia mogą być przyporządkowane w podmenu oprogramowania Prog output : 1. Wyjście impulsowe Znormalizowane wyjście impulsowe (pasywne) w trybie NAMUR (zgodnie z DIN19234) lub jako stand. wyjście tranzystorowe. Wewnętrzna rezystancja przy rozwartym styku >10kOhm (NAMUR). Szerokość impulsu 5-256ms może być ustawiona w menu. Maksymalne wypełnienie impulsu 50%. Maksymalna częstotliwość fmax=50hz 2. Styk alarmowy Stany alarmowe oraz alarmy min/max mogą być grupowane i sygn. przez stan norm. zamknięty lub norm.otwarty 3. Alarm Min-Max Alarm min-max może być zaprogramowany jako normalnie otwarty lub normalnie zamknięty 4. Brak funkcji (domyślne ustawienia producenta): Wyjściu nie jest przyporządkowana żadna funkcja. Istnieją następujące ograniczenia: Maksymalny prąd przełączenia = 15 ma Minimalne napięcie wyjściowe = U S - 2V U S = Napięcie zasilania Połączenia elektryczne styku wyjściowego (pasywne) U S R E AM54_ Wejście z SPC etc. z U S = V Rysunek 13: D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM18 7 Specyfikacja AM54_31/32 Obciążenie R E jest obliczane jako funkcja aktualnego napięcia zasilania U B oraz sygnału prądowego, tak jak poniżej: R E = U B I B Komunikacja cyfrowa (protokół HART/SMART VISION) odbywa się poprzez zaciski 31/32. Sygnał cyfrowy jest nałożony na sygnał wyjścia prądowego 4-20mA. Szczegóły opisane są w Rozdziale Protokół HART/SMART-Vision. Konfiguracja wyjścia stykowego Wyjście stykowe przekaźnika jest konfigurowane w fabryce: Dla zatwierdzenia Ex II 2G EEx ib / II 3G EEx n [L] styk jest konfigurowany jako styk NAMUR. Bez zatwierdzenia Ex styk jest konfigurowany jako optotrazystor. W zależności od wymagań konfiguracja styku może być zmieniona w każdej chwili. Przepływomierz należy pozbawić zasilania, otworzyć pokrywę i po poluzowaniu śrub z główką typu Philips wyjąć przetwornik. Ustawić przełącznik zgodnie z rysunkiem. Ze szczególną uwagą ponownie zainstalować przetwornik w obudowie. W lewo, stop Styk NAMUR 1K 10K 41 W prawo, stop Optotranzystor Komunikacja z protokołem HART/SMART-Vision Protokół HART umożliwia komunikację cyfrową pomiędzy sterownikiem procesowym/ komputerm PC, przenośnym terminalem a przepływormierzem AM54_. Wszystkie parametry przyrządu i jego lokalizacji mogą być w tym momencie przekazywane do systemu sterowania lub do komputera PC. Transmisja w przeciwną stronę pozwala na konfigurację przepływomierza. Cyfrowa komunikacja wykorzystuje zmienny sygnał nałożony na prąd wyjściowy (4-20mA), przez co nie wpływa on na odczyty urządzenie podłączonego do tego wyjścia prądowego. Do obsługi i konfiguracji można zastosować program SMART-VISION. SMART-VISION jest uniwersalnym narzędziem komunikacyjnym przeznaczonym dla inteligentnych urządzeń pomiarowych. Oprogramowanie to poprzez wykorzystywanie różnych trybów komunikacyjnych umożliwia wymianę informacji wewnątrz całej gamy urządzeń pomiarowych. Jednakże jego głównym zadaniem jest pokazywanie parametrów, konfiguracja, diagnostyka, tworzenie dokumentacji i zarządzanie danymi wszystkich inteligentnych urządzeń, które spełniają wymagania komunikacyjne. Dostępne są poniższe sposoby komunikacji: Komunikacja HART 1. poprzez mode FSK w trybie punkt-punkt lub wielopunktowym 2. poprzez multipleksery HART ABB Automation Products SMART-VISION może być uruchomione na komputerze PCs lub notebooku z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 3.1, MS Windows 95/98 or MS Windows NT. Tryb transmisji Modulacja FSK na sygnale wyjściowym 4 20 ma zgodnie ze standardem Bell 202. Max. amplituda sygnału 1.2 ma PP. 18 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U0219 7 Specyfikacja AM54_31/32 Obciążenie wyjścia prądowego Min. >250 Ω, max Ω ( Iout at Alarm = 23.0 ma) Max. długość kabla 1500 m AWG 24 - ekranowana skrętka kablowa Szybkość transmisji 1200 Baud Logic 1: 1200 Hz Logic 0: 2200 Hz Wyjście prądowe podczas alarmu Tutaj można ustawiać wyjście prądowe w stanie alarmu. W podmenu I out at Alarm wyjście może być ustawione od 21 do 23 ma (NAMUR NE43) RB min = 250 W F PC Bell 202 Modem Box HART Rysunek 14:Komunikacja HART Wprowadzanie danych Dane mogą być wprowadzane poprzez 3 klawisze: DATA (dane), STEP (krok) i C/CE lub gdy pokrywa jest zamknięta przy użyciu magnetycznej pałeczki. DATA/ENTER (dane/wprowadź) STEP (krok) C/CE DATA/ENTER (dane/wprowadź) Rysunek 15:Klawiatura i wyświetlacz przetwornika STEP (krok) C/CE D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM20 7 Specyfikacja AM54_31/32 Podczas wprowadzania danych przetwornik pracuje w trybie on-line tzn. wyjście prądowe i impulsowe ciągle pokazuje aktualną chwilową wartość. Funkcje poszczególnych klawiszy zostały opisane poniżej: C/CE STEP DATA ENTER Klawisz C/CE jest używany do poruszania się w przód i w tył pomiędzy trybami pracy i menu. Klawisz STEP jest jedym z dwóch klawiszy strzałek. Jego przyciśnięcie powodu przewijanie w przód menu. Przy jego pomoce dostępne są wszystkie parametry Klawisz DATA jest jednym z dwóch klawiszy strzałek. Jego przyciśnięcie powodu przewijanie w w tył menu. Przy jego pomoce dostępne są wszystkie parametry. Funkcja ENTER jest aktywowana przez jednoczesne przyciśnięcie dwóch klawiszy strzałek (STEP i DATA). Można wyłączyć lub zabezpieczyć programowo funkcję ENTER. Dodatkowo, ENTER jest używany do otwierania i akceptowania zmian wartości parametrów. Funkcja ENTER jest aktywna przez około 20 sek. W przypadku gdy w tym czasie nie dokonano żadnych zmian przetwornik pownie wyświetli starą wartość. Po kolejnych 20 sek. zostanie wyświetlona wartość procesowa. Działanie funkcji ENTER podczas obsługi magnetyczną pałeczką Funkcja ENTER jest aktywowany gdy czujnik DATA/ENTER jest pobudzany przez więcej niż 3 sekundy. Wyświetlacz migotaniem sygnalizuje, że funkcja jest aktywna. Funkcja ta jest aktywowana również poprzez użycie klawisza DATA.! Przestroga Gdy pokrywa obudowy jest otwarta to ograniczone jest zabezpieczenie EMC. 20 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02 Pokazać jeszcze
Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania Bardziej szczegółowo Manometry różnicowe Model A2G-10/15
Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10 Bardziej szczegółowo DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji
Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna Bardziej szczegółowo LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.
LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI Bardziej szczegółowo Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta
0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Bardziej szczegółowo Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF
Pomiar poziomu Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF Karta katalogowa WIKA LM 30.02 Zastosowanie Wskazanie poziomu dla prawie wszystkich cieczy Sterowanie pompą Bardziej szczegółowo Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)
Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej Bardziej szczegółowo Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym
Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików Bardziej szczegółowo Amperomierz EPM Nr produktu 000128718
INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego Bardziej szczegółowo DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI
DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW Bardziej szczegółowo Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne
rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny. Bardziej szczegółowo HART-COM - modem / przenośny komunikator HART
CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω Bardziej szczegółowo Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X
ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy Bardziej szczegółowo Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy Bardziej szczegółowo AX-850 Instrukcja obsługi
AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli
Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia Bardziej szczegółowo PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L
PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2. Bardziej szczegółowo Interfejs analogowy LDN-...-AN
Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi Bardziej szczegółowo LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.
LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS Bardziej szczegółowo Ultradźwiękowy miernik poziomu
j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej Bardziej szczegółowo SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI
SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE Bardziej szczegółowo Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG
Pomiar poziomu Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG Karta katalogowa WIKA LM 20.01 Zastosowanie Pomiar poziomu prawie wszystkich płynnych mediów, o wysokiej dokładności Bardziej szczegółowo 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI
6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko Bardziej szczegółowo Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****
DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska Bardziej szczegółowo Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna
Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Elektryczny Pomiar Temperatury Karta katalogowa WIKA TE 60.01 Zastoswowanie Odpowiedni do wszystkich Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010
Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne Bardziej szczegółowo EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych
Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej Bardziej szczegółowo Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55
Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi Bardziej szczegółowo Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi
Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które Bardziej szczegółowo Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta
Opis zamówienia Cechy Seria komfort 2 mm zabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm Instalacja zabudowany Polaryzacja wyjżciowa Bardziej szczegółowo HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY
MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77, Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00
INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie... Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D
SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4 Bardziej szczegółowo ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA
0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa Bardziej szczegółowo Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5
Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Sp. z o.o. 53-021 Wrocław ul. Korfantego 28 tel. 071/339 82 39, fax 071/339 73 79 tel. 071/339 87 56, NIP 899-22-97-851 dtrans p31 Przetwornik ciśnienia Typ 402050 Bardziej szczegółowo Oprogramowanie HYDRO-SET jest używane do odczytu/parametryzacji i jest możliwe do pobrania na stronie www.hydrometer.de
Instalacja i instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy wodomierz HYDRUS Przewodnik instalacji Ten przewodnik instalacji jest przeznaczony dla przeszkolonego personelu i dlatego nie zawiera podstawowych czynności Bardziej szczegółowo TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE
TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE TGR 100 TGT 100 TGZ 100 TGRO 100 TGR 160 TGT 160 TGZ 160 TGRO 160 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ======================================= 2009 Wyd. 3 1 Spis treści Bardziej szczegółowo Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy
5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA INSTALATORA
-1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13 Bardziej szczegółowo DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA
DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH BEZ ENERGII POMOCNICZEJ TYPU SP-02 WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r. 1 DTR.SP-02 Bardziej szczegółowo Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC
Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi Bardziej szczegółowo INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.
Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10
INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1 Bardziej szczegółowo Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21
Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Karta katalogowa WIKA PV 21.02 inne aprobaty patrz strona 3 Bardziej szczegółowo Przetwornik temperatury RT-01
Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma. Bardziej szczegółowo GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie Bardziej szczegółowo Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2
Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi 1
Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 Bardziej szczegółowo ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)
ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego Bardziej szczegółowo Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82
Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności Bardziej szczegółowo Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium Bardziej szczegółowo Przepływomierz zębaty VCL 0,1
Przepływomierz zębaty VCL 0, dla technologii lakierniczych Wymiary Przepływomierz zębaty VCL 0, - dla technologii lakierniczych VCL 0, P RS /25 Spis treści Tytuł Strona Spis treści Opis Charakterystyka Bardziej szczegółowo LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.
LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3 Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego Bardziej szczegółowo ST 50 Instrukcja obsługi
ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas Bardziej szczegółowo Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne
DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane Bardziej szczegółowo JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24
Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ
Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII Bardziej szczegółowo Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp
Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów Bardziej szczegółowo Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie
Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Bardziej szczegółowo S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a
Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5
INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i Bardziej szczegółowo Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa
Elektryczny Pomiar Temperatury Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Karta katalogowa WIKA TE 60.30 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji oraz konstrukcja zbiorników Przenoszenie mocy, Bardziej szczegółowo Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D
Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301
INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje Bardziej szczegółowo Dane techniczne analizatora CAT 4S
Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony Bardziej szczegółowo ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania
ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa Bardziej szczegółowo Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001
Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Karta katalogowa 40.1001 Strona 1/5 Krótki opis Przetworniki serii MIDAS przeznaczone są do pomiarów ciśnienia względnego w gazach i cieczach. Działanie przetwornika Bardziej szczegółowo Deklaracja zgodności nr 26/2010
Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia Bardziej szczegółowo JUMO dtrans p20 DELTA Ex d
JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Przetwornik różnicy ciśnień w obudowie przeciwwybuchowej Opis skrócony Przetwornik różnicy ciśnień typu JUMO dtrans p20 DELTA Ex d z HART-em łączy wysoką precyzję z prostotą Bardziej szczegółowo Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS
w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej Bardziej szczegółowo Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)
Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie Bardziej szczegółowo Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11
Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Karta katalogowa WIKA PE 81.27 Zastosowanie Monitoring Bardziej szczegółowo Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy
Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Zatwierdzenie dla licznika z dynamiką 1:250 (qi:qp) w klasie 2 Zintegrowany moduł radiowy z protokołem Real Data lub Open Metering Standard Szeroki zakres temperatur Bardziej szczegółowo CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla
Wersja 1.0 21.06.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w Bardziej szczegółowo AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa
AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR Bardziej szczegółowo PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI
CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki Bardziej szczegółowo INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS
RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed Bardziej szczegółowo Sterownik Pracy Wentylatora Fx21
PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz. Bardziej szczegółowo RM699B przekaźniki miniaturowe
wersja (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny Bardziej szczegółowo Zasilacz impulsowy PS40
1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie Bardziej szczegółowo Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10
Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać Bardziej szczegółowo OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym
OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190 Mikołów Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej Bardziej szczegółowo Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających
4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania Bardziej szczegółowo PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi
PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda Bardziej szczegółowo Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej
Przetwornik z systemem płytki oporowej dla cieczy pomiary kontrola analiza Zakresy pomiarowe 1-10 l/min... 360-3600m 3 /h wody Dokładność pomiaru: ±1,5% od wartości końcowej pomiaru Przyłącze: G3/8...G2, Bardziej szczegółowo Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl
- 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek Bardziej szczegółowo 7 747 006 528 08/2006 PL
7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie................................................. Bardziej szczegółowo Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta
0102 Opis zamówienia Cechy 2 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm EXG-12 Uchwyt do szybkiego montażu z blokadą Dane techniczne Dane ogólne Bardziej szczegółowo Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową
Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Karta katalogowa WIKA PE 81.46 Zastosowanie Chłodnictwo Pompy ciepła Bardziej szczegółowo AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100
Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100 Opis Siłowniki elektryczne Bardziej szczegółowo BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250
APAR - BIURO HANDLOWE 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 Tel. 22 853-48-56, 22 853-49-30, 22 101-27-31 E-mail: automatyka@apar.pl Internet: www.apar.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 wersja bez wyświetlacza wersja Bardziej szczegółowo Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C
Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX
Instrukcja obsługi Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi model 2 wg ATEX Strony 3-9 Spis treści Spis treści 1. Instrukcja bezpieczeństwa Bardziej szczegółowo STL MF Instrukcja montażowa
STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz Bardziej szczegółowo 1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-
INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4 Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres