Source: http://docplayer.pl/1725932-Tresc-zapytan-oraz-wyjasnienia-dotyczace-zapisow-specyfikacji-istotnych-warunkow-zamowienia.html
Timestamp: 2017-08-23 12:11:14+00:00
Document Index: 64727372

Matched Legal Cases: ['art. 38', 'art 3', 'art 3', 'art. 38', 'art 3', 'art 3']

1 Znak sprawy: AI /MF/14 Zamość, dn r. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postepowania na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium Mechaniki - cz.4: Część 1 zamówienia: dostawa centrum pionowego stołowego; Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: Pytanie nr 1: Stanowisko Zamawiającego: Zamawiającemu zależy na jak najlepszej dokładności rejestrowanych obrazów elementów skanowanych oraz długiej żywotności jednostki projekcyjnej dlatego dopuszcza tylko skaner 3D wraz z głowicą skanującą zbudowaną z dwóch kamer CCD o rozdzielczości nie mniejszej niż 5 Mega Pikseli, odległości pomiarowej od mierzonego obiektu 250 mm, oświetleniem LED o długości fali 450 do 500 nm i obszarem pomiarowym 200x150 mm2 z certyfikowanym wzorcem kalibracyjnym ze świadectwami do kalibracji, co
2 pozwoli na uzyskanie dokładności pomiarowej nie gorszej niż 0,03 mm weryfikowaną przez normę VDI 2634 Part 3. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści punktu 4 załącznika nr 1.1 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Nazwa Parametry/wymagany parametr Lp 4. Skaner 3D Współrzędnościowy system optyczny 1) Głowica pomiarowa: Układ optyczny z dwoma kamerami CCD o rozdzielczości nie mniejszej niż 5 Mega pikseli, Projektor z oświetleniem LED, światło o długości fali w zakresie od 450 do 500 nm umożliwiające digitalizację w każdych warunkach świetlnych Obszar pomiarowy głowicy: 200x150 mm2 (możliwa rozbieżność +/- 10%) Certyfikowany wzorzec kalibracyjny ze świadectwami do kalibracji wzajemnego położenia dwóch kamer w przestrzeni Dokładność pomiarowa weryfikowana wg normy VDI 2634 Part 3 nie gorsza niż 0,03 mm Wbudowane sterowniki Przewód minimum 10 metrów z możliwością bezpośredniego połączenia głowicy pomiarowej z jednostką obliczeniowosterującą Maksymalna waga głowicy nie przekraczająca 2,5 kg Odległość pomiarowa od mierzonego obiektu nie większa niż 300 mm Tryb szybkiego skanowania z rozdzielczością 1,25 miliona punktów 2) Jednostka obliczeniowo-sterująca: Stacja sterująca do akwizycji i analizy danych System o architekturze 64 bit Procesory minimum 2,7 GHz Minimum 8 GB RAM Minimum 500 GB dysk twardy DVD-RW / CD nagrywarka Karta graficzna wspomagająca grafikę 3D, certyfikowana dla oferowanego oprogramowania mysz z pokrętłem, klawiatura, USB 2.0/3.0 System operacyjny: Windows 7 Monitor minimum 15 TFT 3) Oprogramowanie sterujące: Oprogramowanie wykorzystujące 64 bitową technologię Funkcje kalibracji, kontroli ustawień i sterowania głowicy pomiarowej
3 Graficzna kontrola zapisu i oceny danych pomiarowych Automatyczna kontrola kalibracji, transformacji, ruchu oraz jakości projekcji w trakcie każdego pomiaru Automatyczne obliczenie odpowiedniego natężenia oświetlenia Obliczanie współrzędnych 3D Automatyczne łączenie pojedynczych pomiarów bazujące na punktach referencyjnych Automatyczne łączenie pojedynczych pomiarów metodą najlepszego dopasowania bezpośrednio po pomiarze Automatyczne obliczanie siatek trójkątnych Licencja na kluczu sprzętowym typu dongle 4) Oprogramowanie do analizy skanów: Oprogramowanie z możliwością instalacji na dowolnej ilości stanowisk komputerowych Obliczanie siatek trójkątnych Interpolacja otworów w siatce trójkątnej ("łatanie" dziur) Optymalizacja poprzez filtrowanie, wygładzanie i upraszczanie siatek trójkątnych Eksport danych 3D w formatach: ASCII, Surf, POL lub STL Obliczanie przekrojów równoległych i prostopadłych; eksport jako VDA lub IGES Zapis do globalnego układu współrzędnych: 3-2-1, Best Fit, RPS Możliwość budowania prostych elementów geometrycznych: linie, płaszczyzny, okręgi, walce, stożki Pomiar tolerancji położenia i kształtu (GD&T) Operacje: przecięcia, rzutowanie, średnie Wymiary funkcjonalne, odległości, kąty Import danych CAD: IGES, STEP, STL Porównanie danych nominalnych i rzeczywistych Kolorowy wykres odchyłek z elastyczną legendą Import danych nominalnych: ASCII, VDA/MDI Etykiety, wykresy kierunkowe, dowolnie definiowane raporty pomiarowe Eksport danych raportowych: ASCII, HTML, JPG, PDF 5) Dodatkowy osprzęt Zestaw markerów minimum sztuk Winda przesuwna do pozycjonowania głowicy Trójnóg z uchwytem uchylno-obrotowym Manualny stolik obrotowy Obiekt treningowy z modelem CAD zawierający elementy geometryczne jak otwory, stożki, walce oraz powierzchnie swobodne
4 Pytanie nr 2: Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający zmienia w siwz treść załącznika nr 1.1, lp.4 Skaner 3D, pkt. 1) Głowica pomiarowa, myślnik nr 7, który otrzymuje brzmienie: Przewód minimum 10 metrów z możliwością bezpośredniego połączenia głowicy pomiarowej z jednostką obliczeniowo-sterującą Pytanie nr 3: Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza głowicy skanującej o wadze przekraczającej 2,5 kg, natomiast minimalna odległość od mierzonego obiektu nie może być większa niż 300 mm. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia r. odpowiednio godz i godz Miejsce składanie i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załączniki: - informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z formularzem oferty po zmianach załącznik nr 6 do siwz; - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).
5 Znak sprawy: AI /MF/14 Zamość, dn r. INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postepowania na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium Mechaniki - cz.4: Część 1 zamówienia: dostawa centrum pionowego stołowego; Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu występująca jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje o dokonaniu zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz): Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.1 do siwz, tj. opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie: Część 1 zamówienia: dostawa centrum pionowego stołowego Nazwa urządzenia: centrum pionowe stołowe dla potrzeb wyposażania Sekcji obrabiarek sterowanych numerycznie Laboratorium Mechaniki; W skład zestawu centrum pionowe stołowe wchodzą następujące elementy: Lp. Nazwa Parametry/wymagany parametr 1. Ploter Frezujący CNC Liczba sztuk : 2 Frezarka sterowana numerycznie Liczba sterowanych osi: 3 Możliwość wykonywania gwintów Program komputerowy do generowania komend sterujących, tzw G- kodów Program komputerowy do umożliwiający wczytywanie rysunków wektorowych w formie elektronicznej Żeliwna konstrukcja, zapobiegającą powstawaniu wibracji i odkształceń, Ruchomy stół roboczy o wymiarach szerokość min. 300 mm, długość min.300 mm Prześwit bramy i praca w osi pionowej Z = 80mm, prowadnice liniowe z hartowanymi wałkami wraz ze zgarniaczami pyłu, Śruby kulowe z nakrętkami bezluzowymi, Sterowniki silników krokowych z funkcją ograniczania prądu trzymania silnika, Bezszczotkowe wrzeciono frezarskie o mocy 800 W zasilane przez falownik, Chłodzenie wrzeciona w zamkniętym obiegu wody, Zakres obrotowy wrzeciona max min obr/min, Możliwe stosowanie frezów o trzpieniach od max. 3 do min. 6 mm, Bezpośrednie sterowanie z komputera PC za pomocą programu komputerowego, Maksymalne prędkości posuwów min. 8 m/min, Moc wrzeciona: min. 0,8 kw,
6 Obroty wrzeciona: od max do min obr/min. 2. Sterowniki PLC 6 (sześć) sztuk zestawów sterowników PLC składających się z: Sterownik PLC (Szybkość przetwarzania instrukcji maksimum 85 ns; min. 14 wejść cyfrowych, min 10 wyjść cyfrowych, min. 2 wejścia analogowe, możliwość dołączania min. 8 rozszerzeń) Wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 7 cali, dotykowy, rozdzielczość min. 800 x min. 480 pikseli, Interfejsy: 1 x RJ 45 Ethernet for PROFINET, 1 x USB host, 1 x RS 485 for PROFIBUS/MPI, 1 x USB host Oprogramowanie do zarzadzania i programowania sterownika Licencje min. edukacyjne Analogowe wyjście Symulator Kable RJ45 o długości min. 6 m (2 szt.) 1 (jeden) zestaw sterownika PLC zawierający: Sterownik PLC (pamięć min. 1 MB na program i min. 5 MB na dane; min. 32 wejscia cyfrowe, min. 32 wyjścia cyfrowe, min 8 wejść analogowych, min. 4 wyjścia analogowe; karta pamięci min. 24 MB; Oprogramowanie do zarzadzania i programowania sterownika Wyświetlacz o przekątnej min 7 cali, panoramiczny, TFT, min. 16 milionów kolorów, Rozdzielczość min. 800 x min. 600 pikseli, Ekran dotykowy, Pamięć użytkownika min. 12 MB; Interfejsy: 2 x RJ 45 Ethernet dla PROFINET (z zintegrowanym przełącznikiem), 1 x RS 485/422 dla PROFIBUS/MPI, 2 x USB-host, 1 x USB-device, 2 x slot kart SD, 1 x slot kart Multi Media; Oprogramowanie do obsługi i programowania sterownika, monitorowania stanu wejść i wyjść, symulacji pracy programu sterownika Przewody komunikacyjne Przewody zasilające 3. Optyczny ustawiak narzędzi Stanowisko do precyzyjnego pomiaru narzędzi poza maszyną specyfikacja: Dotykowy kolorowy wyświetlacz o przekątnej min.5,7` Wejście USB, min. 1 szt. Wyświetlane osie X i Y, Funkcje: pomiary liniowe, kątowe, promieniowe; Zapamiętywanie ustawień narzędzi, min. 99 szt., Korekcja liniowa, równoległa; Połączenie z drukarką, Ochrona hasłem Kamera z sensorem CMOS o rozdzielczości Podświetlenie LED, Gniazdo SK40 o średnicy 40 mm Możliwość mocowania adapterów do innych typów oprawek, Menu w języku polskim Trzpień kalibrujący, Drukarka na taśmę samoprzylepną 4. Skaner 3D Współrzędnościowy system optyczny
7 1) Głowica pomiarowa: Układ optyczny z dwoma kamerami CCD o rozdzielczości nie mniejszej niż 5 Mega pikseli, Projektor z oświetleniem LED, światło o długości fali w zakresie od 450 do 500 nm umożliwiające digitalizację w każdych warunkach świetlnych Obszar pomiarowy głowicy: 200x150 mm2 (możliwa rozbieżność +/- 10%) Certyfikowany wzorzec kalibracyjny ze świadectwami do kalibracji wzajemnego położenia dwóch kamer w przestrzeni Dokładność pomiarowa weryfikowana wg normy VDI 2634 Part 3 nie gorsza niż 0,03 mm Wbudowane sterowniki Przewód minimum 10 metrów z możliwością bezpośredniego połączenia głowicy pomiarowej z jednostką obliczeniowosterującą Maksymalna waga głowicy nie przekraczająca 2,5 kg Odległość pomiarowa od mierzonego obiektu nie większa niż 300 mm Tryb szybkiego skanowania z rozdzielczością 1,25 miliona punktów 2) Jednostka obliczeniowo-sterująca: Stacja sterująca do akwizycji i analizy danych System o architekturze 64 bit Procesory minimum 2,7 GHz Minimum 8 GB RAM Minimum 500 GB dysk twardy DVD-RW / CD nagrywarka Karta graficzna wspomagająca grafikę 3D, certyfikowana dla oferowanego oprogramowania mysz z pokrętłem, klawiatura, USB 2.0/3.0 System operacyjny: Windows 7 Monitor minimum 15 TFT 3) Oprogramowanie sterujące: Oprogramowanie wykorzystujące 64 bitową technologię Funkcje kalibracji, kontroli ustawień i sterowania głowicy pomiarowej Graficzna kontrola zapisu i oceny danych pomiarowych Automatyczna kontrola kalibracji, transformacji, ruchu oraz jakości projekcji w trakcie każdego pomiaru Automatyczne obliczenie odpowiedniego natężenia oświetlenia Obliczanie współrzędnych 3D Automatyczne łączenie pojedynczych pomiarów bazujące na punktach referencyjnych Automatyczne łączenie pojedynczych pomiarów metodą najlepszego dopasowania bezpośrednio po pomiarze Automatyczne obliczanie siatek trójkątnych Licencja na kluczu sprzętowym typu dongle 4) Oprogramowanie do analizy skanów:
8 Oprogramowanie z możliwością instalacji na dowolnej ilości stanowisk komputerowych Obliczanie siatek trójkątnych Interpolacja otworów w siatce trójkątnej ("łatanie" dziur) Optymalizacja poprzez filtrowanie, wygładzanie i upraszczanie siatek trójkątnych Eksport danych 3D w formatach: ASCII, Surf, POL lub STL Obliczanie przekrojów równoległych i prostopadłych; eksport jako VDA lub IGES Zapis do globalnego układu współrzędnych: 3-2-1, Best Fit, RPS Możliwość budowania prostych elementów geometrycznych: linie, płaszczyzny, okręgi, walce, stożki Pomiar tolerancji położenia i kształtu (GD&T) Operacje: przecięcia, rzutowanie, średnie Wymiary funkcjonalne, odległości, kąty Import danych CAD: IGES, STEP, STL Porównanie danych nominalnych i rzeczywistych Kolorowy wykres odchyłek z elastyczną legendą Import danych nominalnych: ASCII, VDA/MDI Etykiety, wykresy kierunkowe, dowolnie definiowane raporty pomiarowe Eksport danych raportowych: ASCII, HTML, JPG, PDF 5) Dodatkowy osprzęt Zestaw markerów minimum sztuk Winda przesuwna do pozycjonowania głowicy Trójnóg z uchwytem uchylno-obrotowym Manualny stolik obrotowy Objekt treningowy z modelem CAD zawierający elementy geometryczne jak otwory, stożki, walce oraz powierzchnie swobodne 5. Jednostka obliczeniowo-sterująca: min. 60 miesięcy Ploter Frezujący CNC: min. 24 miesiące Gwarancja Sterowniki PLC: min. 24 miesiące Optyczny ustawiak narzędzi: min. 24 miesiące Skaner 3D: min. 24 miesiące 6. Termin realizacji Max. 60 dni 7. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski 8. Certyfikat zgodności CE 9. Czas podjęcia reakcji serwisowej 48 godzin 10. Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia Max. 14 dni 11. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane
9 12. Szkolenie w miejscu realizacji dostawy z zakresu obsługi urządzenia 13. Rozładunek, montaż, instalacja, uruchomienie dla min. 3 osób Załącznik nr 6 do SIWZ ( formularz oferty) po zmianach przyjmuje załączoną treść. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia r. odpowiednio godz i godz Miejsce składanie i otwarcia ofert pozostają bez zmian. W związku z powyższym treść rozdziału X ust.1, 2 oraz 5 siwz otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, w sekretariacie (pokój nr 124), w terminie do dnia r. do godziny (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Dostawa urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium Mechaniki część. zamówienia( należy podać nr części, na którą składa się ofertę) " Nie otwierać przed dniem r., godz. 10:30 " Otwarcie ofert nastąpi w dniu: r. o godz w siedzibie Zamawiającego, tj. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Pereca 2, Zamość - pokój nr 124. Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10 Znak sprawy: AI /MF/14 Załącznik nr 6 do siwz FORMULARZ OFERTY (po modyfikacji części 1 zamówienia) Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Adres*:... TEL.* REGON*:... NIP*:... FAX* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję... adres ...., Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium Mechaniki cz.4 Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami do niej. 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie. części (należy podać nr części, na którą składa się ofertę) przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikami do niej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach: CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: dostawa centrum pionowego stołowego
11 Lp. Nazwa Parametry/wymagany parametr Opis spełnienia wymagań 1. Ploter Frezujący CNC Liczba sztuk : 2 Frezarka sterowana numerycznie Liczba sterowanych osi: 3 Możliwość wykonywania gwintów Program komputerowy do generowania komend sterujących, tzw G-kodów Program komputerowy do umożliwiający wczytywanie rysunków wektorowych w formie elektronicznej Żeliwna konstrukcja, zapobiegającą powstawaniu wibracji i odkształceń, Ruchomy stół roboczy o wymiarach szerokość min. 300 mm, długość min.300 mm Prześwit bramy i praca w osi pionowej Z = 80mm, prowadnice liniowe z hartowanymi wałkami wraz ze zgarniaczami pyłu, Śruby kulowe z nakrętkami bezluzowymi, Sterowniki silników krokowych z funkcją ograniczania prądu trzymania silnika, Bezszczotkowe wrzeciono frezarskie o mocy 800 W zasilane przez falownik, Chłodzenie wrzeciona w zamkniętym obiegu wody, Zakres obrotowy wrzeciona max min obr/min, Możliwe stosowanie frezów o trzpieniach od max. 3 do min. 6 mm, Bezpośrednie sterowanie z komputera PC za pomocą programu komputerowego, Maksymalne prędkości posuwów min. 8 m/min, Moc wrzeciona: min. 0,8 kw, Obroty wrzeciona: od max do min obr/min. 2. Sterowniki PLC 6 (sześć) sztuk zestawów sterowników PLC składających się z: Sterownik PLC (Szybkość przetwarzania instrukcji maksimum 85 ns; min. 14 wejść cyfrowych, min 10 wyjść cyfrowych, min. 2 wejścia analogowe, możliwość dołączania min. 8 rozszerzeń) Wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 7 cali, dotykowy, rozdzielczość min. 800 x min. 480 pikseli, Interfejsy: 1 x RJ 45 Ethernet for PROFINET, 1 x USB host, 1 x RS 485 for PROFIBUS/MPI, 1 x USB host Oprogramowanie do zarzadzania i programowania sterownika
12 3. Optyczny ustawiak narzędzi Licencje min. edukacyjne Analogowe wyjście Symulator Kable RJ45 o długości min. 6 m (2 szt.) 1 (jeden) zestaw sterownika PLC zawierający: Sterownik PLC (pamięć min. 1 MB na program i min. 5 MB na dane; min. 32 wejscia cyfrowe, min. 32 wyjścia cyfrowe, min 8 wejść analogowych, min. 4 wyjścia analogowe; karta pamięci min. 24 MB; Oprogramowanie do zarzadzania i programowania sterownika Wyświetlacz o przekątnej min 7 cali, panoramiczny, TFT, min. 16 milionów kolorów, Rozdzielczość min. 800 x min. 600 pikseli, Ekran dotykowy, Pamięć użytkownika min. 12 MB; Interfejsy: 2 x RJ 45 Ethernet dla PROFINET (z zintegrowanym przełącznikiem), 1 x RS 485/422 dla PROFIBUS/MPI, 2 x USB-host, 1 x USB-device, 2 x slot kart SD, 1 x slot kart Multi Media; Oprogramowanie do obsługi i programowania sterownika, monitorowania stanu wejść i wyjść, symulacji pracy programu sterownika Przewody komunikacyjne Przewody zasilające Stanowisko do precyzyjnego pomiaru narzędzi poza maszyną specyfikacja: Dotykowy kolorowy wyświetlacz o przekątnej min.5,7` Wejście USB, min. 1 szt. Wyświetlane osie X i Y, Funkcje: pomiary liniowe, kątowe, promieniowe; Zapamiętywanie ustawień narzędzi, min. 99 szt., Korekcja liniowa, równoległa; Połączenie z drukarką, Ochrona hasłem Kamera z sensorem CMOS o rozdzielczości Podświetlenie LED, Gniazdo SK40 o średnicy 40 mm Możliwość mocowania adapterów do innych typów oprawek, Menu w języku polskim Trzpień kalibrujący, Drukarka na taśmę samoprzylepną 4. Skaner 3D Współrzędnościowy system optyczny
13 1) Głowica pomiarowa: Układ optyczny z dwoma kamerami CCD o rozdzielczości nie mniejszej niż 5 Mega pikseli, Projektor z oświetleniem LED, światło o długości fali w zakresie od 450 do 500 nm umożliwiające digitalizację w każdych warunkach świetlnych Obszar pomiarowy głowicy: 200x150 mm2 (możliwa rozbieżność +/- 10%) Certyfikowany wzorzec kalibracyjny ze świadectwami do kalibracji wzajemnego położenia dwóch kamer w przestrzeni Dokładność pomiarowa weryfikowana wg normy VDI 2634 Part 3 nie gorsza niż 0,03 mm Wbudowane sterowniki Przewód minimum 10 metrów z możliwością bezpośredniego połączenia głowicy pomiarowej z jednostką obliczeniowo-sterującą Maksymalna waga głowicy nie przekraczająca 2,5 kg Odległość pomiarowa od mierzonego obiektu nie większa niż 300 mm Tryb szybkiego skanowania z rozdzielczością 1,25 miliona punktów 2) Jednostka obliczeniowo-sterująca: Stacja sterująca do akwizycji i analizy danych System o architekturze 64 bit Procesory minimum 2,7 GHz Minimum 8 GB RAM Minimum 500 GB dysk twardy DVD-RW / CD nagrywarka Karta graficzna wspomagająca grafikę 3D, certyfikowana dla oferowanego oprogramowania mysz z pokrętłem, klawiatura, USB 2.0/3.0 System operacyjny: Windows 7 Monitor minimum 15 TFT 3) Oprogramowanie sterujące: Oprogramowanie wykorzystujące 64 bitową technologię Funkcje kalibracji, kontroli ustawień i sterowania głowicy pomiarowej Graficzna kontrola zapisu i oceny danych pomiarowych Automatyczna kontrola kalibracji, transformacji, ruchu oraz jakości projekcji w trakcie każdego pomiaru Automatyczne obliczenie odpowiedniego natężenia oświetlenia
14 5. Gwarancja Obliczanie współrzędnych 3D Automatyczne łączenie pojedynczych pomiarów bazujące na punktach referencyjnych Automatyczne łączenie pojedynczych pomiarów metodą najlepszego dopasowania bezpośrednio po pomiarze Automatyczne obliczanie siatek trójkątnych Licencja na kluczu sprzętowym typu dongle 4) Oprogramowanie do analizy skanów: Oprogramowanie z możliwością instalacji na dowolnej ilości stanowisk komputerowych Obliczanie siatek trójkątnych Interpolacja otworów w siatce trójkątnej ("łatanie" dziur) Optymalizacja poprzez filtrowanie, wygładzanie i upraszczanie siatek trójkątnych Eksport danych 3D w formatach: ASCII, Surf, POL lub STL Obliczanie przekrojów równoległych i prostopadłych; eksport jako VDA lub IGES Zapis do globalnego układu współrzędnych: , Best Fit, RPS Możliwość budowania prostych elementów geometrycznych: linie, płaszczyzny, okręgi, walce, stożki Pomiar tolerancji położenia i kształtu (GD&T) Operacje: przecięcia, rzutowanie, średnie Wymiary funkcjonalne, odległości, kąty Import danych CAD: IGES, STEP, STL Porównanie danych nominalnych i rzeczywistych Kolorowy wykres odchyłek z elastyczną legendą Import danych nominalnych: ASCII, VDA/MDI Etykiety, wykresy kierunkowe, dowolnie definiowane raporty pomiarowe Eksport danych raportowych: ASCII, HTML, JPG, PDF 5) Dodatkowy osprzęt Zestaw markerów minimum sztuk Winda przesuwna do pozycjonowania głowicy Trójnóg z uchwytem uchylno-obrotowym Manualny stolik obrotowy Objekt treningowy z modelem CAD zawierający elementy geometryczne jak otwory, stożki, walce oraz powierzchnie swobodne Jednostka obliczeniowo-sterująca: min. 60 miesięcy Ploter Frezujący CNC: min. 24 miesiące
15 Sterowniki PLC: min. 24 miesiące Optyczny ustawiak narzędzi: min. 24 miesiące Skaner 3D: min. 24 miesiące 6. Termin realizacji Max. 60 dni 7. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski 8. Certyfikat zgodności CE 9. Czas podjęcia reakcji serwisowej 48 godzin 10. Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia Max. 14 dni 11. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane 12. Szkolenie w miejscu realizacji dostawy z zakresu obsługi dla min. 3 osób urządzenia 13. Rozładunek, montaż, instalacja, uruchomienie Lp. Nazwa Producent Model/typ 1. Ploter Frezujący CNC 2. Sterowniki PLC 3. Optyczny ustawiak narzędzi 4. Skaner 3D Cena brutto za realizację części 1 zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji wynosi... PLN (słownie:...) w tym VAT wg stawki..% CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: dostawa linii laboratoryjnej otrzymywania tworzyw sztucznych w procesie wytłaczania dwuślimakowego Lp. Parametr Wymagany parametr 1. Skład linii Wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna, dozownik wolumetryczny jednoślimakowy, Opis spełnienia wymagań
16 dozownik wolumetryczny dwuślimakowy boczny, głowica wytłaczarska nitkowa, głowica wytłaczarska do taśm, wanna chłodząca, granulator 2. Wytłaczarka Współbieżna, dwuślimakowa, zintegrowana szafa sterownicza z niezbędnymi przyłączami, systemy chłodzenia i odgazowania sekcji procesowej, bateria rozdzielacza wody do chłodzenia sekcji procesowej Wydajność Od 1 do min. 30 kg/h Cylinder Z wkładką wymienną na ślimaki, kanałowym systemem chłodzenia, możliwość dołączenia min. 2 dozowników bocznych, min. 2 otwory odgazowujące Budowa ślimaków Segmentowe, segmenty wymienne, samoczyszczące, zazębiające się szczelnie o stosunku Da/Di = 1.55, segmenty nakładane na jednolity rdzeń, Średnica ślimaków Min. 18 mm Stosunek długości do średnicy Min 40 Prędkość obrotowa ślimaków maksymalna Min obr./min. Wysokość zwoju ślimaka Min. 3,0 mm Moc silnika napędowego Min. 10 kw Maksymalny moment skręcający ślimaków Min. 76 Nm (2x38 Nm) Sprzęgło Mechaniczne, zabezpieczające przed przekroczeniem maksymalnego momentu obrotowego Chłodzenie silnika napędowego Wodne Grzanie cylindra Elektryczne, moc min. 6,5kW Chłodzenie cylindra i strefy zasypu Wodne System sterowania System plug and play, system PLC, sterowanie za pomocą kolorowego ekranu dotykowego min 10 cali, wizualizacja i archiwizacja przebiegu procesu wytłaczania oraz parametrów wytłaczania, nadzór działania sprzęgła zabezpieczający przed przeciążeniem i działaniem wytłaczarki przy
17 braku tworzywa w układzie uplastyczniającym, 3. System chłodzenia sekcji Zamontowany w korpusie wytłaczarki, procesowej zamknięty obieg wody z wymiennikiem ciepła Pompa obiegowa Odśrodkowa, moc min. 0,5kW Zasobnik Pojemność min. 5 dm 3, wykonany ze stali nierdzewnej 4. Pompa podciśnieniowa zamontowana w System odgazowania sekcji korpusie wytłaczarki, filtr na króćcu procesowej zasysającym Moc silnika pompy Min. 0,35kW Wydajność Min. 9 m 3 /h przy 100 mbar 5. Dozownik Wolumetryczny jednoślimakowy, napęd silnikiem krokowym prądu stałego, sterowanie za pomocą interfejsu szeregowego Zasobnik Min. 20 dm 3 Wydajność Od 3 do min. 30 kg/h 6. Dozownik boczny Budowa Wolumetryczny dwuślimakowy, ślimaki współbieżne, mocowanie na ramie obrotowej, chłodzenie cylindra, układ nadzoru poziomu materiału w zasobniku Moc silnika napędowego Min. 0,3 kw Średnica ślimaków Min. 16 mm Prędkość obrotowa ślimaków Od 60 obr./min. do min. 600 obr./min. Zasobnik Min. 20 dm 3 7. Głowica wytłaczarska nitkowa Płyta Min. 2 kanały o średnicy 3 mm nachylone pod kątem 1520 Czujnik Pomiar ciśnienia i temperatury 8. Głowica wytłaczarska do taśmy Dysza Min. 30mm x 3 mm Adapter/złącze pośrednie Tak, jeśli jest niezbędne do właściwego głowicy działania głowicy Wanna chłodząca Wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona 9. w rolki prowadzące żyłki oraz króćce zasilające i odprowadzające Długość Min mm Szerokość Min. 120 mm Liczba prowadzonych nitek Min Granulator Możliwość cięcia min. 4 żyłek tworzywa
18 o średnicy min. 3 mm, osuszanie żyłek sprężonym powietrzem, regulacja długości cięcia żyłek Wydajność Min. 60 kg/h Moc silnika Min 1,0 kw Regulacja posuwu Zakres co najmniej od 6 m/min do 30 m/min 11. Materiały eksploatacyjne Ciecze, oleje, smary niezbędne do uruchomienia linii, tworzywo termoplastyczne w postaci granulatu min. 50 kg 12. Komplet narzędzi do obsługi linii Zestaw niezbędnych kluczy do montażu i demontażu elementów linii, zestaw niezbędnych szczotek i innych narzędzi oraz preparatów do czyszczenia układu uplastyczniającego i głowicy wytłaczarskiej, 2 suwmiarki o dokładności min. 0,02 mm i inne niezbędne do obsługi elementów linii 13. Gwarancja Min. 24 miesiące 14. Termin realizacji nie wcześniej niż r. nie później niż r. 15. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski 16. Certyfikat zgodności CE 17. Czas podjęcia reakcji serwisowej 48 godzin 18. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane 20. Czas oczekiwania na max. 14 dni usuniecie uszkodzenia Szkolenie w miejscu 21. realizacji dostawy z zakresu dla min 4 osób obsługi urządzenia 22. Dostawa, montaż,, w miejscu wyznaczonym prze uruchomienie Zamawiającego Lp. Nazwa Producent Model/typ 1. Wytłaczarka 2. Dozownik
19 3. Dozownik boczny 4. Granulator Cena brutto za realizację części 2 zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji wynosi... PLN (słownie:...), w tym VAT wg stawki..% CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: dostawa spawarki do tworzyw sztucznych, zgrzewarki impulsowej, zgrzewarki poziomej stałocieplnej oraz plotera termicznego Nazwa urządzenia: Spawarka do tworzyw sztucznych dla potrzeb wyposażenia Sekcji spajania tworzyw sztucznych Laboratorium Tworzyw Sztucznych Lp. Parametr Wymagany parametr 1. Funkcje 2. Temperatura spawania Łączenie wyrobów, płyt z tworzyw sztucznych, plandek, membran, folii, pap, wygrzewanie powierzchni, gięcie i formowanie tworzyw sztucznych, osuszanie i usuwanie powłok od 20 do min. 650 o C, regulowana płynnie Opis spełnienia wymagań 3. Moc/ zasilanie min.1500w /230V 4. Dysza zwężająca Ø 5 mm 5. Dysza szybkiego spawania Dysza z prowadnicą (tzw "but"), Ø 5 mm 6. Dysza do zgrzewania Płaskoszczelinowa, szerokość 40 mm 7. Wałek dociskowy Wałek silikonowy, szerokość 40 mm 8. Materiały eksploatacyjne Zestaw drutu do spawania tworzyw, 20 rodzajów 9. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane 10. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski 11. Certyfikat zgodności CE 12. Czas podjęcia reakcji serwisowej Max. 48 godzin 13. Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia Max. 14 dni 14. Montaż, instalacja, uruchomienie
20 14. Gwarancja Min. 24 miesiące 16. Szkolenie w miejscu realizacji dostawy z zakresu obsługi urządzenia Dla min. 4 osób. 17. Termin realizacji Max. 60 dni Spawarka do tworzyw sztucznych Producent: Model/typ: Nazwa urządzenia: Zgrzewarka impulsowa dla potrzeb wyposażenia Sekcji spajania tworzyw sztucznych Laboratorium Tworzyw Sztucznych Lp. Parametr Wymagany parametr Opis spełnienia wymagań Zgrzewanie wyrobów z tworzyw 1. Funkcje sztucznych, plandek, membran, folii, pap, obkurczanie folii, taśm, cienkich płyt 2. Rodzaj zgrzewania Rezystancyjne metodą impulsową, transformator + elektromagnes 3. Rodzaj zgrzewu Listwowy, długość zgrzewu; min 450 mm szerokość zgrzewu; min 2.0 mm 4. Napęd Nożny, ręczny, automatyczny 5. Zasilanie Moc zgrzewania, min 450W, moc obkurczania; min 7000 W 6. Sterowanie Regulacja czasu grzania; min s, czasu obkurczania za pomocą potencjometrów, prędkości przesuwu transportera; min. 0-8 m/min 7. Komora oburczająca Wymiary min: (dł. x szer. x wys.), 750 x 350 x 200 mm 8. Inne Regulowana półka na ustalenie położenia zgrzewanego przedmiotu 9. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane 10. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski 11. Certyfikat zgodności CE 12. Czas podjęcia reakcji serwisowej: Max. 48 godzin 13. Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia Max. 14 dni
Część 1 zamówienia: dostawa centrum pionowego stołowego
Znak sprawy: AI 261-08/MF/14 Zamość, dn. 17.11.2014r. INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postepowania na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium
Lp. Parametr Wymagany parametr 1. Efektywna powierzchnia formowania Co najmniej 420mm x 625mm
Znak sprawy: AI 261-08/MF/14 Zamość, dn. 04.11.2014r. INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postepowania na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium