Source: http://docplayer.fi/31518761-True-rms-multimeters-kayttoohje.html
Timestamp: 2019-01-16 19:43:44+00:00
Document Index: 26348452

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

True-rms Multimeters. Käyttöohje - PDF
Download "True-rms Multimeters. Käyttöohje"
1 116 True-rms Multimeters Käyttöohje PN July 2006, Rev. 1, 2/07 (Finnish) 2006, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.
2 RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUS Fluke takaa tämän tuotteen valmistusmateriaalit ja työn kahden vuoden ajaksi ostopäivästä lukien. Tämä takuu ei kata sulakkeita, kertakäyttöisiä paristoja tai onnettomuudesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, muutoksista, likaantumisesta tai epätavallisista käyttö- tai käsittelyoloista aiheutuneita vahinkoja. Jälleenmyyjillä ei ole oikeutta laajentaa takuuta Fluken puolesta. Jos tarvitset huoltoa takuun aikana, ota yhteys lähimpään Fluken valtuutettuun huoltokeskukseen, josta saat palautusvaltuutuksen. Lähetä tuote samaan huoltokeskukseen ja liitä mukaan selostus tuotteessa esiintyneestä viasta. TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA KORVAUSVAATIMUS. FLUKE EI ANNA MITÄÄN MUITA ILMAISTUJA TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA, KUTEN TAKUUTA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, PERUSTUIVATPA NE MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN. Joissain maissa konkludenttisten takuiden tai satunnaisten tai seurannaisten vahinkojen korvausvelvollisuuden rajoittaminen tai epääminen ei ole sallittua, joten vastuun rajoitus ei välttämättä koske Sinua. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA 11/99 Fluke Europe B.V. P.O. Box BD Eindhoven Alankomaat
3 True-rms Multimeter Johdanto Fluken malli 116 on paristokäyttöinen todellisen tehollisarvon monitoimimittari, jossa on lukeman näyttö ja pylväskaavio. Tämä mittari vastaa standardien CAT III IEC julkaisun vaatimuksia. IEC julkaisun turvastandardi määrittää neljä mittauskategoriaa (CAT I IV), jotka perustuvat transienttisysäysten vaaran suuruuteen. CAT III -mittarit on suunniteltu suojaamaan transienteilta jakelutason kiinteissä laiteasennuksissa. Yhteydenotto Flukeen Ota yhteyttä Flukeen soittamalla seuraaviin numeroihin: USA: FLUKE ( ) Kanada: FLUKE ( ) Eurooppa: Japani: Singapore: Muualla maailmassa: Vieraile Fluken web-sivuilla osoitteessa Rekisteröi mittari osoitteessa: register.fluke.com. Vaarallinen jännite Kun läsnä on mahdollisesti vaarallinen jännite, Y- symboli näkyy, jos mittari mittaa jännitteen 30 V tai jännitteen ylikuormituksen (OL) tilan. Taajuusmittauksia > 1 khz tehtäessä, Y-symboli on määrittämätön. 1
4 116 Käyttöopas Turvaohjeet XWVaroitus tarkoittaa vaarallista tilannetta ja toimintoa, joka voi aiheuttaa ruumiinvamman tai kuoleman. WVarotoimi tarkoittaa tilaa tai toimintoa, joka voi vahingoittaa mittaria tai testattavaa laitteistoa. Vältä sähköiskut ja henkilövahingot toimimalla seuraavasti: Käytä mittaria vain tässä ohjekirjassa määritellyllä tavalla tai mittarin antama suoja voi heikentyä. Mittaria tai testijohtimia ei saa käyttää, jos niissä on vaurioita tai jos mittari ei toimi kunnolla. Käytä mittauksiin oikeita liittimiä, kytkinasentoja ja asteikkoa. Tarkista mittarin toiminta mittaamalla tunnettu jännite. Jos epäilet mittarin olevan vaurioitunut, huollata mittari. Älä käytä suurempaa kuin määritettyä jännitettä, joka on merkitty mittariin, liittimien tai liittimien ja maadoituksen välillä. Ole varovainen jännitteiden kanssa, jotka ovat yli 30 V vaihtovirtaa rms, 42 V vaihtovirtaa huippu tai 60 V tasavirtaa. Nämä jännitteet aiheuttavat sähköiskuvaaran. Katkaise piirin virta ja kytke kaikki korkeajännitteiset kondensaattorit pois päältä ennen vastuksen, jatkuvuuden, diodien tai kapasitanssin testaamista. Mittaria ei saa käyttää räjähtävien kaasujen tai höyryjen lähettyvillä. Käyttäessäsi testijohtimia tai antureita, pidä sormet sormisuojusten takana. Käytä vain testijohtimia, joilla on sama jännite, luokka ja ampeeriarvot kuin mittarilla ja jotka ovat turvallisuuslaitoksen hyväksymiä. Poista testijohtimet mittarista ennen kotelon tai paristoluukun avaamista. Noudata paikallisia ja kansallisia turvavaatimuksia, kun työskentelet vaarallisissa paikoissa. 2
5 True-rms Multimeter Turvaohjeet Käytä paikallisten ja kansallisten turvaviranomaisten määrittämiä asianmukaisia suojavarusteita, kun työskentelet vaarallisilla alueilla. Vältä työskentelyä yksin. Käytä vain määritettyä vaihtosulaketta tai suojaus voi heikentyä. Tarkasta testijohtimien virtapiirin jatkuvuus ennen käyttöä. Älä käytä, jos lukemat ovat korkeita tai epävakaita. Älä käytä automaattisen jännitteen toimintoa mittaamaan jännitteitä piireissä, jotka voivat vahingoittua tämän toiminnon alhaisen syöttöimpedanssin vuoksi ( 3 kω). Symbolit B AC (vaihtovirta) N Paristo (alhainen varaus, kun tämä tulee näyttöön.) F DC (tasavirta) T Kaksoiseristetty X Vaarallinen jännite W Tärkeitä tietoja; katso ohjevihkoa J Maa D AC ja DC ~ Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä. Pyydä Flukelta tai kierrätyslaitokselta tietoja oikeasta hävitystavasta. 3
6 116 Käyttöopas Näyttö Nro Symboli Tulkinta eeo02f.eps A s Mittarin toiminnoksi on asetettu Jatkuvuus. B R Mittarin toiminnoksi on asetettu Dioditesti. C O Syöttö on negatiivinen arvo. D Y X Vaarallinen jännite. Mitattu syöttöjännite 30 V tai jännitteen ylikuormitustila (OL). E K Näytön pysäytys on käytössä. Näyttö jumiutuu nykyiseen lukemaan. 4
7 True-rms Multimeter Näyttö Nro Symboli Tulkinta F M VWX MIN MAX AVG -tila on käytössä. Enimmäis-, vähimmäis- normaali- tai nykyinen lukema näkyy näytössä. G LoZ Mittari mittaa jännitteen tai kapasitanssin alhaisen syötön impedanssilla. H nµ F C mvµa MkΩ khz Mittausyksiköitä. I DC AC Tasavirta tai vaihtovirta J N Pariston alhaisen varauksen varoitus. K mv Osoittaa mittarin asteikon valinnan. L (Pylväskaavio) Analogianäyttö. M Auto Volts (Autom. jännitteet) Auto (Autom.) Manual (Käsin) Mittari on automaattisen jännitteen toimintotilassa. Automaattinen mittausalue. Mittari valitsee parhaan resoluution asteikon. Manuaalinen asteikko. Käyttäjä määrittää mittarin asteikon. N + Pylväskaavion napaisuus. O 0L W Syöttö on liian suuri valitulle asteikolle. P 0PEn Lämpöpari puuttuu tai on viallinen kun lämpötilatoiminto on valittu. 5
8 116 Käyttöopas Liittimet COM Nro A B Kuvaus eeo01f.eps Yleinen (paluu)liitin kaikille mittauksille. Syöttöliitin jännitteen, jatkuvuuden, vastuksen, kapasitanssin, taajuuden, lämpötilan, mikroampeerien mittaukseen ja diodien testaamiseen. batt CAL Err EEPr Err F11 Err Virheilmoitukset Paristo on vaihdettava. Kalibrointi tarvitaan. Mittari on kalibroitava ennen käyttöönottoa. Sisäinen virhe. Mittari on korjattava. Sisäinen virhe. Mittari on korjattava. 6
9 True-rms Multimeter Kiertokytkimen asennot Kiertokytkimen asennot Kytkimen asento x e Hz (painike) Mittaustoiminto Valitsee automaattisesti vaihtovirran tai tasavirran voltit perustuen tunnistettuun syöttöön alhaisen impedanssin syötöllä. Vaihtovirtajännite V. Taajuus 5 Hz 50 khz. D Tasavirtajännite 0,001 V 600 V. Vaihtovirtajännite mv, tasavirtakytketty. Tasavirtajännite 0,1 600 mv. l Ω Vastus 0,1 Ω 40 MΩ. s Jatkuvuuden äänimerkki kytkeytyy päälle < 20 Ω ja pois päältä > 250 Ω. y R S Lämpötila -40 C 400 C (-40 F 752 F) K-tyyppisellä lämpöparilla. Dioditesti. Näyttää OL yli 2,0 V:ssa. Faradia 1 nf 9999 μf. $ Tasavirta 0,1 600 μa. Vaihtovirta 6,0 600 μa. Tasavirtakytketty. Huomautus: Kaikki vaihtovirtatoiminnot ja Auto-V LoZ ovat todellisia tehollisarvoja. Vaihtovirtajännite on vaihtovirtakytketty. Auto-V LoZ, vaihtovirta mv ja vaihtovirta μa ovat tasavirtakytkettyjä. 7
10 116 Käyttöopas Paristonsäästötoiminto (virransäästötila) Mittari siirtyy automaattisesti virransäästötilaan ja näyttö tyhjenee, jos toimintoa ei ole muutettu, asteikkoa vaihdettu tai painiketta ei ole painettu 20 minuuttiin. Mittari herää, kun painat jotain painiketta tai käännät kiertokytkintä. Voit kytkeä pariston säästötilan pois päältä pitämällä g painike painettuna samalla kun kytket mittarin päälle. Virransäästötila on aina pois käytöstä MIN MAX AVG - tilassa. MIN MAX AVG -taltiointitila. MIN MAX AVG -taltiointitila sieppaa vähimmäis- ja enimmäissyöttöarvot (mukaan lukien ylikuormitukset) ja laskee kaikkien lukemien jatkuvan keskiarvon. Kun uusi korkea tai alhainen arvo tunnistetaan, mittari antaa äänimerkin. Aseta mittari haluttuun mittaustoimintoon ja asteikkoon. Paina p päästäksesi MIN MAX AVG -tilaan. Mja MAX tulevat näyttöön, minkä jälkeen näytössä näkyy korkein lukema, joka on havaittu sen jälkeen kun MIN MAX AVG tuli näyttöön. Paina p siirtyäksesi alhaisten (MIN), normaalien (AVG), ja nykyisten lukemien läpi. Kun haluat pysähdyttää MIN MAX AVG -taltioinnin pyyhkimättä tallennettuja arvoja, paina f. K tulee näyttöön. Paina uudelleen f jatkaaksesi MIN MAX AVG - tallennusta. Pyyhi tallennetut lukemat ja lopeta painamalla p vähintään yhden sekunnin ajan tai käännä kiertokytkintä. Näytön pysäytys (HOLD) XWVaroitus Ota huomioon sähköiskun vaaran välttämiseksi: Kun näytön HOLD on aktivoitu, näyttö ei muutu, kun vaihdat jännitettä. Näytön HOLD-tilassa mittari jumittaa näytön. 1. Aktivoi näytön HOLD painamalla f. (K tulee näyttöön.) 2. Lopeta ja palaa normaaliin toimintoon painamalla f tai kääntämällä kiertokytkintä. Taustavalo Kytke taustavalon päälle ja pois painamalla Q. Taustavalo sammuu automaattisesti 40 sekunnin kuluttua. Voit kytkeä taustavalon automaattisen sammuttamisen pois päältä pitämällä Q painikkeen painettuna mittaria päälle kytkiessäsi. Manuaalinen ja automaattinen asteikon valinta Mittarissa on sekä manuaalinen että automaattinen asteikon valinta. Automaattisessa asteikon valinnan tilassa mittari valitsee asteikon, jolla saavutetaan paras erottelukyky. 8
11 True-rms Multimeter Käynnistysasetukset Manuaalisessa asteikon valinnan tilassa voit ohittaa automaattisen asteikon valinnan ja valita asteikon itse. Kun kytket virran mittariin, sen oletusasetuksena on automaattinen asteikon valinta. Esiin tulee Auto. 1. Siirry manuaaliseen asteikon valintatilaan painamalla q. Manual tulee näyttöön. 2. Paina manuaalisessa asteikkotilassa q lisätäksesi asteikkovälejä. Korkeimman asteikon jälkeen mittari siirtyy alhaisimpaan asteikkoon. Huomautus Asteikkoa ei voi valita manuaalisesti MIN MAX AVG- tai näytön pitotoimintatilassa (Display HOLD). Jos painat q ollessasi MIN MAX AVG- tai näytön pitotoiminnossa (Display HOLD), mittari ilmoittaa virheellisestä valinnasta eikä asteikko vaihdu. 3. Poistu manuaalisesta asteikosta painamalla q vähintään 1 sekunnin ajan tai käännä kiertokytkintä. Mittari palaa automaattiseen asteikon valintaan ja näyttöön tulee Auto. Käynnistysasetukset Valitse käynnistysvaihtoehto pitämällä seuraavassa taulukossa näytettyä painiketta painettuna samalla kun kytket mittarin päälle. Käynnistysasetukset peruutetaan kun mittari sammutetaan ja virransäästötila aktivoidaan. Painike f p q g Q Käynnistysasetukset Kytkee kaikki näyttösegmentit päälle. Poistaa äänimerkin käytöstä. beep näkyy, kun käytössä. Ottaa käyttöön alhaisen impedanssin mittaukset. LCAP näkyy, kun käytössä. Katso sivua 14. Poistaa automaattisen virran katkaisun (virransäästötilan) käytöstä. PoFF näkyy, kun käytössä. Poistaa automaattisen taustavalon käytöstä. LoFF näkyy, kun käytössä. Perusmittauksien tekeminen Seuraavilla sivuilla olevissa kuvissa näytetään, kuinka teet perusmittauksia. Kun yhdistät testijohtimet piiriin tai laitteeseen, yhdistä COM-testijohdin ennen jännitteistä johdinta; kun poistat testijohtimia, poista jännitteinen johdin ennen kuin poistat COM-testijohtimen. 9
12 116 Käyttöopas Vastuksen mittaaminen Jatkuvuuden testaaminen XWVaroitus Sähköiskun, loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen välttämiseksi piirin virta ja kaikki korkeajännitteiset kondensaattorit on kytkettävä pois päältä ennen vastuksen, jatkuvuuden, diodien tai kapasitanssin testaamista. eeo04f.eps Huomautus Jatkuvuustoiminto on nopein ja kätevin menetelmä avointen piirien ja oikosulkujen tarkistukseen. Vastusmittauksissa saat suurimman tarkkuuden käyttämällä mittarin vastustoimintoa (e). eeo06f.eps 10
13 True-rms Multimeter Perusmittauksien tekeminen Vaihtovirta- ja tasavirtajännitteen mittaaminen Tämä toiminto asettaa myös mittarin syöttöimpedanssin noin 3 kω:iin haamujännitteiden aiheuttamien väärien lukemien välttämiseksi. Vaihtovirta- ja tasavirtamillivolttien mittaaminen eey03f.eps Automaattisen jännitteen valinnan käyttö Toimintokytkimen ollessa x asennossa, mittari valitsee automaattisesti tasavirran tai vaihtovirran jännitteen mittauksen perustuen käytettyyn syöttöön liittimien + ja COM välillä. eey18f.eps Kun toimintokytkin on asemassa l, mittari mittaa ACplus DC-millivoltit. Kytke mittari DC-millivoltteihin painamalla g. 11
14 116 Käyttöopas Vaihtovirran ja tasavirran mittaaminen WVaroitus Henkilövamman tai mittarin vaurioitumisen estämiseksi: Älä koskaan yritä tehdä piirin sisäisen virran mittausta, kun avoimen piirin potentiaali maahan on > 600 V. Käytä mittaukseen oikeaa kytkinasentoa ja asteikkoa. eey08f.eps Valokaaren tasasuuntauspiirien mittaaminen: 1. Käännä toimintokytkin asentoon $. 2. Kytke mittari valokaaren tunnistimen anturin ja ohjausmoduulin välille. 3. Kytke lämmitysyksikkö päälle ja tallenna μa-mittaus. 12
15 True-rms Multimeter Perusmittauksien tekeminen Kapasitanssin mittaaminen Lämpötilan mittaaminen eey10f.eps eeo05f.eps XW Varoitus Vältä sähköiskut ÄLÄ kytke 80BK lämpöparia jännitteellisiin piireihin. 13
16 116 Käyttöopas Taajuuden mittaaminen XWVaroitus Sähköiskun välttämiseksi jätä huomioimatta pylväskaavio taajuuksille > 1 khz. Jos mitatun signaalin taajuus on > 1 khz, pylväskaavio ja Z jätetään määrittämättä. Hz V Hz Mittari mittaa signaalin taajuuden laskemalla kerrat, jolloin signaali ylittää kynnyksen (laukaisurajan) joka sekunti. Kynnys on 0 V kaikissa asteikoissa. 1. Ota taajuusmittaus käyttöön ja pois käytöstä painamalla g. Taajuus toimii vain vaihtovirtajännitteellä. 2. Taajuusmittauksessa pylväskaavio ja asteikon ilmaisin osoittavat käytössä olevan vaihtovirtajännitteen. 3. Saat vakaan lukeman valitsemalla progressiivisesti pienemmät asteikot käyttäessäsi manuaalista asteikkoa. Alhaisen impedanssin kapasitanssimittaukset Kun teet kapasitanssimittauksia kaapeleilla, joissa on haamujännite, pidä q painettuna käynnistäessäsi mittaria sen kytkemiseksi LoZiin, (alhaisen syötön impedanssi) kapasitanssitilaan. Tässä tilassa kapasitanssimittauksilla on alhaisempi tarkkuus ja alhaisempi dynaaminen asteikko. Tätä asetusta ei tallenneta, kun mittari sammutetaan tai se siirtyy virransäästötilaan. eey09f.eps 14
17 True-rms Multimeter Alhaisen impedanssin kapasitanssimittaukset Diodien testaus Ehjä diodi Ehjä diodi Yli 600 μa:n virran mittaaminen Mittarin millivolttitoimintoa voidaan käyttää valinnaisella mv/a-ulostulon virta-anturilla mittaamaan virtoja, jotka ylittävät mittarin luokituksen. Varmista, että mittarissa on valittu nykyiselle anturille sopiva toiminto, joko vaihtovirta tai tasavirta. Tarkista yhteensopivat virtapihdit Fluken tuoteluettelosta tai ota yhteyttä paikalliseen Fluken edustajaan. Myötäesijännite Viallinen diodi Yksi äänimerkki Estoesijännite Viallinen diodi Avoin ja oikosuljettu eey07f.eps eeo14f.eps 15
18 116 Käyttöopas Pylväskaavion käyttö Pylväskaavio toimii kuten analogiamittarin neula. Siinä on ylikuormituksen osoitin (>) oikealla ja napaisuuden osoitin (+) vasemmalla. Koska pylväskaavio päivittyy paljon nopeammin kuin digitaalinen näyttö, pylväskaavio on hyödyllinen huippu- ja nollasäätöjen tekemisessä. Pylväsnäyttö poistetaan käytöstä kapasitanssia ja lämpötilaa mitattaessa. Taajuusmittauksessa pylväskaavio ja asteikon ilmaisin osoittaa käytössä olevan jännitteen 1 khz:iin asti. Segmenttien määrä osoittaa mitatun arvon suhteessa valitun asteikon koko laajuuteen. 60 V:n asteikossa esimerkiksi (katso alla) asteikon pääjaksot ovat 0, 15, 30, 45 ja 60 V. -30 V:n syöttö tuo esiin negatiivisen merkin ja segmentit asteikon keskiosaan saakka. Kunnossapito Mittarin kunnossapitoon kuuluu pariston vaihto ja kotelon puhdistus. Pariston vaihto eeo11f.eps aej11f.eps 16
19 True-rms Multimeter Puhdistus XWVaroitus Sähköiskun, vamman tai mittarin vaurion välttämiseksi poista testijohtimet mittarista ennen kotelon tai paristolokeron kannen avaamista. Irrota paristolokeron kansi pariston vaihtamista varten seuraavasti: 1. Irrota testijohtimet mittarista. 2. Irrota paristolokeron kannen ruuvi. 3. Nosta kantta hieman sormikolon avulla. 4. Irrota kansi kotelosta nostamalla se suoraan ylös. Paristo sopii paristolokeroon, ja kansi asetetaan koteloon, alareuna ensin, kunnes se on kunnolla paikoillaan. Älä yritä asentaa paristoa suoraan koteloon. 5. Aseta paristolokeron kannen ruuvi paikoilleen ja tiukenna. Puhdistus Pyyhi kotelo kostealla kankaalla ja miedolla pesuaineella. Älä käytä hankaavia aineita, isopropyylialkoholia tai liuottimia kotelon päällyksen tai linssin/ikkunan puhdistamiseen. Liittimissä oleva lika tai kosteus voi vaikuttaa lukemiin. 17
20 116 Käyttöopas Yleiset erittelyt Tarkkuus on määritetty 1 vuoden ajaksi kalibroinnin jälkeen, käyttölämpötiloissa 18 C 28 C, suhteellinen kosteus 0 % 90 %. Laajennetut määritykset ovat saatavilla sivustolta Enimmäisjännite liittimen ja maadoituksen välillä V Suojaus virtapiikeiltä... 6 kv huippu per IEC V CAT III, Saasteaste 2 Näyttö... Digitaalinen: 6000 lukemaa, päivittää 4/sek... Pylväskaavio: 33 segmenttiä, päivittää 32/sek Lämpötila... Käyttö: -10 C +50 C Säilytys: -40 C +60 C Lämpötilakerroin... 0,1 x (määritetty tarkkuus)/ C (< 18 C tai > 28 C) Käyttöympäristön korkeus merenpinnasta metriä Paristo... 9 V alkali, NEDA 1604A / IEC 6LR61 Pariston käyttöikä... Alkali: 400 t normaali, ilman taustavaloa Turvallisuusvastaavuudet... Vastaa vaatimuksia: ANSI/ISA ( ) 2004, CAN/CSA-C22.2 nro , UL 6101B (2003) ja IEC/EN Edition mittausluokalle III, 600 V, Saasteaste 2, EMC EN Tyyppihyväksynnät... UL, P, CSA, TÜV, ; (N10140), VDE 18
21 True-rms Multimeter Yleiset erittelyt IP-luokitus (pölyltä ja vedeltä suojaus)... IP42 Taulukko 1. Tarkkuusmääritykset Toiminto Mittausasteikko Erottelukyky Tarkkuus ± ([% lukemasta] + [lukemat]) Tasavirta, mv 600,0 mv 0,1 mv 0,5 % + 2 Tasavirtavoltit 6,000 V 60,00 V 600,00 V 0,001 V 0,01 V 0,1 V DC, Hz 0,5 % Hz 1 khz Auto-V LoZ [1] True-rms 600,0 V 0,1 V 2,0 % + 3 4,0 % Hz 500 Hz 1 khz AC millivoltit [1] True-rms 600,0 mv 0,1 mv 1,0 % + 3 2,0 % + 3 AC voltit [1] True-rms 6,000 V 60,00 V 600,00 V 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1,0 % + 3 2,0 %
22 116 Käyttöopas Taulukko 1. Tarkkuusmääritykset (jatkoa) Toiminto Mittausasteikko Erottelukyky Jatkuvuus 600 Ω 1 Ω Vastus 600,0 Ω 6,000 kω 60,00 kω 600,0 kω 6,000 MΩ 40,00 MΩ 0,1 Ω 0,001 kω 0,01 kω 0,1 kω 0,001 MΩ 0,01 MΩ Tarkkuus ± ([% lukemasta] + [lukemat]) Äänimerkki päällä < 20 Ω, pois > 250 Ω; tunnistaa avoimet tai oikosulut 500 μs tai pidemmät. 0,9 % + 2 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % % + 2 Dioditesti 2,000 V 0,001 V 0,9 % + 2 Kapasitanssi 1000 nf 10,00 μf 100,0 μf 9999 μf 1 nf 0,01 μf 0,1 μf 1 μf 1,9 % + 2 1,9 % + 2 1,9 % μf 1000 μf: 1,9 % + 2 > 1000 μf: 5 % + 20 Lo-Z kapasitanssi 1 nf 500 μf 10 % + 2 normaali Lämpötila (Tyyppi K lämpöpari) -40 C 400 C -40 F 752 F 0,1 C 0,2 F 1 % + 10 [2] 1 % + 18 [2] 20
23 True-rms Multimeter Yleiset erittelyt Taulukko 1. Tarkkuusmääritykset (jatkoa) Toiminto Mittausasteikko Erottelukyky AC μampeerit True-rms [1] (45 Hz 1 khz) 600,0 μa 0,1 μa Tarkkuus ± ([% lukemasta] + [lukemat]) 1,5 % + 3 (2,5 % + 3 > 500 Hz) DC μampeerit 600,0 μa 0,1 μa 1,0 % + 2 Hz (V syöttö) [3] 99,99 Hz 999,9 Hz 9,999 khz 50,00 khz 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 khz 0,01 khz 0,1 % + 2 Huomautukset: [1] Kaikki AC asteikot paitsi Auto-V LoZ määritetään 1 % 100 % asteikosta. Auto-V LoZ määritetään 0 V:stä. Koska alle 1 %:n asteikon syöttöjä ei määritetä, on normaalia, että tämä mittari ja muu todellisen tehollisarvon (true-rms) mittari näyttää ei-nolla-lukemat, kun testijohtimet irrotetaan piiristä tai ne kytketään oikosulkuun. Volteille ja μa:lle, huippukerroin lukemassa, pienentyen lineaarisesti 1,5:een täydellä asteikolla. Vaihtovirtajännite on vaihtovirtakytketty. Auto-V LoZ, vaihtovirta mv ja vaihtovirta μa ovat tasavirtakytkettyjä. [2] Lämpötilan epävarmuus (tarkkuus) ei sisällä lämpöparin anturin virhettä. [3] Taajuus on vaihtovirtakytketty ja määritetty 5 Hz 50 khz. 21
24 116 Käyttöopas Toiminto Syöttöimpedanssi (nimellinen) Taulukko 2. Syöttöominaisuudet Yleinen hylkäyssuhde (1 kω epätasapaino) Tavallinen hylkäys Vaihtovirta-V > 5 MΩ < 100 pf > 60 db tasavirralla, 50 tai 60 Hz Tasavirta V > 10 MΩ < 100 pf > 100 db tasavirralla, 50 tai 60 Hz > 60 db, 50 tai 60 Hz Auto-V LoZ ~3 kω < 500 pf > 60 db tasavirralla, 50 tai 60 Hz Avoimen piirin testijännite Täyden asteikon jännite Oikosulkuvirta Vastus < 2,7 V tasavirtaa 6,0 MΩ saakka 40 MΩ < 350 μa < 0,7 V tasavirtaa < 0,9 V tasavirtaa Dioditesti < 2,7 V tasavirtaa 2,000 V dc < 1,2 ma 22
80 Series V. Multimeters. Käyttöohje
80 Series V Multimeters Käyttöohje May 2004 Rev.2, 11/08 (Finnish) 2004, 2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks
287/289. Käyttöohje. True-rms Digital Multimeters
287/289 True-rms Digital Multimeters Käyttöohje June 2007 (Finnish) 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Rajoitettu laitteen käyttöikäinen
287/289 True-rms Digital Multimeters Käyttöohje June 2007, Rev. 2, 3/09 (Finnish) 2007, 2008, 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications subject to change without notice. All product names
Model 87 & 89 Series IV True RMS Multimeter Käyttöohje Finnish March 1999 Rev.2, 3/00 1999, 2000 Fluke Corporation. ll rights reserved. Printed in US ll product names are trademarks of their respective