Source: http://docplayer.pl/3097699-Zalacznik-nr-15-do-siwz.html
Timestamp: 2016-12-04 20:47:28+00:00
Document Index: 37505943

Matched Legal Cases: ['art. 38', 'art. 66', 'art. 38', 'arto 1', 'art.70', 'art.70']

⭐Załącznik nr 15 do SIWZ
Download "Załącznik nr 15 do SIWZ"
1 Załącznik nr 15 do SIWZ Zestawienie sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego, OIOM i Centralnej Sterylizatorni, w ramach postępowania przetargowego NZ/215/25/2010 stanowiący uzupełnienie do PFU. L. p. Nr Nazwa pomieszczenia Urządzenie technologiczne wymagające stałego podłączenia Przygotowanie pacjenta pomieszczenia przygotowanie pacjenta o numerach: 38, 40, 44, 58 w 1-szym etapie zostaną oddane w stanie surowym zamkniętym (zgodnie z pkt 1 uzupełnień do PFU) a ich wykończenie oraz wyposażenie nastąpi w 2-gim etapie zgodnie z PFU*. BLOK OPERACYJNY Ścienna lampa - lampa złożona z: korpusu mocowania stropowego / ściennego, systemu ramion nośnych umożliwiającego przemieszczanie lampy w każdym kierunku oraz z korpusu lampy czaszy zintegrowanych z systemem ramion nośnych hamulców ciernych zapewniających możliwość elastycznej zmiany położenia lampy w zasięgu pracy personelu medycznego bez nieprzewidzianych i niepożądanych wahań położenia możliwość dopasowania rury stropowej do zadanej wysokości pomieszczenia poziome ramiona nośne zamocowane do rury stropowej z możliwością obrotu o 360 wokół osi centralnej korpus lampy wyposażony w uchwyt centralny, używany do ustalania położenia lampy i ustawiania pola światła bezpośrednio przez personel medyczny, oraz okalający lampę uchwyt zewnętrzny, umożliwiający swobodne pozycjonowanie lampy Parametry techniczne: Napięcie zasilające: V AC, Hz Źródło światła: 12 V / 50 W, żarówka halogenowa Max. Natężenie oświetlenia: lx w odległości 1 m Współczynnik oddawania barw CRI: 94 Temperatura barwowa: 4400 K Sala operacyjna okulistyczna Sala operacyjna uniwersalna Wykreślono pozycje: Zestaw 2 lampy led + monitor..., Monitor plaski..., pozycje zostaną ujęte w odrębnym postępowaniu zgodnie z Uzupełnieniami do PFU. Sale operacyjne uniwersalne o numerach: 39, 42, 45, 57 w 1-szym etapie zostaną oddane w stanie surowym zamkniętym (zgodnie z pkt 1 uzupełnień do PFU) a ich wykończenie oraz wyposażenie nastąpi w 2-gim etapie zgodnie z PFU*. Zlewozmywak 1-komorowy + bateria łokciowa, umywalka z baterią łokciową Sufitowa kolumna anestezjologiczna dwuramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu doprowadzenie mediów poprzez kolumnę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe. Jednostka zasilająca wyposażona w uchwyt przeznaczony do powieszenia aparatu do znieczulania z ciągłą magnetyczną kontrolą prawidłowego zawieszenia aparatu powierzchniach bocznych i tylnej kolumny zasilającej jednostka wyposażona w system przegubów, hamulców, podnoszenia gwarantujących wygodne usytuowanie urządzeń na ergonomicznej wysokości jednostka zasilająca z funkcją podnoszenia ramienia w pionie podnoszenie elektromotoryczne sterowane z kolumny i pilotem przeguby jednostki wyposażone w hamulce pneumatyczne. kąty obrotu ramion i kolumny: 330, z możliwością ograniczania kąta obrotu co 30 długości obrotowych ramion jednostki: 750 mm mm max. Obciążenie: 180 kg zakres podnoszenia w pionie: 600 mm. Skład jednostki: 1 zestaw przyłączy elektryczna - gazowych 1 kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 1000 mm, wyposażona w uchwyt do podwieszenia aparatu do znieczulania, uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda tlenu (O2) 1 gniazdo próżni (VAC) 1 gniazdo podtlenku azotu (N2O) 1 gniazdo odprowadzania gazów anestetycznych (NA) 8 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 8 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 1 osprzęt kolumny zasilającej: - 1 przestawna w pionie półka pod urządzenia mocowana do szyn frontowych kolumny zasilającej + 2 znormalizowane szyny boczne - 1 szuflada pod półkę - 1 drążek do wieszania pomp infuzyjnych z wieszakiem na 4 butle infuzyjne - 1 dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn frontowych kolumny zasilającej, umożliwiający łatwy montaż drążka z wieszakiem 1/112 Skład jednostki został poszerzony o min. 1 gniazdo dwutlenku węgla (CO2) W PFU nie podano specyfikacji technicznej urządzenia, przyjąć parametry zgodnie z podanymi obok. - 2 uchwyty pomocne przy przy przesuwaniu wózka po podłodze Sufitowa kolumna chirurgiczna dwuramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu doprowadzenie mediów poprzez kolumnę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe jednostka zasilająca wyposażona w uchwyt przeznaczony do powieszenia aparatu do znieczulania z ciągłą magnetyczną kontrolą prawidłowego zawieszenia aparatu powierzchniach bocznych i tylnej kolumny zasilającej jednostka wyposażona w system przegubów, hamulców, podnoszenia gwarantujących wygodne usytuowanie urządzeń na ergonomicznej wysokości jednostka zasilająca z funkcją podnoszenia ramienia w pionie podnoszenie elektromotoryczne sterowane z kolumny i pilotem, przeguby jednostki wyposażone w hamulce pneumatyczne, kąty obrotu ramion i kolumny: 330, z możliwością ograniczania kąta obrotu co 30. długości obrotowych ramion jednostki: 750 mm mm max. Obciążenie: 180 kg zakres podnoszenia w pionie: 600 mm skład jednostki: 1 zestaw przyłączy elektryczno - gazowych 1 kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 1250 mm, uzbrojona w gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda próżni (VAC) min. 1 gniazdo dwutlenku węgla (CO2) 10 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 10 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 1 osprzęt kolumny zasilającej: - 4 przestawne w pionie półki pod urządzenia mocowane do szyn frontowych kolumny zasilającej + 8 znormalizowanych szyn bocznych - 1 szuflada pod półkę z możliwością montażu pod dowolną półką Mikroskop okulistyczny dla sali okulistycznej - Stereoskopowy mikroskop operacyjny na zawieszeniu sufitowym przeznaczony dla okulistyki. Zmotoryzowany układ powiększenia typu zoom o wartości 1:6 (stosunek najmniejszego powiększenia do największego) Zmotoryzowane ogniskowanie obrazu sterowane z przycisku nożnego o zakresie 50 mm Baza stereoskopii 25 mm dla optymalnego widzenia stereoskopowego. Nasadka okularowa operatora o regulowanym pochyleniu w zakresie 200 stopni Okulary szerokokątne dla operatora z korekcją sferyczną w zakresie od do -8.00D Oświetlacz osiowy z dyskowym zmieniaczem filtrów(filtr do uzyskania światła dziennego, filtry ochronne dla siatkówki, filtr niebieski, szczelina pozioma z ręcznym scaningiem. Oświetlenie osiowe z układem dla wzmocnienia czerwonego refleksu z dna oka. Ciągła zmiana kata oświetlenia osiowego w zakresie 2 stopni od osi obserwacji. Oświetlenie szczelinowe z przesuwem szczeliny. Zmotoryzowany układ xy sterowany z przycisku nożnego o zakresie 60 mm/60 mm Obiektyw apochromatyczny o ogniskowej 200 mm. Przycisk nożny do regulacji następującymi funkcjami: zmiana powiększenia -zoom, ogniskowanie, przesuw głowicy xy, regulacja jasności światła, włączanie i wyłączanie światła, włączanie rejestracji obrazu. Zintegrowany moduł wideo + monitor montowany na ścianę Mikroskop asystenta z identyczną stereoskopią jak mikroskop operatora. Ta sama jasność obrazu. Własna skokowa regulacja powiększenia i własna regulacja ostrości obrazu. Szybkie przestawianie asysty na obie strony bez konieczności jej demontażu. Wysokiej klasy stereoskopowy, współosiowy podgląd asystencki. Pochylana nasadka okularowa w zakresie 160 stopni na pierścieniu skrętnym. Własne 5 stopniowe powiększenie oraz własne precyzyjne ostrzenie obrazu przez asystę. Oświetlenie światłowodowe, led lub halogenowe o mocy 150 W z wbudowaną lampą zapasową do szybkiego przełączenia. Ciągła regulacja jasności oświetlenia. Filtry lub przesłony zabezpieczające siatkówkę przed światłem UV i IR. Kolumna sufitowa. Elektromechaniczny przesuw kolumny w pionie w zakresie co najmniej 400 mm. Hamulce elektromagnetyczne na wszystkich osiach swobody umożliwiające swobodne pozycjonowanie głowicy mikroskopu. Zwalnianie hamulców przez sterylnego operatora z przycisków na uchwytach przy głowicy mikroskopu. Elektryczne wyważanie ramienia mikroskopu. Wskaźnik wyważenia. Blokada ruchu w pionie w razie braku wyważenia dla zabezpieczenia pacjenta i operatora. 