Source: http://docplayer.fr/2581111-Defibrillateur-semi-automatique-externe-ddu-2300-de-defibtech.html
Timestamp: 2017-01-19 07:12:16+00:00
Document Index: 51176107

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech
Download "Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech"
1 Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech Manuel de l'utilisateur AHA /ERC 20102 APPUYER SUR LE BOUTON «MARCHE» 1 PLACER LES ÉLECTRODES SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU DAE 2 À L'INVITE, APPUYER SUR LE BOUTON «CHOC» (SHOCK) 3 B ii3 Avis Defibtech ne saurait être tenu responsable pour les erreurs contenues dans ce document ou pour les dommages accessoires ou indirects concernant la fourniture, le fonctionnement ou l'utilisation de cet équipement. Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les noms et les données utilisées dans les exemples sont fictifs, sauf indication contraire. Garantie limitée La «garantie limitée» livrée avec les produits DAE de Defibtech est la garantie unique et exclusive fournie par Defibtech, LLC pour les produits expédiés. Droit d'auteur Copyright 2011 Defibtech, LLC Tous droits réservés. Les questions concernant les droits d'auteur doivent être adressées à Defibtech. Les coordonnées sont consultables au Chapitre 12 de ce manuel.! PRÉCAUTION La loi fédérale américaine limite la vente de cet appareil par ou sur ordonnance d'un médecin. iii4 Table des matières 1 Introduction au DAE DDU Vue d ensemble Le DAE DDU-2300 de Defibtech Indications Contre-indications Exigences de formation des opérateurs Dangers, avertissements et précautions Dangers Avertissements Précautions Configuration du DAE DDU Vue d ensemble Connexion des électrodes Installation de la carte de données Defibtech (carte DDC) (option) Installation et dépose du bloc-batterie Vérification de l état du DAE DDU Achèvement de l installation Entreposage du DAE DDU Utilisation du DAE DDU-2300 en mode secourir Vue d ensemble Préparation Analyse du rythme cardiaque Délivrance du choc Période de RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire) Procédures après utilisation Invites vocales et textuelles du mode secourir Environnement opérationnel Maintenance et dépannage Maintenance normale de l appareil Autotests Nettoyage Entreposage Liste de vérification de l opérateur Dépannage Réparations Cliquer sur l'un des en-têtes ci-dessus au choix pour être automatiquement renvoyé à cette page. Consulter les références de page en vert dans l'ensemble de ce manuel pour accéder à d'autres liens interactifs. iv5 6 Mode maintenance Vue d ensemble Navigation (en mode maintenance) Accès au mode maintenance Écran du Menu principal du DAE Écran d État du DAE Écran de Maintenance du DAE Écran des Options du DAE Écran des Options d intervention Écran d Aide thématique Accessoires du DAE DDU Électrodes de défibrillation Blocs-batterie Cartes de données Câble USB Consultation des événements DefibView II Cartes de données de Defibtech (cartes DDC) Téléchargement du journal interne des données Spécifications techniques DAE DDU-2300 de Defibtech Blocs-batterie Électrodes de défibrillation autoadhésives Documentation des événements Visualiseur d événement de Defibtech Recyclage Avis aux clients de l Union européenne Conformité électromagnétique Conseils et déclaration du fabricant Glossaire des symboles Coordonnées Cliquer sur l'un des en-têtes ci-dessus au choix pour être automatiquement renvoyé à cette page. Consulter les références de page en vert dans l'ensemble de ce manuel pour accéder à d'autres liens interactifs. v6 1 Introduction au DAE DDU-2300 Ce manuel de l'utilisateur fournit des informations pour guider les opérateurs formés à utiliser et assurer la maintenance du DAE (défibrillateur semi-automatique externe) DDU-2300 de Defibtech. Le DDU-2300 inclut tous les DAE de la série DDU Ce chapitre comprend des informations sur l'utilisation anticipée du DAE, une vue d'ensemble de l'appareil, une discussion des circonstances dans lesquelles il devrait et il ne devrait pas être utilisé, et des informations sur la formation des opérateurs. Vue d'ensemble Le DAE DDU-2300 est un DAE (défibrillateur semi-automatique externe) conçu pour être facile à utiliser, portatif et alimenté par batterie. Il est muni de deux commandes principales : le bouton MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) et le bouton choc (SHOCK). Des invites vocales, des invites textuelles et un écran d'affichage avec invites visuelles fournissent une interface simple à l'opérateur. Le DAE DDU-2300 est capable d'enregistrer les informations d'événement, y compris l'ecg, les données audio (en option) et les recommandations de CHOC/PAS DE CHOC. Lorsqu'il est connecté à un patient qui a perdu connaissance et qui ne respire pas, le DAE DDU-2300 effectue les tâches suivantes : Il invite l'opérateur, grâce à des invites audio, textuelles et vidéo, à préparer le patient pour le traitement. Il analyse automatiquement l'ecg du patient. Il détermine si un rythme susceptible de bénéficier d'un choc est présent. Il charge le condensateur de défibrillation et arme le bouton choc s'il détecte un rythme susceptible de bénéficier d'un choc. Il invite l'opérateur à appuyer sur le bouton choc lorsqu'il est prêt et qu'un choc est recommandé. Il délivre un choc une fois qu'il a déterminé qu'un choc est requis et que le bouton choc a été enfoncé. Il fournit des instructions pour effectuer la RCP (massage cardiaque). Il répète le processus si des chocs supplémentaires sont requis. Le DAE de Defibtech NE DÉLIVRE PAS de choc au patient automatiquement ; il ne fait que conseiller l'opérateur. Le bouton choc n'est activé que lorsqu'un rythme susceptible de bénéficier d'un choc est détecté et que l'appareil est chargé et prêt à choquer. La charge se produit automatiquement lorsque l'appareil détecte un rythme susceptible de bénéficier d'un choc. L'opérateur doit appuyer sur le bouton choc pour lancer la défibrillation. Le DAE DDU-2300 utilise deux électrodes de défibrillation autoadhésives (appelées aussi électrodes à support souple ou électrodes de surveillance) pour surveiller les signaux ECG et, si nécessaire, pour délivrer l'énergie de défibrillation au patient. Ces électrodes à usage unique sont fournies dans un étui jetable. Le DAE DDU-2300 détermine si le contact entre les électrodes et le patient est correct en surveillant l'impédance entre les deux électrodes (l'impédance varie en fonction de la résistance électrique du corps du patient). L'interface utilisateur du DAE DDU-2300 est claire et concise. Elle est constituée de deux commandes principales à boutonpoussoir et d'un écran d'affichage. Des messages audio facilement compréhensibles et des invites textuelles et vidéo guident l'opérateur lors de l'utilisation de l'appareil. L'appareil informe l'opérateur de l'état du DAE et du patient. L'énergie de défibrillation est délivrée en forme d'onde exponentielle tronquée biphasique avec compensation d'impédance. L'appareil délivre une énergie de défibrillation de 150 joules (dans une charge de 50 ohms) lorsque les électrodes pour adulte sont utilisées, et une énergie de défibrillation de 50 joules (dans une charge de 50 ohms) lorsque des électrodes atténuées (appelées aussi électrodes pédiatriques) pour enfant/nouveau-né sont utilisées. L'énergie délivrée ne change pas de façon significative en fonction de l'impédance du patient, bien que la durée de la forme d'onde produite varie. L'alimentation de la défibrillation et du DAE est assurée par un bloc-batterie remplaçable (non rechargeable) qui fournit une longue durée de service en mode attente et un fonctionnement à faible maintenance. Les blocs-batterie sont disponibles en plusieurs configurations optimisées pour être utilisées dans des applications particulières. Chaque bloc-batterie porte la marque de sa date d'expiration. Le DAE DDU-2300 enregistre les informations relatives aux événements sur le journal interne et, en option, sur des cartes de données Defibtech (cartes DDC). La carte DDC optionnelle se branche sur un logement dans le DAE et permet au DAE d'enregistrer la documentation des événements et, en option, les données audio sur la carte. L'enregistrement audio est sélectionnable grâce aux réglages de configuration. La documentation des événements enregistrée sur le journal interne peut être téléchargée sur une carte DDC pour sa lecture. Un port USB est fourni pour effectuer la maintenance et la récupération des données. L'interface USB permet de connecter un ordinateur PC. Le logiciel de maintenance PC de Defibtech facilite les opérations de téléchargement des événements et de maintenance de l'appareil. 1. Introduction 1-17 Le DAE DDU-2300 de Defibtech A. Haut-parleur. Le haut-parleur émet les invites verbales lorsque le DAE DDU-2300 est en marche. Le haut-parleur émet aussi un «bip» lorsque l'appareil est arrêté, mais a détecté une situation qui nécessite l'attention de l'utilisateur ou un dépannage. B. Bouton CHOC. Ce bouton clignote lorsqu'un choc est recommandé. Si ce bouton est enfoncé, un choc n'est délivré que lorsque le bouton clignote. Ce bouton est désactivé à tout autre moment. C. Écran d'affichage. Panneau d'affichage couleur, utilisé pour afficher des invites textuelles et vidéo, des messages, des indicateurs de secours, l'état de l'appareil et les opérations de maintenance. L'écran d'affichage fournit des invites visuelles, y compris une assistance à la RCP (massage cardiaque), pour aider les secouristes avec des instructions pas à pas. D. Bouton MARCHE/ARRÊT. Ce bouton est utilisé pour mettre en marche et arrêter le DAE DDU E. Prise de connecteur d'électrodes. Le connecteur d'électrodes (élément O) se raccorde à cette prise. F. Indicateur d'état actif (ASI). L'ASI indique l'état actuel du DAE. Cet indicateur clignote en vert pour indiquer que l'appareil est prêt à être utilisé ; il clignote en rouge pour indiquer que l'appareil nécessite l'attention de l'utilisateur ou un dépannage. G. Boutons programmables. Trois boutons programmables contextuels sont utilisés pour naviguer dans les menus ou sélectionner les actions. H. Port USB. Le port USB est fourni pour la récupération et la maintenance des données. Il ne doit pas être utilisé pendant une opération de secours. I. Carte de données Defibtech (carte DDC). Cette carte enfichable optionnelle fournit une capacité de mémoire supplémentaire pour le DAE DDU J. Porte d'accès au port USB et à la carte de données Defibtech (carte DDC). Derrière la porte d'accès se trouvent le port du connecteur USB et le logement de la carte de données Defibtech (carte DDC). K. Numéro de série de l'appareil. Le numéro de série de l'appareil se trouve au dos du DAE, au-dessus de l'ouverture du bloc-batterie. L. Ouverture du bloc-batterie. Le bloc-batterie est introduit dans l'appareil par cette ouverture. M. Loquet de dégagement pour éjection du bloc-batterie. Ce loquet de dégagement libère le bloc-batterie du DAE DDU N. Zone de rangement des électrodes. La zone de rangement des électrodes se trouve au dos du DAE et permet de ranger des électrodes connectées à l'avance pour le déploiement rapide lors d'une urgence. O. Connecteur d'électrodes. Ce connecteur raccorde les électrodes du patient à l'appareil au niveau de la prise du connecteur d'électrodes (élément E). P. Électrodes de défibrillation. Les électrodes de défibrillation sont des électrodes qui sont placées sur le patient. Les électrodes sont rangées dans la zone de rangement des électrodes au dos de l'appareil. Q. Date d'expiration des électrodes de défibrillation (au dos). La date d'expiration des électrodes de défibrillation est située au dos de l'étui des électrodes. Ne pas utiliser les électrodes après la date imprimée. R. Numéro de série du bloc-batterie. Le numéro de série du bloc-batterie est situé sur l'étiquette du bloc-batterie. S. Bloc-batterie. Le bloc-batterie fournit une source d'alimentation principale remplaçable pour le DAE DDU T. Date d'expiration du bloc-batterie. La date d'expiration du bloc-batterie est imprimée sur l'étiquette du bloc-batterie. Ne pas utiliser le bloc-batterie après l'expiration de la date imprimée Introduction8 E. Prise femelle des électrodes D. Bouton MARCHE/ARRÊT C. Écran d'affichage B. Bouton CHOC (SHOCK) A. Haut-parleur F. Indicateur d'état actif (ASI) G. Boutons programmables (Supérieur, Central, Inférieur) H. Port USB 1. Introduction AVANT DU DAE I. Carte de données Defibtech (carte DDC) (en option) J. Porte d'accès au port USB et à la carte de données Defibtech (carte DDC) L. Ouverture du bloc-batterie K. Numéro de série de l'appareil O. Connecteur d'électrodes M. Bloc-batterie Loquet d'éjection N. Zone de rangement des électrodes P. Électrodes de défibrillation Q. Électrodes de défibrillation Date d'expiration (à l'arrière de l'étui) ARRIÈRE DU DAE S. Bloc-batterie AW -102 ÉTUI D'ÉLECTRODES DE DÉFIBRILLATION R. Bloc-batterie Numéro de série T. Bloc-batterie Date d'expiration BLOC-BATTERIE 1-39 Indications Le DAE (défibrillateur semi-automatique externe) DDU-2300 est indiqué pour être utilisé sur les victimes d'un arrêt cardiaque soudain (ACS) qui : Ont perdu connaissance et sont sans réactions ; Ne respirent pas. Pour les patients de moins de 8 ans ou de moins de 25 kg (55 livres), utiliser les électrodes pour enfant/nouveau-né. Ne pas retarder le traitement pour déterminer l'âge ou le poids exact du patient. La loi fédérale américaine limite la vente de cet appareil par ou sur ordonnance d'un médecin. 1. Introduction Contre-indications Le DAE DDU-2300 ne doit pas être utilisé si le patient présente l'un des signes suivant : Le patient est conscient et/ou réceptif. Il respire. Son pouls est décelable. Exigences de formation des opérateurs Afin d'utiliser de façon sécurisée et efficace le DAE DDU-2300, l'opérateur doit satisfaire aux exigences ci-dessous : Formation concernant le DAE DDU-2300 et/ou la défibrillation, conformément aux réglementations locales, d'état, provinciales ou nationales. Toute formation supplémentaire requise par le médecin donnant permission. Excellentes connaissances et compréhension des informations présentées dans ce manuel de l'utilisateur. 1-410 2 Dangers, avertissements et précautions Ce chapitre comprend une liste de messages de danger, d'avertissement et de précaution associés au DAE DDU-2300 de Defibtech et à ses accessoires. Un grand nombre de ces messages sont répétés ailleurs dans ce manuel de l'utilisateur et sur le DAE DDU-2300 ou les accessoires. La liste complète est fournie ici pour raison de commodité.!! DANGERS :! CAUTION Risques immédiats DANGER qui conduiront WARNING à des blessures graves ou mortelles. Sortie électrique dangereuse. Cet équipement doit être utilisé uniquement par du personnel qualifié. Le DAE DDU-2300 ne doit pas être utilisé en présence d'un mélange anesthésique inflammable. Il ne doit pas être utilisé dans une atmosphère riche en oxygène. Le DAE DDU-2300 n'a pas été évalué ou approuvé pour être utilisé dans les endroits dangereux tels que définis par la norme du code national de l'électricité. Conformément à la classification IEC, le DAE DDU-2300 ne doit pas être utilisé en présence de mélanges de substances inflammables et d'air.!!! AVERTISSEMENTS : CAUTION Situations, dangers DANGER ou pratiques WARNING dangereuses pouvant conduire à des blessures graves ou mortelles. Une utilisation inadéquate peut causer des blessures. Le DAE DDU-2300 ne doit être utilisé que conformément aux instructions du manuel de l'utilisateur. Le DAE DDU-2300 délivre de l'énergie électrique qui peut potentiellement causer la mort ou des blessures s'il n'est pas utilisé ou déchargé correctement. Une maintenance inadéquate peut causer la panne du DAE DDU Effectuer la maintenance du DAE DDU-2300 seulement selon les instructions du manuel de l'utilisateur. Le DAE ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur - ne pas démonter l'appareil. Risques d'électrocution. Des tensions et des courants élevés dangereux sont présents. Ne pas ouvrir l'appareil, retirer son couvercle (ou l'arrière) ou essayer de le réparer. Il n'y a pas de composant réparable par l'utilisateur dans le DAE DDU Demander au personnel d'entretien qualifié d'effectuer les réparations. Les blocs-batterie au lithium ne sont pas rechargeables. Toute tentative de recharge d'un bloc-batterie au lithium peut conduire à un incendie ou une explosion. Ne pas immerger le bloc-batterie dans de l'eau ou d'autres liquides. Son immersion dans des liquides peut conduire à un incendie ou une explosion. Ne pas laisser des liquides pénétrer dans le DAE DDU Éviter de renverser des liquides sur le DAE ou ses accessoires. Le renversement de liquides dans le DAE DDU-2300 peut l'endommager ou entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne pas stériliser le DAE DDU-2300 ou ses accessoires. Utiliser seulement les électrodes de défibrillation autoadhésives jetables de Defibtech, les blocs-batterie et les autres accessoires fournis par Defibtech ou ses distributeurs autorisés. La substitution par des accessoires non approuvés par Defibtech peut altérer le fonctionnement de l'appareil. Ne pas ouvrir l'étui scellé des électrodes avant d'être prêt à utiliser les électrodes. Ne pas toucher le patient pendant la défibrillation. Le courant de défibrillation peut blesser l'opérateur ou les personnes à proximité. Ne pas laisser les électrodes entrer en contact avec des objets ou des équipements métalliques en contact avec le patient. Ne pas toucher l'équipement connecté au patient pendant la défibrillation. Déconnecter les autres équipements électriques du patient avant la défibrillation. Ne pas appliquer de choc lorsque les électrodes de défibrillation sont en contact l'une avec l'autre. Ne pas appliquer de choc avec la surface recouverte de gel exposée. Ne pas laisser les électrodes de défibrillation entrer en contact l'une avec l'autre ou toucher d'autres électrodes ECG, des fils conducteurs, des pansements, des timbres transdermiques, etc. Ces contacts peuvent causer la formation d'un arc électrique qui pourrait brûler la peau du patient pendant la défibrillation et détourner l'énergie de défibrillation du cœur Dangers, avertissements et précautions11 AVERTISSEMENTS (suite) Les électrodes de défibrillation sont conçues pour être utilisées une seule fois et doivent être jetées après leur utilisation. Leur réutilisation peut conduire à des risques d'infection, un mauvais fonctionnement de l'appareil, une mauvaise administration du traitement et/ou à des risques de blessures au patient ou à l'opérateur. Éviter le contact entre des parties du corps du patient et des liquides conducteurs, tels que de l'eau, du gel, du sang ou du sérum physiologique, ou des objets métalliques, ce qui pourrait créer un chemin néfaste pour le courant de défibrillation. Déconnecter du patient tout équipement qui n'est pas protégé contre le défibrillateur avant la défibrillation pour éviter tout risque d'électrocution et de dommage des équipements. Une RCP (massage cardiaque) agressive ou prolongée pratiquée sur un patient muni d'électrodes de défibrillation peut endommager ces dernières. Remplacer les électrodes de défibrillation si elles sont endommagées pendant leur utilisation. De possibles interférences de radiofréquences (RF) provenant d'appareils RF tels que téléphones portables et radios bidirectionnelles peuvent altérer le fonctionnement du DAE. L'utilisation normale d'un téléphone portable près du DAE ne devrait pas causer de problème ; toutefois, il est recommandé d'avoir une distance de 2 mètres (6 pieds) entre tout appareil RF et le DAE DDU L'administration de la RCP (massage cardiaque) pendant une analyse peut retarder ou fausser le diagnostic formulé par le système d'analyse du patient. La manipulation ou le transport du patient lors d'une analyse ECG peut retarder ou fausser le diagnostic, en particulier en cas de rythme de très faible amplitude ou à basse fréquence. Chez les patients munis d'un simulateur cardiaque, le DAE DDU-2300 peut avoir une sensibilité réduite et ne pas détecter tous les rythmes susceptibles de bénéficier d'un choc. Ne pas placer les électrodes directement au-dessus du stimulateur cardiaque implanté d'un patient connu pour être porteur de ce type d'implant. Pendant la défibrillation, des poches d'air entre la peau et les électrodes de défibrillation peuvent entraîner des brûlures de la peau du patient. Vérifier que les électrodes de défibrillation autoadhésives adhèrent complètement à la peau pour éviter la formation de ces poches d'air. Ne pas utiliser d'électrode de défibrillation sèche ou périmée. Les autotests lancés par l'utilisateur ou automatiquement sont conçus pour évaluer si le DAE DDU-2300 est prêt à être utilisé. Toutefois, aucun programme de test, quelle que soit la fréquence des tests, ne peut garantir le bon fonctionnement de l'appareil ni détecter une utilisation abusive, un dommage ou un défaut postérieur à la fin du test le plus récent. L'utilisation d'un équipement ou d'accessoires endommagés peut causer un mauvais fonctionnement de l'appareil et/ou des blessures au patient ou à l'opérateur. 2. Dangers, avertissements et précautions!! PRÉCAUTIONS :! CAUTION Situations, dangers DANGER ou pratiques WARNING dangereuses qui peuvent conduire à des blessures mineures, des dommages du DAE DDU-2300 ou la perte de données. Suivre toutes les instructions de l'étiquette du bloc-batterie. Ne pas installer les blocs-batterie après leur date d'expiration. Suivre toutes les instructions de l'étiquette des électrodes de défibrillation. Utiliser les électrodes de défibrillation avant leur date d'expiration. Ne pas réutiliser les électrodes de défibrillation. Jeter les électrodes de défibrillation après leur utilisation (en cas de doute concernant le fonctionnement des électrodes, renvoyer les électrodes à Defibtech pour les soumettre à des tests). Recycler ou éliminer les blocs-batterie au lithium conformément aux lois fédérales, d'état et/ou locales. Pour éviter les risques d'incendie ou d'explosion, ne pas brûler ou incinérer le bloc-batterie. Ne pas l'écraser. Utiliser et entreposer le DAE DDU-2300 uniquement dans la plage des conditions environnementales indiquée dans la spécification technique. Si possible, déconnecter le DAE DDU-2300 du patient avant d'utiliser d'autres défibrillateurs. Ne pas connecter le DDU-2300 à un ordinateur PC ou tout autre appareil (à l'aide du port USB) lorsque les électrodes de l'appareil sont toujours connectées au patient. L'utilisation de cartes DDC autres que celles de Defibtech peut endommager l'appareil et annulera la garantie. Bien que le DAE DDU-2300 soit conçu pour une grande variété de conditions d'utilisation sur le terrain, sa manipulation brutale et non conforme aux spécifications peut conduire à des dommages de l'appareil. La loi fédérale américaine limite la vente de cet appareil par ou sur ordonnance d'un médecin. 2-212 3 Configuration du DAE DDU-2300 Ce chapitre décrit les étapes requises pour rendre le DAE DDU-2300 de Defibtech opérationnel. Le DAE DDU-2300 est conçu pour être entreposé dans un état «prêt». Ce chapitre indique comment configurer l'appareil pour qu'il soit prêt à être utilisé rapidement le moment venu. Vue d'ensemble Les composants et accessoires ci-dessous sont inclus avec le DAE DDU Leur remplacement et d'autres accessoires sont décrits en détail dans la section «Accessoires du DAE DDU-2300». Avant de commencer, identifier chaque composant et vérifier que l'ensemble est complet. DAE DDU-2300 Bloc-batterie Étui d'électrodes de défibrillation Carte de données Defibtech (carte DDC) (en option) AW -102 Guide d'utilisation (fascicule) Connexion des électrodes Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech Guide d'utilisation Manuel de l'utilisateur (sur le CD de l'utilisateur de Defibtech) Les électrodes de défibrillation du DAE DDU-2300 sont fournies dans un étui scellé avec le connecteur et une portion du câble exposés. Ceci permet aux électrodes d'être entreposées dans un état connecté à l'avance pour assurer un déploiement rapide en cas d'urgence. 3. Configuration du DAE DDU-2300! AVERTISSEMENT NE PAS ouvrir l'étui scellé des électrodes avant d'être prêt à utiliser les électrodes. L'étui ne doit être ouvert qu'immédiatement avant l'utilisation, sinon les électrodes risquent de sécher et devenir inutilisables. Remarque : Le DAE DDU-2300 est conçu pour être entreposé avec le connecteur d'électrodes déjà installé. Ceci simplifie la procédure de déploiement et d'utilisation de l'appareil en cas d'urgence. Vérifier d'abord que l'étui d'électrodes n'est pas périmé. La date d'expiration est imprimée sur l'étui des électrodes et également indiquée sur l'écran d'état du DAE. Ne pas utiliser les électrodes au-delà de leur date d'expiration. Jeter les électrodes périmées. 3-113 Connexion des électrodes (suite) Introduire l'extrémité du connecteur du câble des électrodes de défibrillation dans la prise femelle des électrodes située dans le coin supérieur gauche du DAE DDU-2300 comme indiqué. Introduire le connecteur d'électrodes fermement jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé dans l'appareil. Le connecteur ne peut se brancher que dans une seule orientation ; s'il est mal ajusté, tourner le connecteur avant d'essayer de le brancher à nouveau. L'étui contenant les électrodes connectées peut ensuite être rangé dans le logement de rangement des électrodes à l'arrière du DAE DDU Après avoir raccordé le connecteur d'électrodes à l'appareil, glisser l'étui des électrodes dans le compartiment des électrodes à l'arrière du DAE, l'extrémité arrondie en premier, avec les images de l'étui orientées vers l'extérieur. Lorsque l'étui des électrodes est complètement introduit dans son logement, fixer le câble d'électrodes dans la gorge à l'arrière de l'appareil pour le maintenir en place et rentrer tout excès de longueur de câble derrière l'étui des électrodes.! PRÉCAUTION Les électrodes sont conçues pour être utilisées une seule fois et doivent être jetées après leur utilisation ou si l'étui a été ouvert ou endommagé. Installation de la carte de données Defibtech (carte DDC) (option) La carte de données de Defibtech (carte DDC) est utilisée pour enregistrer les informations d'événement et audio recueillies par le DAE. Tous les DAE DDU-2300 peuvent fonctionner sans carte DDC et enregistrer les informations critiques d'événement sur le journal interne. Les cartes DDC peuvent être lues à l'aide d'un progiciel de Defibtech sur un ordinateur PC. (Consulter la section «DefibView II» dans le Chapitre 8 de ce manuel.) Vérifier que le DAE soit ARRÊTÉ avant d'installer la carte DDC. Rechercher la porte d'accès à la carte de données et au port USB sur le côté droit de l'appareil. Ouvrir la porte d'accès à la carte de données et au port USB en poussant légèrement la porte puis en la glissant vers le bas pour libérer le loquet. La porte s'ouvrira alors d'elle-même. Introduire la carte DDC dans le logement mince situé sur le côté du DAE et centré au-dessus de l'ouverture du port USB, l'extrémité à encoche en premier, la face avec l'étiquette vers le haut, jusqu'à l'obtention d'un déclic. La carte doit arriver au niveau de la surface du logement. Si la carte ne peut être enfoncée complètement, cela peut signifier qu'elle a été introduite à l'envers. Dans ce cas, retirer la carte, la retourner et essayer de l'introduire à nouveau. Pour retirer la carte DDC, enfoncer la carte au maximum, puis relâcher. Lorsqu'elle est relâchée, la carte DDC est partiellement éjectée et peut être retirée en la tirant hors du logement. Fermer la porte d'accès à la carte de données et au port USB en la rabattant, puis en la poussant vers le haut jusqu'à ce que le loquet soit engagé. 3. Configuration du DAE DDU-2300! PRÉCAUTION L'utilisation de cartes DDC autres que celles de Defibtech peut endommager l'appareil et annulera la garantie. 3-214 Installation et dépose du bloc-batterie Le bloc-batterie alimente le DAE DDU Ne pas installer le bloc-batterie après la date d'expiration imprimée sur l'étiquette. Le bloc-batterie n'est pas rechargeable. Avant d'introduire le bloc-batterie dans le DAE DDU-2300, s'assurer que l'ouverture du bloc-batterie à l'arrière du DAE est propre et dépourvue de tout corps étranger. Introduire le bloc-batterie dans l'ouverture à l'arrière du DAE. Pousser à fond le bloc jusqu'à ce que le loquet émette un déclic. Le bloc-batterie ne peut rentrer dans son logement que dans une seule orientation ; s'il est mal ajusté, tourner le bloc-batterie avant d'essayer de l'installer à nouveau. Une fois qu'il est complètement introduit, la surface du bloc-batterie doit être de niveau avec l'arrière du DAE. Peu après l'installation, le DAE DDU-2300 se met en marche et lance un autotest d'installation du bloc-batterie. * Lorsque le test est terminé, l'appareil signale l'état du bloc-batterie et s'arrête. Par la suite, l'indicateur d'état actif adjacent au bouton MARCHE/ARRÊT sur le DAE DDU-2300 clignote périodiquement. Si l'indicateur clignote en vert, le DAE et le bloc-batterie sont prêts à être utilisés. Si l'indicateur clignote en rouge, s'il est allumé en rouge de façon continue ou s'il n'émet pas de lumière clignotante, le DAE nécessite un dépannage. (Consulter la section «Vérification de l'état du DAE DDU-2300» ci-dessous pour de plus amples détails sur la signification du voyant de l'indicateur.) *Remarque : Le bloc-batterie doit être retiré de l'appareil pendant plus de 10 secondes pour que l'autotest du bloc-batterie soit exécuté automatiquement. Pour retirer le bloc-batterie, pousser le loquet d'éjection du bloc-batterie. Lorsque le bloc-batterie est partiellement éjecté, tirer le bloc-batterie pour le sortir. Vérification de l'état du DAE DDU-2300 Indicateur d'état actif (ASI) Lorsqu'un bloc-batterie en bon état de marche est installé dans le DAE DDU-2300, un indicateur à DEL situé à droite du bouton MARCHE/ARRÊT indique de façon active l'état de l'appareil. Si l'appareil est prêt à être utilisé, l'indicateur d'état actif (ASI) clignote en vert. «Prêt à être utilisé» signifie que le DDU-2300 a passé avec succès l'autotest le plus récent (programmé ou lancé par l'utilisateur). Si l'appareil nécessite un dépannage, l'asi clignote en rouge. Lorsque l'asi clignote en rouge, l'appareil émet aussi un «bip» périodique pour signaler son état. L'ASI utilise aussi un mode de clignotement distinctif pour aider les personnes atteintes d'une anomalie de perception des couleurs : un clignotement simple lorsque l'indicateur est vert et un clignotement double lorsque l'indicateur est rouge. L'ASI est alimenté par le bloc-batterie. Si le bloc-batterie est complètement déchargé ou s'il n'est pas installé dans l'appareil, l'indicateur d'état actif est éteint Dans ce cas, remplacer immédiatement le bloc-batterie ou le réintroduire dans l'appareil pour restaurer l'indication d'état actif. Indicateur d'état actif Vert clignotant : le DAE DDU-2300 est ARRÊTÉ et prêt à être utilisé. Vert continu : le DAE DDU-2300 est en MARCHE et prêt à être utilisé. Rouge clignotant ou continu : le DAE DDU-2300 nécessite un dépannage immédiat. Consulter la section «Dépannage» dans le Chapitre 5 de ce manuel ou appeler Defibtech pour effectuer un dépannage. Pas de clignotement : le DAE DDU-2300 nécessite un dépannage immédiat. Consulter la section «Dépannage» dans le Chapitre 5 de ce manuel ou appeler Defibtech pour effectuer un dépannage. 3. Configuration du DAE DDU15 Vérification de l'état du DAE DDU-2300 (suite) Écran d'état du DAE État du DAE OK État de la batterie Périmée 01/2014 État des électrodes Adulte Périmées 06/2014 N de série du DAE N de série batterie Version du logiciel V1.3 Pour vérifier l'état de l'appareil lorsqu'il est arrêté, appuyer sur le bouton programmable central. L'écran d'affichage indique l'état de l'appareil, l'état du bloc-batterie et l'état des électrodes. Après une courte période, l'écran d'affichage et l'appareil s'éteignent. Achèvement de l'installation Après exécution des étapes précédentes, suivre la procédure suivante pour configurer le DAE DDU-2300 : 1. Mettre en marche l'appareil en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT. 2. Écouter l'invite vocale «Alertez les secours». 3. Arrêter l'appareil en maintenant enfoncé le bouton MARCHE/ARRÊT. 4. Écouter l'invite vocale «Mise à l'arrêt de l'appareil». 5. Vérifier que l'indicateur d'état actif clignote en vert. (Consulter la section «Autotests» au Chapitre 5 de ce manuel pour des instructions sur l'exécution d'un autotest lancé manuellement.) Entreposage du DAE DDU-2300 Entreposer le DAE DDU-2300 avec des électrodes connectées dans des conditions environnementales conformes à la plage de spécifications. (Consulter la section «Conditions environnementales» au Chapitre 9 de ce manuel. ) L'appareil doit aussi être entreposé de sorte que l'indicateur d'état actif soit facilement visible. L'indicateur d'état actif doit clignoter périodiquement en vert. S'il clignote en rouge ou ne clignote pas du tout, le DAE DDU-2300 nécessite un dépannage. (Consulter la section «Vérification de l'état du DAE DDU-2300» dans ce chapitre pour de plus amples informations.) Defibtech recommande d'entreposer le DAE dans un lieu facilement accessible. 3. Configuration du DAE DDU16 4 Utilisation du DAE DDU-2300 en mode secourir Ce chapitre décrit comment utiliser le DAE DDU-2300 en mode secourir. Le DAE DDU-2300 a été conçu pour une utilisation simple, afin de permettre à l'opérateur de se concentrer sur le patient. Il comporte deux boutons de commande principaux et un écran d'affichage. Des messages audio concis et facilement compréhensibles et des invites textuelles et vidéo guident l'opérateur lors de l'utilisation de l'appareil. Les sections suivantes décrivent en détail comment utiliser le DAE DDU Les étapes d'utilisation de base sont : Mettre en marche le DAE DDU-2300 en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Brancher le connecteur des électrodes dans la prise femelle d'électrodes sur le DAE si cela n'a pas encore été fait. Placer les électrodes sur le patient (suivre les instructions sur l'étui des électrodes). Suivre les invites vocales et les invites textuelles à l'écran. Appuyer sur le bouton CHOC (SHOCK) si le DAE le demande. 4. Utilisation du DAE DDU-2300 Vue d'ensemble Connexion d électrodes ou prise femelle Prise femelle pour le connecteur d électrodes Indicateur d'état actif (ASI) Indique l'état actuel du DAE Bouton MARCHE/ARRÊT Met en marche et arrête le DAE Écran d'affichage Affiche les invites vidéo et textuelles et les informations Boutons programmables (Supérieur, Central, Inférieur) Boutons utilisés pour naviguer dans les menus ou sélectionner les options Haut-parleur Crée la sortie audio de l'appareil Bouton CHOC (SHOCK) Activé/désactivé par un logiciel pour permettre à l'utilisateur d'administrer un choc au patient 4-117 Vue d'ensemble (suite) Écran d'affichage de l'appareil (pendant le mode secourir) Indicateur de batterie Écran principal Icône de bouton programmable des options de respiration artificielle Icône de bouton programmable d'information 4. Utilisation du DAE DDU-2300 Invites textuelles Faites 18 compressions (Exemple d'écran d'affichage pendant le mode secourir) Indicateur de batterie L'indicateur de batterie indique l'autonomie restante approximative de la batterie. Écran principal L'écran principal affiche des instructions vidéo pour guider l'utilisateur pendant un secours. Invites textuelles La zone des invites textuelles affiche des invites textuelles pour guider l'utilisateur pendant un secours. Boutons programmables (non illustrées) Les boutons programmables sont situés à droite de l'écran d'affichage. Si un bouton programmable est actif, une icône de bouton programmable est affichée à son côté. Les boutons programmables sont utilisés pour naviguer dans les menus ou sélectionner les actions. Icône de bouton programmable des options de respiration artificielle Lorsque cette icône est présente sur l'écran (pendant un secours), l'utilisateur peut appuyer sur le bouton programmable correspondant pour sélectionner l'assistance à la RCP avec compressions seulement (pas de respiration) ou l'assistance à la RCP avec compressions et respiration. Icône de touche programmable d'information Lorsque cette icône est présente sur l'écran, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton programmable correspondant pour obtenir des informations supplémentaires avec les instructions vidéo. Les informations supplémentaires dépendent du contexte ; les rubriques incluent la préparation du patient et l'administration de la RCP. Pour sortir, appuyer sur le bouton programmable à nouveau. Préparation Vérification de l'état du DAE DDU-2300 Vérifier visuellement l'indicateur d'état actif (ASI). L'ASI doit clignoter en vert. L'ASI clignote en vert pour indiquer un état prêt à l'utilisation. L'ASI clignote en rouge, est allumé en rouge de façon continue ou n'est pas allumé du tout pour indiquer qu'un dépannage est requis. L'ASI est alimenté par le bloc-batterie. Si le bloc-batterie est complètement déchargé ou s'il n'est pas installé dans l'appareil, l'indication d'état actif n'est pas disponible. Dans ce cas, remplacer immédiatement le bloc-batterie ou le réintroduire dans l'appareil pour restaurer l'indication d'état actif. Indicateur d'état actif Vert clignotant : le DAE DDU-2300 est ARRÊTÉ et prêt à être utilisé. Vert continu : le DAE DDU-2300 est en MARCHE et prêt à être utilisé. Rouge clignotant ou continu : le DAE DDU-2300 nécessite un dépannage immédiat. Consulter la section «Dépannage» dans le Chapitre 5 de ce manuel ou appeler Defibtech pour effectuer un dépannage. Pas de clignotement : le DAE DDU-2300 nécessite un dépannage immédiat. Consulter la section «Dépannage» dans le Chapitre 5 de ce manuel ou appeler Defibtech pour effectuer un dépannage. 4-218 Mise en marche du DAE DDU-2300 Appuyer sur le bouton vert MARCHE/ARRÊT pour mettre en marche le DAE DDU L'appareil émet un «bip» et l'écran d'affichage s'allume. L'indicateur ASI à côté du bouton MARCHE/ARRÊT s'allume en vert lorsque le DAE est en marche. (Pour arrêter l'appareil, MAINTENIR ENFONCÉ le bouton MARCHE/ARRÊT pendant deux secondes environ ; l'appareil émet un «bip» et se met hors tension.) Alertez les secours Appeler un service d'urgence professionnel pour recevoir de l'aide. Dès que le DAE est en marche, l'appareil donne à l'utilisateur l'invite : «Alertez les secours». Ceci sert à rappeler que la première étape d'un secours doit toujours être le contact des services d'urgence professionnels. Si une autre personne est disponible, l'utilisateur doit indiquer à cette personne d'alerter les secours, puis il doit continuer le secours sans tarder. 4. Utilisation du DAE DDU-2300 Préparation du patient Préparer le patient en enlevant les vêtements couvrant sa poitrine. Si nécessaire, essuyer toute trace d'humidité de la poitrine (les électrodes de défibrillation adhèrent mieux sur une peau sèche). Si nécessaire, raser les poils en excès sur la poitrine, qui peuvent empêcher le contact efficace entre le patient et les électrodes. Pour assurer que les électrodes de défibrillation soient entièrement en contact avec la peau du patient, vérifier qu'aucun bijou ou autre objet n'occupe l'emplacement où les électrodes seront apposées. Connexion des électrodes de défibrillation au DAE DDU-2300 Connecter les électrodes à l'appareil si elles ne sont pas déjà connectées. Suivre les instructions vocales et textuelles du DAE. Le DAE DDU-2300 est conçu pour être entreposé avec le connecteur d'électrodes de défibrillation raccordé à l'appareil, alors que les électrodes elles-mêmes restent scellées dans leur étui. Ceci réduit le temps nécessaire pour la préparation et le commencement du traitement en cas d'urgence. Le DAE de Defibtech doit être entreposé avec le connecteur d'électrodes raccordé à l'appareil. Toutefois, si les électrodes ont été endommagées ou mal connectées, il peut être nécessaire d'utiliser un nouveau jeu d'électrodes pendant une urgence. La prise femelle des électrodes est située sur le coin supérieur gauche du DAE. Pour détacher un jeu d'électrodes de l'appareil, tirer fermement sur le connecteur d'électrodes. Ne pas réutiliser des électrodes déjà utilisées. Brancher le connecteur des nouvelles électrodes comme indiqué ci-dessus. Le connecteur ne peut se brancher que dans une seule orientation ; s'il est mal ajusté, tourner le connecteur avant d'essayer de le brancher à nouveau. Introduire le connecteur fermement jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé dans l'appareil. Lorsque cette icône de bouton programmable d'information est présente sur l'écran, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton programmable correspondant pour obtenir des informations supplémentaires avec les instructions vidéo. Pour sortir, appuyer à nouveau sur le bouton programmable. Ouverture de l'étui des électrodes Retirer l'étui des électrodes du logement d'entreposage des électrodes à l'arrière du DAE. Ouvrir l'étui des électrodes en tirant le long de la ligne pointillée, en commençant à la flèche noire (suivre les instructions indiquées sur l'étui). Vérifier que les électrodes : soient dépourvues de signes évident de dommage ; soient dépourvues d'un excès de débris (par exemple, des poussières si l'électrode est tombée) ; n'aient pas séché et que le gel est suffisamment collant pour adhérer au patient ; ne soient pas périmées. Ne pas utiliser les électrodes après la date d'expiration imprimée sur l'étui. Si l'une de ces conditions est réalisée, utiliser un nouveau jeu d'électrodes si possible. 4-319 Placement des électrodes sur le patient Placer correctement les électrodes sur le patient. Suivre les invites vocales et textuelles du DAE. Le placement correct des électrodes est essentiel pour l'analyse efficace du rythme cardiaque du patient et l'administration ultérieure des chocs (si nécessaire). Retirer les électrodes de leur étui en le déchirant le long de la ligne pointillée près du haut. Suivre les instructions et le schéma illustrant le positionnement correct des électrodes de défibrillation, situé sur l'étui des électrodes et sur les électrodes. Retirer le film protecteur bleu de chacune des électrodes avant de les mettre en place comme indiqué sur l'image située sur les électrodes. Retirer le film protecteur bleu de l'électrode seulement lorsqu'elle est prête à être placée sur le patient. Placer les électrodes avec le côté adhésif de l'électrode sur la peau du patient. Le positionnement des électrodes sur les nouveau-nés et les enfants de moins de 8 ans ou de moins de 25 kg (55 livres) est différent du positionnement pour les adultes et les enfants de 8 ans ou plus ou de plus de 25 kg (55 livres). En cas d'incertitude concernant l'âge ou le poids d'un enfant ou en absence d'électrodes pour enfant/nouveau-né, ne pas retarder le traitement. 4. Utilisation du DAE DDU-2300 Placer les électrodes sur la poitrine nue du patient exactement comme indiqué sur l'image située sur les électrodes. Voir les schémas ci-dessous : Exemple d'électrodes pour adulte Exemple d'électrodes pour enfant/nouveau-né Pour les adultes et les enfants de 8 ans ou plus ou de plus de 25 kg (55 livres), utiliser des électrodes pour adulte : Placer une électrode juste au-dessous de la clavicule droite du patient comme indiqué sur l'image, placer la deuxième électrode sur les côtes du côté gauche du patient sous le sein gauche. Utiliser l'image située sur l'électrode pour déterminer le positionnement de chaque électrode. Pour les nouveau-nés et les enfants de moins de 8 ans ou de moins de 25 kg (55 livres), utiliser des électrodes pour enfant/nouveau-né (remarque : les électrodes pour enfant/nouveau-né peuvent être identifiées par leur connecteur et leur étui bleus) : Placer une électrode au centre de la poitrine et une électrode au centre du dos comme indiqué. Utiliser l'image située sur l'électrode pour déterminer le positionnement de chaque électrode. 4-420 Suivre les instructions du DAE DDU-2300 À ce moment, le DAE DDU-2300 vérifie que les électrodes sont bien connectées au patient et qu'un signal ECG adéquat est reçu. Ne pas toucher le patient. Empêcher les mouvements du patient et cesser d'administrer la RCP pour le moment. S'il existe un problème avec la connexion des électrodes, la connexion de la prise, les mouvements du patient ou une autre interférence, le DAE guide l'opérateur avec des instructions vocales et textuelles. Les invites textuelles sont identiques aux invites audio ou en sont des formes abrégées. Les invites vidéo renforcent les invites audio et textuelles et fournissent une aide dans les environnements bruyants. Analyse du rythme cardiaque Une fois que le DAE DDU-2300 a déterminé que les électrodes sont bien connectées au patient, le DAE commence l'analyse du rythme ECG. L'appareil analyse le signal ECG et détermine si le rythme présent est susceptible ou non de bénéficier d'un choc. Lors de l'analyse, le DAE continue à surveiller le signal et l'état des électrodes, réévalue l'analyse et envoie des invites à l'utilisateur si une action supplémentaire de l'utilisateur est nécessaire. 4. Utilisation du DAE DDU-2300 Délivrance du choc Si l'algorithme d'analyse ECG du DAE DDU-2300 a déterminé qu'un choc est nécessaire, l'appareil se charge automatiquement pour se préparer à délivrer le choc. Pendant que le DAE se charge, l'appareil peut émettre un bruit de charge et continue à analyser le rythme cardiaque du patient. Si l'appareil détecte que le rythme cardiaque a évolué vers un rythme qui ne nécessite pas de choc, l'appareil invite l'utilisateur à commencer la RCP. Pendant l'analyse, le DAE continue à surveiller le signal et l état des électrodes. Si l'appareil a déterminé qu'un choc est requis et a achevé sa charge, le bouton choc clignote et il est demandé à l'utilisateur d'appuyer sur le bouton choc clignotant. L'utilisateur doit suivre les instructions du DAE et appuyer sur le bouton choc. Important : Le DAE DDU-2300 ne délivre pas un choc automatiquement - l'utilisateur doit appuyer sur le bouton choc clignotant. L'utilisateur peut abandonner la charge ou la délivrance du choc à tout moment en maintenant enfoncé le bouton MARCHE/ ARRÊT pendant deux secondes environ pour arrêter l'appareil. Période de RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire) L'opérateur est invité à commencer la RCP. L'appareil ne surveille pas le rythme ECG du patient pendant la période de RCP. Pendant la période de RCP, le DAE ne conseille pas à l'utilisateur «Arrêtez tout mouvement», même si des mouvements sont présents. L'utilisateur doit suivre les instructions du DAE pendant cette période. Une fois que la période de RCP est achevée, l'appareil se remet en mode analyse du rythme cardiaque. L'assistance à la RCP est fournie grâce à une série d'invites vocales et visuelles et de tonalités audibles. Le réglage d'usine par défaut fournit seulement des invites de compression thoracique (sans respiration artificielle). Toutefois, les invites de respiration artificielle peuvent être activées/désactivées en appuyant sur le bouton programmable à côté de l'icône des options de respiration artificielle affichée sur l'écran pendant le secours. (Consulter la section «Icône de bouton programmable des options de respiration artificielle» ci-dessous. ) Les invites de respiration artificielle peuvent aussi être activées/désactivées en réglant l'option de menu en mode maintenance. (Consulter la section «Ventilation de RCP» au Chapitre 6 de ce manuel.) Icône de bouton programmable des options de respiration artificielle : Pendant un secours, lorsque cette icône est présente sur l'écran, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton programmable correspondant pour sélectionner l'assistance à la RCP avec compressions seulement (sans respiration) ou l'assistance à la RCP avec compressions et respiration. Remarque : Consulter la section «Ventilation de RCP» au Chapitre 6 pour des instructions sur la façon de changer le réglage d'usine par défaut. Lorsque cette icône de bouton programmable d'information est présente sur l'écran, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton programmable correspondant pour obtenir des informations supplémentaires avec les instructions vidéo. Pour sortir, appuyer à nouveau sur le bouton programmable. 4-5 Montrer encore
Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech Guide d'utilisation AHA /ERC 2010 Avis Defibtech ne saurait être tenu responsable pour les erreurs contenues dans ce document ou pour les dommages Plus en détail Défibrillateur semi-automatique externe DDU-100 de Defibtech
Défibrillateur semi-automatique externe DDU-100 de Defibtech Manuel de l'utilisateur AHA/ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION iii Avis Defibtech ne saurait être tenu responsable pour les erreurs contenues Plus en détail Defibtech LIFELINE Défibrillateur Externe Automatique (DEA) Addendum au Manuel de l Utilisateur
Defibtech LIFELINE Défibrillateur Externe Automatique (DEA) Addendum au Manuel de l Utilisateur Des modifications ont été apportées au Chapitre 4 (Utilisation du DEA DDU-100) du manuel de l utilisateur Plus en détail Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA) Defibtech DDU-120
Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA) Defibtech DDU-120 Manuel de l utilisateur Software v2.0 Notices Defibtech ne sera pas responsable pour les erreurs contenues ci-dessous ou pour les dommages Plus en détail PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE DE NIVEAU 1
TECHNIQUE 9.1 MISE EN ŒUVRE D UN DAE 1. Justification La survie des personnes en arrêt cardio-respiratoire par fonctionnement anarchique du cœur est amélioré si une défibrillation est réalisée précocement. Plus en détail Défibrillateurs automatisés externes de la gamme DDU-2000 de Defibtech DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450
Défibrillateurs automatisés externes de la gamme DDU-2000 de Defibtech DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Guide d'utilisation AHA/ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Avis Defibtech, LLC ne saurait être tenu responsable Plus en détail Un choc pour une vie!
www.cardiouest.fr Un choc pour une vie! Spécialiste Défibrillateurs Formations 1ers Secours 6, rue Eugène Quessot 35000 RENNES Tél : 02 30 96 19 53 Mail : info@cardiouest.fr CardiAid est conçu pour rendre Plus en détail CardiOuest Mail : info@cardiouest.fr - Téléphone : 02.30.96.19.53.
CardiOuest Chaque jour en France, environ 200 personnes succombent d'un Arrêt Cardiaque Soudain (ACS). C'est 10 fois plus que le nombre de victime d'accident de la route. Faute d'intervention rapide, le Plus en détail HeartSine PAD 500P Trainer Manuel de l utilisateur 1
Ce défibrillateur est installé dans le bâtiment de l ancienne mairie. d un haut-parleur qui donne des messages sonores et guide le sauveteur dans son action D un accumulateur (batterie) d énergie qui permet Plus en détail LE DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE FR2 DE LAERDAL
PSE 1 Manuel d utilisation DSA 1/12 LE DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE FR2 DE LAERDAL 1. PRESENTATION DU D.S.A FR2 DE LAERDAL 1.1. PRINCIPE DE LA DEFIBRILLATION. 1.2. A PROPOS DU D.S.A. 1.3. DESCRIPTION Plus en détail Manuel d utilisation du Défibrillateur automatisé externe (DAE)
Manuel d utilisation du Défibrillateur automatisé externe (DAE) IMPORTANT Lisez attentivement et intégralement le présent manuel d utilisation avant d utiliser l appareil pour la première fois. Les informations Plus en détail CashConcepts CCE 112 NEO
CashConcepts CCE 112 NEO Vous pouvez télécharger en plusieurs langues le manuel gratuit à l'adresse www.cce.tm dans la rubrique FAQ. Description Vue frontale 1 Barre LED Vert = billet accepté Rouge = billet Plus en détail Powerheart G5 AED Guide d'utilisation du dispositif de formation
Powerheart G5 AED Guide d'utilisation du dispositif de formation Copyright 2012 Cardiac Science Corporation. Tous droits réservés. Utilisez le dispositif de formation au défibrillateur automatisé externe Plus en détail DAE Powerheart G5 Version automatique
DAE Powerheart G5 Version automatique RESCUE R E A D Y Spécifications de l'offre Fonctionnement et utilisation + Le DAE s'active automatiquement à l'ouverture du couvercle. + Le DAE présente des invites Plus en détail Avaya one-x Deskphone Value Edition Téléphone 1603 IP Guide de l'utilisateur
Avaya one-x Deskphone Value Edition Téléphone 1603 IP Guide de l'utilisateur 16-601444FRCA Numéro 1 Juillet 2007 Table des matières Table des matières Avis... 5 Présentation du téléphone 1603 IP... 7 Vue Plus en détail Manuel Utilisateur OPN 2001 Scanner de Poche O P T I C O N
Manuel Utilisateur OPN 2001 Scanner de Poche O P T I C O N Table des matières 1. Introduction... 3 1.1 Déballage... 3 1.2 Vue détaillé... 3 2. Instructions d utilisation... 4 3. Mise en route... 5 3.1. Plus en détail FICHE TECHNIQUE. Modèle AED G3+ Le défibrillateur le plus fiable du marché 21/04/2011 DEFIBRILLATEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE. Ref. Haléco : 036.946.
FICHE TECHNIQUE DEFIBRILLATEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE Ref. Haléco : 036.946.93 Modèle AED G3+ Le défibrillateur le plus fiable du marché Mise en marche facile dès l ouverture du capot Electrodes simples, Plus en détail Formation à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique
Formation à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique Grilles d'évaluation Conformes au Guide national de référence GRILLE D'ÉVALUATION FORMATIVE DSA FE1 - RCP de base en équipe (sans DSA) Situation Plus en détail Mode d'emploi AED de formation
Mode d'emploi AED de formation NUMÉRO DE RÉFÉRENCE Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. Le défibrillateur externe automatique (AED) de formation est un appareil utilisé pour Plus en détail LA DÉFIBRILLATION AUTOMATISÉE EXTERNE 1. OBJECTIFS
LA DÉFIBRILLATION AUTOMATISÉE EXTERNE 1. OBJECTIFS 2. LES DIFFÉRENTS MAILLONS DE LA CHAÎNE DE SURVIE La chaîne de survie identifie les différentes actions à réaliser et qui ont une importance capitale Plus en détail Table ronde du 26 mars 2009
La défibrillation Table ronde du 26 mars 2009 1 La défibrillation Généralités Le rythme cardiaque régulier ou rythme sinusal : le cœur se contracte et se relâche de façon régulière pour assurer un flux Plus en détail FICHE TECHNIQUE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'AEDPLUS
RENSEIGNEMENTS GENERAUX La réponse aux questions suivantes n'est pas valorisée Nom commercial du produit ZOLL AEDPlus Lieu(x) de fabrication pays U.S.A. Date de la 1ère commercialisation mois/année Juin Plus en détail Manuel d utilisation
Médaillon pour le CONECTO 200 et CONECTO 300 Manuel d utilisation Veuillez lire et conserver ces instructions Manuel d utilisation complet disponible en ligne : http://www.thomsonphones.eu Sommaire Mise Plus en détail EURO DEFI PADS 52502000IU9I 2012/10
EURO DEFI PADS 52502000IU9I 2012/10 PLAQUES MULTI-FONCTIONS JETABLES EURODEFIPADS NOTICE D UTILISATION DESCRIPTION DU PRODUIT Les plaques multifonctions jetables EURODEFIPADS sont composées de deux électrodes Plus en détail Diva 2430 ADSL Modem. Guide de démarrage rapide. Installation et configuration sur un seul ordinateur
Diva 2430 Modem Guide de démarrage rapide Installation et configuration sur un seul ordinateur Pour une installation sur réseau local, reportez-vous au Guide de l'utilisateur www.eicon.com À PROPOS DE Plus en détail Consignes de sécurité importantes - Utilisation en intérieur
Consignes de sécurité importantes - Utilisation en intérieur EXPLICATION DES SYMBOLES GRAPHIQUES Le symbole représentant un éclair signale à l'utilisateur la présence d'une tension dangereuse pouvant présenter Plus en détail Routeur Wi-Fi N300 (N300R)
Easy, Reliable & Secure Guide d'installation Routeur Wi-Fi N300 (N300R) Marques commerciales Les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Plus en détail A lire en premier lieu
A lire en premier lieu Nous aborderons les notions suivantes : Chargement et configuration de l'ordinateur de poche Palm Zire 71. DÉBUT Installation du logiciel Palm Desktop. Connaissances d'utilisation Plus en détail PicoScope USB Oscilloscope. GuÍa rápida de inicio
EM4591 Répéteur universel Wi-Fi avec WPS 2 FRANÇAIS EM4591 Répéteur universel Wi-Fi avec WPS Table des matières 1.0 Introduction... 2 1.1 Contenu de la boîte... 2 1.2 Présentation de l'appareil... 3 2.0 Plus en détail HAUT-PARLEUR SANS FIL BLUETOOTH MAXELL MXSP-BT03
HAUT-PARLEUR SANS FIL BLUETOOTH MAXELL MXSP-BT03 MANUEL D'UTILISATION VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ET CONSERVER CE GUIDE POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. CARACTÉRISTIQUES Plus en détail Guide de l Utilisateur. Micro-ohmmètre. Modèle UM200
Guide de l Utilisateur Micro-ohmmètre Modèle UM200 Introduction Merci d'avoir choisi le modèle Extech UM200. Cet appareil est livré entièrement testé et calibré et, avec une utilisation correcte, vous Plus en détail Manuel d'utilisation. Enregistreur de données de température et d humidité. Modèle 42280
RADIO REVEIL BIG NUMBERS 926887 MANUEL D INSTRUCTIONS Alimentation Connexion à l alimentation AC Branchez le cordon d'alimentation sur une prise standard AC. Lorsque vous connectez l'alimentation AC, le Plus en détail Easy Braille Guide de références rapides
Easy Braille Guide de références rapides Version 3.1 Veuillez aussi consulter le guide complet de l utilisateur qui est livré en version imprimée et sous forme de livre Daisy. Prenez soin de poser le Easy Plus en détail ASI Powerware 5110 Manuel de l utilisateur
ASI Powerware 5110 2005 Eaton Corporation Le contenu du présent manuel est la propriété de l éditeur et toute reproduction, même partielle, est interdite sans une autorisation écrite. Toutes les précautions Plus en détail DAE Defibtech Matériel de formation. Manuel d utilisation
DAE Defibtech Matériel de formation - DAE de formation autonome - Kit de formation avec bloc-batterie - Versions automatique et semiautomatique Manuel d utilisation Logiciel de formation V0 Avis Defibtech Plus en détail Table des Matières. 1. Introduction 1. Qu'est qu'un Transmetteur Téléphonique 2. Modèle
Table des Matières 1. Introduction 1. Qu'est qu'un Transmetteur Téléphonique 2. Modèle 2. Transmetteur Téléphonique Sans Fil 1. Les différents éléments 2. Un mot sur l'alimentation 3. Comment monter le Plus en détail Jabra MOTION. Mode D'emploi. jabra.com/motion
Jabra MOTION Mode D'emploi jabra.com/motion 1. BIENVENUE...4 2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE...5 3. INSTRUCTIONS DE PORT... 6 3.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 6 3.2 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE Plus en détail F/B/CH. Mode d emploi. Enregistreur de température EBI 300 - USB
Manuel de l utilisateur Nous vous remercions pour l achat de l appareil photo sportif GoXtreme WiFi Control. Avant d utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce guide pour optimiser ses performances Plus en détail Guide de démarrage rapide
Transmetteur Wifi Heden NOTICE D UTILISATION Référence : BEHEDTVAB0 1 Sommaire 1 - Contenu de l emballage et description... 3 1-1 - Contenu de l emballage... 3 1-2 - Caractéristiques... 3 1-3 - Description... Plus en détail Chapitre 1 Connexion du routeur à Internet
Chapitre 1 Connexion du routeur à Internet Ce chapitre vous explique comment connecter votre routeur et comment l'utiliser pour accéder à Internet. Contenu de l'emballage L'emballage devrait contenir les Plus en détail PX-5939-675. Mini ventilateur USB avec message défilant programmable
PX-5939-675 Mini ventilateur USB avec message défilant programmable F VOTRE NOUVEAU MINI VENTILATEUR USB Chère cliente, cher client, Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini ventilateur pour PC, avec Plus en détail Les défibrillateurs POWERHEART G3
Au cœur de la réanimation Les défibrillateurs POWERHEART G3 Linde: Living healthcare* 2 Les défibrillateurs POWERHEART G3 La gamme de défibrillateurs POWERHEART Afin de compléter son offre de matériels Plus en détail Chapitre 1 Connexion du Routeur à Internet
Chapitre 1 Connexion du Routeur à Internet Ce chapitre décrit comment configurer le routeur sur votre réseau local (LAN) et comment se connecter à Internet. Il décrit comment configurer votre modem/routeur Plus en détail EW7015 R1 Dual Docking Station USB 3.0 pour disques durs 2.5" et 3.5" SATA
EW7015 R1 Dual Docking Station USB 3.0 pour disques durs 2.5" et 3.5" SATA 2 FRANÇAIS EW7015 R1 Dual Docking Station USB 3.0 pour disques durs 2.5" et 3.5" SATA Table des matières 1.0 Introduction... 2 Plus en détail Comment utiliser le lecteur de carte mémoire Memory Stick?
Comment utiliser le lecteur de carte mémoire Memory Stick? Comment utiliser le lecteur de carte mémoire Memory Stick? A propos des cartes mémoire Memory Stick Ne rangez pas les cartes mémoire Memory Stick Plus en détail PX2128. Station Dock USB. pour disques durs SATA 2,5" & 3,5" MODE D'EMPLOI
PX2128 Station Dock USB pour disques durs SATA 2,5" & 3,5" MODE D'EMPLOI Station Dock USB pour disques durs SATA 2,5" & 3,5" 11/2013 -HSc/ JG//DG//ST Consignes de sécurité Ce mode d'emploi vous permet Plus en détail EM8037 Kit de démarrage de Wi-Fi adaptateur de courant porteur
EM8037 Kit de démarrage de Wi-Fi adaptateur de courant porteur EM8037 - Kit de démarrage de Wi-Fi adaptateur de courant porteur 2 FRANÇAIS Table des matières 1.0 Introduction... 2 1.1 Contenu de la boîte... Plus en détail MODE D'EMPLOI DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATIQUE POWERHEART G3 PLUS 9390A ET 9390E 112-0038-211 A
MODE D'EMPLOI DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATIQUE POWERHEART G3 PLUS 9390A ET 9390E 112-0038-211 A Avis des droits 2008 Cardiac Science Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation Plus en détail Contrôle Verrouillage des touches: Casque Important:
DT-500W Version 1 19 Contrôle 1 Verrouillage des touches: La fonction de verrouillage des touches sert à empêcher les opérations non-intentionnelles sur la radio. aites glisser l'interrupteur de verrouillage Plus en détail Works like you work. La solution pour l accès public à la défibrillation. Le secourisme facile
LIFEPAK CR Plus DEfibrillateur Works like you work. La solution pour l accès public à la défibrillation Le secourisme facile L arrêt cardiaque brutal frappe sans prévenir. LA MORT SUBITE Frappe sans prévenir. Plus en détail EW7011 Docking Station USB 3.0 pour disques durs 2.5" et 3.5" SATA
EW7011 Docking Station USB 3.0 pour disques durs 2.5" et 3.5" SATA EW7011 Docking Station USB 3.0 pour disques durs 2.5" et 3.5" SATA 2 FRANÇAIS Table des matières 1.0 Introduction... 2 1.1 Fonctions et Plus en détail GUIDE D INSTALLATION MACHINE A AFFRANCHIR
GUIDE D INSTALLATION MACHINE A AFFRANCHIR 1 Manuel d'installation Ce guide contient d'importantes informations, ainsi que des précautions et recommandations en matière de sécurité en vue d'une utilisation Plus en détail Interface PC Vivago Ultra. Pro. Guide d'utilisation
Interface PC Vivago Ultra Pro Guide d'utilisation Version 1.03 Configuration de l'interface PC Vivago Ultra Configuration requise Avant d'installer Vivago Ultra sur votre ordinateur assurez-vous que celui-ci Plus en détail FANTEC LD-H35U3 Manuel d utilisation
Contenu 1. AVANT UTILISATION... 2 1.1. NOTE DE SECURITE... 2 1.2. DECLARATION... 4 1.3. INTRODUCTION AUX CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :... 4 1.4. TERMES DE LA GARANTIE... 5 2. PREPARATION... 5 2.1. ACCESSOIRES Plus en détail Notice d utilisation
Notice d utilisation Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel d instruction avant la première utilisation de votre appareil. (Note: Les schémas sont uniquement une base de référence) Description Plus en détail Packard Bell Easy Repair
Disques Durs Instructions importantes concernant la sécurité Avant de commencer, veuillez lire attentivement les instructions qui suivent et veuillez vous conformer aux procédures présentées ci-dessous. Plus en détail TomTom Hands-Free Car Kit Guide de référence
TomTom Hands-Free Car Kit Guide de référence Contenu Présentation 3 Contenu du coffret 4 Contenu du coffret... 4 Pour commencer 6 Installer votre TomTom Hands-Free Car Kit dans votre voiture... 6 Démarrer Plus en détail FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS Le défibrillateur, un investissement pour la vie
FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS Le défibrillateur, un investissement pour la vie Défibrillateur Samaritan Pad 300 P FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS 31 rue de Bavans 25113 Sainte-Marie Tél : 09.81 92 73 50 Plus en détail Set d accessoires et chargeurs USB pour smartphones et tablettes
Set d accessoires et chargeurs USB pour smartphones et tablettes MEDION LIFE E69356 (MD 84540) Mode d emploi Sommaire 1. À propos de ce mode d'emploi...4 1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce Plus en détail Bluetooth Speaker Haut-parleur Bluetooth Bluetooth Lautsprecher Altoparlante Bluetooth Altavoz Bluetooth
MS425 August International Ltd United Kingdom Telephone: +44 (0)845 250 0586 www.augustint.com EN FR DE IT ES Bluetooth Speaker Haut-parleur Bluetooth Bluetooth Lautsprecher Altoparlante Bluetooth Altavoz Plus en détail GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
Appareil portable comprenant Language Teacher, système de traduction de textes entiers, dictionnaire vocal, traducteur et guide de conversation audio GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE Partner, itravl, jetbook, Plus en détail 9236445 Édition 1 FR. Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation
9236445 Édition 1 FR Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation Nokia 9300 Utiliser votre appareil en tant que modem Mentions légales Copyright Nokia 2004. Tous droits Plus en détail Easy Repair de Packard Bell
Easy Repair de Packard Bell Disque Dur Instructions importantes concernant la sécurité Avant de commencer, veuillez lire attentivement les instructions qui suivent et veuillez vous conformer aux procédures Plus en détail LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI
LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI Important Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes autorisées. Enregistrement de l'appareil Veuillez Plus en détail Système d'exposition au flash Trodat B1511+ Manuel. Version 1.0
Système d'exposition au flash Trodat B1511+ Manuel Version 1.0 Table des matières 1) Champ d'utilisation... 2 2) Instructions du sécurité du produit... 2 3) Commandes et fonctions... 1 4) Fonctionnement... Plus en détail L ARRÊT CARDIAQUE. Le sauveteur doit permettre la réalisation d une série d actions pour augmenter les chances de survie de la victime :
Définition - Signes L ARRÊT CARDIAQUE Une personne est en arrêt cardiaque lorsque son cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d une façon anarchique, ne permettant plus d assurer l oxygénation du cerveau. Plus en détail Répéteur Wi-Fi GUIDE D'INSTALLATION
Répéteur Wi-Fi GUIDE D'INSTALLATION TABLE DES MATIÈRES REMARQUE IMPORTANTE... 3 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES... 6 DÉPLOIEMENT... 6 CREATION D'UN RESEAU D'INFRASTRUCTURE SANS FIL... 6 REPETEUR :... 7 POINT Plus en détail ENCEINTE PORTABLE SUPER BASS BLUETOOTH
ENCEINTE PORTABLE SUPER BASS BLUETOOTH Manuel DA-10287 Merci de l'achat de l'enceinte portable Super Bass Bluetooth DIGITUS DA-10287. Ce manuel d'instruction vous fournira les informations de démarrage Plus en détail RÉCEPTEUR AUDIO BLUETOOTH
RÉCEPTEUR AUDIO BLUETOOTH Manuel de l'utilisateur DA-30500 Table des matières 1.0 Introduction... 2 2.0 Spécifications... 3 3.0 Contenu de l'emballage... 3 4.0 Description des paneaux... 4 5.0 Connexion Plus en détail Installation et configuration
Installation et configuration Étape 1 : Alimenter le chargeur de voyage Connectez le port mini-usb du chargeur de voyage à l'une des sources d'alimentation suivantes : - n'importe quel port USB sur un Plus en détail EPSON. Imprimante jet d encre couleur EPSON STYLUS PHOTO 1270. 1. Fixation du guide papier... page 2. 2. Branchement de l imprimante...
EPSON Imprimante jet d encre couleur EPSON STYLUS PHOTO 1270 1. Fixation du guide papier........................... page 2 2. Branchement de l imprimante...................... page 2 3. Connexion de l Plus en détail Guide du logiciel d'imprimante
Guide du logiciel d'imprimante (Pour le CD-ROM Canon Compact Photo Printer Solution Disk version 6) Windows 1 Sommaire Recommandations liées à la sécurité...3 À lire en premier...4 À propos des manuels...4 Plus en détail 369300/369310/369305/369315. manuel d'utilisation. vidéophonie. SPÉCIALISTE MONDIAL des infrastructures électriques et numériques du bâtiment
369300/369310/369305/369315 Video TouchScreen 7" manuel d'utilisation vidéophonie SPÉCIALISTE MONDIAL des infrastructures électriques et numériques du bâtiment 1 manuel d'utilisation vidéophonie Manuel Plus en détail IRISPen Air 7. Guide de démarrage rapide. (Android)
IRISPen Air 7 Guide de démarrage rapide (Android) Ce guide de démarrage rapide a pour but de vous aider dans l'installation et la mise en route d'irispen Air TM 7. Veuillez lire ce guide avant d'utiliser Plus en détail ATTENTION : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Pièces de petite taille. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.
ATTENTION : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Pièces de petite taille. Pas pour les enfants de moins de 3 ans. Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure. Les batteries doivent être installées Plus en détail Manuel d utilisateur. Merci pour votre achat de Time2. Nous espérons sincèrement que vous profiterez de la grande expérience multimédia de ce produit.
Manuel d utilisateur Chers utilisateurs, Merci pour votre achat de Time2. Nous espérons sincèrement que vous profiterez de la grande expérience multimédia de ce produit. Toutes les informations dans ce Plus en détail Défibrillateur Cardiaque Automatisé
Défibrillateur Cardiaque Automatisé Décret n 2007-705 du 4 mai 2007 : autorise toute personne, même non médecin, à utiliser un défibrillateur pour sauver des vies. Def-i Accessible au grand public, ce Plus en détail Guide d'utilisation. Dash Cam
Guide d'utilisation Dash Cam 87230 1. Contenu de l'emballage FR DVR (magnétoscope numérique) voiture Ednet Ventouse Chargeur de voiture Cordon d'alimentation 1,2 m Guide d'utilisation 2. Présentation du Plus en détail Alcatel-Lucent OpenTouch Conversation pour PC. Guide utilisateur R2.0.2. 8AL90631FRABed02 1443
Alcatel-Lucent OpenTouch Conversation pour PC Guide utilisateur R.0. 8AL9063FRABed0 443 . OpenTouch Conversation pour PC... 3. Lancer OpenTouch Conversation... 3 3. Description de la page d accueil... Plus en détail BIENVENUE DANS LE MONDE DE CONCEPT PHYTO+
BIENVENUE DANS LE MONDE DE CONCEPT PHYTO+ L 'applicateur CONCEPT PHYTO+ est une solution innovante de soin à domicile pour faciliter la pénétration d'un gel ou d'une crème polarisée en ions positifs dans Plus en détail Manuel d utilisateur
Manuel d utilisateur Mise à jour le 5 mai 2015 Ce manuel vous fournit les informations nécessaires vous aidant à utiliser le téléphone sans fil Wildix W-AIR 70. Veuillez lire ce guide pour vous assurer Plus en détail Double-cliquez sur l'icône "Keep-it-Easy System" pour lancer le logiciel et le menu principal se présente comme l'image n 1.
Manuel d'utilisation du logiciel du moniteur ECG REF. 23 500 10 Sommaire : 1. Menu principal 2. Description des fonctions principales 2.1 Gestionnaire d'archives 2.2 Continuer l'affichage des données 2.3 Plus en détail La Défibrillation Automatisée Externe HOPITAL SOULTZ-ENSISHEIM
La Défibrillation Automatisée Externe HOPITAL SOULTZ-ENSISHEIM 2009 1. La Défibrillation Automatisée Externe 1. 1. Définition : Défibrillation automatisée consiste à faire traverser le cœur en arrêt circulatoire Plus en détail Guide d'utilisation du Serveur USB
Guide d'utilisation du Serveur USB Copyright 20-1 - Informations de copyright Copyright 2010. Tous droits réservés. Avis de non responsabilité Incorporated ne peut être tenu responsable des erreurs techniques Plus en détail CCT-1301 GUIDE D'UTILISATION
CCT-1301 GUIDE D'UTILISATION facebook.com/denverelectronics FR-1 1.Obturateur 2.Haut-parleur 3.Marche/Arrêt 4.Port USB 5.Fente pour carte Micro SD 6.Objectif 7.Voyant de charge 8.Témoin lumineux de fonctionnement Plus en détail Manuel d'elgato Smart Key 1.1.1
1 Sommaire Elgato Smart Key 3 Votre porte-clés. Connecté. 3 Toujours là. 3 Délicieusement simple. 3 Appareils pris en charge 3 Caractéristiques techniques 3 Télécharger Elgato Smart Key 4 Jumelage d'elgato Plus en détail SP-1101W Guide d'installation rapide
SP-1101W Guide d'installation rapide 06-2014 / v1.2 1 I. Information sur le produit... 3 I-1. Contenu de l'emballage... 3 I-2. Panneau avant... 3 I-3. État du voyant... 4 I-4. Bouton d'état de l'interrupteur... Plus en détail RACER. Mode d emploi. Ensemble mobile amplifié VHF avec micro HEADSET et radio FM RACER/V1.0/07-07
RACER Ensemble mobile amplifié VHF avec micro HEADSET et radio FM RACER/V1.0/07-07 Mode d emploi 0 Avertissements Lisez attentivement cette section avant utilisation de l appareil KOOL SOUND vous remercie Plus en détail Petit guide d'installation de l'option de connexion réseau
Xerox WorkCentre M118/M118i Petit guide d'installation de l'option de connexion réseau 701P42687 Ce guide contient des instructions concernant : Navigation dans les écrans à la page 2 Configuration réseau Plus en détail LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI
LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI Important Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes autorisées.!usa Rx Only!USA Suivi de l'appareil L'office Plus en détail Cafetière. Mode d Emploi. 1Notice cafetière v1.0
Cafetière Mode d Emploi 1Notice cafetière v1.0 SOMMAIRE 1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ... 3 2INSTALLATION DE L APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ...4 3PRECAUTION CONCERNANT L UTILISATION DE L APPAREIL...5 4DESCRIPTION Plus en détail BT 2. Manuel d'utilisation. Enceinte Bluetooth portable
Manuel d'utilisation Enceinte Bluetooth portable Consignes de sécurité importantes ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR Consignes de sécurité importantes Attention : Pour réduire le risque d'incendie Plus en détail COEUR ET ACTIVITES PHYSIQUES SAVOIR UTILISER UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE (D A E)
SAVOIR UTILISER UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE (D A E) PLAN PROPOSE LES GESTES DE PREMIERS SECOURS L'UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE ( SAVOIR UTILISER UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back