Source: http://legislacion.derecho.com/orden-itc-3720-2006-22-noviembre-2006-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-185454
Timestamp: 2016-10-21 09:38:41
Document Index: 165854058

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15']

ORDEN ITC/3720/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores	ORDEN ITC/3720/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores Mis Leyes
ORDEN ITC/3720/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores Estado	:
ITC/3720/2006	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	CAPÍTULO I Disposiciones generalesArticulo 1. Objeto.Artículo 2. Fases de control metrológico.CAPÍTULO II Verificación después de reparación o modificaciónArtículo 3. Definición.Artículo 4. Actuaciones de los reparadores.Artículo 5. Sujetos obligados y solicitudes.Artículo 6. Ensayos y ejecución.Artículo 7. Errores máximos permitidos.Artículo 8. Conformidad.Artículo 9. No superación de la verificación.CAPÍTULO III Verificación periódicaArtículo 10. Definición.Artículo 11. Sujetos obligados y solicitudes.Artículo 12. Ensayos y ejecución.Artículo 13. Errores máximos permitidos.Artículo 14. Conformidad.Artículo 15. No superación de la verificación.Disposición transitoria única. Instrumentos en servicio.Disposición derogatoria única. Derogación normativa.Disposición final primera. Título competencial.Disposición final segunda. Normativa general de aplicación a los procedimientos administrativos.Disposición final tercera. Autorización para la modificación del contenido técnico de la orden.Disposición final cuarta. Entrada en vigor.ANEXO IANEXO III
1. Examen administrativo.-El examen administrativo consistirá en la identificación completa del surtidor/dispensador y en la comprobación de que reúne los requisitos exigidos para estar legalmente en servicio. Será realizado tomando como base la información aportada por el solicitante en el boletín establecido en el anexo II.
2.1 Requisitos generales de los ensayos.-Las determinaciones del error en el volumen indicado por el surtidor/dispensador deben hacerse en condiciones de ensayo estables.
2.2 Equipo de ensayo.-Se deberá disponer de los siguientes medios técnicos:
2.2.1.1 Operaciones previas.-Antes de comenzar los ensayos se llevarán a cabo tres operaciones previas:
Este ensayo preliminar se efectúa con la cantidad mínima medida, al caudal mínimo posible más próximo al indicado en la placa de características del surti-dor/dispensador de combustible y en las condiciones normales de suministro.
2.2.1.2 Ensayo al caudal máximo.-Tiene por objeto determinar el error del surtidor o dispensador al caudal principal de utilización. A este fin se utilizará una vasija de referencia con capacidad nominal capaz de contener, como mínimo, el volumen vertido por el surtidor/dispensador ensayado en un minuto de funcionamiento a caudal máximo. Se efectúa en condiciones normales de uso y de acuerdo con las siguientes fases:
er = [(Vind - Vp) / Vp] × 100
2.2.1.3 Ensayo a caudal reducido.-El ensayo a caudal reducido tiene por objeto verificar la estanqueidad interna del medidor. Se efectúa a un caudal sensiblemente superior al caudal mínimo y no superior al 50 % del caudal máximo indicados en la placa de características del surtidor/dispensador y se utilizará una vasija de referencia con capacidad nominal capaz de contener, como mínimo, el volumen vertido por el surtidor o dispensador ensayado en un minuto de funcionamiento al 50 % del caudal máximo. Se realizará siguiendo los mismos pasos que en el ensayo anterior.
2.2.2 Sistemas de medida para el suministro de mezclas de gasolina y aceite.-Los ensayos podrán realizarse con carburante puro o con la mezcla en el nivel mínimo posible de aceite.
2.2.2.1 Distribuidores de cantidades múltiplos del litro o del medio litro.-El ensayo se efectuará sobre una vasija de cinco litros al caudal máximo según lo establecido en el punto 2.2.1.2.
2.2.2.2 Sistemas de medida en autoservicio funcionando con monedas.-El ensayo de exactitud se efectuará, de acuerdo con lo indicado en el punto 2.2.1.2.2), sobre una vasija de cinco litros, ajustando el precio unitario de manera que el volumen suministrable teórico esté dentro del campo de lectura de la vasija.
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dictan las medidas de actuación de los organismos autorizados de verificación metrológica en relación con la Orden ITC/3720/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadoresRESOLUCION de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se prorroga y autoriza al Laboratorio de Ensayos Metrológicos, S. L. como Organismo de verificación autorizado para llevar a cabo la ejecución del control metrológico en las fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica de determinados instrumentos de medidaORDEN PAT/1068/2007, de 29 de mayo, por la que se convocan las pruebas selectivas para el ingreso (turno libre) en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Industriales) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y para la constitución de la bolsa de empleo de este CuerpoORDEN PAT/1074/2007, de 31 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas, en el marco del proceso de reducción de la temporalidad, para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Industriales) de la Administración de la Comunidad de Castilla y LeónRESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Dirección General de Industria de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se designa a ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.A.U., como organismo autorizado de verificación metrológica de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadoresRESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Dirección General de Industria de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se designa a Ingeniería de Gestión Industrial, S.L. (INGEIN) como Organismo autorizado de verificación metrológica de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadoresResolución de 29/10/2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se designa organis mo autorizado de verificación metrológica a la entidad Ingeniería de Gestión Industrial, S.L., para realizar las fases de control metrológico de verificación después de reparación o modificación y verificación periódica a sistemas de medida de líquidos distintos de agua denominados surtidores o dispensadores. [2009/16926]Resolución de 04/12/2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se designa orga nismo autorizado de verificación metrológica a la entidad Laboratorio de Ensayos Metrológicos, S.L. (LEM), para realizar las fases de control metrológico de verificación después de reparación o modificación y verifica ción periódica a sistemas de medida de líquidos distintos de agua denominados surtidores o dispensadores. [2009/18948]RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Industria de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se designa a Laboratorio de Ensayos Metrológicos, S.L. (LEM) como organismo autorizado de verificación metrológica de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua, denominados surtidores o dispensadoresORDEN ITC/360/2010, de 12 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustibleResolución de 31/03/2010, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se designa organismo autorizado de verificación metrológica a la entidad Ingeniería de Gestión Industrial S.L., para realizar las fases de control metrológico de verificación después de reparación o modificación y verificación periódica a sistemas de medida de líquidos distintos de agua denominados surtidores o dispensadores. [2010/6021]Resolución de 04/12/2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se designa organismo autorizado de verificación metrológica a la entidad Laboratorio de Ensayos Metrológicos, S.L. (LEM), para realizar las fases de control metrológico de verificación después de reparación o modificación y verificación periódica a sistemas de medida de líquidos distintos de agua denominados surtidores o dispensadores. [2010/6796]Resolución de 09/03/2011, de la Dirección General
entidad Tüv Rheinland Ibérica Inspection, Certification
& Testing, S.A. organismo autorizado de verificación
metrológica de sistemas de medida de líquidos
distintos del agua denominados surtidores o dispensadores.
[2011/4532]Resolución de 16/05/2011, de la Dirección General
entidad ECA, Entidad Colaboradora de la Administración,
S.A.U., organismo autorizado de verificación
[2011/7983]	Cerrar PDF
ORDEN ITC/3720/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores	Trámites