Source: http://docplayer.fr/124112-Aed-10-tm-defibrillateur-semi-automatic.html
Timestamp: 2017-06-24 03:54:04+00:00
Document Index: 223340628

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

AED 10 TM Défibrillateur Semi-Automatic - PDF
AED 10 TM Défibrillateur Semi-Automatic
Download "AED 10 TM Défibrillateur Semi-Automatic"
Irène Guérard
1 AED 10 TM Défibrillateur Semi-Automatic Manuel d utilisation Logiciel version 2.07.XX Juillet, Rev. A2 ii Welch Allyn AED 10 Defibrillateur Semi-Automatic 2009 Welch Allyn. Tous droits réservés. Nul n est autorisé à reproduire ni à copier tout ou partie du présent manuel, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation préalable de Welch Allyn. Welch Allyn ne pourra être tenu pour responsable des dommages corporels subis par quiconque ou de tout usage illégal ou incorrect du produit pouvant résulter du non-respect des instructions, avertissements, mises en garde ou de l utilisation prévue contenus dans le présent manuel. Welch Allyn et AED 10 sont des marques déposées de Welch Allyn. Le logiciel de ce produit est protégé par la loi sur les droits d auteur (Copyright Welch Allyn ou ses revendeurs). Tous droits réservés. Le présent logiciel est protégé par les lois des États-Unis d Amérique relatives à la propriété, ainsi que par les dispositions des traités internationaux applicables dans le monde entier. Conformément à ces lois, le détenteur de la licence peut utiliser une copie du logiciel accompagnant cet appareil comme prévu dans le fonctionnement du produit auquel il est associé. Le logiciel ne peut pas être copié, décompilé, repris, désassemblé ni transformé d une manière quelconque en un format compréhensible par l homme. Il ne s agit pas là d une vente du logiciel ni d une copie du logiciel, tous les droits, titres et propriétés associés restant ceux de Welch Allyn ou de ses revendeurs. Pour toute information concernant les produits Welch Allyn, appelez le représentant Welch Allyn le plus proche: États-Unis Australie Canada Chine Centre d'appel téléphonique en France Europe Allemagne Japon Amérique latine Pays-Bas Singapour Afrique du Sud Royaume-Uni Suède Attention! Toute modification qui ne serait pas expressément approuvée par Welch Allyn peut annuler le droit de l acquéreur à utiliser cet apparei. REF (CD) Manuel Rev A, ZOLL Medical Corporation 269 Mill Road Chelmsford, MA USA ZOLL International Holding B.V. Newtonweg PV ELST The Netherlands Imprimé aux États-Unis d Amérique3 iii Table des matières Préface v 1 - Sécurité Conventions utilisées dans le manuel Messages de précautions et avertissements généraux Sécurité du patient Défibrillateur et électrodes Entretien de la batterie Entretien et stockage Électrodes Symboles de sécurité Présentation du Défibrillateur Aperçu de l'aed 10 Welch Allyn Préparation de l'aed 10 Welch Allyn Mieux connaître l'aed 10 Welch Allyn Préparation de l AED 10 Welch Allyn pour l utilisation Liste des accessoires de l'aed 10 Welch Allyn Utilisation du Défibrillateur Aperçu Procédures de fonctionnement Guide rapide de référence Procédures de fonctionnement Informations détaillées Procédures à suivre après l'utilisation Programmation du Défibrillateur Diagramme de la structure du menu Aperçu de la structure du menu Accès au menu principal lors du démarrage Menu administrateur Maintenance Inspection Calendrier de maintenance Inspection et nettoyage du défibrillateur Welch Allyn AED Recyclage des composants du défibrillateur Dépannage du Défibrillateur Aperçu Application des électrodes Interruption de l'analyse Choc non délivré4 iv Table des matières Welch Allyn AED 10 Defibrillateur Semi-Automatic Défibrillateur Batterie Autres problèmes Questions posées fréquemment A - Caractéristiques Caractéristiques physiques Isolation électrique Gestion de données Défibrillateur Réducteur d'énergie pédiatrique Affichage Batterie Compatibilité électromagnétique Résumé des différentes études sur la sécurité et l'efficacité des formes d'onde B - Glossaire5 v Préface Important! Lisez attentivement ce Manuel de l'utilisateur car il contient des informations importantes concernant votre sécurité et celle des autres personnes lors de l'utilisation de ce défibrillateur automatisé. Il est important que vous soyez familiarisé avec le fonctionnement et les commandes de l'appareil avant de l'utiliser. Fabricant ZOLL Medical Corporation Nom du produit Welch Allyn AED 10 Type d'appareil Défibrillateur Semi-Automatique Enregistrement des appareils médicaux FDA Les réglementations relatives au suivi des appareils médicaux établies par la FDA et les autres autorités réglementaires imposent à Welch Allyn de conserver trace des utilisateurs finaux ayant acquis des défibrillateurs Welch Allyn. Veuillez nous fournir les informations demandées dans la carte d inscription de l appareil afin de nous aider à nous conformer aux exigences en matière de suivi des défibrillateurs et de nous permettre de vous contacter rapidement dans l éventualité où votre défibrillateur présenterait un problème. Si vous transmettez le défibrillateur à une autre personne ou société, veuillez nous communiquer les coordonnées du nouveau propriétaire en contactant Welch Allyn au (numéro d appel gratuit aux Etats-Unis) ou au De même, si le défibrillateur est retiré de l utilisation ou mis définitivement au rebut, veuillez nous contacter et nous en informer, en précisant la date du retrait ou de la mise au rebut. Responsabilité du fabricant La société ZOLL Medical Corporation n'est responsable de la sécurité, de la fiabilité et des performances du Défibrillateur Semi-Automatique AED 10 Welch Allyn que si les conditions suivantes sont satisfaites : Les opérations de montage, les extensions, les réglages, les modifications ou les réparations sont effectués par un personnel agréé par la société ZOLL Medical Corporation. Le Défibrillateur Semi-Automatique AED 10 Welch Allyn est utilisé conformément à son mode d'emploi.6 vi Préface Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Responsabilité de l'utilisateur L utilisation du défibrillateur AED10 Welch Allyn doit se faire dans des situations d urgence, sur une base ponctuelle. Elle est réservée à un personnel habilité par un médecin/responsable médical et possédant les formations et qualifications suivantes : Ces personnels devront aussi avoir suivi la formation à l'utilisation de l'aed 10 Welch Allyn. L'utilisateur doit avoir pris connaissance de toutes les informations contenues dans le Manuel d'utilisation du Défibrillateur Semi-Automatique AED 10 Welch Allyn. Un bon jugement est requis lors de l'utilisation du défibrillateur AED 10 Welch Allyn. Afin de garantir la sécurité du patient et le bon fonctionnement de l'appareil, n'utiliser que des accessoires et des pièces de rechange agréés par la société Welch Allyn. Nous vous recommandons de conserver le conteneur d'expédition et le matériel d'emballage du défibrillateur AED 10 au cas où vous devriez le réexpédier pour une révision ultérieure ou des mises à niveau. Contact et service après-vente Si vous avez des questions sur ce document, veuillez contacter Welch Allyn (voir page ii).7 1 1 Sécurité Conventions utilisées dans le manuel Messages de précautions et avertissements généraux Sécurité du patient Défibrillateur et électrodes Entretien de la batterie Entretien et stockage Électrodes Symboles de sécurité Conventions utilisées dans le manuel Les messages d'alerte Les messages d avertissement attirent l attention de l utilisateur sur une condition particulière susceptible de provoquer des blessures corporelles graves ou le décès. Les messages d avertissement se présentent comme dans l exemple suivant : ATTENTION Conditions, risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des blessures corporelles graves ou le décès. Les messages de précautions Les messages de précautions attirent l attention de l utilisateur sur une condition particulière susceptible d entraîner des blessures corporelles mineures ou des dommages matériels. Les messages de précautions se présentent comme dans les exemples suivants : Avertissement Conditions, risques ou pratiques dangereuses qui peuvent entraîner des blessures corporelles mineures, des dommages au défibrillateur AED 10 Welch Allyn ou la perte de données.8 2 Sécurité Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Avertissement Remarques Consignes vocales Sur le produit, cette mention signifie Se reporter à la documentation jointe. Les remarques contiennent des informations supplémentaires ou des éclaircissements concernant une phase déterminée du fonctionnement. Les remarque ne contiennent normalement pas d'actions, mais suivent les étapes de la procédure auxquelles elles se réfèrent. Dans ce manuel, les remarques se présentent comme l'exemple suivant : Note Le mot de passe administrateur défini est Le défibrillateur AED 10 Welch Allyn, fournit des instructions audio par l'intermédiaire d'un haut-parleur incorporé, afin d'aider l'utilisateur pendant la défibrillation. Dans ce manuel, les consignes vocales se présentent comme l'exemple suivant : Batterie faible Messages de précautions et avertissements généraux Dommage Étiquettes Performances Avertissements Si l appareil est endommagé d'une manière quelconque, s'adresser au personnel qualifié du service après-vente pour une révision. Observer toutes les étiquettes ATTENTION et AVERTISSEMENT présentes sur l appareil et sur les accessoires. Le défibrillateur AED 10 Welch Allyn peut ne pas correspondre aux spécifications techniques s'il est conservé, transporté ou utilisé non conformément aux conditions d'utilisation et de stockage spécifiées. La loi fédérale américaine limite l'utilisation de cet appareil aux médecins ou sur prescription médicale. Si la batterie est retirée pour une raison quelconque, il est nécessaire de mettre une étiquette sur le défibrillateur AED 10 Welch Allyn qui indique que l'appareil ne peut être utilisé car il manque la batterie.9 Manuel d utilisation Sécurité 3 Sécurité du patient Indications générales ATTENTION Un adaptateur accessoire est indispensable chez les patients pédiatriques Le défibrillateur AED 10 ne doit pas être utilisé chez les patients âgés de moins de 8 ans ou pesant moins de 25 kg, sauf s'il est équipé du Réducteur d'énergie pédiatrique accessoire de l'aed 10 (Welch Allyn, Réf U). ATTENTION Équipement ferromagnétique Les électrodes d'ecg et les câbles contiennent des matériaux ferromagnétiques. Ils ne doivent donc pas être utilisés en présence d'appareils d'imagerie médicale par résonance magnétique (IRM), en raison des champs magnétiques importants produits par ces appareils. Ces champs peuvent en effet déplacer les dispositifs ferromagnétiques avec une force extrêmement violente, susceptible de provoquer des blessures corporelles graves ou le décès des personnes qui se trouvent entre ces dispositifs et les appareils IRM. Danger d'électrocution Brûlures Avertissement Dommages corporels du patient Placer le défibrillateur AED 10 Welch Allyn dans un endroit où, en cas de chute, il ne puisse pas blesser le patient. Ne pas utiliser à proximité ou audessus d'autres appareils. Tenir tous les câbles et les connecteurs à distance du cou du patient. ATTENTION Le courant de défibrillation peut provoquer des blessures Ne pas toucher le patient pendant la défibrillation. Ne pas toucher les appareils connectés au patient ou les objets métalliques en contact avec le patient pendant la défibrillation. Avant de délivrer le choc de défibrillation, déconnecter les autres appareils électriques du patient. ATTENTION Positionner correctement les électrodes de défibrillation Les électrodes de défibrillation ne doivent pas se toucher ni toucher d'autres électrodes ECG, des dérivations, des bandages, des sparadraps transdermiques, etc. Ce type de contact peut en effet causer des brûlures sur la peau du patient pendant la défibrillation et peut dévier le courant de défibrillation du cœur du patient. Éliminer les poils superflus du thorax du patient, car ils peuvent être à l'origine de brûlures cutanées ou d'un transfert d'énergie non efficace. Ne pas utiliser d'alcool, de teinture d'iode ou d'autres préparations pour la peau. Ces substances peuvent en effet déshydrater la peau, provoquant ainsi un mauvais fonctionnement de l'aed 10 ou des brûlures cutanées.10 4 Sécurité Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Énergie électrique Interprétation erronée de l ECG ATTENTION Le Défibrillateur Semi-Automatique AED 10 Welch Allyn peut délivrer une énergie électrique de 360 joules d'énergie électrique Déconnecter du patient tout appareil électronique médical qui ne porte pas la marque indiquant qu'il est protégé contre la défibrillation. Si cette énergie électrique n'est pas correctement délivrée, elle peut provoquer des blessures corporelles ou le décès de l'opérateur ou d'un tiers. Pendant la défibrillation, l'opérateur et les autres personnes doivent se tenir à l'écart du patient, du lit et de toutes les surfaces conductrices en contact avec le patient. ATTENTION Positionner correctement les électrodes de défibrillation Ne pas placer les électrodes près du générateur d'un stimulateur cardiaque interne. Appliquer toujours les électrodes sur des surfaces de peau plates. Éviter l'application sur des plis cutanés, par exemple les plis observés sous la poitrine ou chez des patients obèses. La présence de poils superflus, une adhérence médiocre ou la présence d'air sous une électrode peut être à l'origine de brûlures. ATTENTION Positionner correctement les électrodes de défibrillation Le mauvais positionnement des électrodes peut être à l'origine d'une analyse incorrecte et d'une délivrance de choc non appropriée ou peut induire l'appareil à ne pas conseiller le choc. ATTENTION Ne pas manipuler le patient La manipulation ou le transport du patient pendant l'analyse ECG peut causer un diagnostic incorrect ou intempestif. ATTENTION Les stimulateurs cardiaques peuvent interférer sur l'analyse du rythme Les stimulateurs cardiaques peuvent réduire la sensibilité de l'analyse du Défibrillateur Semi-Automatique AED 10 Welch Allyn et provoquer ainsi des erreurs de détection des rythmes choquables. ATTENTION Interférence avec des appareils à radiofréquence (RF) Ne pas utiliser le défibrillateur AED 10 Welch Allyn en même temps qu'un bistouri électrique ou un appareil de diathermie. Tout appareil qui émet des signaux de radiofréquence importants peut provoquer des interférences électriques et déformer le signal ECG, d'où une interprétation imprécise du rythme cardiaque.11 Manuel d utilisation Sécurité 5 Défibrillateur et électrodes Explosion ATTENTION Risque d'explosion Risque d'incendie ou d'électrocution Il existe un risque d'explosion si le défibrillateur est utilisé en présence d'oxygène concentré ou d'anesthésiques inflammables. ATTENTION L'appareil ne comporte pas de composants internes réparables parl'opérateur. Ne pas ouvrir l'appareil, ne pas ôter le couvercle ou essayer de réparer personnellement le défibrillateur AED 10 Welch Allyn. Toutes les opérations de maintenance et de réparation devront être effectuées par un personnel qualifié ATTENTION L'utilisation impropre peut provoquer des blessures L'AED 10 Welch Allyn est équipé d'un dispositif de désarmement automatique de l'énergie accumulée. Si l'opérateur n'a pas délivré l'énergie au patient ou ne l'a pas déchargée dans d'une charge d'essai, un temporisateur interne désactivera l'énergie accumulée. Cette énergie accumulée est susceptible de provoquer le décès ou des blessures si elle est déchargée de façon non adéquate. Suivre toutes les instructions indiquées dans le manuel d'utilisation. Avertissement Ne pas immerger ou exposer le défibrillateur AED 10 Welch Allyn à l eau ou à d'autres liquides.. Ne pas utiliser le défibrillateur si l'appareil a été plongé dans des liquides ou si une condensation excessive est visible sur sa surface. Avertissement Les parties conductrices ne doivent pas être en contact avec d'autres parties conductrices, y compris la terre.12 6 Sécurité Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Performances incorrectes de l appareil ATTENTION Utiliser correctement les électrodes Ne pas essayer de réchauffer les électrodes avec une source de chaleur supérieure à 35 C (95 F). Ne pas immerger ou nettoyer les électrodes avec de l'alcool ou des solvants. Ne pas effectuer de compressions thoraciques (RCP) directement sur les électrodes. Ces gestes peuvent endommager les électrodes et provoquer par conséquent le mauvais fonctionnement de l'aed 10. ATTENTION Utiliser exclusivement des accessoires agréés par la société Welch Allyn Ne pas utiliser d électrodes de défibrillation, de batteries et d'autres accessoires qui ne sont pas agréés par la société Welch Allyn. L'utilisation d'accessoires non agréés peut causer un fonctionnement incorrect de l'appareil et fournir des mesures erronées. Suivre toutes les instructions des étiquettes figurant sur les électrodes de défibrillation et la batterie. Entretien de la batterie Avertissement Éviter une succession rapide de charge et de décharge plusieurs fois de suite du défibrillateur S'il est nécessaire d'effectuer des tests répétitifs, attendre au moins 1 minute toutes les trois décharges afin d'éviter d'endommager l'équipement. Avertissement Une maintenance incorrecte peut être à l'origine d'un dysfonctionnement. Suivez les instructions du manuel de l'utilisateur. Avertissement N'utiliser que des batteries Welch Allyn Utiliser exclusivement la batterie Welch Allyn non-rechargeable au lithium, numéro de série L utilisation d'autres types de batterie peut endommager le défibrillateur AED 10 Welch Allyn. Avertissement Contrôler toujours la puissance de la batterie non-rechargeable après l utilisation Contrôler la capacité et, si la batterie est faible, la remplacer. Calendrier de maintenance á la page 61. Avertissement Remplacer la batterie tous les 5 ans Il est recommandé de remplacer la batterie tous les 5 ans en raison de la détérioration des composants chimiques de la batterie. Avertissement Ne mettre le défibrillateur Welch Allyn AED 10 sous tension que lorsqu il doit être utilisé sur un patient. Éviter de mettre le défibrillateur Welch Allyn AED 10 sous tension en l absence de situation d urgence. Chaque activation ou mise sous tension de l appareil diminue la capacité de la batterie.13 Manuel d utilisation Sécurité 7 Entretien et stockage Électrodes Avertissement Effectuer le nettoyage et l'entretien du DSA AED 10 Welch Allyn conformément aux instructions. Voir Maintenance á la page 57. Ne pas nettoyer l'aed 10 Welch Allyn avec de l'alcool, de l'acétone ou des substances inflammables. Ne pas passer le défibrillateur AED 10 Welch Allyn à l'autoclave et ne pas tenter de stériliser ce dernier ni ses accessoires. ATTENTION Pour l utilisation des électrodes de défibrillation, suivre les instructions du fabricant L utilisation incorrecte des électrodes de défibrillation peut être à l'origine d'un dysfonctionnement de l'aed 10 Welch Allyn ou de brûlures sur la peau du patient. Ne pas utiliser des électrodes périmées et sèches. Ne pas réutiliser les électrodes jetables. Utiliser uniquement des électrodes ou des adaptateurs d'électrodes agréés par Welch Allyn. Avertissement Conserver et utiliser de façon appropriée les électrodes Conserver les électrodes dans un lieu frais et sec (compris entre 15 C et 35 C). Ne pas stériliser les électrodes et ne pas immerger ou nettoyer les électrodes avec de l'alcool ou des solvants.14 8 Sécurité Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Symboles de sécurité Les symboles graphiques, les symboles en lettres et les signes indiqués ci-après peuvent être présents sur l'aed 10 Welch Allyn et ses accessoires. Pour une bonne utilisation de l'appareil en toute sécurité, veuillez observer attentivement l'utilisation de ces symboles. Pour une liste complète des icônes illustrant les informations relatives à l'état de fonctionnement de l'appareil, voir Indicateur d'état du système á la page 20. Attention, consulter les documents joints Consulter les documents joints Défibrillateur protégé, connexion au patient du type BF Mise à la terre Tension dangereuse Borne d entrée négative n Limite d altitude Borne d entrée positive Fragile Non électromagnétique rayonnement Limite d'empilement par nombre n n% Humidité Préserver de la pluie Température LiMnO 2 Batterie au lithium-dioxyde de manganèse Haut Recycler les matériaux d emballage. Recycler le défibrillateur et la batterie à part des autres consommables (www.welchallyn.com/weee) Cet appareil a été testé et certifié par Underwriters Laboratories pour sa conformité aux normes de sécurité médicale américaines et canadiennes applicables. Le marquage CE et le numéro d immatriculation auprès d un organisme de notification indiquent que l appareil est conforme aux exigences essentielles de la Directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.15 9 2 Présentation du Défibrillateur Ce chapitre fournit une présentation du Défibrillateur Semi-Automatique AED 10 Welch Allyn et offre un aperçu des commandes, indicateurs, affichages et consignes du défibrillateur AED 10 Welch Allyn. Il fournit également des instructions pour préparer le défibrillateur AED 10 Welch Allyn à l emploi et préparer le stockage de l appareil. Aperçu de l'aed 10 Welch Allyn Caractéristiques Opérateurs qualifiés Préparation de l'aed 10 Welch Allyn Déballage et inspection Installation de la batterie Lancement de l'autotest Mieux connaître l'aed 10 Welch Allyn Fonctions Commandes Affichage Consignes textuelles Consignes vocales Indicateur d'état du système Port infrarouge de transmission des données Documentation des évènements Préparation de l AED 10 Welch Allyn pour l utilisation Liste des accessoires de l'aed 10 Welch Allyn Accessoires16 10 Présentation du Défibrillateur Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Aperçu de l'aed 10 Welch Allyn Caractéristiques Opérateurs qualifiés Le DSA (Défibrillateur Semi-Automatique) AED 10 Welch Allyn est un appareil de défibrillation sûr et simple à utiliser. L unité est légère et mobile et peut être utilisée dans des situations où plusieurs minutes peuvent s écouler avant l arrivée du personnel de réanimation avancée (ALS). L'AED 10 Welch Allyn reconnaît la fibrillation ventriculaire et les tachycardies ventriculaires. Il guide les opérateurs dans tout le processus de défibrillation. Lorsqu il est correctement connecté à un patient inconscient, qui ne respire plus ou ne aréactif (sans les signes de circulation), l'aed 10 Welch Allyn analyse le rythme cardiaque du patient, fournit des consignes textuelles et des instructions audio, détermine s'il s'agit d'une situation choquable et, si nécessaire, arme automatiquement le bouton Choc. L'AED 10 Welch Allyn fournit la décharge de défibrillation au moyen de deux électrodes de défibrillation, auto-adhésives, préalablement enduites de gel à faible impédance. Les électrodes, le câble et le connecteur sont vendus sous forme de kits jetables. Le défibrillateur AED 10 Welch Allyn est conforme à la réglementation DF39 de l'aami (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) et au rapport scientifique DSA de l'aha (American Heart Association) (Défibrillateurs Semi-Automatiques destinés à une utilisation publique : Recommandations relatives à la spécification et à la déclaration des performances de l'algorithme d'analyse des arythmies). Deux boutons de commande Nombreuses consignes vocales et visuelles pour l opérateur Enregistrement continu des événements pour l émission d un rapport à chaque utilisation par une imprimante ou un ordinateur Autotest hebdomadaire pour garantir que l appareil est toujours prêt à fonctionner Sortie biphasique d'énergie Protection par verrouillage pour éviter une défibrillation involontaire Surveillance continue du niveau de charge de la batterie L'AED 10 Welch Allyn permet à des utilisateurs formés de délivrer une brève décharge électrique à des patients en fibrillation ou en arrêt cardiaque soudain (ACR). Un opérateur qualifié est une personne ayant suivi avec succès une formation DSA.17 Manuel d utilisation Présentation du Défibrillateur 11 Préparation de l'aed 10 Welch Allyn Déballer avec soin et inspecter tous les composants et les accessoires du système AED 10 Welch Allyn. Installer la batterie. Vérifier que l autotest a eu lieu avant de mettre l unité en marche. Lorsque l'appareil sera allumé, il effectuera automatiquement un autotest. Déballage et inspection Contrôler visuellement le carton afin de repérer d éventuels signes d endommagement ou de mauvaise manipulation (défaut d intégrité du carton, coupures ou bosses, coins pliés ou écrasés ou sceau du carton rompu). Retirer l'aed 10 Welch Allyn du carton et l'inspecter soigneusement. Avant d'intervenir 1. Ouvrir et déballer soigneusement chaque carton. 2. Examiner les instruments et accessoires afin de repérer d éventuels signes d endommagement. 3. Vérifier la liste de colisage afin de déterminer si tous les accessoires ont bien été reçus. 4. En présence de signe de détérioration ou si quelque chose semble manquer, contactez Welch Allyn (voir page ii). Batterie du défibrillateur Welch Allyn AED 10 Le Welch Allyn AED 10 utilise une batterie non rechargeable au lithium (LiMNO2), qui est conçue de manière à assurer environ 5 ans de performance en veille.suivant les conditions environnementales, les schémas d utilisation et l âge, les batteries du défibrillateur Welch Allyn AED 10 peuvent commencer à indiquer une baisse de leur autonomie. Les fréquentes mises sous tension de l appareil ou son maintien en inactivité pendant de longues périodes peuvent diminuer l autonomie de la batterie et accélérer l indication de faiblesse de la batterie du défibrillateur Welch Allyn AED 10. Vérification de l aptitude à fonctionner Pour s assurer que le défibrillateur Welch Allyn AED 10 est prêt à fonctionner, il est important de réagir immédiatement aux indications de faiblesse de la batterie, quel que soit le moment où elles apparaissent. Outre l autotest réalisé par le défibrillateur, il convient d inspecter visuellement l appareil toutes les semaines ou tous les mois, en fonction de sa fréquence d'utilisation. Les contrôles indiqués dans les Listes de contrôle de l'opérateur du Défibrillateur Semi-Automatique á la page 63 doivent être respectés conformément au calendrier suivant. Fréquence d'utilisation Tous les mois Occasionnellement (par exemple une fois par an) Calendrier des inspections visuelles Toutes les semaines Tous les mois S assurer de l aptitude à fonctionner de la batterie en vérifiant que l indicateur d état du défibrillateur, situé à gauche du bouton d alimentation vert de l appareil, signale qu il est prêt à l emploi (icône noire fixe). Si l indicateur d état affiche un symbole rouge clignotant barré, il signale une batterie faible.18 12 Présentation du Défibrillateur Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Meilleures pratiques Une indication de faiblesse de la batterie n empêche pas l appareil de fonctionner mais signale que la batterie commence à faiblir. Continuer d utiliser le défibrillateur, s il est connecté au patient, mais remplacer la batterie dès que possible avant de l utiliser sur un autre patient. Si un symbole rouge fixe barré apparaît, allumer l'aed10, si possible, et prendre note des résultats de l autotest. Si l appareil se met en route et indique Échec de l'autotest, éteindre immédiatement l'aed10, ne plus l'utiliser et contacter Welch Allyn. Si le défibrillateur Welch Allyn AED 10 ne s allume pas, remplacer la batterie car il se peut qu elle soit vide. Ré-essayer ensuite d'allumer le défibrillateur. Si le défibrillateur s allume correctement mais signale Échec de l autotest, ou si le défibrillateur ne s allume toujours pas, ne plus l utiliser et contacter Welch Allyn. Suivre ces recommandations afin de s assurer de l aptitude à fonctionner de la batterie AED et de sa durée d utilisation, avant l apparition de l indication Batterie faible. 1. Ne se fier qu à l indicateur d état de l appareil pour déterminer son aptitude à fonctionner, sans tenter de le mettre sous tension. Ne tenter de mettre l appareil sous tension que si un symbole rouge fixe barré apparaît dans l indicateur d état de la batterie, comme indiqué dans la section Vérification de l aptitude à fonctionner á la page 11. Noir fixe : Prêt Rouge clignotant : Batterie faible Rouge fixe : Ne pas utiliser 2. Vérifier toujours l indicateur d état après chaque utilisation et remplacer la batterie dès que possible si l indicateur clignote. Une indication de faiblesse de la batterie n empêche pas l appareil de fonctionner mais signale que la batterie commence à faiblir. 3. Veiller à toujours disposer d une batterie (de secours) pleinement chargée. 4. Toujours remplacer la batterie tous les 5 ans, en raison de la détérioration des composants chimiques de la batterie. 5. Effectuer des vérifications de maintenance régulières sur l appareil pour s assurer qu il est prêt en cas de besoin. Inspecter visuellement l appareil régulièrement, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en fonction de sa fréquence d utilisation (pour plus d informations, voir la section Maintenance á la page 57). Une Listes de contrôle de l'opérateur du Défibrillateur Semi-Automatique á la page 63, à votre intention. Les conditions suivantes peuvent raccourcir ou diminuer la durée de vie de la batterie. Mise sous tension du défibrillateur Welch Allyn AED 10 en l absence de situation d urgence. Les mises sous tension fréquentes de l appareil pour vérifier son état affectent la durée de vie de la batterie. Chaque activation ou mise sous tension de l appareil diminue la capacité de la batterie. L appareil effectue des autotests automatiquement sur une base hebdomadaire ou mensuelle, afin de s assurer qu'il est prêt à l emploi. Par conséquent, les mises sous tension supplémentaires sont inutiles et déconseillées.19 Manuel d utilisation Présentation du Défibrillateur 13 Installation de la batterie Températures extrêmes. La durée de vie de la batterie est affectée par des conditions d utilisation ou des températures de stockage difficiles, par exemple dans des environnements chauds ou froids, proches ou en dehors des limites de fonctionnement indiquées (0 à 50 C). D autres conditions environnementales extrêmes, telles qu une humidité élevée (>95 %), une forte teneur en eau dans l atmosphère (IPX4) et des altitudes élevées (<-150 à >4750 m), peuvent également réduire la capacité de la batterie. Le défibrillateur AED 10 de Welch Allyn utilise une batterie de longue durée, non rechargeable, au lithium-dioxyde de manganèse. Pour installer la batterie RA LL AED10 1. Déconnecter le câble de défibrillation du défibrillateur AED Ouvrir le logement de la batterie (situé à côté du bouton à l'arrière de l'aed10) en enlevant les pieds en caoutchouc noirs et en faisant glisser le couvercle du logement de la batterie vers l arrière, jusqu à ce qu il s enlève.20 14 Présentation du Défibrillateur Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic 3. Localiser les trois bornes de contact de la batterie dans l angle en bas à droite du logement de la batterie. Brancher correctement le connecteur à 3 pôles de la batterie dans les bornes de contact. Le connecteur peut être installé dans les deux sens. 4. Placer la batterie dans le logement prévu à cet effet et remettre le couvercle en place, de façon à ce que les trous des vis correspondent. 5. Replacer les pieds en caoutchouc noirs. 6. Mettre sous tension puis hors tension à l aide du bouton Marche/Arrêt. 7. Vérifier que l indicateur d ét at du système (voir page 20) situé au centre de l AED 10 indique que la batterie est suffisamment chargée.. Si l indicateur d état du système n affiche pas l icône "batterie prête", cela signifie que l'aed 10 Welch Allyn n est pas prêt à être utilisé. Voir Dépannage du Défibrillateur á la page 67. Indicateur d'état du système RA LL AED10 Lancement de l'autotest Après l installation de la batterie, l'aed 10 Welch Allyn s'allume automatiquement et effectue un autotest. A l allumage, les tests suivants sont effectués : batterie, processeur principal, mémoire et programme, touche bloquée, système d'acquisition des tracés ECG et défibrillateur.21 Manuel d utilisation Présentation du Défibrillateur 15 Mieux connaître l'aed 10 Welch Allyn Fonctions L'AED 10 Welch Allyn est un Défibrillateur Semi-Automatique (DSA) conçu pour une utilisation par un personnel formé. Il se caractérise par un mode de fonctionnement simple, réparti en trois étapes, basées sur l utilisation des consignes vocales et textuelles qui aident l opérateur. Grâce à un enregistrement continu de l ECG et des événements, l'aed 10 Welch Allyn conserve un journal détaillé qui peut être transmis directement à un ordinateur ou une imprimante. Cette section décrit les caractéristiques suivantes de l'aed 10 Welch Allyn : Commandes Affichage Consignes textuelles Consignes vocales Icônes Indicateur d'état du système Port infrarouge de transmission des données Documentation des évènements Connecteur électrodes de défib RA Haut-parleur Indicateur d'état du système LL Bouton sélection menu Écran AED Marche/ Arrêt Bouton "Choc" Port infrarouge22 16 Présentation du Défibrillateur Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Commandes Le défibrillateur AED 10 Welch Allyn est simple à utiliser. Après avoir positionné les électrodes de défibrillation sur le patient et les avoir connectées à l'appareil AED 10 Welch Allyn, l'opérateur doit effectuer cette simple procédure divisée en trois phases : 1. Allumer l'appareil. 2. Suivre les consignes textuelles qui apparaissent sur l'écran et les consignes vocales transmises par le haut-parleur. 3. Si l'appareil l'y invite, délivrer un choc en appuyant sur le bouton rouge clignotant Choc. RA 1 Marche/arrêt LL Consignes textuelles et vocales AED Choc Bouton Marche / Arrêt Choc Sélection des menus Bouton vert MARCHE/ARRÊT permettant d allumer et d éteindre le système. Bouton rouge "choc" pour délivrer la décharge de défibrillation. Un voyant rouge clignote lorsque le défibrillateur est totalement chargé. Deux touches situées à gauche de l'écran ; fonctions programmables pour sélectionner les menus en mode de programmation.23 Manuel d utilisation Présentation du Défibrillateur 17 Affichage Les consignes textuelles, les données concernant le patient et les informations relatives aux événements s affichent sur l écran à cristaux liquides. Il s'agit d'un écran à cristaux liquides VGA monochrome de 160 x 100 pixels. L écran est divisé en cinq zones fonctionnelles où s affichent les informations concernant le fonctionnement et des instructions pour l'opérateur. RA LL AED10 Temps écoulé Compteu choc Consignes textuelles Etat Compteur de chocs Affiche le nombre de chocs administrés au patient actuel. Consignes textuelles Temps écoulé Etat Affiche jusqu à trois lignes de texte (instructions utilisateur, indications pour les soins du patient, messages d erreur). Voir descriptions ci-dessous. Affiche le temps écoulé depuis la mise en marche du système ou le temps passé avec le patient actuel. Le temps est affiché sous la forme suivante : HH:MM:SS. Affiche les consignes textuelles concernant l'état opérationnel du système, telles que "Charge en cours" et "Énergie délivrée". Les icônes graphiques de l écran fournissent des informations sur le fonctionnement du système. L opérateur ou l administrateur du défibrillateur AED 10 de Welch Allyn peut utiliser une structure de menus simple pour définir les protocoles de charge ainsi que les configurations du système, régler les paramètres de fonctionnement du système tels que le contraste de l écran, et sélectionner la langue du texte et des annonces vocales.24 18 Présentation du Défibrillateur Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Consignes textuelles Les consignes textuelles fournissent des informations et des instructions relatives au fonctionnement. Les consignes s affichent dans la partie inférieure de l écran à cristaux liquides, au-dessus de la fenêtre des indicateurs d'état. ANALYSE APPLIQ. ELECTR CHARGE EN COURS DÉBUTER RCP SI ABS. POULS, LANCER RCP MOUVEMENT DETEC PAS DE DÉCH CONS. CHOC CONS CHOC MAINTENANT ELOIGNEZ-VOUS Les électrodes du défibrillateur sont correctement connectées et le système évalue le rythme cardiaque du patient. Appliquer les électrodes de défibrillation conformément aux instructions fournies sur le paquet. Le système charge automatiquement le défibrillateur sur le niveau d énergie prédéfini dans le protocole de choc. Débutez un cycle de RCP. Contrôler le pouls du patient et lancer un cycle de RCP de 60 secondes. Le système a détecté un mouvement des électrodes ou du patient indiqué par des relevés de données incohérents. Le système a analysé le rythme cardiaque du patient et déterminé qu il n'existait pas une condition choquable. Le système a analysé le rythme cardiaque du patient et déterminé qu il existait une condition choquable. Se préparer à délivrer le choc. Le défibrillateur est chargé et prêt à délivrer le choc. Ne pas toucher ni déplacer le patient.25 Manuel d utilisation Présentation du Défibrillateur 19 Consignes vocales La fonction "consignes vocales" du défibrillateur AED 10 Welch Allyn fournit des instructions qui permettent de guider l utilisateur au cours du processus de défibrillation sans qu'il soit nécessaire de se reporter uniquement à des consignes textuelles. Le défibrillateur AED 10 Welch Allyn fournit des instructions audio par l intermédiaire d un haut-parleur intégré pour fournir des instructions relatives au fonctionnement et assister l utilisateur pendant la défibrillation. Les consignes vocales répertoriées dans le tableau suivant correspondent au texte et aux icônes affichés sur l écran à cristaux liquides. Analyse du rythme cardiaque en cours, ne touchez pas le patient Analyse interrompue, mouvement détecté Vérifiez les voies aériennes, la respiration et le pouls du patiente Appliquez les électrodes de défibrillation sur le torse du patient, branchez le câble Débuter RCP Batterie faible Électrodes de défibrillation correctement positionnées et connectées ; analyses du rythme cardiaque en cours Le patient ou l'électrode a bougé. Vérifier les voies aériennes, la respiration et le pouls du patient. Appliquer les électrodes sur le patient et connecter les câbles à l'aed 10 Welch Allyn (première consigne lors de la mise en marche du DSA). Débutez un cycle de RCP. Batterie épuisée. Remplacer la batterie. Pas de choc recommandé Il n'existe pas de condition choquable. Choc recommandé Choquer maintenant, appuyez sur le bouton rouge maintenant Éloignez-vous Arrêtez la RCP Vous pouvez toucher la patient en toute sécurité Choc non délivré Il existe une condition choquable. Appuyer sur le bouton rouge "CHOC". Le défibrillateur est chargé et prêt pour délivrer la décharge. Ne pas toucher ni déplacer le patient. Arrêter la RCP, attendre les prochaines instructions. La décharge du défibrillateur a été délivrée. Aucune énergie n a été administrée au patient lors de la tentative de choc.26 20 Présentation du Défibrillateur Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Indicateur d'état du système L indicateur d'ét at du système, situé au centre de l'aed 10 Welch Allyn, affiche l'ét at opérationnel de la batterie et, par conséquent, du système. Indicateur d'état du système RA LL AED10 Prête Ne pas utiliser Lumiere Clignotante La batterie est correctement installée, chargée et le système est prêt à être utilisé. Le système n est pas prêt à être utilisé. Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée, qu elle soit trop faiblement chargée pour un bon fonctionnement ou qu il y ait une défaillance dans le système. La batterie est faible et doit être remplacée.27 Manuel d utilisation Présentation du Défibrillateur 21 Port infrarouge de transmission des données Le port de données infrarouge intégré permet une connexion sans fil au dispositif IRDA Welch Allyn (voir la section Documentation des évènements pour plus d'informations). RA LL 1 2 AED10 3 Port infrarouge Documentation des évènements Le système AED 10 Welch Allyn mémorise la documentation relative aux événements, y compris l état du patient, les tracés d ECG et le résumé des traitements. Les informations sont mémorisées dans un journal interne. La documentation relative aux événements est horodatée et peut être téléchargée sur un ordinateur et imprimée au moyen du port infrarouge des données de l'aed 10 Welch Allyn. Le kit de communication infrarouge AED 10 avec logiciel Smartlink Lite (réf ) ou le kit de communication AED 10 avec logiciel Smartlink Event Pro (réf ) est requis pour générer des rapports d'événements.28 22 Présentation du Défibrillateur Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Préparation de l AED 10 Welch Allyn pour l utilisation Après chaque utilisation, toute documentation relative aux événements d intervention d urgence doit être retirée du journal interne et imprimée. Les messages d erreur ou les dysfonctionnements doivent être reportés et des actions correctives doivent être prises avant que l appareil ne soit remis en service. Le défibrillateur Welch Allyn AED 10 doit être inspecté et nettoyé conformément aux recommandations de ce manuel d utilisation (voir la section Maintenance á la page 57). Les palettes de défibrillation utilisées doivent être retirées de l appareil et remplacées par des palettes neuves. S assurer de l aptitude à fonctionner de la batterie en vérifiant que l indicateur d état du défibrillateur AED 10, situé à gauche du bouton d alimentation vert de l appareil, signale qu il est prêt à l emploi ( ). Si l indicateur d état affiche un symbole rouge clignotant barré ( ), il signale une batterie faible. Remplacer la batterie par une batterie neuve avant de remettre l appareil en service. Note Note Ne pas ouvrir l emballage hermétique des palettes de défibrillation tant que les palettes ne sont pas prêtes à l emploi. Tirer tout simplement le fil de l'appareil pour retirer les électrodes. Note NE PAS RÉUTILISER LES ÉLECTRODES. Conserver une paire de palettes de défibrillation neuves dans la pochette de rangement des palettes, située dans le rabat intérieur de la mallette de transport de l AED10. Les palettes de défibrillation de rechange peuvent être stockées dans la pochette extérieure de la mallette de transport. Veiller à ce que la date d expiration des palettes soit visible par la fenêtre de la mallette de transport. Lors de la préparation de l appareil en vue de son utilisation, vérifier que l indicateur d'état est bien visible à travers la fenêtre ronde de la mallette de transport. En veille, le défibrillateur Welch Allyn AED 10 effectue automatiquement des autotests périodiques sur le fonctionnement de l appareil, l état de la batterie et des circuits internes. Inspecter visuellement l appareil régulièrement, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, sans toutefois mettre l appareil sous tension afin d éviter de vider la batterie. Pour plus d informations, se reporter à la section Maintenance á la page 57.29 Manuel d utilisation Présentation du Défibrillateur 23 Liste des accessoires de l'aed 10 Welch Allyn Accessoires Référence Pièce Remarques Lot de batterie Welch Allyn Batterie non-rechargeable LiMnO Mallette de transport avec logo représentant un cœur AED 10 : conçue avec des fenêtres de visualisation de la date d'expiration des électrodes, une fenêtre de visualisation de l'indicateur d'état de l'aed et une carte d'informations SAMU Électrodes de défibrillation multifonction Welch Allyn (une paire) U Électrodes de défibrillation multifonction Welch Allyn (10 paires / boîte) E Système d'apprentissage Welch Allyn AED 10 avec commande infrarouge à distance, électrodes de défibrillation d'apprentissage et mallette de transport E Électrodes de défibrillation pré-connectées (2 électrodes / sachet) E Électrodes de défibrillation pré-connectées (10 paires / boîte) U Réducteur d'énergie pédiatrique de l'aed 10 (Réf ), sacoche de transport et mode d'emploi Kit de préparation pour secouriste AED Welch Allyn SmartLink Lite Kit de communication infrarouge AED E SmartLink Event Pro Kit de communication infrarouge AED 10 Elle comporte une zone de stockage des fournitures telles que les électrodes/ batteries, un kit de préparation et un réducteur d'énergie pédiatrique (vendu séparément) Électrodes conditionnées en sachet hermétique avec câble exposé Électrodes conditionnées en sachet hermétique avec câble exposé à utiliser avec les défibrillateurs AED 10 uniquement D'autres fournitures et accessoires sont disponibles pour votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre représentant local Welch Allyn ou un distributeur agréé.30 24 Présentation du Défibrillateur Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic31 25 3 Utilisation du Défibrillateur Ce chapitre fournit des informations concernant l utilisation du défibrillateur AED 10 Welch Allyn chez un patient. Il donne également des instructions concernant le fonctionnement du défibrillateur AED 10 Welch Allyn en mode automatisé et les procédures à suivre après utilisation de l appareil. Avertissement Lire préalablement le paragraphe "Sécurité" au début de ce manuel avant de poursuivre la lecture de ce chapitre. Aperçu Formation des opérateurs Fibrillation et défibrillation Indications et contre-indications Procédures de fonctionnement Guide rapide de référence Examiner le patient Appliquer les électrodes Mettre en marche l'aed 10 Welch Allyn et délivrer un choc Démarrez la RCP commencez par les compressions thoraciques Procédures de fonctionnement Informations détaillées Examiner le patient Mettre en marche l'aed 10 Welch Allyn Appliquer les électrodes et connecter le câble Analyser le rythme cardiaque du patient Délivrer le choc Désarmer le défibrillateur Contrôler l'état du patient et effectuer la RCP Mode choc Procédures à suivre après l'utilisation Travailler avec le journal interne Transmettre les données du journal interne par le port infrarouge Stocker l'aed 10 Welch Allyn pour une utilisation ultérieure32 26 Utilisation du Défibrillateur Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Aperçu Le défibrillateur AED 10 Welch Allyn fonctionne en mode automatisé. Avec ce mode, l opérateur doit être formé pour utiliser l unité et comprendre les indications et les contreindications d utilisation. Formation des opérateurs Le défibrillateur AED 10 Welch Allyn est conçu pour traiter des patients en arrêt cardiaque. Il peut être utilisé pour des arrêts survenant à l hôpital ou en dehors. L opérateur doit être habilité par un médecin ou un responsable du corps médical pour utiliser l unité et doit avoir suivi les formations suivantes : Fibrillation et défibrillation L attestation de formation à l utilisation du DSA, délivrée par un organisme habilité ou agréé par la législation, ou équivalent (recyclage annuel). Formation pratique pour l utilisation de l'aed 10 Welch Allyn. Généralement, le cœur génère une activité électrique normale appelée rythme sinusal normal (RSN). La fibrillation est un rythme cardiaque anormal qui remplace la contraction rythmique normale du cœur. Au cours de la fibrillation, une activité électrique cardiaque irrégulière provoque des mouvements rapides et non-coordonnés sans contraction. Par conséquent, le cœur ne peut pas effectuer son rôle de «pompe» de façon efficace, ce qui entraîne une insuffisance au niveau de la circulation, et du pouls. La défibrillation est la délivrance d une impulsion électrique brève de haute énergie au muscle cardiaque à l aide d un appareil appelé défibrillateur. La défibrillation précoce augmente les chances de récupération d'une activité électrique cardiaque normale et permet ainsi aux zones de stimulation naturelles du cœur de retrouver un fonctionnement normal. L'AED 10 Welch Allyn utilise le courant direct et délivre une impulsion électrique brève de haute énergie au cœur pour contrebalancer la fibrillation du muscle cardiaque et restaurer un rythme cardiaque normal et efficace. Le défibrillateur AED 10 Welch Allyn délivre une impulsion de défibrillation uniquement chez des patients présentant un rythme cardiaque choquable. Les rythmes choquables sont décrits dans le supplément A. Tous les autres rythmes sont considérés comme "nonchoquables" et le patient ne peut subir de défibrillation. La réanimation cardio-pulmonaire (RCP), l utilisation de médicaments et l administration d une oxygénothérapie peuvent également être nécessaires pour réanimer le patient de façon efficace.33 Manuel d utilisation Utilisation du Défibrillateur 27 Indications et contre-indications Une fois connecté au patient par l'intermédiaire des électrodes de défibrillation, l'aed 10 Welch Allyn évalue l état cardiaque du patient et indique si le patient est susceptible de subir une défibrillation. L'AED 10 Welch Allyn ne pourra administrer une impulsion de défibrillation (décharge) à un patient que si son rythme cardiaque est choquable. Tous les autres rythmes sont non choquables et le patient ne peut subir de défibrillation. La réanimation cardio-pulmonaire (RCP), l utilisation de médicaments et l administration d une oxygénothérapie peuvent également être nécessaires pour réanimer le patient de façon efficace. Ce défibrillateur ne doit pas être utilisé chez les patients âgés de moins de 8 ans ou pesant moins de 25 kg, sauf s'il est équipé du Réducteur d'énergie pédiatrique accessoire de l'aed 10 (Welch Allyn, Réf ). La défibrillation peut être efficace pour traiter des arythmies cardiaques telles que : Arrêt cardiaque avec FV, TV FV, Fibrillation ventriculaire TV, Tachycardie ventriculaire Autres rythmes cardiaques avec des rythmes ventriculaires supérieurs ou égaux à 160 battements par minute et des amplitudes d au moins 0,099 millivolt (mv) Note Le défibrillateur AED 10 Welch Allyn n'a pas été étudié pour la cardioversion de la fibrillation auriculaire. Indications Contre-indications Avant d utiliser le Défibrillateur Semi-Automatique AED 10 Welch Allyn, le patient doit être examiné par une personne ayant suivi une formation comme celles définies à la page 26. Si une défibrillation avec l'aed 10 Welch Allyn est indiquée, tous les signes suivants doivent être présents au cours de l examen du patient : Inconscience Absence de respiration Ne aréactif (sans les signes de circulation) L'AED 10 Welch Allyn NE doit PAS être utilisé si le patient présente l un des signes suivants : Le patient est conscient Le patient respire Le patient a aréactif (a des signes de circulation)34 28 Utilisation du Défibrillateur Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Procédures de fonctionnement Guide rapide de référence Examiner le patient Les instructions suivantes décrivent à l opérateur expérimenté les principales étapes d utilisation de l'aed 10 Welch Allyn. Les informations et les procédures de fonctionnement sont détaillées ultérieurement (voir Procédures de fonctionnement Informations détaillées á la page 29). Il est recommandé aux utilisateurs de consulter le résumé (guide rapide) fourni avec le défibrillateur AED 10 Welch Allyn. Vérifier que le patient est inconscient, ne respire pas et est aréactif [ne présente pas de signes de circulation]. Même si la victime gaspe de temps en temps, les sauveteurs doivent suspecter un arrêt cardiaque. Démarrez le traitement. Appliquer les électrodes 1. Appliquer les électrodes sur le thorax du patient. 2. Connecter le câble à l'aed 10. Mettre en marche l'aed 10 Welch Allyn et délivrer un choc 1. Appuyer sur le bouton vert Marche/Arrêt situé dans le coin supérieur droit de l'aed 10 Welch Allyn près du grand chiffre "1". 2. Écouter les consignes vocales et lire les instructions textuelles qui apparaissent sur l écran près du grand chiffre "2". 3. Si l'appareil donne cette consigne (délivrer un choc), appuyer sur le bouton rouge Choc situé près du grand chiffre "3". Démarrez la RCP commencez par les compressions thoraciques.35 Manuel d utilisation Utilisation du Défibrillateur 29 Procédures de fonctionnement Informations détaillées Le résumé des procédures de fonctionnement présenté ci-dessus indique les principales étapes de fonctionnement de l'aed 10 Welch Allyn. 1. Examiner le patient 2. Appliquer les électrodes et connecter le câble 3. Mettre le défibrillateur AED 10 Welch Allyn en marche 4. Analyser le rythme cardiaque du patient 5. Délivrez le choc (si vous y êtes invité, appuyez sur le bouton rouge) 6. Débuter la RCP Examiner le patient Des informations ou des procédures détaillées de fonctionnement sont indiquées cidessous pour chacune de ces étapes. Avant d utiliser le Défibrillateur Semi-Automatique AED 10 Welch Allyn, évaluer l état du patient. N utiliser l unité que si tous les signes suivants sont présents chez le patient : Inconscience Absence de respiration Ne aréactif (sans les signes de circulation) Appliquer les électrodes et connecter le câble Pour une défibrillation efficace, il est important de placer correctement les électrodes sur le patient et de bien connecter les électrodes au Défibrillateur Semi-Automatique AED 10 Welch Allyn. Avant d'appliquer les électrodes de défibrillation sur le thorax du patient, il convient de s'assurer des éléments suivants : Tous les vêtements couvrant le thorax ont été enlevés Toute trace d eau, d humidité ou de transpiration a été essuyée Les électrodes ont été appliquées fermement de façon à bien adhérer au thorax. T Note Tirer tout simplement le fil de l'appareil pour retirer les électrodes. T Note NE PAS RÉUTILISER LES ÉLECTRODES. ATTENTION La présence d une pilosité excessive sur le corps peut affecter le fonctionnement des électrodes ou provoquer des brûlures cutanées chez le patient. Si besoin, raser les poils du patient pour optimiser le contact entre les électrodes et le thorax du patient. Pour appliquer les électrodes et connecter le câble 1. Ouvrir l'emballage contenant les électrodes de défibrillation et le câble.36 30 Utilisation du Défibrillateur Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic 2. Enlever la pellicule de protection adhésive située au dos de l électrode marquée RA. Placer cette électrode juste sous la clavicule droite du patient (sternum) comme l'illustre la figure relative au positionnement des électrodes de l'aed 10. RA LL 3. Enlever la pellicule de protection adhésive située au dos de l électrode marquée LL. Placer cette électrode sur les côtes du côté gauche du patient sous la poitrine (apex) comme l'illustre la figure relative au positionnement des électrodes. 4. Brancher le connecteur de électrode au Défibrillateur Semi-Automatique AED 10 Welch Allyn, sur le côté gauche de l'unité. RA LL Connecter le câble des électrodes de défibrillation AED10 Note Si les électrodes ne sont pas correctement appliquées ou si le câble n est pas correctement connecté au défibrillateur AED 10 Welch Allyn, l utilisateur en sera averti par un message textuel et vocal suivante : Appliquez les électrodes de défibrillation sur le torse du patient, branchez le câble.37 Manuel d utilisation Utilisation du Défibrillateur 31 Mettre en marche l'aed 10 Welch Allyn Appuyer sur le bouton vert Marche/Arrêt situé près du grand chiffre 1 pour allumer le Défibrillateur Semi-Automatique AED 10 Welch Allyn. RA LL Bouton Marche/Arrêt AED10 Analyser le rythme cardiaque du patient Lorsque les électrodes sont correctement appliquées et connectées, le défibrillateur AED 10 Welch Allyn annonce qu il analyse automatiquement le rythme cardiaque du patient pour déterminer si un choc est indiqué Analyse du rythme cardiaque en cours. Avertissement Ne pas toucher ou déplacer le patient pendant que le défibrillateur AED 10 Welch Allyn analyse le rythme cardiaque. L analyse du rythme cardiaque dure environ 8 à 16 secondes. Pendant ce temps, aucun mouvement, y compris pour la RCP ou le transport du patient, ne doit interrompre l analyse et retarder les consignes de défibrillation. Une consigne textuelle et vocale avertira l utilisateur d un mouvement du patient ou des électrodes. Analyse interrompue, mouvement détecté. Délivrer le choc L'AED 10 Welch Allyn ne pourra administrer un choc à un patient que si son rythme cardiaque est "choquable". Tous les autres rythmes sont "non-choquables" et le patient ne peut subir de défibrillation. S'il s'agit d'une condition non-choquable, l'aed 10 Welch Allyn avertira l utilisateur par le message textuel et vocal suivant : Pas de choc recommandé Si une condition choquable est détectée, l'aed 10 Welch Allyn avertira l utilisateur par l'invite textuelle et vocale suivante : Choc recommandé38 32 Utilisation du Défibrillateur Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Pour délivrer le choc 1. S'assurer que le bouton Choc situé près du grand chiffre 3 clignote. Ceci indique que l unité est correctement chargée. ATTENTION Avant d appuyer sur le bouton Choc, assurez-vous que personne ne touche le patient. Annoncez à haute voix : Éloignez-vous! Ne touchez pas le patient et vérifiez sur tout le corps du patient qu il n y ait aucun contact avec une personne ou avec une surface conductrice avant d appuyer sur le bouton Choc. Éloignez-vous Choquer maintenant, appuyez sur le bouton rouge maintenant. 2. Appuyer sur le bouton rouge pour délivrer le choc. RA LL 1 2 Bouton Choc 3 AED10 Note Le défibrillateur AED 10 Welch Allyn ne permet pas à l opérateur de charger ou de décharger le défibrillateur, à moins qu un rythme choquable ne soit détecté. Après la délivrance d'un choc, l'appareil AED 10 Welch Allyn vous invite à pratiquer immédiatement une RCP. Note Dans un cycle de 3 chocs, l'aed 10 poursuit l'analyse du rythme cardiaque et détermine si d'autre chocs sont indiqués.39 Manuel d utilisation Utilisation du Défibrillateur 33 Désarmer le défibrillateur Si le défibrillateur est chargé et que le bouton Choc n a pas été pressé, l'aed 10 Welch Allyn doit être désarmé.. L appareil se décharge automatiquement en 30 secondes. Après 25 secondes, un signal sonore de préavis indique que le défibrillateur se désarmera automatiquement. L opérateur peut alors appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et éteindre l appareil. Contrôler l'état du patient et effectuer la RCP Si le rythme cardiaque n est pas traitable par la défibrillation, l'aed 10 Welch Allyn affiche et annonce l'invite Pas de Déch Cons. Pas de choc recommandée AED 10 Welch Allyn suggérera à l opérateur d effectuer une réanimation cardiopulmonaire (RCP) pour réanimer le patient de façon efficace. Commencez la Réanimation Cardio-Pulmonaire. Effectuer la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) en suivant les procédures et les techniques apprises au cours de formation pour la RCP. En mode 3 chocs, l'aed 10 Welch Allyn peut être configuré pour interrompre l'analyse du rythme cardiaque du patient pendant le cycle de RCP (3 chocs/rcp) ou pour fournir une analyse du rythme cardiaque en tâche de fond pendant la RCP (3 chocs/analyse).40 34 Utilisation du Défibrillateur Welch Allyn AED 10 Défibrillateur Semi-Automatic Mode choc 1 choc / RCP 3 chocs / RCP 3 chocs / Analyse Le défibrillateur AED 10 Welch Allyn peut être configuré dans l'un des trois modes d'urgence suivants : (prédéfini en usine) Lors d'un événement traitable par choc, l'aed 10 délivre un choc suivi d'un cycle de RCP. Un cycle de RCP démarre immédiatement après la délivrance d'un choc de défibrillation ou après un événement non traitable par choc. Pendant le cycle de RCP, l'aed 10 Welch Allyn interrompt l'analyse du rythme cardiaque du patient, privilégiant le cycle de RCP ininterrompu. (séquence classique de trois chocs). Pendant un événement traitable par choc, l'aed 10 délivre un choc, suivi d'une analyse immédiate du rythme cardiaque du patient. Une fois le choc délivré, l'aed 10 Welch Allyn poursuit l'analyse du rythme cardiaque et détermine si d'autres chocs sont indiqués. Le cycle de RCP démarre après l'invite "Pas de choc recommandé" ou après trois décharges consécutives. Pendant le cycle de RCP, l'aed 10 Welch Allyn interrompt l'analyse du rythme cardiaque du patient, privilégiant un cycle de RCP complet et ininterrompu. Comme pour le mode "3 chocs / RCP", l'aed 10 délivre un choc suivi d'une analyse immédiate du rythme cardiaque du patient pendant l'événement traitable par choc. L'AED 10 poursuit également son analyse du rythme cardiaque et détermine si d'autres chocs sont indiqués. Le cycle de RCP démarre après l'invite "Pas de choc recommandé" ou après la troisième décharge. Toutefois, pendant un cycle de RCP, l'aed 10 Welch Allyn poursuit l'analyse du rythme cardiaque du patient. Si l'aed 10 Welch Allyn détecte la présence d'un rythme traitable par choc pendant le cycle de RCP, l'utilisateur est invité à stopper la RCP. L'AED 10 analyse le rythme cardiaque du patient et si nécessaire, invite l'utilisateur à délivrer un choc. Un message "Pas de choc recommandé" continue à s'afficher à l'écran en clignotant et une tonalité retentit toutes les minutes, jusqu'à ce qu'un rythme traitable par choc soit détecté. 41 Manuel d utilisation Utilisation du Défibrillateur 35 Procédures à suivre après l'utilisation Travailler avec le journal interne Après chaque utilisation, il est possible de télécharger les données du journal interne de l'aed 10 Welch Allyn sur un ordinateur en utilisant le port infrarouge prévu à cet effet. Des rapports peuvent être générés avec l'un des deux kits de communication Welch Allyn : le logiciel SmartLink Lite et le logiciel SmartLink Event Pro. Le kit de communication SmartLink Lite peut être utilisé pour produire un rapport imprimé sur votre imprimante de bureau, via votre ordinateur fonctionnant sous Windows. Le logiciel SmartLink Event Pro offre des fonctionnalités avancées telles que l'examen des données du traitement du patient, des tracés ECG, des résultats d'analyses, des informations sur la RCP et un modèle de rapport narratif EMT-D (Emergency Medical Technician-Defibrillator, ambulancier apte à pratiquer des défibrillations). Les rapports peuvent être enregistrés, imprimés et envoyés par . Montrer encore
TECHNIQUE 9.1 MISE EN ŒUVRE D UN DAE 1. Justification La survie des personnes en arrêt cardio-respiratoire par fonctionnement anarchique du cœur est amélioré si une défibrillation est réalisée précocement. Plus en détail Manuel d utilisation du Défibrillateur automatisé externe (DAE)
Manuel d utilisation du Défibrillateur automatisé externe (DAE) IMPORTANT Lisez attentivement et intégralement le présent manuel d utilisation avant d utiliser l appareil pour la première fois. Les informations Plus en détail CardiOuest Mail : info@cardiouest.fr - Téléphone : 02.30.96.19.53.
CardiOuest Chaque jour en France, environ 200 personnes succombent d'un Arrêt Cardiaque Soudain (ACS). C'est 10 fois plus que le nombre de victime d'accident de la route. Faute d'intervention rapide, le Plus en détail LE DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE FR2 DE LAERDAL
PSE 1 Manuel d utilisation DSA 1/12 LE DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE FR2 DE LAERDAL 1. PRESENTATION DU D.S.A FR2 DE LAERDAL 1.1. PRINCIPE DE LA DEFIBRILLATION. 1.2. A PROPOS DU D.S.A. 1.3. DESCRIPTION Plus en détail Mode d'emploi AED de formation
Mode d'emploi AED de formation NUMÉRO DE RÉFÉRENCE Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. Le défibrillateur externe automatique (AED) de formation est un appareil utilisé pour Plus en détail EURO DEFI PADS 52502000IU9I 2012/10
EURO DEFI PADS 52502000IU9I 2012/10 PLAQUES MULTI-FONCTIONS JETABLES EURODEFIPADS NOTICE D UTILISATION DESCRIPTION DU PRODUIT Les plaques multifonctions jetables EURODEFIPADS sont composées de deux électrodes Plus en détail Ce défibrillateur est installé dans le bâtiment de l ancienne mairie.
Ce défibrillateur est installé dans le bâtiment de l ancienne mairie. d un haut-parleur qui donne des messages sonores et guide le sauveteur dans son action D un accumulateur (batterie) d énergie qui permet Plus en détail Défibrillateur Cardiaque Automatisé
Défibrillateur Cardiaque Automatisé Décret n 2007-705 du 4 mai 2007 : autorise toute personne, même non médecin, à utiliser un défibrillateur pour sauver des vies. Def-i Accessible au grand public, ce Plus en détail Un choc pour une vie!
www.cardiouest.fr Un choc pour une vie! Spécialiste Défibrillateurs Formations 1ers Secours 6, rue Eugène Quessot 35000 RENNES Tél : 02 30 96 19 53 Mail : info@cardiouest.fr CardiAid est conçu pour rendre Plus en détail Defibtech LIFELINE Défibrillateur Externe Automatique (DEA) Addendum au Manuel de l Utilisateur
Defibtech LIFELINE Défibrillateur Externe Automatique (DEA) Addendum au Manuel de l Utilisateur Des modifications ont été apportées au Chapitre 4 (Utilisation du DEA DDU-100) du manuel de l utilisateur Plus en détail Le premier et le seul Défibrillateur Entièrement Automatique équipé d une réelle assistance au massage cardiaque Intègre la technologie Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) 100% utile. En cas Plus en détail Les défibrillateurs POWERHEART G3
Au cœur de la réanimation Les défibrillateurs POWERHEART G3 Linde: Living healthcare* 2 Les défibrillateurs POWERHEART G3 La gamme de défibrillateurs POWERHEART Afin de compléter son offre de matériels Plus en détail FICHE TECHNIQUE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'AEDPLUS
RENSEIGNEMENTS GENERAUX La réponse aux questions suivantes n'est pas valorisée Nom commercial du produit ZOLL AEDPlus Lieu(x) de fabrication pays U.S.A. Date de la 1ère commercialisation mois/année Juin Plus en détail Works like you work. La solution pour l accès public à la défibrillation. Le secourisme facile
LIFEPAK CR Plus DEfibrillateur Works like you work. La solution pour l accès public à la défibrillation Le secourisme facile L arrêt cardiaque brutal frappe sans prévenir. LA MORT SUBITE Frappe sans prévenir. Plus en détail Défibrillateur semi-automatique externe DDU-100 de Defibtech
Défibrillateur semi-automatique externe DDU-100 de Defibtech Manuel de l'utilisateur AHA/ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION iii Avis Defibtech ne saurait être tenu responsable pour les erreurs contenues Plus en détail LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI
+ LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI Responsabilité des informations Il est de la responsabilité Plus en détail Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA) Defibtech DDU-120
Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA) Defibtech DDU-120 Manuel de l utilisateur Software v2.0 Notices Defibtech ne sera pas responsable pour les erreurs contenues ci-dessous ou pour les dommages Plus en détail LIFEPAK CR. Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI
LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI Responsabilité des informations Il est de la responsabilité Plus en détail KeContact P20-U Manuel
KeContact P20-U Manuel Remarques générales à propos de ce manuel Ce manuel contient des informations et des mises en garde sur les dangers potentiels. La signification des symboles utilisés est la suivante Plus en détail Table ronde du 26 mars 2009
La défibrillation Table ronde du 26 mars 2009 1 La défibrillation Généralités Le rythme cardiaque régulier ou rythme sinusal : le cœur se contracte et se relâche de façon régulière pour assurer un flux Plus en détail Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech
Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech Manuel de l'utilisateur AHA /ERC 2010 APPUYER SUR LE BOUTON «MARCHE» 1 PLACER LES ÉLECTRODES SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU DAE 2 À L'INVITE, APPUYER Plus en détail Welch Allyn Système d'apprentissage AED 10 TM
Welch Allyn Système d'apprentissage AED 10 TM Mode d emploi Révision logicielle 01.04.XX ii Welch Allyn Système d apprentissage AED 10 2009, Welch Allyn. Tous droits réservés. Nul n est autorisé à reproduire Plus en détail LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI
LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI LIFEPAK 1000 DÉFIBRILLATEUR MODE D'EMPLOI Important Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes autorisées.!usa Rx Only!USA Suivi de l'appareil L'office Plus en détail HA863RK CENTRALE ALARME 3 ZONES + INTERRUPTEUR À CLÉ
HA863RK CENTRALE ALARME 3 ZONES + INTERRUPTEUR À CLÉ Merci d'avoir choisi ce produit EUROPSONIC. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement la notice. Ce produit a été testé et emballé correctement Plus en détail Caractéristiques techniques
Défibrillateur Philips HeartStart OnSite Caractéristiques techniques Défibrillateur Modèle Gamme de défibrillateur Éléments livrés Type d onde Énergie Intervalle entre chocs Délivrance rapide du choc Instructions Plus en détail Équipements de secours.
Information produit Équipements de secours. Défibrillateurs et oxygène médical pour chaque besoin. 2 Équipements de secours Table des matières PanGas Healthcare 4 Powerheart G DAE Powerheart G Équipement Plus en détail Guide de l administrateur
AED Plus Entièrement Automatique Guide de l administrateur Automatique 9650-0311-02 Rev. C La date d édition du Guide de l'administrateur ZOLL AED Plus entièrement automatique, Révision C, est avril 2011. Plus en détail Cafetière. Mode d Emploi. 1Notice cafetière v1.0
Cafetière Mode d Emploi 1Notice cafetière v1.0 SOMMAIRE 1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ... 3 2INSTALLATION DE L APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ...4 3PRECAUTION CONCERNANT L UTILISATION DE L APPAREIL...5 4DESCRIPTION Plus en détail R Series. Intervenez en toute confiance avec la technologie. Code Ready (Code Urgence)
R Series Intervenez en toute confiance avec la technologie Code Ready (Code Urgence) Le premier et l unique défibrillateur Code-Ready Il n y a pas pire moment pour découvrir qu un défibrillateur n est Plus en détail Guide d utilisateur de la console visioconférence Nokia PT-8 (pour Nokia 6630) 9234164 Edition 1
Guide d utilisateur de la console visioconférence Nokia PT-8 (pour Nokia 6630) 9234164 Edition 1 DECLARATION DE CONFORMITE Nous, NOKIA CORPORATION, déclarons sous notre seule responsabilité la conformité Plus en détail Manuel d utilisation
ASPIRATEUR 40 LITRES FILTRAGE EAU 1400W Modèle: FAP1440 Manuel d utilisation FEIDER ZI 32, rue Aristide Bergès, 31270 Cugnaux, France IMPORTANT Veuillez lire attentivement ce manuel afin d en connaître Plus en détail Aspirateur sans sac. Réf: EV-500-S20 / Modèle: OCEAVCDC22GR MANUEL D UTILISATION
Aspirateur sans sac Réf: EV-500-S20 / Modèle: OCEAVCDC22GR MANUEL D UTILISATION MISES EN GARDE IMPORTANTES Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil. Conserver le Plus en détail MANUEL DU DEFIBRILLATEUR DE FORMATION CARDIAC SCIENCE. Cardiac Science AEDs Manuel d utilisation Défibrillateur de formation
Cardiac Science AEDs Manuel d utilisation Défibrillateur de formation IMPORTANT Le Powerheart AED G3 Trainer est un appareil destiné à la Formation et ne doit pas être utilisé sur un être humain ; il Plus en détail Traceur GPS GT-340. Description du produit. Mise en marche PX-3800-675
Chère cliente, cher client, Nous vous remercions pour le choix de ce traceur GPS. Cet appareil vous communique sa position exacte par SMS sur votre smartphone. La fonction SOS permet d'envoyer un signal Plus en détail AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 4 CANAUX AUDIO POLE MULTI 400 4 CHANNEL POWER AMPLIFIER MULTI 400 MODE D'EMPLOI
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 4 CANAUX AUDIO POLE MULTI 400 4 CHANNEL POWER AMPLIFIER MULTI 400 MODE D'EMPLOI CONSIGNES DE SECURITE ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS QUI SUIVENT CAUTION RISQUE Plus en détail Lecteur éditeur de chèques. i2200. Manuel utilisateur. Solutions de transactions et de paiement sécurisées
Manuel utilisateur Lecteur éditeur de chèques i2200 Solutions de transactions et de paiement sécurisées Ingenico 2200 Avant Propos Merci d avoir choisi le Lecteur Editeur de chèque nouvelle génération Plus en détail RECOMMANDATIONS OFFICIELLES - DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES
RECOMMANDATIONS OFFICIELLES - DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES SOMMAIRE : Définitions DAE / DSA / DEA. Les accessoires recommandés. Notion de système d information pour les secours spécialisés. Les Plus en détail Notice d emploi. Module hydraulique hybride GENIA MODULE CRM BB MI
Notice d emploi Module hydraulique hybride GENIA MODULE CRM BB MI Table des matières LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION 1 Lisez-moi... 2 1.1 Bienvenue... 2 1.2 Enregistrement de votre garantie... 2 Plus en détail Mobility Manager IP. Manuel d installation et d entretien 76-512 / 03 (IP)
Mobility Manager IP Manuel d installation et d entretien 76-512 / 03 (IP) Le dispositif est exclusivement destiné à une utilisation sur les postes numériques d'une installation téléphonique VoIP. www.avaya.com Plus en détail WF720 Téléphonie résidentielle sans fil Manuel utilisateur
WF720 Téléphonie résidentielle sans fil Manuel utilisateur Table des matières Apprendre à connaître votre appareil... 20 Présentation extérieure...20 Voyant à DEL...21 Installation du système... 22 Avant Plus en détail Manuel d'utilisation Microsoft Portable Power (DC-21)
Manuel d'utilisation Microsoft Portable Power (DC-21) Édition 1.0 FR Manuel d'utilisation Microsoft Portable Power (DC-21) Sommaire Pour votre sécurité 3 À propos de votre chargeur portable 4 Touches et Plus en détail Repères. Gestion des défibrillateurs automatisés externes
Repères Gestion des défibrillateurs automatisés externes Juin 2014 Défibrillateurs automatisés externes grand public : Recommandations à suivre Vous êtes une entreprise, une structure accueillant du public Plus en détail Haut-parleur Bluetooth sans fil BTX450
Haut-parleur Bluetooth sans fil BTX450 Mode d emploi 2012 Kinivo LLC. Tous droits réservés. Kinivo est une marque de Kinivo LLC. Le mot Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth Plus en détail Système de surveillance vidéo
Conrad sur INTERNET www.conrad.fr N O T I C E Version 12/01 Entretien Pour un fonctionnement correct de votre système de surveillance vidéo, prenez note des conseils suivants : 1/ Tenez la caméra et le Plus en détail Manuel d'utilisation Chargeur USB portable universel Nokia DC-19
Manuel d'utilisation Chargeur USB portable universel Nokia DC-19 Édition 1.1 FR Manuel d'utilisation Chargeur USB portable universel Nokia DC-19 Sommaire Pour votre sécurité 3 À propos de votre chargeur Plus en détail 2. Garantie En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :
1. Important Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d utiliser votre antenne terrestre d intérieur. Ce manuel contient des informations importantes concernant le fonctionnement de votre antenne. Plus en détail FRED easy Life. Défibrillateur automatisé externe (DAE) FRED easy Life avec - SD Card or - Ethernet/Online. Notice d utilisation
FRED easy Life Défibrillateur automatisé externe (DAE) FRED easy Life avec - SD Card or - Ethernet/Online *0-48-0144* Notice d utilisation Informations concernant la distribution et le service après-vente Plus en détail Mode d emploi à domicile
TM Nellcor Système portable de surveillance de la SpO 2 PM10N Mode d emploi à domicile 2014 Covidien. COVIDIEN, COVIDIEN avec logo, le logo Covidien et Nellcor sont des marques déposées de Covidien llc Plus en détail PicoScope USB Oscilloscope. GuÍa rápida de inicio
GuÍa rápida de inicio 3 Français... 21 3.1 Introduction... 21 3.2 Consignes de sécurité... 21 3.3 Table des matières...24 3.4 Configuration système requise...24 3.5 Installation du logiciel PicoScope...25 Plus en détail FRANÇAIS. Manuel d'utilisation
FRANÇAIS Defibrillatore DAE Défibrillateur Manuel d'utilisation Représentant UE OBELIS S.A Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgique Fabricant MEDIANA Co., Ltd. 132, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Plus en détail LIFEPAK 15 MONITEUR/DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI
LIFEPAK 15 MONITEUR/DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI LIFEPAK 15 MONITEUR/DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI Informations importantes Enregistrement de l appareil Veuillez enregistrer votre appareil sur www.physio-control.com. Plus en détail MANUEL DE L ADMINISTRATEUR
Défibrillateur HeartStart FR3 MANUEL DE L ADMINISTRATEUR Modèles 861388 et 861389 Edition 1 I J A B C D E M L K A Prise pour électrodes de défibrillation. Prise permettant de brancher le connecteur du Plus en détail Cours CSE-2009 MSR - Corrigé TEST 1
Cours CSE-2009 MSR - Corrigé TEST 1 Cours CSE 2009 - Corrigé Test 1 1 HEIG-VD / MSR CSE Test 1 HEIG-VD MSR 18/03/2009 Etude d un défibrillateur automatique Lors d une fibrillation ventriculaire, les contractions Plus en détail DÉFIBRILATEUR EXTERNE AUTOMATISER (DEA) HEARTSTART de la compagnie Philips
DÉFIBRILATEUR EXTERNE AUTOMATISER (DEA) HEARTSTART de la compagnie Philips HeartStart FRx HeartStart (HS1) Le défibrillateur Philips HeartStart FRx et HeartStart (HS1) sont des défibrillateurs externes Plus en détail MODE D'EMPLOI DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATIQUE POWERHEART G3 PLUS 9390A ET 9390E 112-0038-211 A
MODE D'EMPLOI DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATIQUE POWERHEART G3 PLUS 9390A ET 9390E 112-0038-211 A Avis des droits 2008 Cardiac Science Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation Plus en détail DÉFIBRILLATEUR HEARTSTART FRx MANUEL D'UTILISATION. 861304 Édition 3
DÉFIBRILLATEUR HEARTSTART FRx MANUEL D'UTILISATION 861304 Édition 3 B Défibrillateur HeartStart FRx AIDE-MÉMOIRE Intentionnellement laissé en blanc. HeartStart FRx 861304 Défibrillateur externe automatisé Plus en détail 1 Gestionnaire de Données WORD A4 F - USB / 2014-04-05 / 6020 Alco-Connect
1 Gestionnaire de Données WORD A4 F - USB / 2014-04-05 / 6020 Alco-Connect Introduction... 4 Comment décrire le logiciel Cosmos?... 4 Quelles sont les fonctions de ce logiciel PC?... 4 Est-il possible Plus en détail Défibrillation et Grand Public. Méd-Cl JAN Didier Médecin chef Méd-Cne PIVERT Pascaline
Défibrillation et Grand Public Méd-Cl JAN Didier Médecin chef Méd-Cne PIVERT Pascaline Quelques chiffres (1) 50 à 60 000 décès en France par mort subite dont la moitié font suite à l apparition d une tachycardie Plus en détail NOTICE D UTILISATION VITRINE FROID NEGATIF RDN 60 F / RDN 60 T. Fabrication française. Octobre 2012
NOTICE D UTILISATION VITRINE FROID NEGATIF RDN 60 F / RDN 60 T Fabrication française 12 Octobre 2012 Faites rouler la vitrine doucement sur les planches. Retenez la vitrine dès que les planches commencent Plus en détail Carte Réseau PCI sans fil N 150Mb/s 802.11 b/g/n 1T1R
Carte Réseau PCI sans fil N 150Mb/s 802.11 b/g/n 1T1R PCI150WN1X1 *Le produit actuel peut varier de la photos DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com ES: Plus en détail Des produits et des services qui optimisent les performances des défibrillateurs
Défibrillateur Premiers Secours Philips HeartStart OnSite Fournitures consommables et accessoires Des produits et des services qui optimisent les performances des défibrillateurs Mallettes de transport Plus en détail Baladeur encodeur. multifonction. Mode d Emploi
Baladeur encodeur cassette USB multifonction Mode d Emploi Baladeur encodeur cassette USB multifonction 09/2013 GS Sommaire Votre nouveau baladeur...6 Contenu... 6 Consignes préalables...7 Consignes Plus en détail DEFIBRILLATEUR SUR SITE HEARTSTART
CONÇU POUR SAUVER DES VIES DEFIBRILLATEUR SUR SITE HEARTSTART Pour permettre aux gens ordinaires d agir dans les moments extraordinaires Chaque année, aux Etats-Unis, l arrêt cardiaque subit frappe environ Plus en détail Manuel d utilisation du détecteur Monitox plus
Manuel d utilisation du détecteur Monitox plus 1 Table des matières Page Présentation du Monitox plus 3 1. Description du produit 3 1.1 Application 3 1.2 Test fonctionnel 3 1.3 Ecouteur 4 1.4 Stockage Plus en détail Hotspot Mobile 3G+ HUAWEI E587. Guide de démarrage rapide
Hotspot Mobile 3G+ HUAWEI E587 Guide de démarrage rapide 1 Merci d'avoir choisi le Hotspot Mobile 3G+ Huawei E587 Ce guide décrit brièvement les fonctions de votre Hotspot Mobile 3G+.Pour obtenir des informations Plus en détail Boîtier Externe USB 3.0 pour Disque Dur 2,5 SATA III avec soutien UASP
Boîtier Externe USB 3.0 pour Disque Dur 2,5 SATA III avec soutien UASP S2510BMU33 *Le produit actuel peut varier de la photos DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com Plus en détail NOTICE D UTILISATION
CAFETIERE ELECTRIQUE 1.25L REF CM4229 230V - 800W - 50Hz NOTICE D UTILISATION LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION Appareil garanti 1 an sur présentation du ticket Plus en détail Alarme pour séparateur hydrocarbure /graisse Type : WGA 02
Notice technique Alarme pour séparateur hydrocarbure /graisse Type : WGA 02 WGA 02 (avec sonde WGA-ES4) Code Article : 265 0021 Sonde WGA-R6 (sonde seule) Code Article : 265 0027 Sonde WGA-ES4 (sonde seule) Plus en détail LCD COLOR MONITOR (English French Translation)
LCD COLOR MONITOR (English French Translation) Front page : -1 Manuel d Utilisation -2 Système Vidéo Couleur LCD Table of contents : Table des Matières 1. Précautions 2. Accessoires 3. Fonctions 4. Télécommande Plus en détail Avant de commencer à utiliser l oreillette, vous devez charger la pile entièrement.
Merci d avoir acheté un produit Hip Street. Nous espérons que vous aimerez utiliser cet appareil. Veuillez visiter notre site Web à www.hipstreetonline.com. Préface Veuillez lire attentivement le présent Plus en détail NOTICE D UTILISATION
NOTICE D UTILISATION TESTEUR ANALOGIQUE D'ISOLEMENT ET DE CONTINUITE KYORITSU MODELE 3132A REMARQUE Ce mesureur a été développé conformément à la norme de qualité de Kyoritsu et a passé le contrôle dans Plus en détail MODES D EMPLOI DES APPAREILS
MODES D EMPLOI DES APPAREILS MEDELA VARIO S:\00 Direction\Mes documents\site internet\docus word et pdf\appareils emploi\mode d'emploi Proximos Vario.doc/27/10/2011 1/7 En cas de questions ou de problèmes, Plus en détail Défibrillateur HeartStart
Défibrillateur HeartStart MANUEL D'UTILISATION Guide pour la configuration, le fonctionnement, l'entretien et les accessoires M5066A Édition 10 Page intentionnellement laissée vide. vue avant A haut B Plus en détail Aspirateur avec sac. Réf: EV-100-S18 / Modèle: CEVC180ASB MANUEL D UTILISATION
Aspirateur avec sac Réf: EV-100-S18 / Modèle: CEVC180ASB MANUEL D UTILISATION 1 MISES EN GARDE IMPORTANTES Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil. Conserver ce Plus en détail Manuel d utilisation. Système d alarme sans fil avec transmetteur téléphonique. Réf. : AL-800. En cas de problèmes
En cas de problèmes PHENIX apporte tous les soins nécessaires à l élaboration de ses produits. Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, ne le retournez pas au magasin où vous l avez acheté Plus en détail MANUEL D'UTILISATION
CAFETIERE MANUEL D'UTILISATION Modèle : KF12 Merci de lire attentivement ce document avant la première utilisation de l'appareil CONSIGNES DE SECURITE Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des Plus en détail Manuel d utilisation
Médaillon pour le CONECTO 200 et CONECTO 300 Manuel d utilisation Veuillez lire et conserver ces instructions Manuel d utilisation complet disponible en ligne : http://www.thomsonphones.eu Sommaire Mise Plus en détail Formation à l utilisation du défibrillateur semi-automatique (DSA)
Formation à l utilisation du défibrillateur semi-automatique (DSA) Que devons nous savoir? Utiliser en toute sécurité un défibrillateur semi-automatique au cours de la réanimation cardio-pulmonaire Durée Plus en détail Hygiène et Sécurité INSTRUCTIONS IMPORTANTES
Hygiène et Sécurité INSTRUCTIONS IMPORTANTES L Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande un allaitement exclusif jusqu à l âge de 6 mois. Nestlé soutient ces recommandations. CONSIGNES DE SÉCURITÉ Plus en détail Suunto Monitor ; la ceinture émetteur Suunto ANT, vendue avec les Suunto t3, t4 et t6.
FR COORDONNÉES DU SERVICE CLIENTS Global Help Desk Tél. +358 2 284 11 60 Suunto USA Tél. +1 (800) 543-9124 Canada Tél. +1 (800) 776-7770 Site web Suunto www.suunto.com COPYRIGHT Cette publication et son Plus en détail Hotspot Mobile 4G HUAWEI E5776. Guide de démarrage rapide
Hotspot Mobile 4G HUAWEI E5776 Guide de démarrage rapide Merci d'avoir choisi le Hotspot Mobile 4G Huawei E5776 Ce guide décrit brièvement les fonctions de votre Hotspot Mobile 4G. Pour obtenir des informations Plus en détail Pour permettre une intervention immédiate Défibrillateur Philips HeartStart FRx Fiche produit
Pour permettre une intervention immédiate Fiche produit Conforme aux directives 2005 L arrêt cardio-respiratoire monde, à tout moment, Le taux de survie des victimes d un arrêt cardio-respiratoire est Plus en détail Notice d utilisation Cafetère isotherme programmable CL-ISPR12X - 938896 FR-1. Version 2013.08.27
Notice d utilisation Cafetère isotherme programmable CL-ISPR12X - 938896 FR-1 Version 2013.08.27 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes Plus en détail Manuel de l utilisateur pour détecteur de mouvement avec télécommande
Sécurité personnelle Manuel de l utilisateur pour détecteur de mouvement avec télécommande Ne pas utiliser dans des lieux humides Alarme à détection de mouvement Avec télécommande Montage au mur Indicateur Plus en détail Milliamp Process Clamp Meter
771 Milliamp Process Clamp Meter Mode d emploi Introduction La pince de process en milliampères Fluke 771 («la pince») est une pince ampèremétrique fonctionnant sur piles qui mesure 4 à 20 ma c.c. sans Plus en détail HeartSine samaritan PAD SAM 300 MANUEL D'UTILISATION
HeartSine samaritan PAD SAM 300 MANUEL D'UTILISATION TABLE DES MATIÈRES Introduction 3 Arrêt cardiaque subit 3 Rythme cardiaque 3 Détection d'une fibrillation 3 Formation 3 Utilisateurs prévus 3 Configurations Plus en détail Notice d utilisation
Notice d utilisation Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel d instruction avant la première utilisation de votre appareil. (Note: Les schémas sont uniquement une base de référence) Description Plus en détail CCT-1301 GUIDE D'UTILISATION
CCT-1301 GUIDE D'UTILISATION facebook.com/denverelectronics FR-1 1.Obturateur 2.Haut-parleur 3.Marche/Arrêt 4.Port USB 5.Fente pour carte Micro SD 6.Objectif 7.Voyant de charge 8.Témoin lumineux de fonctionnement Plus en détail Tablette tactile HaierPad Windows W1048 Manuel utilisateur
Tablette tactile HaierPad Windows W1048 Manuel utilisateur 1 Introduction Nous vous remercions de votre confiance en choisissant cette tablette PC Windows. Le manuel utilisateur vous permettra de vous Plus en détail NOTICE D UTILISATION
ASPIRATEUR SANS SAC COMPACT REF ZW1011S23010 Puissance NOM. : 1000W / Puissance MAX. : 1200W / 220-240V 50hz NOTICE D UTILISATION LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION Plus en détail Manuel d utilisation de la coque NFC Field Force Nokia pour Nokia 5140 et Nokia 5140i. 9249001 Edition 1
Manuel d utilisation de la coque NFC Field Force Nokia pour Nokia 5140 et Nokia 5140i 9249001 Edition 1 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Nous, NOKIA CORPORATION, déclarons sous notre seule responsabilité la conformité Plus en détail samaritan PAD MANUEL D'UTILISATION
samaritan PAD MANUEL D'UTILISATION HeartSine Technologies H017-001-037-2 FRENCH Les informations figurant dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis et ne constituent pas un engagement Plus en détail Type 0400. Operating Instructions. Bedienungsanleitung Manuel d utilisation. 2/2-way solenoid valve 2/2-Wege-Magnetventil Électrovanne 2/2 voies
Type 0400 2/2-way solenoid valve 2/2-Wege-Magnetventil Électrovanne 2/2 voies Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Sommaire 1 Le manuel d utilisation...22 2 Utilisation conforme...23 Plus en détail Haut-parleur Bluetooth 2.1
Haut-parleur Bluetooth 2.1 Référence : TES101 Date : 24/07/2013 Version : 1.2 Langue : Français Merci d avoir acheté un appareil de la marque Clip Sonic Technology. Lisez attentivement le présent manuel Plus en détail scorpion Solar-Powered, All-Terrain, Multi-Function Unit with Digital Radio, Audio Line Input, and Carabiner Owner s manual
scorpion Solar-Powered, All-Terrain, Multi-Function Unit with Digital Radio, Audio Line Input, and Carabiner Owner s manual BESOIN D AIDE? Si vous avez besoin d aide, veuillez nous contacter du lundi au Plus en détail BT 2. Manuel d'utilisation. Enceinte Bluetooth portable
Manuel d'utilisation Enceinte Bluetooth portable Consignes de sécurité importantes ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR Consignes de sécurité importantes Attention : Pour réduire le risque d'incendie Plus en détail 3, rue de la Louvière - 78120 RAMBOUILLET Tél. : 01 34 57 11 55 - Fax : 01 30 41 15 38 S.A.V. 0811 69 67 60 - www.coffres-forts.com.
3, rue de la Louvière - 7820 RAMBOUILLET Tél. : 0 34 57 55 - Fax : 0 30 4 5 38 S.A.V. 08 69 67 60 - www.coffres-forts.com SOLAR Basic Mode d emploi de la serrure électronique de haute sécurité Sommaire Plus en détail Base de chargement et de séchage MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
Base de chargement et de séchage MANUEL DU PROPRIÉTAIRE 1 Importantes consignes de sécurité Cet appareil n est pas censé être utilisé par des personnes (enfants compris) ayant des capacités physiques, Plus en détail MANUEL D UTILISATION COFFNTEA
MANUEL D UTILISATION COFFNTEA UD 888 Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservezle pour un usage ultérieur POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT Description générale 1. TOUCHE Plus en détail MANUEL D UTILISATION
MANUEL D UTILISATION Table des matières Sécurité du produit 3 Mesures de précautions 4 Exigences électriques 5 Dépannage 5 Caractéristiques de My Rotisserie 6 Caractéristiques de My Rotisserie 7 Diagramme Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back