2/113 Sala operacyjna chirurgiczna, Sala operacyjna ortopedyczna Wykreślono pozycje: Zestaw 2 lampy led + monitor..., Monitor plaski..., pozycje zostaną ujęte w odrębnym postępowaniu zgodnie z Uzupełnieniami do PFU. Sześć kompletów nasadek do sterowania funkcjami mikroskopu (nadających się do sterylizacji w autoklawie) Medyczny tor wizyjny z rejestracją strumienia wizji i fotografii na twardy dysk. Czas zapisu co najmniej 50 godzin. Zapamiętanie na DVD-R-RW oraz USB stick. Możliwość transmisji do sieci. Formaty zapisu BMP, MPEG2, AVI, JPEG Ekran dotykowy 15. Kamera medyczna 3 chipowa z rozdzielczością w poziomie 850 linii. Adapter kamery z przesłoną irysową. Oftalmoskop operacyjny, jednoczęściowy z wbudowanym inwertorem. Soczewka do oftalmoskopu do centrum dna oka oraz soczewka do obwodu. Sufitowa kolumna anestezjologiczna dwuramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu doprowadzenie mediów poprzez kolumnę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe jednostka zasilająca wyposażona w uchwyt przeznaczony do powieszenia aparatu do znieczulania z ciągłą magnetyczną kontrolą prawidłowego zawieszenia aparatu powierzchniach bocznych i tylnej kolumny zasilającej jednostka wyposażona w system przegubów, hamulców,podnoszenia gwarantujących wygodne usytuowanie urządzeń na ergonomicznej wysokości jednostka zasilająca z funkcją podnoszenia ramienia w pionie podnoszenie elektromotoryczne sterowane z kolumny i pilotem przeguby jednostki wyposażone w hamulce pneumatyczne kąty obrotu ramion i kolumny: 330, z możliwością ograniczania kąta obrotu co 30 długości obrotowych ramion jednostki: 750 mm mm max. Obciążenie: 180 kg zakres podnoszenia w pionie: 600 mm. Skład jednostki: 1 zestaw przyłączy elektryczno - gazowych 1 kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 1000 mm, wyposażona w uchwyt do podwieszenia aparatu do znieczulania, uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda tlenu (O2) 1 gniazdo próżni (VAC) 1 gniazdo podtlenku azotu (N2O) 1 gniazdo odprowadzania gazów anestetycznych (NA) 8 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 8 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 2 przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) 1 osprzęt kolumny zasilającej: - 1 przestawna w pionie półka pod urządzenia mocowana do szyn frontowych kolumny zasilającej + 2 znormalizowane szyny boczne - 1 szuflada pod półkę - 1 drążek do wieszania pomp infuzyjnych z wieszakiem na 4 butle Infuzyjne - 1 dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn frontowych kolumny zasilającej, umożliwiający łatwy montaż drążka z wieszakiem - 2 uchwyty pomocne przy przesuwaniu wózka po podłodze Sufitowa kolumna chirurgiczna dwuramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu doprowadzenie mediów poprzez kolumnę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe jednostka zasilająca wyposażona w uchwyt przeznaczony do powieszenia aparatu do znieczulania z ciągłą magnetyczną kontrolą prawidłowego zawieszenia aparatu powierzchniach bocznych i tylnej kolumny zasilającej jednostka wyposażona w system przegubów, hamulców, podnoszenia gwarantujących wygodne usytuowanie urządzeń na ergonomicznej wysokości jednostka zasilająca z funkcją podnoszenia ramienia w pionie podnoszenie elektromotoryczne sterowane z kolumny i pilotem przeguby jednostki wyposażone w hamulce pneumatyczne kąty obrotu ramion i kolumny: 330, z możliwością ograniczania kąta obrotu co 30. długości obrotowych ramion jednostki: 750 mm mm 3/114 Skład jednostki został poszerzony o min. 1 gniazdo dwutlenku węgla (CO2) Sala operacyjna laparoskopowa Wykreślono pozycje: Zestaw 2 lampy led + monitor..., Monitor plaski..., pozycje zostaną ujęte w odrębnym postępowaniu zgodnie z Uzupełnieniami do PFU. max. Obciążenie: 180 kg zakres podnoszenia w pionie: 600 mm skład jednostki: 1 zestaw przyłączy elektryczno - gazowych 1 kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 1250 mm, uzbrojona w gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda próżni (VAC) min. 1 gniazdo dwutlenku węgla (CO2) 1 gniazdo sprężonego powietrza o ciśnieniu 8 bar służącego do napędu narzędzi chirurgicznych (AIR-MOTOR) w jednej kolumnie 10 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 10 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 2 przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) 1 osprzęt kolumny zasilającej: - 4 przestawne w pionie półki pod urządzenia mocowane do szyn frontowych kolumny zasilającej + 8 znormalizowanych szyn bocznych - 1 szuflada pod półkę z możliwością montażu pod dowolną półką Sufitowa kolumna anestezjologiczna dwuramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu doprowadzenie mediów poprzez kolumnę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe jednostka zasilająca wyposażona w uchwyt przeznaczony do powieszenia aparatu do znieczulania z ciągłą magnetyczną kontrolą prawidłowego zawieszenia aparatu powierzchniach bocznych i tylnej kolumny zasilającej jednostka wyposażona w system przegubów, hamulców, podnoszenia gwarantujących wygodne usytuowanie urządzeń na ergonomicznej wysokości jednostka zasilająca z funkcją podnoszenia ramienia w pionie podnoszenie elektromotoryczne sterowane z kolumny i pilotem przeguby jednostki wyposażone w hamulce pneumatyczne kąty obrotu ramion i kolumny: 330, z możliwością ograniczania kąta obrotu co 30 długości obrotowych ramion jednostki: 750 mm mm max. Obciążenie: 180 kg, zakres podnoszenia w pionie: 600 mm. Skład jednostki: 1 zestaw przyłączy elektryczno - gazowych 1 kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 1000 mm, wyposażona w uchwyt do podwieszenia aparatu do znieczulania, uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda tlenu (O2) 1 gniazdo próżni (VAC) 1 gniazdo podtlenku azotu (N2O) 1 gniazdo odprowadzania gazów anestetycznych (NA) 8 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 8 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 1 osprzęt kolumny zasilającej: - 1 przestawna w pionie półka pod urządzenia mocowana do szyn frontowych kolumny zasilającej + 2 znormalizowane szyny boczne - 1 szuflada pod półkę - 1 drążek do wieszania pomp infuzyjnych z wieszakiem na 4 butle Infuzyjne - 1 dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn frontowych kolumny zasilającej, umożliwiający łatwy montaż drążka z wieszakiem - 2 uchwyty pomocne przy przesuwaniu wózka po podłodze Sufitowa kolumna chirurgiczna dwuramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu doprowadzenie mediów poprzez kolumnę 4/115 27 49 Mycie wstępne narzędzi W PFU nie podano specyfikacji technicznej urządzenia, przyjąć parametry zgodnie z podanymi obok. zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe jednostka zasilająca wyposażona w uchwyt przeznaczony do powieszenia aparatu do znieczulania z ciągłą magnetyczną kontrolą prawidłowego zawieszenia aparatu powierzchniach bocznych i tylnej kolumny zasilającej jednostka wyposażona w system przegubów, hamulców, podnoszenia gwarantujących wygodne usytuowanie urządzeń na ergonomicznej wysokości jednostka zasilająca z funkcją podnoszenia ramienia w pionie podnoszenie elektromotoryczne sterowane z kolumny i pilotem przeguby jednostki wyposażone w hamulce pneumatyczne, kąty obrotu ramion i kolumny: 330, z możliwością ograniczania kąta obrotu co 30. długości obrotowych ramion jednostki: 750 mm mm max. Obciążenie: 180 kg, zakres podnoszenia w pionie: 600 mm Skład jednostki: 1 zestaw przyłączy elektryczno - gazowych 1 kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 1250 mm, uzbrojona w gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda próżni (VAC) 2 gniazda dwutlenku węgla (CO2) 10 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 10 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 1 osprzęt kolumny zasilającej: - 4 przestawne w pionie półki pod urządzenia mocowane do szyn frontowych kolumny zasilającej + 8 znormalizowanych szyn bocznych - 1 szuflada pod półkę z możliwością montażu pod dowolną półką Zestaw przygotowania środków myjących i dezynfekcyjnych Dystrybutor w szafce wiszącej 100x40x80cm pod nim szafka stojąca ze zlewem do napełniania pojemników / 2 szt./ Urządzenie myjące pistolet z doprowadzeniem wody; /3szt/ Urządzenie suszące pistolet z doprowadzeniem sprężonego powietrza /3szt./ Stoły ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, ze zlewozmywakami wpuszczanymi w blat.- regulacja zamknięcia odpływu bez konieczności zanurzania rak Umywalka + bateria łokciowa Myjka dezynfektor basenów i przyborów zasilana parą z własnej wytwornicy /2szt./ Wymiary komory 450 mm x 530 mm x 320 mm. Minimum 3 dowolnie modyfikowane programy, sterowanie mikroprocesorowe, 4 obrotowe dysze i 4 stałe odpowiednio ustawiane zapewniające doskonale mycie naczyń zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz; dezynfekcja w temp. 93 st. C., skuteczny system samo-dezynfekcji, automatyczne dozowanie detergentów, zabezpieczenie przed przegrzaniem i zalaniem, wbudowana bezciśnieniowa wytwornica pary ogrzewana elektrycznie Myjka dezynfektor z funkcją mycia obuwia, para z własnej wytwornicy /1 szt./, para z własnej wytwornicy. Wymiary komory , działanie na zasadzie recyrkulacji ciepłej i zimnej wody, Min. 5 dowolnie modyfikowanych programów, sterowanie mikroprocesorowe, temperatura wody regulowana w zależności od rodzaju mytego materiału, min 3 obrotowe ramiona myjące, których konstrukcja umożliwia kontakt z trudno dostępnymi powierzchniami załadowanych instrumentów i jednoczesne mycie komo, automatyczne dozowanie detergentu, wbudowana bezciśnieniowa wytwornica pary ogrzewana elektrycznie, zabezpieczenie przed przegrzaniem i zalaniem. Woda demineralizowana, przyłącze wraz z pistoletem Mycie sprzętu Urządzenia myjące do mycia ciśnieniowego i dezynfekcji z doprowadzeniem wody zimnej i ciepłej basen wpuszczany w posadzkę przekryty rusztem Umywalka + bateria łokciowa Suszenie sprzętu Urządzenie suszące pistolet z doprowadzeniem sprężonego powietrza, wytwornica do dezynfekcji parą wodną Sala wybudzeniowa Umywalka z baterią łokciową, zlewozmywak z baterią łokciową 5/116 77 Sufitowy panel dla 5 łóżek pozioma belka mocowana do stropu za pośrednictwem rur dystansowych wykonana z profilu aluminiowego ze zintegrowanymi poziomymi prowadnicami dla przesuwnych i obrotowych zestawów nośnych wyposażenia stanowiskowego intensywnej terapii ruchome zestawy złożone z wózków suwnicowych z głowicami lub kolumnami zasilającymi i nośnikami urządzeń możliwość regulacji położenia wózka wzdłuż belki w zakresie ± 550 mm oraz kąta obrotu głowicy lub kolumny w zakresie ± 90 rozwiązanie techniczne zestawu umożliwiające dostęp do łóżka pacjenta ze wszystkich stron (również od strony głowy) oraz uwzględniające podział stanowiska pracy na stronę suchą (monitoring + wentylacja) oraz mokrą (infuzja) 1 głowica zasilająca z nośnikiem urządzeń oraz 1 kolumna zasilająca z szynami frontowymi do zamocowanie półek i osprzętu. elementy ruchome zestawu blokowane w wybranej przez użytkownika pozycji ruch poziomy blokowany samoczynnie przez hamulec pneumatyczny, a ruch obrotowy przez ręczny hamulec cierny, gniazda elektryczne i gazowe usytuowane w przesuwalnych w poziomie i obrotowych głowicy zasilającej (strona infuzyjna) oraz kolumnie zasilającej (strona monitoringu i wentylacji) strona infuzyjna jednostki wyposażona dodatkowo w jednoramienny system nośny do przesuwnego wózka suwnicowego zamocowane obrotowe w zakresie 170 rami ę nośne o długości 400 mm oświetlenie: ogólne (pośrednie) 36W z przyciemnianiem na światło nocne, regulacja oświetlenia 0 100%, pomiędzy pionowymi rurami dystansowymi, załączanie włącznikiem umieszczonym przy drzwiach pomieszczenia lub w głowicy / kolumnie zasilającej doprowadzenie instalacji bezpośrednio ze stropu do montowanych przyłączy gazowych i elektrycznych Elementy składowe zestawu: Jednostka podstawowa pozioma belka o długości mm, z prowadnicami wózków suwnicowych oraz oświetleniem pośrednim stanowiska pracy 36 W z regulacją natężenia światła (0 100%), zestaw elementów zamykających poziomy korpus belki, zestaw elementów do mocowania stropowego z rurą dystansową i osłoną sufitową. Zestawy przyłączy obwodów elektrycznych i gazowych, wózki suwnicowe z pneumatycznym hamulcem przesuwu i mechaniczną blokadą obrotu, zestawy elementów do montażu kolumn i głowic zasilających 5szt. głowice zasilająca mocowane do wózków suwnicowych, z łożyskiem głowicy oraz terminalami do montażu gniazd elektrycznych, gazowych i teletechnicznych, max. Udźwig 120 kg 5szt Brudownik Wyposażenie głowic i kolumn zasilających. zestaw punktów poboru gazów medycznych: 2 O2, 2 AIR, 2 VAC zestaw gniazd elektrycznych: V z bolcem ochronnym zestaw gniazd wyrównania potencjałów: 12 PE Wyposażenie nośników urządzeń. 1 nośnik urządzeń (jednostka podstawowa), z trawersem mocowanym do głowicy zasilającej oraz dwoma rurami nośnymi 2 półki pod urządzenia mocowane do rur nośnych + 4 znormalizowane szyny boczne 1 szyna równoległa składająca się z 2-ch szyn znormalizowanych oraz obejm zaciskowych do mocowania na rurach nośnych, udźwig 10 kg, długość mm 1 wieszak na 4 butle infuzyjne z możliwością regulacji ustawienia w pionie w zakresie 800 mm 1 drążek do wieszania pomp infuzyjnych mocowany na wysięgniku, długość drążka 1000 mm 1 dwuramienny, przegubowy wysięgnik o długości 850 mm ( mm) mocowany do szyny frontowej kolumny zasilającej, umożliwiający łatwy montaż drążka do wieszania pomp infuzyjnych do szyny znormalizowanej Myjka dezynfektor basenów i przyborów zasilana parą z własnej wytwornicy /2szt./ Wymiary komory 450 mm x 530 mm x 320 mm. Minimum 3 dowolnie modyfikowane programy, sterowanie mikroprocesorowe, 4 obrotowe dysze i 4 stałe odpowiednio ustawiane zapewniające doskonałe mycie naczyń zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz; dezynfekcja w temp. 93 st. C., skuteczny system samo-dezynfekcji, automatyczne dozowanie detergentów, zabezpieczenie przed przegrzaniem i zalaniem, wbudowana bezciśnieniowa wytwornica pary ogrzewana elektrycznie. 