Source: http://docplayer.cz/795267-Vestnik-ministerstva-zdravotnictvi-ceske-republiky-rocnik-2007-castka-2-vydano-unor-2007-cena-28-kc-obsah.html
Timestamp: 2017-08-16 22:29:47+00:00
Document Index: 32399506

Matched Legal Cases: ['zákona č. 356', 'ZÁKONA č. 356', 'zákona č. 356', 'čl. 1', 'čl.2', 'čl. 3', 'zákona č. 123', 'zákona č. 18', 'zákona č. 18', 'čl. 4', 'čl. 5']

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH - PDF
Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH
Download "Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH"
1 Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam registrovaných látek podle zákona č. 356/2003 sb., ve znění pozdějších předpisů str Doporučený standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů prsu v České republice str Vybavení porodnického pracoviště a vedení porodů v ČR str Stanoviska k žádostem zdravotnických zařízení o souhlas s umístěním přístrojových zdravotnických prostředků str. 24
2 Strana 2 Částka 2 Ref.: Ing. Jana Kozmíková Zn.: REG ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. SEZNAM REGISTROVANÝCH LÁTEK PODLE ZÁKONA č. 356/2003 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Ministerstvo zdravotnictví podle 10 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zveřejňuje seznam látek registrovaných v období do Reg. číslo: (ref. č.: ) Registrováno dne Obchodní název látky. FLURIDIL Chemický název látky: 2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl] -3-(2,2,2- trifluoroacetylamino) propanamide Reg. číslo: (ref.č.: ) Registrováno dne: Obchodní název látky: HUBA Chemický název látky: nezveřejňuje se Reg. číslo: Registrováno dne: Obchodní název látky: 4-BUTYROBETAIN Chemický název látky: nezveřejňuje se Reg. číslo (ref. č.: ) Registrováno dne: Obchodní název: Korostanová čerň AN Chemický název látky: nezveřejňuje se Reg. číslo: (ref. č.: ) Registrováno dne: Obchodní název: DILACTAMATE KATCHEM Chemický název: nezveřejňuje se Reg. číslo: Registrováno dne: Obchodní název: DUSANTOX L Chemický název: nezveřejňuje se Ref. číslo: Registrováno dne: Obchodní název látky: SML-KATCHEM Chemický název: nezveřejňuje se Ref. číslo: Registrováno dne: Obchodní název: NORPOL E-3149 Chemický název: nezveřejňuje se
3 Částka 2 Strana 3 Ref. číslo: Registrováno dne: Obchodní název: ZOL 4 Chemický název: nezveřejňuje se Ref. číslo: Registrováno dne: Obchodní název: ATDA Chemický název: nezveřejňuje se Ref. číslo: Registrováno dne: Obchodní název: Versalová červeň DP2G/DP3G Chemický název: nezveřejňuje se Ref. číslo: Registrováno dne: Obchodní název: Benzyl-2-naftylether Chemický název: nezveřejňuje se Ref. číslo: Registrováno dne: Obchodní název: BUBET Chemický název: nezveřejňuje se Ref. číslo: Registrováno dne: Obchodní název: 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid Chemický název:5-methylpyrazine-2-carboxylic acid Ref. číslo: Registrováno dne: Obchodní název: Allylmethylkarbonát Chemický název: Allylmethylkarbonát Ref. číslo: Registrováno dne: Obchodní název: PRIMID V40-32 Chemický název: nezveřejňuje se Ref. číslo: Registrováno dne: Obchodní název: 2-Fenylethylisokyanát Chemický název: 2-Fenylethylisokyanát Ref. číslo: Registrováno dne: Obchodní název: 4-chloropivalanilide Chemický název: 4-chloropivalanilide MUDr. Michael Vít, Ph.D., v. r. hlavní hygienik ČR
4 Strana 4 Částka 2 2. DOPORUČENÝ STANDARD PŘI POSKYTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ SCREENINGU NÁDORŮ PRSU V ČESKÉ REPUBLICE čl. 1 Obecná ustanovení 1. Screeningem nádorů prsu se rozumí organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádorů prsu prováděním preventivních vyšetření prsů u populace žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění prsu. 2. Záměrem screeningu je zaručit ženám v České republice kvalifikovaná preventivní (screeningová) vyšetření prsu na pracovištích splňujících kriteria moderní specializované a integrované mamární diagnostiky. 3. Cílem screeningu je zvýšení časnosti záchytu zhoubných nádorů prsů a přednádorových stavů a zvýšení podílu časných stadií rakoviny prsu na úkor stadií pokročilých, což povede ke snížení úmrtnosti na toto onemocnění. Dalšími cíly jsou redukce ablačních operací, dosažení vyššího podílu operací zachovávajících prs, širší uplatnění cílených operací na lymfatických uzlinách umožňujících lymfatickou drenáž horní končetiny, redukce aplikací a intenzity cytotoxické chemoterapie. 4. Screening nádorů prsu se provádí v souvislosti s ostatními komplexními preventivními prohlídkami žen. čl.2 Vstup pracovišť do programu screeningu nádorů prsu 1. Pravidla pro vstup a účast radiodiagnostických pracovišť do screeningového programu jsou stanovena v konsensu členů Komise pro screening nádorů prsu MZ a Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti ČLS JEP (dále jen KOMD) a Sdružení nestátních ambulantních radiologů. 2. Screening nádorů prsu se soustřeďuje na specializovaná zdravotnická zařízení, splňující podmínky kvality, kontinuity a hodnotitelnosti dosahovaných výsledků. 3. Žádost o zařazení do screeningového programu k provádění mamárního screeningu, podává na formuláři (viz příloha č 1) statutární orgán zdravotnického zařízení Ministerstvu zdravotnictví. Součástí žádosti je i stanovisko České radiologické společnosti ČLS JEP, a to formou elektronického formuláře na (www.crs.cz). 4. Výsledek projednání žádosti je oznámen písemnou formou. 5. Dodržování stanovených podmínek posuzuje KOMD ČRS ČLS JEP, která předkládá své stanovisko Komisi pro screening nádorů prsu MZ, poradnímu orgánu Ministerstva zdravotnictví. 6. Seznam pracovišť splňujících podmínky mamografického screeningového programu je průběžně aktualizován na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. čl. 3 Podmínky pro vstup zdravotnického zařízení do programu screeningu nádorů prsu 1. Integrace diagnostického procesu Screeningové mamodiagnostické zdravotnické zařízení je schopno provést tyto výkony: mamografii, duktografii, ultrasonografii prsů, cílené intervenční výkony pod ultrasonografickou kontrolou (tenkojehlovou aspiraci, core-cut biopsii), cílené klinické vyšetření (palpaci, aspekci) a diagnostický pohovor s klientkou screeningového programu. Pokud zdravotnické zařízení samo neprovádí stereotaktickou lokalizaci a punkci, vyšetření prsů magnetickou rezonancí či scintimamografii, uvede v žádosti, na které specializované zdravotnické zařízení je doporučeno pacientky k těmto výkonům referovat. 2. Trvání diagnostického procesu Diagnostika negativního nálezu je provedena nejlépe v rámci jednoho dne, nejpozději do 3 pracovních dnů, aby se předešlo zbytečné nejistotě a psychickému stresu žen, u nichž nelze prokázat žádné známky nádorového onemocnění. I při podezřelých a pozitivních nálezech, vyžadujících předoperační bioptické ověření, je zaručen co nejrychlejší postup, jehož výsledkem je oznámení předběžné diagnózy nemocné nejpozději do 15 dnů. Pokud je zapotřebí diagnostiku pozitivního nálezu zcela výjimečně doplnit počítačovou tomografií,
5 Částka 2 Strana 5 magnetickou rezonancí nebo dalšími specializovanými diagnostickými metodami provozovanými mimo zdravotnické zařízení, odpovídá čas k určení diagnózy možnostem provedení těchto specializovaných vyšetřovacích metod. 3. Kvalifikace diagnostiků Lékař provádějící screeningové vyšetření prsu má specializovanou způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody, včetně mamární diagnostiky, a to prokazatelnou dosavadní praxí a počtem provedených mamodiagnostických vyšetření, mamografických i ultrasonografických. Za minimální počet zhodnocených mamografických vyšetření se považuje 2000 vyšetření / 1 rok pro jednoho lékaře v posledních 3 letech. Pro radiologickou laborantku či asistentku provádějící screeningovou mamografii je požadováno získání odborné způsobilosti, případně jiné ekvivalentní vzdělání. Při procesu opětovného posuzování zdravotnického zařízení je požadováno, aby v průběhu účasti ve screeningu lékaři a laborantky absolvovali specializované kurzy zaměřené na diagnostické a organizační aspekty preventivního vyšetřování prsu a problematiku radiační ochrany. 4. Počty provedených vyšetření Zdravotnické zařízení provádí mamografický screening, pokud se mamografickou diagnostikou zabývá alespoň 3 roky a v předchozím roce mamograficky vyšetřilo nejméně žen. Toto kriterium se považuje za splněné i u zdravotnického zařízení, které zaměstnává v mamodiagnostice mimořádně zkušeného lékaře, který prokazatelně zhodnotil mamogramy u minimálně žen ročně v posledních 3 letech. Podáním přihlášky zdravotnické zařízení přijímá závazek vyšetřit nejméně 5000 žen ročně a zachovat čekací doby na screeningové vyšetření nepřesahující 1 měsíc. 5. Požadavky na technické vybavení zdravotnické zařízení Zdravotnické zařízení zabezpečí, aby používané zdravotnické prostředky odpovídaly ustanovením zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na přístrojové vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2. Součástí vybavení zdravotnického zařízení pro screening nádorů prsu jsou také nástroje pro duktografii a zařízení a pomůcky pro biopsii prováděnou pod ultrazvukovou kontrolou. Stereotaktické zařízení není nezbytným vybavením zdravotnické zařízení, předpokládá se však dostupnost této metody v indikovaných případech přímým odesláním klientky na jiné, stereotaxí vybavené zdravotnické zařízení. 6. Požadavky radiační ochrany ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zdravotnické zařízení provádějící mamografický screening vyhovuje požadavkům pro screening uvedeným v příloze č.2 a má: a) platné povolení SÚJB ve smyslu ust. 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb. včetně schválené dokumentace vnitřní havarijní plán, monitorovací plán a program zabezpečování jakosti, b) vybavení mamografickým zařízením, které odpovídá v příloze č. 3.2 (kontrolované parametry, doporučené a požadované tolerance) uvedeným požadavkům pro screening na jeho kvalitu pro screeningové mamografické zdravotnické zařízení, danou požadavky pro přejímací zkoušku, c) splňovat další podmínky, dané citovaným zákonem a jeho prováděcími předpisy, tj. zejména: mít pracovníka s oprávněním SÚJB k vykonávání soustavného dohledu nad radiační ochranou. Výhodou je, vykonává-li tuto funkci nebo je alespoň k dispozici pro kontrolu naplňování programu zabezpečování jakosti radiologický fyzik, zajistit pravidelné provádění zkoušek dlouhodobé stability (kontrolované parametry, doporučené a požadované tolerance viz příloha č. 3.2) a provozní stálosti (příloha č. 1 a č. 4) a provádět mamografický screening pouze v případě, že kontrolované parametry nepřekračují požadované tolerance, uvedené v příloze č. 3.2 a č. 4.1 pro screening. Příklad postupu pro optimální nastavení zobrazovacího řetězce je uveden v příloze č. 5.
6 Strana 6 Částka 2 7. Návaznost péče při zjištění nádoru prsu Součástí podmínek pro provádění mamografického screeningu je jasně definovaná návaznost zdravotnického zařízení na konkrétní chirurgické, gynekologické a onkologické ambulance a mamární komise, aby zjištěný či podezřelý zhoubný nádor byl bez zbytečného prodlení ověřen a terapeuticky řešen v rámci nezbytné interdisciplinární spolupráce. Je zajištěna také zpětná informační vazba mezi lékaři provádějícími chirurgickou léčbu, onkology a screeningovým zdravotnickým zařízením, které průběžně vyhodnocuje validitu a efektivitu screeningových vyšetření, která provádí. 8. Kontinuita screeningu nádorů prsu Zdravotnické zařízení provádějící screening vede záznam každé klientky o provedeném preventivním vyšetření a jeho výsledku v písemné, obrazové, případně elektronické podobě, přičemž doba archivace se řídí platnými předpisy. Mamogramy z předchozích screeningových vyšetření jsou k dispozici na jednom pracovišti, vzhledem k tomu, že o záchytu nádoru prsu může rozhodnout dynamika změn v čase. Zdravotnické zařízení zajišťuje na vyžádání předání (se souhlasem pacientky) celé dokumentace o dosavadním screeningovém vyšetření novému zdravotnickému zařízení, které preventivní mamodiagnostickou péči o ženu přebírá (například z důvodu změny bydliště nebo na přání ženy). 9. Sledování a vyhodnocování činnosti screeningového programu (datový audit) Screeningové mamodiagnostické zdravotnické zařízení sleduje a vyhodnocuje výsledky své činnosti a vyhovění doporučeným tolerancím jednotlivých parametrů. Minimálně sleduje tyto údaje: datum auditu a sledovací období, celkový počet jednotlivých vyšetření v tomto období počet screeningových mamografických vyšetření podle věkových kategorií (po 5 letech od 45. roku věku), bydliště (region) vyšetřených žen počet vyžádaných diagnostických mamografických vyšetření (statistika je provedena samostatně pro screeningová a diagnostická vyšetření) celkový počet žen doporučených k dalšímu vyšetření (např. k ultrasonografii, cílenému snímku, biopsii) počet provedených doplňujících ultrasonografií počet doporučení k biopsii (otevřené a core-cut samostatně) výsledky bioptických vyšetření: počet benigních nádorů a maligních, samostatné vedení pro punkční biopsii (aspirační biopsii tenkou jehlou a core-cut biopsii) a chirurgickou ( otevřenou ) biopsii údaje o zjištěných karcinomech: histologický typ, velikost, stav lymfatických uzlin a grade dle definitivní histologie počet intervalových karcinomů (tyto případy je třeba archivovat samostatně) Ze sledovaných údajů se doporučuje vypočítat procento zúčastněných žen v určitém regionu (ze všech žen v dané věkové skupině v tomto regionu) správně pozitivní výsledky (TP) falešně pozitivní výsledky (FP 1. FP 2, FP 3 ), přičemž FP 1 je založena na abnormálních nálezech ve screeningu, t.j. doporučení k dalšímu vyšetření či biopsii, FP 2 je založena na doporučení k biopsii a FP 3 na výsledku biopsie pozitivní prediktivní hodnoty (PPV 1, PPV 2, PPV 3 ), přičemž PPV 1 je opět založena na abnormálních nálezech ve sscreeningu, t.j. doporučení k dalšímu vyšetření či biopsii, PPV 2 je založena na doporučení k biopsii a PPV 3 na výsledku biopsie (tolerance PPV %, PPV %) detekční poměr pro karcinom (angl. cancer detection rate) u screeningových případů, tj. počet zjištěných karcinomů na 1000 ve screeningu mamograficky vyšetřených žen (tolerance 2 10/1000 ve screeningu mamografických žen) procento minimálních karcinomů ze všech nalezených karcinomů (minimální karcinom je definován jako invazivní karcinom 1 cm nebo duktální karcinom in situ (tolerance minimálně 30%)
7 Částka 2 Strana 7 procento karcinomů s pozitivními lymfatickými uzlinami ze všech nalezených (tolerance maximálně do 25%) procento znovu pozvaných žen k doplňujícímu vyšetření ze všech ve screeningu mamograficky vyšetřených žen (angl. recall rate) Zdravotnické zařízení mamárního screeningu poskytuje výsledky datového auditu nejméně jedenkrát ročně. čl. 4 Vstup a účast žen v programu screeningu nádorů prsu. 1. Na preventivní vyšetření prsů ve zdravotnickém zařízení na pracovišti zařazeném do programu screeningu nádorů prsu má právo každá žena. 2. Podmínkou úhrady vyšetření z prostředků veřejného zdravotního pojištění je účast na preventivní prohlídce a doporučení k vyšetření gynekologem nebo praktickým lékařem. Dále může být toto screeningové vyšetření doporučeno psychiatrem v případě těžké neurotizující kancerofobie vyslovené psychiatrem. 3. Vyšetření hrazené ze veřejného zdravotního pojištění se provádí ve dvouletých intervalech od 45. do 69. roku věku ženy. Kromě indikace na základě věku ženy, může být screeningové vyšetření prsu doporučeno lékařem také z důvodu vysokého rizika vzniku karcinomu prsu při výskytu alespoň jednoho případu karcinomu prsu u ženských příbuzných klientky v přímé linii, u klientek, jimž byly diagnostikovány mutace genů BRCA1 a BRCA2 na specializovaných pracovištích nebo na základě jiného specifického doporučení zdravotnického zařízení nádorové genetiky. 4. Vyšetření prsu lze provést také ženám bez doporučení praktického lékaře či gynekologa a všem ostatním ženám, které nenaplňují podmínky výše uvedené, a to od 40. roku věku v jednoročních intervalech. V těchto případech si však žena hradí vyšetření přímo sama. 5. Žena si sama hradí také opakování vyšetření v případě, že nález jednoho zdravotnické zařízení hodlá konzultovat či ověřit na pracovišti stejného typu jinde v intervalu kratším než byl doporučen lékařem nebo screeningovým programem. Vhodnost takových opakovaných vyšetření určuje nově navštívený diagnostik zdravotnického zařízení splňující podmínky mamografického screeningu. Opakování či rozšiřování vyšetření není nárokovatelné. čl. 5 Vyšetřovací metody a jejich kombinace 1. Screeningové vyšetření prsu tvoří sběr anamnestických údajů nutných pro správné provedení a vyhodnocení vyšetření a mamografie ve dvou projekcích (v projekci mediolaterální šikmé a kraniokaudální). 2. V případě nejednoznačného, podezřelého či pozitivního nálezu zahrnuje diagnostický proces další metody, zejména ultrasonografii, cílené klinické vyšetření, cílenou mamografii s bodovou kompresí, mamografii se zvětšením, cílenou punkční či otevřenou (operační) biopsií. 3. Vhodnost provedení jednotlivých vyšetřovacích metod a jejich kombinace s ohledem na nález a věk ženy určuje radiodiagnostik, který plně zodpovídá za kvalitu provedených vyšetření i diagnostického závěru screeningového vyšetření prsu. 4. Lékař, který má specializovanou způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody vedoucí lékař zdravotnické zařízení úzce spolupracuje s ostatními lékaři dalších odborností, zajišťujících návaznou péči a interdisciplinární spolupráci, s regionálními zdravotními orgány, zdravotními pojišťovnami a členy KOMD.
8 Strana 8 Částka 2 Technické požadavky pro mamografická pracoviště V souladu s novelizací vyhlášky č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně vyhláškou č. 499/2005, která vstoupila v účinnost dne a s ohledem na skutečnost, že v letošním roce vstoupilo v platnost níže uvedené evropské doporučení stanoví: 1) Přílohy č. 1 až 4 Věstníku MZ č. 11/2002, Metodické opatření č. 12 Doporučený standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů prsu v České republice se ruší a nahrazují se v tomto Metodickém opatření uvedenými přílohami č. 1 až 5. 2) Technické parametry, doporučené a požadované tolerance, neuvedené v tomto Metodickém opatření se řídí dokumentem European Guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, 4. vydání, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2006 (ISBN ). 3) Pro digitální mamografii se technické parametry, doporučené a požadované tolerance řídí evropským doporučením, uvedeným v bodu 2 tohoto textu. Příloha č. 1: Přehled sledovaných parametrů a nezbytné materiální vybavení k realizaci zkoušek provozní stálosti Sledovaný parametr 1 Optimalizace vyvolávacího procesu 2 Stanovení CENTRÁLNÍ OD 3 Vizuální kontrola negatoskopu 4 Senzitometrie Potřebné materiální vybavení Senzitometr Motorizovaný nebo bodový denzitometr, digitální teploměr TESTOVACÍ FANTOM (viz. defi nice) Bodový denzitometr Senzitometr Motorizovaný nebo bodový denzitometr 5 Teplota vyvolávací lázně (údaj na displeji) 6 Dlouhodobá reprodukovatelnost TESTOVACÍ FANTOM (viz defi nice), bodový denzitometr 7 Artefakty 8 Vizuální kontrola stavu kazet a zesilujících fólií, čištění fólií Pomůcka pro čištění fólií 9 Vizuální kontrola kompresní desky 10 Kompenzace tloušťky Zeslabovací vrstvy 30, 40, 60 mm PMMA Bodový denzitometr 11 Rozlišení systému zobrazením mamografi ckého fantomu Pomůcka pro rozlišení při nízkém kontrastu 12 Přesnost síly komprese Analogové nebo digitální váhy V případě potřeby měkký blok 13 Fyzikální kontrast Mamografi cký Al klín 14 Homogenita komprese při maximální klinicky používané Předmět, který velikostí a komprimovatelností přibližně simuluje kompresní síle průměrný prs 15 Přesnost indikátoru tloušťky komprese Zeslabovací vrstvy 30, 40, 60 mm PMMA 16 Analýza opakování snímků 17 Soulad naměřené teploty vývojky s referenční naměřenou teplotou vývojky Digitální teploměr 18 Rozlišení při vysokém kontrastu Pomůcka pro rozlišení při vysokém kontrastu aspoň do 20 lp/mm Lupa (desetinásobné zvětšení) 19 Doba zpracování fi lmu Stopky 20 Retence ustalovače na fi lmu Speciální roztok 21 Kompenzace napětí Zeslabovací vrstva 40 mm PMMA Bodový denzitometr 22 Kontakt mezi zesilující fólií a fi lmem Mamografi cká mřížka pro kontrolu kontaktu fólie-fi lm 23 Ochranné osvětlení temné komory Zeslabovací vrstva 40 mm PMMA Bodový denzitometr 24 Relativní citlivost systému kazeta zesilující fólie Zeslabovací vrstva 40 mm PMMA Bodový denzitometr 25 Odchylka průměrné citlivosti různých formátů kazet 26 Světlotěsnost temné komory Zeslabovací vrstva 40 mm PMMA Bodový denzitometr 27 Negatoskopy Přístroj pro měření jasu kandelametr Přístroj pro měření osvětlení - luxmetr 28 Kontrola denzitometru Kontrolní proužek 29 Světlotěsnost kazet Zeslabovací vrstva 40 mm PMMA Bodový denzitometr
9 Částka 2 Strana 9 Příloha č. 2: Požadavky na technické vybavení mamografického pracoviště *) 1. Rentgenové pracoviště a) Mamografické zařízení části mamografu parametr požadavky generátor typ minimální rozsah použitelného napětí [kv] vysokofrekvenční 23 až 34 rentgenka typ anody materiál anody velikost ohniska [mm] přídavná fi ltrace materiály přídavných fi ltrů 4) světelné zaměření pole rotační Mo 0,1/0,3; 0,15/0,4 1) dva fi ltry Mo a Rh 2) ; Mo a Al 3) ano expoziční automat vyšetřovací nářadí volitelná pozice senzorů počet stupňů zčernání indikace Q [mas] po expozici automatická volba vysokého napětí minimální vzdálenost ohnisko-fi lm [cm] motorizovaný vertikální pohyb indikace úhlu rotace motorizovaná komprese u nových zařízení indikace kompresní síly automatická dekomprese po expozici indikace tloušťky prsu značení parametrů vyšetření na fi lm Bucky clona 1) velikost ohniska 0,15/0,4 při vzdálenosti 70 cm ano 7 ano ano pro screening 60 ano ano ano ano pro screening ano ano ano pro screening ano 2) u nových přístrojů je požadovaná kombinace Mo a Rh (u přístrojů se třemi filtry je možný jako třetí filtr i Al) 3) u starých přístrojů je možná kombinace Mo a Rh nebo Mo a Al 4) u (screeningových i nescreeningových) nových zařízení je automatická volba Rh filtru při RUTINNÍ EXPOZICI minimálně od tloušťky 65 mm PMMA; u již instalovaných nescreeningových zařízení je alespoň ruční volba druhého filtru b) Negatoskopy: negatoskop s jasem minimálně 3000 cd.m -2 (doporučeno minimálně 3500 cd.m -2 ) s regulací jasu a pohyblivými clonami. Negatoskop je dostatečně velký, aby se mohly současně kontrolovat 4 snímky (8 snímků u screeningu) o velikosti 18 x 24 cm. c) Bodové světlo s irrisovou clonou pro screening. d) Vyvolávací automat: samostatný vyvolávací proces vhodný pro mamografii s možností regulace teploty vývojky a času vyvolávacího procesu. e) Kazety se zesilující fólií pro mamografii; pro screening jsou požadovány rozměry 18 x 24 cm a 24 x 30 cm. *) netýká se pracovišť užívaných výhradně pro biopsii 2. Ultrazvukové pracoviště (pro screening) Ultrazvukový přístroj musí odpovídat nárokům na moderní UZ techniku pro vyšetřování měkkých tkání. Minimální střední frekvence lineární sondy pro vyšetření prsu je 7,5 MHz
10 Strana 10 Částka 2 Příloha č. 3: Kontrolované parametry, doporučené a požadované tolerance při přejímacích zkouškách a zkouškách dlouhodobé stability (pro screeningová a nescreeningová mamografická zdravotnické zařízení) 3.1. Definice pojmů OD: Optická hustota. RUTINNÍ EXPOZICE: Použité parametry - napětí, filtr, anoda jako v klinické praxi (většinou plně automatický režim); kompresní deska v kontaktu s fantomem; senzor co nejblíže hrudní stěně; stupeň zčernání takový, aby byl co nejblíže k CENTRÁLNÍ OD, je shodný s klinicky používaným stupněm. OD se měří přednostně v REFERENČNÍM BODĚ. CENTRÁLNÍ OD: OD, která by měla být dosahována na snímku získaném při RUTINNÍ EXPOZICI. Její hodnota je stanovena na základě rozhodnutí lékaře (v rozmezí povolené tolerance) jako optimální pro místní zobrazovací systém. Pokud nestanoví lékař ze závažných důvodů jinak, je tato dlouhodobě (v průběhu několika let) udržována v rámci povolené tolerance na konstantní úrovni. Je mezi 1,45 až 1,9 (včetně D min ). Její změnu je nutno konzultovat s lékařem. STANDARDNÍ TESTOVACÍ FANTOM: Blok PMMA o tloušťce (45 ± 0,5) mm, obdélníkového tvaru 15 x 10 cm, nebo půlkruh s poloměrem 10 cm. TESTOVACÍ FANTOM: Testovací objekt přibližně reprezentující průměrný prs pro potřeby zkoušek provozní stálosti. Může být použit mamografický fantom (reprezentující 45 mm tlustý prs, 50 % tuku, 50 % vazivové tkáně), případně blok PMMA 40 nebo 45 mm (obdélníkového tvaru 15 x 10 cm nebo půlkruh s poloměrem 10 cm). REFERENČNÍ EXPOZICE: STANDARDNÍ TESTOVACÍ FANTOM; U = 28 kv; materiál anody Mo; filtr Mo; kompresní deska v kontaktu s fantomem; poloautomatický režim; stupeň zčernání takový, aby byl co nejblíže k REFERENČNÍ OD v REFERENČNÍM BODĚ; senzor co nejblíže k hrudní stěně; protirozptylová mřížka přítomná; vzdálenost ohnisko kazeta odpovídající fokusaci protirozptylové mřížky. REFERENČNÍ BOD: Pozice na vstupní ploše objektu tlustého 45 mm, vzdálená 60 mm od okraje hrudní stěny, kolmo uprostřed. REFERENČNÍ OD = 1,4 + D min. Kontroluje se v REFERENČNÍM BODĚ. REFERENČNÍ SLEDOVACÍ OBDOBÍ: Období pro sledování senzitometrických parametrů, během kterého by se neměly významně a dlouhodobě měnit. Optimalizace vyvolávacího procesu automaticky přerušuje REFERENČNÍ SLEDOVACÍ OBDOBÍ. Lze jej krátkodobě změnit z důvodu dodání filmů či chemie s výrazně jinou citlivostí či kontrastu nebo z jiného závažného důvodu významně ovlivňujícího vyvolávací proces. Při každém přerušení REFERENČNÍHO SLEDOVACÍHO OBDOBÍ je nutné zaznamenat důvod. Pokud dochází k jeho častému přerušování, je nutné vyhodnotit senzitometrické veličiny zpětně až k poslední optimalizaci vyvolávacího procesu a provést analýzu významných výchylek senzitometrických veličin, případně vyvodit důsledky. D min : OD neexponovaného filmu po vyvolání. Typická hodnota je 0,15 až 0,25. S ind INDEX CITLIVOSTI: Optická hustota senzitometrického kroku, který byl po optimalizaci vyvolávacího procesu nejbližší vyšší nad OD = 1,0 + D min.
11 Částka 2 Strana 11 C ind INDEX KONTRASTU: Rozdíl optické hustoty senzitometrického kroku, který byl po optimalizaci vyvolávacího procesu nejbližší vyšší nad (OD = 2 + D min,) a INDEXU CITLIVOSTI (pozn.: doporučujeme užití této definice). D max : Maximální dosažená optická hustota na senzitometrické křivce (nemusí to být nutně OD posledního kroku). AvGrad STŘEDNÍ GRADIENT: Vyjadřuje kontrast snímku v diagnostické oblasti. AvGrad charakterizuje sklon úsečky mezi těmito body: D 1 = D min + 0,25 a D 2 = D min + 2. Vzhledem k tomu, že senzitometrická křivka je lomená čára aproximace skutečného průběhu, x-ové souřadnice bodů D 1 a D 2 (x 1 a, x 2 ) je nutno zjistit interpolací mezi jejich nejbližšími změřenými body. Lineární interpolace se považuje za dostatečně přesnou metodu. Pro přesný výpočet hodnoty AvGrad je nutné znát množství světla E 1 a E 2 odpovídající zčernání D 1 a D 2 na senzitogramu. Neznáme-li hodnoty E 1 a E 2, je pro odhad hodnoty AvGrad možno použít například vztah AvGrad = 1,75 / log 10 (x 2 x 1 ). Typická hodnota AvGrad je 2,8 až 3,8. SYMETRICKÁ ZÁTĚŽ: Komprimovaný předmět je uložen ve středu kompresní desky ve směru kolmém k ose rentgenky a přisazen k hrudní stěně ve směru osy rentgenky. Předmět velikostí, komprimovatelností a uložením simuluje prs při běžném vyšetření. Δx je rozdíl komprimované tloušťky ve směru anoda katoda. NESYMETRICKÁ ZÁTĚŽ: Komprimovaný předmět je přisazen k okraji ve směru kolmém k ose rentgenky. Předmět velikostí, komprimovatelností a uložením simuluje prs při boční projekci. Δy je rozdíl komprimované tloušťky ve směru kolmém k ose rentgenky. HOMOGENITA JASU = 100 % * (L max - L min ) / L c, kde L max je maximální naměřený jas na ploše negatoskopu, L min je minimální naměřený jas na ploše negatoskopu a L c je jas ve středu negatoskopu.
12 Strana 12 Částka Kontrolované parametry a tolerance při přejímacích zkouškách (PZ) a zkouškách dlouhodobé stability (ZDS) Kontrolovaný parametr Celistvost, vybavení a funkčnost ovládacích prvků a signalizace Napětí rentgenky přesnost napětí rentgenky reprodukovatelnost napětí rentgenky Celková filtrace materiál filtrů Číslo testu v protokolu z PZ nebo ZDS Tolerance Požadavky Doporučení Odchylka 5 % v celém rozsahu a současně ΔU 1,0 kv v rozsahu 25 až 31 kv Směrodatná odchylka 0,5 kv U screeningových i nescreeningových nově instalovaných zařízení je automatická volba Rh filtru při RUTINNÍ EXPOZICI minimálně od tloušťky 65 mm PMMA Poznámky Vizuální testy, funkční testy Měřeno při jednom klinicky používaném napětí Nescreening: již instalovaných zařízení alespoň ruční volba druhého filtru polotloušťka ({U} / 100) mm ekvivalentu Al Velikost ohniska rentgenky 5.4 Soulad dle ČSN EN s deklarací výrobce Vymezení rtg pole 5.5 vymezení rtg svazku světelným polem na straně bradavky přesah radiačního pole v rovině podpěry na straně u hrudní stěny přesah radiačního pole na bocích a na straně bradavky přes okraj filmu Linearita, reprodukovatelnost a výtěžnost záření % ze vzdálenosti ohnisko receptor pro formát 18 x 24 cm Screening: co nejblíže k okraji - nejvíce 3 mm Nescreening: co nejblíže k okraji - nejvíce 5 mm Film je osvícen luminiscenční fólií až k okraji u hrudní stěny % ze vzdálenosti ohnisko receptor 5.6 S kompresní deskou [U] = kv Kontrolovat jen u PZ reprodukovatelnost Variační koeficient 2 % Při 28 kv, fantom 30 mm PMMA výtěžnost záření Bez limitních hodnot S kompresní deskou Expoziční automatika (AEC) 5.7 minimální elektrické množství pro ukončení expozice Je funkční