Source: http://docplayer.fi/60850343-Sadehoidon-poikkevat-tapahtumat.html
Timestamp: 2018-10-23 17:22:29+00:00
Document Index: 14742737

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ']

Sädehoidon poikkevat tapahtumat - PDF
Sädehoidon poikkevat tapahtumat
Download "Sädehoidon poikkevat tapahtumat"
1 Sampsa Kaijaluoto Sädehoidon poikkevat tapahtumat Sädehoitofyysikoiden 31. neuvottelupäivät
2 Poikkeavien tapahtumien lukumäärät ionisoivan säteilyn käytössä 60 Sädehoito 50 Ilmoitusten lukumäärä Isotooppilääketiede Terveydenhuollon röntgentoiminta Muu säteilyn käyttö (Teollisuus, tutkimus, isännättömät lähteet, )
3 Poikkeavat tapahtumat sädehoidossa /2014 Lkm Lkm Keskim/v Henkilökunta tai sivullinen ,9 Useita potilaita 0 2 0,1 Yksittäinen potilas ,0 Laitevika 1 8 0,6 Lähteen katoaminen 0 3 0,2 3
4 Eristyshuoneiden tukkeutunut wc Kaksi 131 I-hoitoa (a 3700 MBq) saavaa potilasta oli omissa huoneissaan, kun huoneiden yhteinen wc tukkeutui noin 3 tuntia hoidon antamisen jälkeen perjantai-iltana. Tukkeutunut wc oli käyttökiellossa 4 vuorokautta, jonka jälkeen se avattiin. Tukkeutumisen aikana sitä huuhdeltiin aika-ajoin. Potilaat käyttivät tuon ajan toisten jodihoitopotilaiden wc:itä. Huoneessa yhteensä noin tunnin ollut perushoitaja sai 0,07 msv:n annoksen (dosimetrin lukema). Putkimiehet avasivat tukoksen 4 vuorokauden kuluttua tukkeutumisesta. 4
5 Vika lineaarikiihdyttimen hoitopöydässä (1/3) Kaulan alueen sädehoito Kaulan alueen sädehoitopotilas aseteltiin normaalin protokollan mukaan ja otettiin CBCTpaikannuskuvaus. Paikannuskuvauksen perusteella potilaalle oli tulossa muutaman millimetrin siirto ainakin lateraali suunnassa, joten hoitaja lähetti tiedot siirroista hoitokoneelle. Siirtoja tehdessä hoitaja huomasi hoitohuoneen monitorista, että pöytä jäi liikkumaan lateraalisuunnassa useita millimetrejä, jopa senttejä. Pöytä ei siis pysähtynyt lateraalisuunnassa sille paikannuskuvauksen mukaan määrätylle paikkalukemalle. 5
6 Vika lineaarikiihdyttimen hoitopöydässä (2/3) Hoitajan tuli seurata sekä pöytää että pöydän arvoja (lukemia), että pöytä asettui sille määrätylle lukemalle, jotta hoito päästiin antamaan. Paikalle pyydettiin myös fyysikko tarkastamaan tilanne. Koska kyseessä oli kaulan alueen hoito oli toleranssiraja asetettu siten, että hoitoa ei olisi päässyt antamaan PTV:ssä huomioitujen toleranssirajojen yli ilman, että kone olisi asiasta herjannut ja pyytänyt luettamaan pöydän lukemat. 6
7 Vika lineaarikiihdyttimen hoitopöydässä (3/3) Lantion alueen sädehoito Saman päivän aikana sattui vastaava tilanne lantion alueen hoidossa. Paikannuskuvauksen perusteella tiedot pöydän siirroista lähetettiin hoitokoneelle, mutta jälleen siirtoja tehtäessä pöytä jäi liikkumaan lateraalisuunnassa silmämääräisesti useita senttejä eikä automaattisesti pysähtynyt sille lähetetylle lateraaliarvolle. Koska lantion alueen hoidossa toleranssirajat ovat suuremmat kuin kaulan alueen hoidossa, olisi ollut mahdollisuus antaa hoito useita senttejä ohi tarkoitetun hoitoalueen. Hoitaja kuitenkin huomasi hoitopöydän ylimääräisen liikkeen ja osasi toimia tilanteessa siten, että hoito annettiin oikeaan paikkaan 7
8 Nettilomake poikkeavien tapahtumien ensiilmoituksen tekemiseen Osoite: Polku lomakkeelle: Säteilyn hyödyntäminen ProInfo verkkopalvelu säteilyn käyttäjille Poikkeavat tapahtumat Poikkeavasta tapahtumasta ilmoittaminen 8
Sädehoito-osasto potilaan hoitopolun mukaisesti
Sädehoito-osasto potilaan hoitopolun mukaisesti sädehoitoon käytännön jaksolle tulevalle röntgenhoitajaopiskelijalle 29.12.2010 EV SISÄLTÖ 1. Henkilökunta 2. Palveluja 3. Opiskelija 4. Kutsukirje 5. Potilaan
Syöpähoitojen kehitys haja- Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008
Syöpähoitojen kehitys haja- ammunnasta täsmäosumiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008 Haasteet Syöpämäärien lisäys/väestön vanheminen Ennaltaehkäisy/seulonnat
kulma lää ääke ke- ja potilasturvallisuuteen isotooppitutkimuksissa www.pkssk.fi Aoh Kyllikki Hänninen 06.05.2010 Kotka
Hoitajan näkökulma kulma lää ääke ke- ja potilasturvallisuuteen isotooppitutkimuksissa Aoh Kyllikki Hänninen 06.05.2010 Kotka LÄHETE Lähete puuttuu Tilattu väärä tutkimus: esim. luustokartta olisi pitänyt
SAIRAALAFYSIIKKAA. SAIRAALAFYYSKKO -fysiikan ja lääketieteen yhdyshenkilö. Jarmo Toivanen ylifyysikko, KSKS. KSKS sairaalafysiikka
SAIRAALAFYSIIKKAA SAIRAALAFYYSKKO -fysiikan ja lääketieteen yhdyshenkilö Jarmo Toivanen ylifyysikko, KSKS Sailaalafysiikan taustaa Suomalaisen sairaalafysiikan historia alkoi vuonna 1937, jolloin Helsingin
Säteilyn käyttö onkologiassa
Säteilyn käyttö onkologiassa FT, apul. ylifyysikko HYKS, Syöpäkeskus TTL: Säteily ja terveys 12/2016 Sädehoidon asema Syöpään sairastuu Suomessa vuosittain n. 32 000 ihmistä. Leikkaus ja sädehoito ovat
TARJOUSLOMAKE 1 VAATIMUKSET / VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSYKSIKÖN PALVELUN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET
TARJOUSLOMAKE 1 VAATIMUKSET / VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN Vaatimukset Tarjous täyttää vaatimukset (x) Kyllä Ei PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSYKSIKÖN PALVELUN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET Vatiointipalvelun tulee
Poikkeavat tapahtumat ja niistä
Poikkeavat tapahtumat ja niistä tiedottaminen SÄDEHOITOFYYSIKOIDEN 32. NEUVOTTELUPÄIVÄT Ä 4. 5.6.2015 Kulosaaren Casino, Helsinki Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Poikkeavien tapahtumien lukumäärät ionisoivassa
Jan-Erik Palmgren specialist medical physicist CancerCenter KUH
Jan-Erik Palmgren specialist medical physicist CancerCenter KUH Tiedettiin: prostata CA herkkä korkeille kerta-annoksille säteilyä Ei voitu toteuttaa... Hoitokoneiden tarkkuus Kuvantaohjauksen saatavuus,
OPAS SÄDEHOITOA SAAVIEN LASTEN VANHEMMILLE Ella Asikainen Sanna Toivonen LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu sinulle, jonka lapsi on menossa potilaaksi sädehoitoon. Oppaan tieto on pyritty esittämään selkeästi
Juha Korhonen, DI Erikoistuva fyysikko, HYKS Syöpäkeskus Väitöskirja-projekti: MRI-based radiotherapy
Sädehoitopäivät, 16-17.4.2015, Turku MRI-pohjainen sädehoito Juha Korhonen, DI Erikoistuva fyysikko, HYKS Syöpäkeskus Väitöskirja-projekti: MRI-based radiotherapy Sädehoidon työvaiheet ja kuvien käyttö
STUK OPASTAA / KESÄKUU 2015. Sädehoidon riskinarvionti. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority
STUK OPASTAA / KESÄKUU 2015 Sädehoidon riskinarvionti Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Tämän oppaan on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet: Johtava