6/117 Sala IT 8 łóżkowa Umywalka, bateria łokciowa, zlewozmywak jednokomorowy z bateria łokciową OIOM Umywalka z baterią łokciowa, zlewozmywak z baterią łokciową Sala IT o numerze: 021 w 1-szym etapie zostanie oddana w stanie surowym zamkniętym (zgodnie z pkt 1 uzupełnień do PFU) a jej wykończenie oraz wyposażenie nastąpi w 2-gim etapie zgodnie z PFU*. Sufitowy panel dla 4 łóżek 2x2 kpl. całkowita długość max mm. A. Elementy zestawu: pozioma belka o długości mm, z prowadnicami wózków suwnicowych oraz oświetleniem pośrednim stanowiska pracy 36 W z regulacją natężenia światła (0 100%) zestaw elementów zamykających poziomy korpus belki 10 zestawy elementów do mocowania stropowego z rurą dystansową i osłoną sufitową, 4 zestawy przyłączy obwodów elektrycznych i gazowych, 4 wózki suwnicowe z pneumatycznym hamulcem przesuwu i mechaniczną blokadą obrotu, zestawy elementów do montażu kolumn i głowic zasilających, 4 głowice zasilająca mocowana do wózka suwnicowego, z łożyskiem głowicy oraz terminalami do montażu gniazd elektrycznych, gazowych i teletechnicznych, max. udźwig 120 kg 4 kolumny zasilająca na ramieniu nośnym 700 mm, mocowana do wózka suwnicowego, z łożyskiem kolumny oraz terminalami do montażu gniazd elektrycznych, gazowych i teletechnicznych, max. udźwig 120 kg B. Wyposażenie głowic i kolumn zasilających. a) wyposażenie głowicy - strona monitoringu i wentylacji zestaw punktów poboru gazów medycznych: 2 O2, 2 AIR, 2 VAC zestaw gniazd elektrycznych: V z bolcem ochronnym zestaw gniazd wyrównania potencjałów: 6 PE b) wyposażenie kolumny - strona infuzji zestaw punktów poboru gazów medycznych: 1 O2, 1 AIR, 1 VAC zestaw gniazd elektrycznych: V z bolcem ochronnym zestaw gniazd wyrównania potencjałów: 10 PE C. Wyposażenie nośników urządzeń. a) wyposażenie nośników urządzeń - strona wentylacji 1 nośnik urządzeń (jednostka podstawowa), z trawersem mocowanym do głowicy zasilającej oraz dwoma rurami nośnymi 2 półki pod urządzenia mocowane do rur nośnych + 4 znormalizowane szyny boczne 1 szyna równoległa składająca się z 2-ch szyn znormalizowanych oraz obejm zaciskowych do mocowania na rurach nośnych, udźwig 10 kg, długość mm b) wyposażenie nośników urządzeń - strona infuzji 1 półka pod urządzenia mocowana do szyn frontowych kolumny zasilającej + 2 znormalizowane szyny boczne 1 szuflada pod półkę 1 wieszak na 4 butle infuzyjne z możliwością regulacji ustawienia w pionie w zakresie 800 mm 1 drążek do wieszania pomp infuzyjnych mocowany na wysięgniku, długość drążka 1000 mm 1 dwuramienny, przegubowy wysięgnik o długości 850 mm ( mm) mocowany do szyny frontowej kolumny zasilającej,umożliwiający łatwy montaż drążka do wieszania pomp infuzyjnych do szyny znormalizowanej Brudownik Myjka dezynfektor basenów i przyborów zasilana parą z własnej wytwornicy /2szt./ Wymiary komory 450 mm x 530 mm x 320 mm. Minimum 3 dowolnie modyfikowane programy, sterowanie mikroprocesorowe, 4 obrotowe dysze i 4 stałe odpowiednio ustawiane zapewniające doskonale mycie naczyń zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz; dezynfekcja w temp. 93 st. C., skuteczny system samo-dezynfekcji, automatyczne dozowanie detergentów, zabezpieczenie przed przegrzaniem i zalaniem, wbudowana bezciśnieniowa wytwornica pary ogrzewana elektrycznie. Umywalka, bateria łokciową, zlewozmywak jednokomorowy z baterią łokciową Pokój zabiegowy Umywalka z baterią łokciową, zlewozmywak dwukomorowy z bateria łokciową Lampa sufitowa złożona z: korpusu mocowania stropowego / ściennego, systemu ramion nośnych umożliwiającego przemieszczanie lampy w każdym kierunku oraz z korpusu lampy czaszy 7/118 Izolatka zintegrowanych z systemem ramion nośnych hamulców ciernych zapewniających możliwość elastycznej zmiany położenia lampy w zasięgu pracy personelu medycznego bez nieprzewidzianych i niepożądanych wahań położenia, możliwość dopasowania rury stropowej do żądanej wysokości pomieszczenia poziome ramiona nośne zamocowane do rury stropowej z możliwością obrotu o 360 wokół osi centralnej korpus lampy wyposażony w uchwyt centralny, używany do ustalania położenia lampy i ustawiania pola światła bezpośrednio przez personel medyczny, oraz okalający lampę uchwyt zewnętrzny, umożliwiający swobodne pozycjonowanie lampy Parametry techniczne: Napięcie zasilające: V AC, Hz Źródło światła: 12 V / 50 W, żarówka halogenowa Max. Natężenie oświetlenia: lx w odległości 1 m Współczynnik oddawania barw CRI: 94 Temperatura barwowa: 4400 K Umywalka z baterią łokciową, zlewozmywak z baterią łokciową Sufitowy panel dla 1 łóżka 2 szt. pozioma belka mocowana do stropu za pośrednictwem rur dystansowych wykonana z profilu aluminiowego ze zintegrowanymi poziomymi prowadnicami dla przesuwnych i obrotowych zestawów nośnych wyposażenia stanowiskowego intensywnej terapii ruchome zestawy złożone z wózków suwnicowych z głowicami lub kolumnami zasilającymi i nośnikami urządzeń możliwość regulacji położenia wózka wzdłuż belki w zakresie ± 550 mm oraz kąta obrotu głowicy lub kolumny w zakresie ± 90 rozwiązanie techniczne zestawu umożliwiające dostęp do łóżka pacjenta ze wszystkich stron (również od strony głowy) oraz uwzględniające podział stanowiska pracy - na stronę suchą (monitoring + wentylacja) oraz mokrą (infuzja) - 1 głowica zasilająca z nośnikiem urządzeń oraz 1 kolumna zasilająca z szynami frontowymi do zamocowanie półek i osprzętu elementy ruchome zestawu blokowane w wybranej przez użytkownika pozycji - ruch poziomy blokowany samoczynnie przez hamulec pneumatyczny, a ruch obrotowy przez ręczny hamulec cierny gniazda elektryczne i gazowe usytuowane w przesuwalnych w poziomie i obrotowych głowicy zasilającej (strona infuzyjna) oraz kolumnie zasilającej (strona monitoringu i wentylacji) strona infuzyjna jednostki wyposażona dodatkowo w jednoramienny system nośny do przesuwnego wózka suwnicowego zamocowane obrotowe w zakresie 170 ramię nośne o długości 400 mm oświetlenie: ogólne (pośrednie) 36W z przyciemnianiem na światło nocne, regulacja oświetlenia 0 100%, pomiędzy pionowymi rurami dystansowymi, załączanie włącznikiem umieszczonym przy drzwiach pomieszczenia lub w głowicy / kolumnie zasilającej doprowadzenie instalacji bezpośrednio ze stropu do montowanych przyłączy gazowych i elektrycznych Elementy składowe zestawu: A. Jednostka podstawowa pozioma belka o długości max 2800 mm, z prowadnicami wózków suwnicowych oraz oświetleniem pośrednim stanowiska pracy 36 W z regulacją natężenia światła (0 100%) zestaw elementów zamykających poziomy korpus belki 2 zestawy elementów do mocowania stropowego z rurą dystansową i osłoną sufitową 2 zestawy przyłączy obwodów elektrycznych i gazowych 2 wózki suwnicowe z pneumatycznym hamulcem przesuwu i mechaniczną blokadą obrotu, zestawy elementów do montażu kolumn i głowic zasilających głowica zasilająca mocowana do wózka suwnicowego, z łożyskiem głowicy oraz terminalami do montażu gniazd elektrycznych, gazowych i teletechnicznych, max. udźwig 120 kg, kolumna zasilająca na ramieniu nośnym 700 mm, mocowana do wózka suwnicowego, z łożyskiem kolumny oraz terminalami do montażu gniazd elektrycznych, gazowych i teletechnicznych, max. udźwig 120 kg B. Wyposażenie głowic i kolumn zasilających a) wyposażenie głowicy - strona monitoringu i wentylacji zestaw punktów poboru gazów medycznych: 2 O2, 2 AIR, 2 VAC zestaw gniazd elektrycznych: V z bolcem ochronnym zestaw gniazd wyrównania potencjałów: 6 PE 8/119 Łazienka b) wyposażenie kolumny - strona infuzji zestaw punktów poboru gazów medycznych: 1 O2, 1 AIR, 1 VAC zestaw gniazd elektrycznych: V z bolcem ochronnym zestaw gniazd wyrównania potencjałów: 10 PE Natrysk, miska ustępowa, umywalka z baterią łokciową; wózek-wanna, przystosowane dla osób niepełnosprawnych 57 Sterylizacja część czysta Zgodnie z Uzupełnieniami do PFU wykreślono Sterylizator parowy 230 l i zastąpiono go jednostką podaną w niniejszym w zestawieniu. Wykreślono sterylizator parowy 430 l zastąpi go jednostka przeniesiona z istniejącej Centralnej Sterylizatorni WSP w Krośnie. Myjka dezynfektor basenów i przyborów zasilana parą z własnej wytwornicy /2szt./ Wymiary komory 450 mm x 530 mm x 320 mm. Minimum 3 dowolnie modyfikowane programy, sterowanie mikroprocesorowe, 4 obrotowe dysze i 4 stałe odpowiednio ustawiane zapewniające doskonale mycie naczyń zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz; dezynfekcja w temp. 93 st. C., skuteczny system samo-dezynfekcji, automatyczne dozowanie detergentów, zabezpieczenie przed przegrzaniem i zalaniem, wbudowana bezciśnieniowa wytwornica pary ogrzewana elektrycznie. CENTRALNA STERYLIZATORNIA Pistolet z doprowadzeniem sprężonego powietrza Suszarka 1 szt., temperatura suszenia 70 st. C 90 st. C Elektroniczny system sterowania, rejestracja przebiegu procesu - Wykonanie ze stali nierdzewnej - Obieg powietrza w suszarce wymuszony - Zasilanie w powietrze z otoczenia za pośrednictwem filtrów - eliminacja cząsteczek o wymiarach 0,01mikrometra; Możliwość mycia filtra w myjni dezynfektorze - Wydajność dmuchawy 250m3/godz. - Cyfrowy pomiar temperatury, integralny odciąg wentylacyjny - Nastawny czas suszenia 0-95min. - w zestawie uchwyty do suszenia narzędzi węzy, sprzętu Anestezjologicznego Sterylizator parowy 1 szt l Pojemność komory min. 8 jednostek wsadowych wg PN EN 285 Przelotowy (dwudrzwiowy) Wbudowana wytwornica pary Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce Urządzenie wbudowane jedną ścianą Pojemność użytkowa komory minimum 600 litrów Szerokość urządzenia około 1300mm Wysokość urządzenia około 2000mm Głębokość urządzenia około 1700mm Konstrukcja płaszcza grzewczego komory płaszcz parowy pierścieniowy Sposób uszczelniania drzwi komory uszczelka rozprężana parą Materiał komory i płaszcza stal nierdzewna kwasoodporna Materiał drzwi stal nierdzewna kwasoodporna Drzwi automatycznie zamykane/otwierane i ryglowane w czasie procesu z automatycznym zatrzymaniem, w przypadku napotkania przeszkody System oszczędzania wody Sterowany mikroprocesorowo, proces w pełni automatyczny Panel sterowania w postaci ekranu dotykowego o przekątnej min. 7 cali (wybór funkcji przez naciśnięcie odpowiednio oznaczonego pola na ekranie) po stronie załadowczej oraz wyładowczej sterylizatora Wyświetlanie informacji o przyczynie błędu, awarii na monitorze Sterownika, możliwość kontroli podzespołów w trybie serwisowym. Sterownik wyposażony w złącze pozwalające na podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego. Rejestracja istotnych parametrów procesu wraz z wbudowaną drukarką danych, archiwizacja zapisów w systemie cykli na minimum Zabezpieczenie przed skasowaniem programowalnych danych w przypadku braku napięcia zasilającego. Czas podtrzymywania parametrów cyklu przy wystąpieniu chwilowego zaniku zasilania minimum 10 sekund Komunikaty na wyświetlaczu oraz opisy na panelu operatora w języku polskim Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. Minimum 4 programy sterylizacyjne Programy testujące: - test Bowie & Dick a automatyczny 9/1110 - test szczelności automatyczny Wyposażenie: - wózek wsadowy z półkami (1 szt.), - wózek transportowy (2 szt.) Umywalka + pistolet ze sprężonym powietrzem, 2-gi pistolet ze sprężonym powietrzem dodatkowo 064 Mycie wózków Urządzenie myjące do ciśnieniowego mycia i dezynfekcji z doprowadzeniem wody zimnej i ciepłej z możliwością podłączenia zbiornika ze środkiem myjącym i dezynfekującym, układ czasowy Umywalka + bateria łokciowa 067 Mycie wstępne Zestaw przygotowania środków myjących i dezynfekcyjnych Dystrybutor w szafce wiszącej 100x40x80cm pod nim szafka stojąca ze zlewem do napełniania pojemników 074 Stacja łóżek część brudna W PFU nie podano specyfikacji technicznej urządzenia, przyjąć parametry zgodnie z podanymi obok. Myjnia ultradźwiękowa stojąca, z komorą o długości nie mniej niż 550 mm, układ czasowy samoczynnie wyłączający generator po upływie zadanego czasu, regulator temperatury sterujący procesem grzania, zawór spustowy i wygodne uchwyty w myjkach, nowoczesne przetworniki piezoceramiczne typu Sandwicz, wanna i obudowa ze stali nierdzewnej Urządzenia myjące - pistolet z doprowadzeniem wody; urządzenie suszące pistolet z doprowadzeniem sprężonego powietrza Przelotowa myjnia dezynfektor 2 szt. z własną wytwornicą pary; urządzenie dwudrzwiowe (przelotowe)myjnia o pojemności min. 14 tac narzędziowych o wym. 480x255x50mm komora umożliwiająca mycie na 5-ciu poziomach lub mycie dużych instrumentów sterowanie mikroprocesorowe dwuliniowy wyświetlacz z komunikatami tekstowymi w języku polskim, wskaźnik świetlny informujący o stanie zaawansowania procesu, dezynfekcja termiczna, termiczno - chemiczna blokada drzwi podczas trwania procesu, wbudowana suszarka zasilana i ogrzewana elektryczne, filtr powietrza klasy HEPA 3 pompy środków chemicznych - możliwość rozbudowy do 4 pomp środków chemicznych wbudowana szafka na zasobniki środków chemicznych, pojemność 4 zasobniki 5l drukarka parametrów procesu końcowe płukanie wodą demineralizowaną pompa cyrkulacyjna o wydajności min. 800 l/min o mocy min. 2,5 kw Max. zużycie energii 15 kw osłonięte (zakryte) grzałki komory, zabezpieczenie przed poparzeniem komora, orurowanie i obudowa ze stali nierdzewnej min. 12 programy mycia i dezynfekcji możliwość modyfikacji programów myjących, min. 3 poziomy dostępu do ustawień myjni (kody cyfrowe) wyposażona w min. 14 tac narzędziowych o wym. 480x255x50 mm wyposażona w min. 4 tac narzędziowych o wym. 250x250x50 mm Wózki i tace, kosze zgodnie z zapotrzebowaniem dla bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii wykonana zgodnie z normą EN , EN , IEC Certyfikat CE Stoły ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, ze zlewozmywakami wpuszczanymi w blat. Regulacja zamknięcia odpływu bez konieczności zanurzania rak Umywalka obudowa ze stali nierdzewnej + pistolet ze sprężonym powietrzem przy każdym stanowisku wszystkie stanowiska robocze woda demineralizowana przyłącze wraz z pistoletem do mycia + ujęcie wody zwykłej(standardowo) CENTRALNA STACJA PRZYGOTOWANIA ŁÓŻEK Komora dezynfekcyjna z wbudowaną wytwornicą pary przeznaczona do dezynfekcji materacy, koców i poduszek. Pojemność 10 zestawów (materac+poduszka+koc). Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe. Automatycznie blokowanie drzwi podczas procesu, automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi. Komora i obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej. Informacje podawane na wyświetlaczu o bieżących parametrach 10/1111 Umywalka + bateria łokciowa /2 szt./ *PFU Program Funkcjonalno Użytkowy cyklu oraz o potrzebie wykonania konserwacji lub wezwania serwisu. Niezależne programy z możliwością wprowadzania ustawień własnych. Automatyczne dozowanie czynników chemicznych. Izolacja komory. Objętość użytkowa komory minimum 4,65 m3. Certyfikat CE 1. Każda umywalka, zlewozmywak, natrysk, brodzik, miska ustępowa itp. urządzenia, ujęte w Programie Funkcjonalno Użytkowym oraz Koncepcji Projektowo - Przestrzennej muszą posiadać armaturę oraz inny osprzęt lub wyposażenie pozwalające na montaż i użytkowanie danego urządzenia technologicznego. 2. W razie rozbieżności w ilości umywalek, zlewozmywaków, natrysków, brodzików, misek ustępowych i innych urządzeń lub sprzętu, pomiędzy PFU a Koncepcją Projektowo- Przestrzenną przyjmuje się ilość większą. 3. Urządzenia technologiczne wymagające stałego połączenia ( w etapie I) nie ujęte w niniejszym zestawieniu, Programie Funkcjonalno Użytkowym, Uzupełnieniach do PFU oraz Koncepcji Projektowo Przestrzennej należy uwzględnić, zaprojektować i wykonać w sposób, który umożliwi użytkowanie pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przewidziana i zaprojektowaną technologią. 4. Podczas projektowania i wykonania doprowadzenia mediów (instalacji) wymaganych w danym pomieszczeniu, należy uwzględnić wszelkie zmiany dokonane w specyfikacji technicznej urządzeń podanych w powyższej tabeli (a w szczególności podejść gazów medycznych, sprężonego powietrza, gniazd energii elektrycznej oraz podejść wody demineralizowanej i zwykłej). 11/11 Pokazać jeszcze
Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5. Bardziej szczegółowo Dostawa i montaż następującego wyposażenia:
Dostawa i montaż następującego wyposażenia: Zmywalnia Zlew ze stali nierdzewnej, 2 komorowy z miejscem na zmywarkę i półką dolną 1 szt. Szerokość 60 cm, Długość 160 cm, Wysokość dostosowana do zmywarki Bardziej szczegółowo MYJNIA DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI
Załącznik nr 2 do SIWZ Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok produkcji: MYJNIA DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI Lp PARAMETR/WARUNEK Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 3.3 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY CZĘŚĆ III: STAŁA KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. STACJA UZDATNIANIA WODY SUW 1000 Czynności wykonywane Bardziej szczegółowo Rodos 6.0.21.1 [2994] - Rekomendacja SKB Przedmiar ----------- Modernizacja centralnej sterylizatorni Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w
Modernizacja centralnej sterylizatorni Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach Strona 10/10 Wyliczenie ilości robót --- 134 Myjnia -dezyfektor, przelotowy 135 Suszarka do elementów armatury anestozjologicznej Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto
Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Bardziej szczegółowo ... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:
... Znak: AE/ZP-27-19/15 Tarnów, 2015-03-18 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń : I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt., Bardziej szczegółowo Przedmiar robót. TECHNOLOGIA STERYLIZACJI-montaz
Przedmiar robót TECHNOLOGIA STERYLIZACJI-montaz Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne msc. Suwałki ul.szpitalna Publiczny Bardziej szczegółowo Pakiet nr 2. Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-40/15 Załącznik nr 1.2 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Pakiet nr 2 I. Zestaw kolumn do intensywnej terapii - 5 szt II. Ssak pneumatyczny 5 szt III. Zestaw do tlenoterapii Bardziej szczegółowo MEBLE MEDYCZNE. Szafy lekarskie Sml
OZNACZENIE wys. x szer. x gł. MEBLE MEDYCZNE Szafy lekarskie Sml Sml 101 1800 x 600 x 435 64 891,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy drzwi w dwóch punktach. Sml 111 1890 x 600 x 435 Bardziej szczegółowo Lampy operacyjne i zabiegowe
Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy ALVO Tworzymy dla Ciebie lampy operacyjne i zabiegowe lampy operacyjne i zabiegowe alvo wykorzystują diody led jako źródło światła. charakteryzują sie one bardzo dobrymi, Bardziej szczegółowo Zabudowa Sal Operacyjnych wraz z zakupem wyposażenia oraz integracją dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile,
Załącznik nr pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY dla zadania Zabudowa Sal Operacyjnych wraz z zakupem wyposażenia oraz integracją dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile,. Oferujemy wykonanie Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek 1.1. Mikser recepturowy Mikser recepturowy o do sporządzania maści, kremów i czopków o umożliwiający wykonanie Bardziej szczegółowo Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers
Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.
26.04.2012 r. L.dz. SSM-XI-25/GS/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień Bardziej szczegółowo Udźwig: 3200 kg Z sterowaniem w pełni automatycznym, półautomatycznym oraz ręcznym. ceny od 4890 brutto
Dozer mini rama naprawcza 2 449,00 zł Długość: 300 cm Długość ramienia pionowego: 157 cm Długośc belki poziomej: 185 cm Min. długość siłownika: 48 cm Max. Długość siłownika: 62 cm W zestawie dwa łańcuchy Bardziej szczegółowo 1. MIKROSKOP BADAWCZY (1 SZT.) Z SYSTEMEM KONTRASTU NOMARSKIEGO DIC ORAZ CYFROWĄ DOKUMENTACJĄ I ANALIZĄ OBRAZU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
1. MIKROSKOP BADAWCZY (1 SZT.) Z SYSTEMEM KONTRASTU NOMARSKIEGO DIC ORAZ CYFROWĄ DOKUMENTACJĄ I ANALIZĄ OBRAZU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Producent:... Typ/model:... Kraj pochodzenia:... LP. 1. Minimalne wymagane Bardziej szczegółowo Toruń, 2.04.2009 r. WIiR.SW.22220-15 26/09
WIiR.SW.22220-15 26/09 Toruń, 2.04.2009 r. W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami, dotyczącymi SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.,,specjalistyczny Szpital Miejski - budowa Bardziej szczegółowo PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE warsztatu konserwacji i naprawy sprzętu ochrony dróg oddechowych Dräger. Rysunek poglądowy
Załącznik nr 2 PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO INWESTYCJI Budowa obiektów spełniających funkcję Jednostki Ratowniczo Gaśniczej wraz Obsadą Kierowniczą w Świnoujściu i Miejskim Stanowiskiem Kierowania Bardziej szczegółowo 1. Myjnia dezynfektor do drobnych elementów
1. Myjnia dezynfektor do drobnych elementów 1. Urządzenie fabrycznie nowe 2. 3. Myjnia dezynfektor do instrumentów chirurgicznych oraz drobnych elementów wyposażenia inkubatorów. Drzwi uchylne, tworzące Bardziej szczegółowo CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000
2013 2 E58 G18 14 900 21 000 G58 / G88 T18 23 000 / 26 000 35 000 3 E58 G18 G58 G88 T18 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Ilość czujników CCD 4 8 8 8 6 Ilość głowic 2 głowice pomiarowe przednie oraz 2 tylne elektroniczne Bardziej szczegółowo www.odczynniki-chemiczne.com
WYPARKA PRÓŻNIOWA 30-RE000B Zmiana fali±c0 50-000ml 000ml pionowa,podwójna spiralna,zwrotna,szlify standard PTFE, z pokrywą,.4kw 0~50 mm(automatycznie) 0~00 rpm(nastawny), 40W >.5 l/h cyfrowa opcja 0V Bardziej szczegółowo Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia :
Poznań 25 listopada 2013 Dotyczy ; Postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych, krzeseł, foteli, luster, suszarek do rąk, dozowników do mydła, regałów magazynowych, wieszaków do ubrań, sprzętu Bardziej szczegółowo CIĄGI WYDAWCZE EDESA HoReCa Sp. z o.o.
EDESA HoReCa Sp. z o.o. Palmiry / ul. Warszawska 9 / 05-152 Czosnów / Tel.: +48 22 312 00 12 / Fax: + 48 22 312 00 13 e-mail: edesa@edesa.pl / www.edesa.pl CIĄGI WYDAWCZE URZĄDZENIA GRZEWCZE Elementy wykonane Bardziej szczegółowo PG 8821, PG 8822, PG 8825, PG 8830. Duże myjnie-dezynfektory
PG 8821, PG 8822, PG 8825, PG 8830 Duże myjnie-dezynfektory 2 3 Korzyści dla szpitali i CS z urządzeń Miele: Single-source supply Wyjątkowa pozycja Miele oparta jest na doświadczeniu i innowacji we wszystkich Bardziej szczegółowo I URZ ĄDZENIA ZE ST ALI NIERDZE WNE
6,76 6,7 76 1528,20 25 2013 Szanowni Klienci, Mamy przyjemność przekazać w Wasze ręce czwarte wydanie katalogu mebli ze stali nierdzewnej, produkowanych w naszej fabryce w Radomiu. W katalogu znajdziecie Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania
WNB.2420.15.2012.AM Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania Zadanie nr 1 mikroskop biologiczny z systemem fotograficznym mikroskopu stereoskopowego Bardziej szczegółowo Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ)
LP Nazwa asortymentu (zdjęcia i schematy poglądowe) Opis przedmiotu 1. kompresor do napełniania butli 1. Jakość sprężonego powietrza zgodnie z normą DIN EN 12021. 2. Sprzęt kompatybilny z posiadanym przez Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik A do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Formularz parametrów technicznych sprzętu LP. WYMAGANE PARAMETRY Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK/NIE Parametry oferowane (podać Bardziej szczegółowo Opis przedmiotu zamówienia - oferowany przedmiot zamówienia
ZP/UR/37/2015 Załącznik nr nr 2.3 do SIWZ Opis - oferowany przedmiot ZADANIE 3: Dostawa pieców oraz zmywarki do naczyń Nazwa Oferowany przedmiot Poz. nr 1 Piec konwekcyjno - parowy Wymagane funkcje oraz Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz. Bardziej szczegółowo Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie
Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring Bardziej szczegółowo Zestawienie granicznych i parametrów techniczno użytkowych. Cena jednostkowa netto (w zł) Ilość (szt.)
(pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zestawienie granicznych i parametrów techniczno użytkowych Grupa 1 Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów Lp. Opis przedmiotu Bardziej szczegółowo Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zcie wodz wodocigowej Sekcja Zamówień Publicznych fax (83) 355 21 13 Parczew, dnia 23.01.2012 Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/11/6/2011 Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 EURO na Bardziej szczegółowo Umywalka ceramiczna biała z syfonem i baterią (mocowaną do ściany), mocowana na śrubach. Wym. około. : 50 x 42 cm. (z
Załącznik nr b do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia Część II - Dostosowanie pomieszczeń LP Nazwa asortymentu Opis Jednostka Liczba Szkoła Podstawowa w Wisznicach Toaleta oddziału I na śrubach. Wym. około. Bardziej szczegółowo CENNIK MEBLI GASTRONOMICZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ
CENNIK MEBLI GASTRONOMICZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ EDYCJA 0/0 Uwaga! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. Kodeksu Cywilnego. GASTRO SERWIS Karzcino 30A 7600 Słupsk tel. +8 (59) Bardziej szczegółowo Za łącznik do oferty nr 1 cz.i_csplics/tab_rb_zusn
Nr sprawy: 2/R/Rozbudowa RPOWZ/I/202 Za łącznik do oferty nr cz.i_csplics/tab_rb_zusn Cz. I Przedmiotu zamówienia: Wykonanie w segmencie A, BiCw kondygnacji piwnicznej w rozbudowywanej cz ęści środkowej Bardziej szczegółowo 16 MEBLE. (pełna oferta mebli ze stali nierdzewnej dostępna u naszych partnerów handlowych na terenie całej Polski) NADSTAWKA NA STÓŁ PODWÓJNA
16 MEBLE Meble ze stali nierdzewnej to rozwiązanie do gastronomii, które pozwoli na optymalne wykorzystanie powierzchni w każdej kuchni oraz zapewni miejsce do przechowywania zarówno sprzętu jak i innych Bardziej szczegółowo Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2
Załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający: Gmina Miejska Kraków- Zespół szkół Chemicznych Ul. Krupnicza 44 31-123 Kraków Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2 Przedmiotem zamówienia Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/103/404/13 Rzeszów, 2013.10.16
SzWNr2 ZP/250/103/404/13 Rzeszów, 2013.10.16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu medycznego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia Bardziej szczegółowo sanitariaty ogólnodostępne oraz sanitariaty pracowników przystosowane do systemu podciśnieniowego
Uzupełnienie informacji dotyczących standardu białego montażu (producent, seria produktu) oraz armatury czerpalnej (seria produktu Delabie), Biały montaż wg opisu do projektu architektury: ZESZYT AM ROBOTY Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1. (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa brutto [zł] Jednostka miary
.. (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa/parametry techniczne Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto [zł] [kol. 4 x 5] 1 2 3 4 5 6 1. Dygestorium Bardziej szczegółowo Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin
Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1050 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] brak Moc Elektryczna [kw] 41,3 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 10,4 Ilość wody zimnej Bardziej szczegółowo Wózek serwisowy B057R.. / B058R.. Seria Compact. Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia B057R.. / B058R.. Wózki serwisowe gazu SF 6
Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia Wózki serwisowe gazu SF 6 Ta seria solidnych zestawów obejmuje wersje, umożliwiające przechowywanie gazu SF 6 w postaci płynnej i gazowej. Gaz SF Bardziej szczegółowo AUTOMOTIVE LEWAREK HYDRAULICZNY LEWAREK HYDRAULICZNY TELESKOPOWY
asortyment wysokiej jakości do wyposażenia warsztatów i stacji serwisowych, do użytku profesjonalnego, spełnia wymogi norm EU: 98/37/EC, 006//EC, 73/3/EEC, 93/68/EEC LEWAREK HYDRAULICZNY Wysoki zasięg Bardziej szczegółowo Centrum obróbcze MAKA PE 80
Centrum obróbcze MAKA PE 80 625 381 Centrum obróbcze sterowane CNC MAKA PE80 Maszyna o podwójnej konstrukcji portalnej budowa maszyny zaprojektowana przez inżynierów do obróbki drewna w grubych profilach. Bardziej szczegółowo EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ Laureat red dot design award WWW.EUROSCALEMED.PL D triango Wyposażona w źródła światła LED, lampa D triango zapewnia optymalne oświetlenie Bardziej szczegółowo Nazwa parametru/ funkcji/ warunku. 3 zakres ustawianej temperatury pracy od -10 C (temperatura osiągalna bez doświetlania) do przynajmniej + 60 C
Załącznik Nr 1 pkt. 1 do SIWZ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szaf suszarniczych z chłodzeniem (typu inkubator) 2 sztuki CPV - 38.00.00.00-5 Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 Międzyrzec Podlaski, 04-02-2015r. Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bardziej szczegółowo Oddział chorób wewnętrznych
ZESTAWIENIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Załącznik Nr 8 Część I Symbol Wyszczególnienie Ilość (Szt.) Oddział chorób wewnętrznych Pom. 2 - Pracownia EKG Gk Lampa bakteriobójcza ścienna palnikowa, 2x30W Pom. 4 Bardziej szczegółowo 18. Zatrzymanie pompy po otwarciu pokrywy Tak. 19. Możliwość pracy jednostki poza konsolą Tak. 20. Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym Tak
Nazwa urządzenia: Pompa do krążenia pozaustrojowego z wymiennikiem ciepła i biopompą Opis urządzenia: Pompa do krążenia pozaustrojowego z wymiennikiem ciepła i biopompą Miejsce przeznaczenia: Blok operacyjny, Bardziej szczegółowo Zadanie 1 Dostawa mebli Pozycja Opis wyposażenia Ilość 1. regał magazynowy: wymiar min. 100x40x180cm, stalowy skręcany,
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia dla Poradni Gastroenterologicznej z Pracownią Endoskopii dla Dzieci wykonanych ze stali kwasoodpornej zgodnie Bardziej szczegółowo CHARAKTERYSTYKA SIECI GAZÓW MEDYCZNYCH JUST METALIK
HISTORIA FIRMY Przedsiębiorstwo istnieje od 1994 r., czyli na rynku sprzętu medycznego działa prawie 20 lat. Działalność produkcyjną rozpoczęto od wytwarzania statywów i masztów służących do wieszania Bardziej szczegółowo systemy przechowywania
systemy przechowywania www.pollo-system.pl Modułowy system półek i regałów System półek i regałów fińskiej firmy Sovella jest alternatywą dla standardowego wyposażenia szafy czy garderoby, jak również Bardziej szczegółowo Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej
Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań Bardziej szczegółowo Oddział chorób wewnętrznych
ZESTAWIENIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Część I Symbol Wyszczególnienie Ilość (szt.) Oddział chorób wewnętrznych Pom. 2 - Pracownia EKG Gk Lampa bakteriobójcza ścienna palnikowa, 2x30W Pom. 4 - Łazienka Poręcz Bardziej szczegółowo Lp. Opis przedmiotu zamówienia (wymiary w mm) Jednostka miary 1. Biurko 1600x700x760. 1 szt. - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze
Opis zamówienia pokój nr 30, III p. budynku Oddziału Lp. Opis przedmiotu zamówienia (wymiary w mm) Jednostka miary 1. Biurko 1600x700x760 - grubość blatów i nóg 45mm oklejone obrzeżem ABS w - w blatach Bardziej szczegółowo URZĄDZENIA GRZEWCZE marki
PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN Bardziej szczegółowo Stoły do pracy. Stoły ze zlewem. Szafy, regały, półki. Wózki, kosze. Nadstawki, podstawy. Urządzenia pomocnicze. Okapy. Meble do samodzielnego montażu
2014 Stoły do pracy Stoły ze zlewem Szafy, regały, półki Wózki, kosze Nadstawki, podstawy Urządzenia pomocnicze Okapy Meble do samodzielnego montażu Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie Bardziej szczegółowo Zadanie Nr 3 Sprzęt elektryczny,biurowy, przemysłowy sprzęt kuchenny kod grupa CPV 301,323,397 ( Zestawienie asortymentowo ilościowe )
(pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 3 do SIWZ Zadanie Nr 3 Sprzęt elektryczny,biurowy, przemysłowy sprzęt kuchenny kod grupa CPV 301,323,397 ( Zestawienie asortymentowo ilościowe ) Lp. Opis przedmiotu zamówienia Bardziej szczegółowo Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.
ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku. Bardziej szczegółowo Opis przedmiotu zamówienia/ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Przedmiotem zamówienia są zakup i dostawy, niżej wymienionych artykułów:
Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia/ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Przedmiotem zamówienia są zakup i dostawy, niżej wymienionych artykułów: 1. Garnek średni z pokrywą 11 szt. 1. Pojemność Bardziej szczegółowo OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH
OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację Bardziej szczegółowo APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW
APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne Bardziej szczegółowo MODYFIKACJA SIWZ (wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia, strona internetowa)
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 Bardziej szczegółowo WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY
Załącznik Nr 3 WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY 1. Aparat oddechowy (6 sztuk). Wyposażony co najmniej w: dwupunktowy system przycisków wypinających, reduktor wysokiego ciśnienia typu tłokowego, Bardziej szczegółowo Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:
Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła, Bardziej szczegółowo Mikroprocesorowy regulator AMK
Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK Bardziej szczegółowo FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr a do SIWZ Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) i Siedziba (adres) Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn. Dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni, postępowanie Bardziej szczegółowo MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r.
MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa instalacji Bardziej szczegółowo Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia
Oznaczenie Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Dostawa i montaż wyposażenia stoły, regały, szafy chłodnicze L. p. Opis, parametry, cechy Bardziej szczegółowo Znak. post. FS/ZP/04/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia
Znak. post. FS/ZP/04/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie wyszczególnionych w dalszej części dokumentu urządzeń, stanowiących Bardziej szczegółowo Lampy operacyjne i zabiegowe
Lampy operacyjne i zabiegowe NEXUS OL-01/OL-02 ONYX TL-01 NEXUS i ONYX Lampy operacyjne i zabiegowe OL-01 / Głowica lampy operacyjnej Nowoczesna stylistyka Lampy operacyjne INFIMED NEXUS i lampy zabiegowe Bardziej szczegółowo Korekta ogłoszenia z dnia 11.08.2010 r. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe BUDREM Sp. z o.o.
Korekta ogłoszenia z dnia 11.08.2010 r. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe BUDREM Sp. z o.o. Ważność ogłoszenia : piątek, 20.08. 2010 roku W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Regionalnego Bardziej szczegółowo WYWAŻARKI DO KÓŁ WYWAŻARKI DO KÓŁ
WYWAŻARKI DO KÓŁ WIMAD W WYWAŻARKI DO KÓŁ 10 820W 10 314W 10 214W WIMAD Wyposażanie serwisów samochodowych Wyważarki do kół WIMAD Wyważarki do kół serii W przeznaczone są do wyważania kół z uwzględnieniem Bardziej szczegółowo Kosz na śmieci 20l. pojemnik do segregacji odpadów (typ 1) pojemnik do segregacji odpadów (typ 2) Strona 1 z 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III d SIWZ Formularz asortymentowocenowy CZĘŚĆ OPISOWA (Zamawiający nie wymaga wypełnienia, ani złożenia wraz z ofertą części opisowej) PAKIET NR 4 L.P. SYMBOL OPIS RYSUNEK Bardziej szczegółowo Przeznaczenie: Do mycia garnków, pojemników gastronomicznych, sprzętu kuchennego itp.
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 4 MASZYNY I URZĄDZENIA MYJĄCE I. MASZYNA KAPTUROWA DO MYCIA NACZYŃ Przeznaczenie: Do mycia talerzy, sztućców i szkła. 1.WYMAGANIA ZASADNICZE Bardziej szczegółowo CZ I. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol. 5 1 2 3 4 5 6
Załcznik 1.1 do SIWZ AZP/32/ZP/AGZ/D/2010 Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny CZ I L.p. Specyfikacja asortymentu J.m. Ilo Warto 1. Blat odkładczy - strefa przyj, stół wykonany ze stali kwasoodpornej Bardziej szczegółowo Nagrzewnica elektryczna LEO EL
Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL Bardziej szczegółowo CENA NETTO. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 RAZEM
Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 System do wykonywania VAB 1 szt. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 System wyposaŝony w: - rękojeść biopsyjną do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i RTG, z moŝliwością Bardziej szczegółowo Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75
Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 NOWA OPCJA W STANDARDZIE Portalna zabudowa maszyny Agregat frezujący: - 5-cio osiowy - chłodzony cieczą - moc 11 kw Agregat wiertarski: - 7 + 10 + 2 x 1 wierteł Bardziej szczegółowo Mikroskopy szkolne Mbl 101 b binokular monokularowa Mbl 101 M Mbl 120 b binokularowa Mbl 120 M Mbl 120 t Mbl 120 lcd typ rodzaj nr kat.
Mikroskopy szkolne MBL 101 B Obrotowa nasadka okularowa: : binokular (30 ) Miska rewolwerowa 4 miejscowa Obiektywy achromatyczne: 4 x 0,10 (N.A.),10 x 0,25 (N.A.),40 x 0,65 (N.A.),100 x 1,25 (N.A.) Kondensor Bardziej szczegółowo LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika
LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa Bardziej szczegółowo OFERTA CENOWA. Załącznik nr 3 do pisma AG.Z.2150.35.2.2015. Producent model /typ. podatku VAT (%) netto (w PLN) brutto (w PLN)
Załącznik nr 3 do pisma AG.Z.2150.35.2.2015 OFERTA CENOWA L.p Asortyment Ilość Cena jedn. Stawka Cena jedn. Łączna Łączna netto podatku VAT (%) brutto (4x5) cena netto (3x4) cena brutto (7x5) 1 2 3 4 5 Bardziej szczegółowo Sufitowa jednostka zasilająca Agila Medyczne jednostki zasilające
Sufitowa jednostka zasilająca Agila Medyczne jednostki zasilające Rodzina kompaktowych i ergonomicznych sufitowych jednostek zasilających Agila oferuje szeroki zakres konfiguracji i opcji do wyboru, wykorzystując Bardziej szczegółowo ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...
Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny Bardziej szczegółowo URZĄDZENIA DO ZABUDOWY
100% Profesjonalizmu URZĄDZENI DO ZBUDOWY przykładowe realizacje 78 2011 DOR METL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone URZĄDZENI DO ZBUDOWY SZNOWNI KLIENCI! DOR METL wyspecjalizowany producent urządzeń Bardziej szczegółowo O ciągach. Szanowni Klienci,
CIĄGI WYDAWCZE 2013 O ciągach Szanowni Klienci, Dziś oddajemy w Państwa ręce katalog z nowym, całkowicie opartym na światowych trendach i polskiej myśli technicznej produktem ciągami wydawczymi do dystrybucji Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi EAN13: 8017709173401 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania Bardziej szczegółowo - Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m.
ZSŻ/PN/2/2013/SEJK POGOŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Bardziej szczegółowo BATERIE ŁAZIENKOWE. Main Sponsor
BATERIE ŁAZIENKOWE O F E R T A S P E C J A L N A 0 1 / 2 0 1 5 Main Sponsor ICON 2 879 zł 1 099 zł 989 zł 1 099 zł 989 zł 1 199 zł Black White Red Nr kat.: 333460200 kolor czarny Nr kat.: 33346020N kolor Bardziej szczegółowo Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:
Odpowiedzi udzielone w dniu 31.10.2014 r. na pytania z dnia 30.10.2014 r. do Ogłoszenia o przetargu z dnia 25.10.2014r. Dotyczy: Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art.70 1 i art.70 3 70 5 Kodeksu Bardziej szczegółowo Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2
Nr sprawy: CKP.272-2/D-MRPO-2/15 Tytuł projektu: Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Bardziej szczegółowo Cena ogółem netto. Cena brutto (VAT 23%)
Formularz cenowy Przebudowa budynków Domów Ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka zakup wyposażenia Lp. Wyposażenie Domu Ludowego w Kierznie Jednostka miary Sztuki Cena jednostkowa Bardziej szczegółowo NAPEŁNIANIE OPAKOWAŃ TYPU BAG - IN - BOX
NAPEŁNIANIE OPAKOWAŃ TYPU BAG - IN - BOX Sterilbox Eco 01-14 uk 1 STERILBOX ECO Do napełniania worków w pudłach, SIFA rekomenduje maszynę Sterilbox Compact wyposażoną w jedną głowicę roboczą: ekonomiczna, Bardziej szczegółowo Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Specyfikacja asortymentowo techniczna sprzętu opis wymogów granicznych
Załącznik nr 2 do SIWZ / UMOWY Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Specyfikacja asortymentowo techniczna sprzętu opis wymogów granicznych L.p. Nazwa sprzętu ilość Opis produktu/parametry techniczne Bardziej szczegółowo Szczegółowa specyfikacja Technologia gastronomiczna ZP-11/10/12
Myślenice, 21.11.2012r. Szczegółowa specyfikacja Technologia gastronomiczna ZP-11/10/12 Zestawienie urządzeń pracowni technologicznych 20 21 22 46 49 71 72 91 0.33.2 0.33.3 0.33.4 0.45.22 0.45.25 0.47.3 Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres