Source: http://docplayer.fi/7020224-Sateilyn-kaytto-ja-muu-sateilytoiminta.html
Timestamp: 2018-12-15 02:49:03+00:00
Document Index: 14674225

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SÄTEILYN KAYTTO JA MUU SATEILYTOIMINTA - PDF
Download "SÄTEILYN KAYTTO JA MUU SATEILYTOIMINTA"
1 Hill inn inn nm mu mi STUK-B-STO4 3 Maaliskuu 2001 SÄTEILYN KAYTTO JA MUU SATEILYTOIMINTA Vuosiraportti 2000 Erkki Rantanen (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY
2 Tämän raportin laadintaan ovat osallistuneet: Ritva Havukainen Eero Niukka Kari Jokela Hannu Järvinen Petteri Jääskeläinen Helinä Korpela Mika Markkanen Eero Oksanen Olavi Pukkila Erkki Rantanen Eija Vartiainen Eija Venelampi ISBN ISSN Oy Edita Ab, Helsinki 2001 Myynti: Säteilyturvakeskus PL 14, HELSINKI Puh. (09)
3 STUK- B- STO43 RANTANEN, Erkki (toim.). Säteilyn käyttöjä muu säteilytoiminta. Vuosiraportti STUK-B-STO 43. Helsinki s. + liitteet 4 s. ISBN ISSN Avainsanat: säteilyn käyttö, säteilytoiminta, turvallisuuslupa, säteilyn käytön tarkastukset, vertailutasot, säteilylähteet, radioaktiiviset aineet, radioaktiiviset jätteet, henkilöannokset, luonnonsäteily, ionisoimaton säteily, mittanormaalit, säteilyn käyttöhenkilöstön pätevöittäminen, poikkeustapahtumat TIIVISTELMÄ Vuoden 2000 lopussa säteilyn käyttöä varten oli voimassa turvallisuuslupaa. Ilmoitusvelvollisuuden alaista hammasröntgentoimintaa harjoitti toiminnan harjoittajaa. STUKin rekisterissä oli säteilylaitetta ja 270 radionuklidilaboratoriota. Vuonna 2000 STUK teki 360 turvallisuusluvan alaisen toiminnan tarkastusta ja 53 hammasröntgentoiminnan tarkastusta. Korjausmääräyksiä annettiin 92 ja korjaussuosituksia 65. Radioaktiivisten aineiden tuonti oli GBq ja vienti GBq. Suomessa valmistettiin lyhytikäisiä radioisotooppeja GBq. STUKin radioaktiivisen jätteen välivarastoon tuotiin 37 pienjätelähetystä, joiden kokonaispaino oli 1,9 tonnia. Annostarkkailussa vuonna 2000 oli työntekijää ja työpaikkaa. Työntekijöistä 27 %:lla mitattiin kirjauskynnyksen ylittäviä annoksia. Efektiivisen annoksen vuosiannosraja ei ylittynyt yhdelläkään työntekijällä. Annosrekisteriin kirjattu kokonaisannos oli 6,5 Sv. STUK antoi sosiaali-ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti vertailutasot yleisimmille röntgen-ja isotooppitutkimuksille. Fantomimittausten perusteella tavanomaisista röntgentutkimuksista määritetyt keskimääräiset annokset olivat EU:n ja IAEA:n sekä STUKin asettamia vertailutasoja pienemmät. Sädehoidossa hyvän hoitotuloksen perustana oleva hoitoannoksen tarkkuus on säilynyt hyväksyntärajojen sisäpuolella eikä hoidon turvallisuutta vaarantaneita yliannoksia ole esiintynyt. Luonnonsäteilyn valvonnassa tehtiin radonpitoisuuden mittauksia 59 yrityksessä ja radontarkastuksia neljässä kaivoksessa ja yhdellä louhintatyömaalla. Lisäksi mitattiin 29 vesinäytteen aktiivisuus. Ionisoimattoman säteilyn tutkimuksessa painopistealueina olivat radiotaajuisten kenttien dosimetria ja pulssimaiset magneettikentät. Vuonna 2000 STUK tutki 13 säteilyn käyttöön liittyvää poikkeustapahtumaa. Tapahtumista kuusi koski teollisuuden säteilyn käyttöä, yksi säteilyn lääketieteellistä käyttöä, kaksi ionisoimattoman säteilyn käyttöä, kaksi valtakunnallista säteilyvalvontaa ja kaksi kulutustavaroita.
4 STUK- B- ST 0 43 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 5 2 IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ Turvallisuusluvat ja säteilylähteet Säteilyn käytön tarkastukset Radioaktiivisten aineiden tuonti, valmistus ja vienti Radioaktiiviset jätteet Röntgendiagnostiikka Isotooppilääketiede Sädehoito Annostarkkailu 27 3 IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN KÄYTTÖ Valvontatoiminta Tutkimustoiminta Muu toiminta 35 4 LUONNONSÄTEILY Radon Muu luonnonsäteily 38 5 MITTANORMAALITOIMINTA Ionisoiva säteily Ionisoimaton säteily 42 6 SÄÄDÖKSET JA SÄÄDÖSTYÖ STUKISSA Säteilylaki, säteilyasetus ja ST-ohjeet EY-säädökset 46 7 POIKKEUSTAPAHTUMIA 48 Sivu LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 Säteilytoimintaan liittyvä lainsäädäntö Euroopan yhteisöjen säteilysuojelusäädöksiä ja -suosituksia Koulutusorganisaatiot, jotka on hyväksytty järjestämään säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan ja käyttöhenkilöstön pätevyyskuulusteluja
5 ST U K-B-ST O 43 1 YLEISTA Säteilyn käytöllä tarkoitetaan säteilylaitteiden ja radioaktiivisten aineiden käyttöä lääketieteessä, teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa sekä säteilylaitteiden ja radioaktiivisten aineiden maahantuontia, maastavientiä, valmistusta ja kauppaa. Säteilytoiminnalla tarkoitetaan säteilyn käyttöä ja lisäksi sellaista toimintaa tai olosuhdetta, jossa luonnonsäteilystä ihmiseen kohdistuva säteilyaltistus aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa terveydellistä haittaa. Säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta valvoo säteilylain (592/1991) nojalla Säteilyturvakeskus (STUK). Valvonta koskee myös ionisoimattoman säteilyn käyttöä siltä osin kuin valvonta ei kuulu muille viranomaisille. Tässä vuosiraportissa esitetään ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn käyttöön ja muuhun säteilytoimintaan sekä niiden valvontaan liittyviä tapahtumia vuodelta Lisäksi esitetään Säteilyn käytön valvontaosaston (STO) valvontansa yhteydessä keräämiä tilastotietoja vuodelta 2000 sekä tietoja STO:n mittanormaalitoiminnasta ja säädöstyöstä. Säteilyn käyttöön liittyviä poikkeustapahtumia selostetaan raportissa esimerkkitapauksina, jotta samankaltaisilta tapahtumilta voitaisiin välttyä vastaisuudessa. Liitteessä 1 esitetään voimassa oleva säteilytoimintaan liittyvä lainsäädäntöjä liitteessä 2 tärkeimmät Euroopan unionin (EU) S) säteilysuojelusäädökset ja -suositukset. Liitteessä 3 on lueteltu ne koulutusorganisaatiot, jotka STUK on säteilylain 18 :n mukaisesti hyväksynyt järjestämään säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan ja muiden säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyyskuulusteluja. Nimien Euroopan unioni ja Euroopan yhteisö(t) käyttö eri yhteyksissä on horjuvaa. Tässä raportissa käytetään nimeä Euroopan yhteisöt (lyhenne EY) yhteisölainsäädännön yhteydessä, mutta muuten nimeä Euroopan unioni (lyhenne EU).
6 STUK-B-STO 43 2 IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ 2.1 Turvallisuusluvat ja säteilylähteet Säteilylain mukaan säteilyn käyttöä varten on oltava turvallisuuslupa. Luvan myöntää STUK hakemuksesta. Vuoden 2000 lopussa oli voimassa turvallisuuslupaa. STO ylläpitää kaikista myönnetyistä luvista ja niissä mainituista säteilylähteistä turvallisuusluparekisteriä. Turvallisuuslupien ja niissä määriteltyjen säteilytoimintojen lukumäärät on esitetty taulukossa /. Turvallisuusluvasta vapautettua, mutta ilmoitusvelvollisuuden alaista hammasröntgentoimintaa harjoitti toiminnan harjoittajaa. Hammasröntgenlaitteiden käyttö on vapautettu turvallisuusluvasta STUKin päätöksellä 202/310/99 seuraavin ehdoin: 1) laitteessa on oltava terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (1505/1994) mukainen CE-merkintä (direktiivi 93/42/ETY) 2) laitteen käyttöpaikan suojaukset ovat STohjeessa 3.1 esitettyjen vaatimusten mukaiset 3) laitteen käyttöä johtaa ja käytön turvallisuudesta vastaa hammaslääkäri tai lääkäri. Jos hammasröntgenlaitteen käyttö ei täytä STUKin päätöksessä mainittuja ehtoja, käyttöä varten on oltava turvallisuuslupa. Ehtojen täyttyminen tutkitaan STUKille ilmoitettujen laitteiden rekisteröimisen yhteydessä. Taulukoissa II...TV on esitetty tietoja turvallisuusluparekisterissä vuoden 2000 lopussa olleista säteilylaitteista ja -lähteistä sekä radionuklidilaboratorioista. Rekisteriin oli merkittynä säteilylaitetta ja 270 radionuklidilaboratoriota. Edelliseen vuoteen verrattuna säteilylaitteiden lukumäärä pysyi jokseenkin muuttumattomana, mutta radionuklidilaboratorioiden määrä pieneni 3 %. Lääketieteellisessä käytössä olleet säteilylaitetta olivat pääosin röntgenlaitteita. Eläinröntgenlaitteita oli käytössä yhteensä 204. Teollisuus-, tutkimus- ja opetuskäytössä olleista säteilylaitteesta suurin osa oli teollisuudessa käytettäviä, umpilähteen sisältäviä laitteita. Alle vapaarajan olevia pienlähteitä (esimerkiksi laboratorioissa käytettäviä kalibrointilähteitä) ja maahantuojien varastoissa olevia säteilylähteitä ei rekisteröidä lähdekohtaisesti.
7 STUK-B-STO43 Taulukko I. Turvallisuuslupien ja luvissa mainittujen säteilytoimintojen lukumäärät vuoden 2000 lopussa. Säteilyn käyttö Säteilyn lääketieteellinen käyttö röntgentutkimus hammasröntgentutkimus eläinröntgentutkimus avolähteiden käyttö umpilähteiden käyttö sädehoito muu säteilyn käyttö Säteilyn käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa sekä säteilylähteiden kauppa, asennus ja huolto umpilähteiden käyttö (muu kuin gammaradiografia) avolähteiden käyttö tuonti, vienti ja kauppa asennus, koekäyttöjä huolto röntgensäteilyn käyttö (muu kuin radiografia) röntgenradiografia gammaradiografia radioaktiivisten aineiden valmistus muu säteilyn käyttö Turvallisuuslupia yhteensä Turvallisuusluvat (kpl) Toiminnot (kpl) 471 io a:> Lupa myönnetty pääosin muuhun kuin hammasröntgentoimintaan.
8 STUK-B-STO 43 Taulukko II. Lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä käytössä olleiden säteilylaitteiden ja radionuklidilaboratorioiden lukumäärät vuoden 2000 lopussa. Laitteet/laboratoriot Röntgentutkimuslaitteet Röntgenputket 1) tavanomaiset röntgentutkimukset 2 ) erityistutkimukset mammografia (ei seulonta) seulontamammografia tietokonetomografia angiografia (ei DSA) digitaalinen subtraktioangiografia (DSA) luuntiheysmittaus Hammasröntgenlaitteet tavanomaiset hammasröntgenlaitteet panoraamaröntgenlaitteet Sädehoidon laitteet kiihdyttimet kobolttikeilahoitolaitteet jälkilataushoitolaitteet röntgenhoitolaitteet tai -kuvauslaitteet hoitolaitteen simulaattorit muut laitteet Radioaktiivisia aineita sisältävät laitteet verensäteilytyslaitteet luuntiheyden mittauslaitteet kalibrointilähteet ja muut laitteet Eläinröntgenlaitteet Radionuklidilaboratoriot B-tyypin laboratoriot C-tyypin laboratoriot muut laboratoriot Lukumäärä (kpl) Röntgentutkimuslaitteen muodostaa suurjännitegeneraattori, yksi tai useampia röntgenputkia sekä yksi tai useampia tutkimustelineitä. Koska kaikkia erityistutkimuksia ei ole erikseen lueteltu, ei erityistutkimuksissa yhteensä käytettyjen röntgenputkien lukumäärä ole sama kuin erikseen lueteltujen erityistutkimusten röntgenputkien lukumäärien summa.
9 STUK- B - STO43 Taulukko III. Teollisuus-, tutkimus- ja opetuskäytössä olleiden säteily laitteiden ja radionuklidilaboratorioiden lukumäärät vuoden 2000 lopussa. Laitteet/laboratoriot Radioaktiivista ainetta sisältävät laitteet rajakytkimet tiheysmittarit pinnankorkeusmittarit pintapainomittarit hihnavaa'at fluoresenssianalysaattorit kosteus- ja tiheysmittarit paksuusmittarit radiografialaitteet muut laitteet Röntgenlaitteet ja kiihdyttimet radiografialaitteet diffraktio-ja fluoresenssianalysaattorit läpivalaisulaitteet muut analyysilaitteet muut laitteet Radionuklidilaboratoriot A-tyypin laboratoriot B-tyypin laboratoriot C-tyypin laboratoriot muut laboratoriot Lukumäärä (kpl)
10 STUK-B-STO43 Taulukko TV. Umpilähteissä yleisimmin käytössä olevat radionuklidit sekä lähteiden lukumäärät ja kokonaisaktiivisuudet vuoden 2000 lopussa. Radionuklidi Aktiivisuus < 400 GBq Cs-137 Co-60 Kr-85 Am-241 (gammalähteet) Pm-147 Fe-55 Am-241 (AmBe-neutronilähteet) Sr-90 Cd-109 Cm-244 Säteilylähteitä (kpl) Kokonaisaktiivisuus ' (GBq) Aktiivisuus GBq Cs-137 Ir-192 Co-60 H-3 Tm-170 Pu-238 (PuBe-neutronilähde) "' Aktiivisuus > GBq Co "' Käyttöönotettaessa ilmoitettujen nimellisaktiivisuuksien summa. Lyhytikäisille radionuklideille (esimerkiksi Ir-192 ja Tm-170) käytössä oleva aktiivisuus on huomattavasti pienempi kuin nimellisaktiivisuus. "'Aktiivisuus GBq = 1 gigabecquerel = 10 9 Bq 10
11 STUK- B-STO Säteilyn käytön tarkastukset Säteilyn käyttöpaikoille tehtävillä tarkastuksilla STUK valvoo, että säteilylainsäädäntöä ja turvallisuusluvissa mainittuja ehtoja noudatetaan ja että toimintaa muutoinkin harjoitetaan turvallisesti ja hyväksyttävällä tavalla. Tarkastuksissa varmistetaan, että laitteet ja toiminta täyttävät niitä koskevat vaatimukset, säteilysuojaukset sekä laadunvarmistus- ja turvallisuusjärjestelyt ovat riittävät, asetettuja enimmäis- tai toimenpidearvoja ei ylitetä ja että työntekijöiden säteilyaltistuksen seuranta ja terveystarkkailu on järjestetty ohjeiden mukaisesti. Lisäksi varmistetaan, että radioaktiivisista aineista ja jätteistä huolehditaan asianmukaisesti ja että käyttäjillä on riittävät ohjeet säteilylähteiden käyttöä varten ja onnettomuustilanteiden varalta. Jokaisesta tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. Säteilylähteet ja niiden käyttö tarkastetaan ensimmäisen kerran yleensä toiminnan alkaessa. Käyttöönottotarkastuksen jälkeen tehtäviä määräaikaistarkastuksia tehdään toiminnan laadusta riippuen vuoden välein. Vuonna 2000 tehtiin säteilyn käyttöpaikoille 360 turvallisuusluvan alaisen toiminnan tarkastusta ja 53 ilmoitusvelvollisuuden alaisen hammasröntgentoiminnan tarkastusta. Tarkastusten lukumäärät tarkastuksen tyypin perusteella eriteltyinä on esitetty taulukossa V. Turvallisuusluvan alaisen toiminnan tarkastukset toiminnan tyypin mukaan eriteltyinä on esitetty taulukossa VI. Tarkastuksissa annettiin 92 korjausmääräystä ja 65 korjaussuositusta. Yhtään laitetta ei asetettu käyttökieltoon, mutta hammasröntgentoiminnassa asetettiin yksi käyttörajoitus. Huomautukset (korjausmääräykset ja -suositukset) ja niiden lukumäärät on esitetty taulukossa VII. 260 tarkastuksessa ei ollut huomautettavaa. Taulukko V. Säteilyn käytön tarkastukset vuonna Tarkastuksen tyyppi Tarkastusten lukumäärä (kpl) Käyttöönottotarkastus Määräaikaistarkastus Uusintatarkastus Muu tarkastus tai mittaus Yhteensä Turvallisuusluvan alainen toiminta Hammasröntgentoiminta
12 STUK-B-STO 43 Taulukko VI. Turvallisuusluvan alaisen toiminnan tarkastukset vuonna Toiminnan tyyppi Säteilyn lääketieteellinen käyttö röntgentutkimus hammasröntgentutkimus eläinröntgentutkimus avolähteiden käyttö umpilähteiden käyttö sädehoito muu säteilyn käyttö Säteilyn käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa sekä säteilylähteiden kauppa, asennus ja huolto umpilähteiden käyttö (muu kuin radiografia) avolähteiden käyttö tuonti, vienti ja kauppa asennus, koekäyttö ja huolto röntgensäteilyn käyttö (muu kuin radiografia) gamma- ja röntgenradiografia radioaktiivisten aineiden valmistus muu säteilyn käyttö Tarkastuksia yhteensä Taulukko VII. Tarkastuksissa annetut huomautukset ja niiden Huomautuksen kohde Lupaa tai rekisteröintiä tai organisaatiota koskevat huomautukset lupa/rekisteröinti vastaava johtaja tai hammaslääkäri käyttö ja-turvaohjeet annostarkkailu j a työoloj en tarkkailu muu Säteilylaitetta tai -toimintaa koskevat huomautukset laitteen toiminta ja suojarakenteet radioaktiivisten aineiden ja jätteiden käsittely tilat laadunvarmistus turvajärjestelmät oheistarvikkeet ja-toiminnot potilasannokset muu Huomautuksia yhteensä lukumäärät. Tarkastusten lukumäärä (kpl) Huomautusten lukumäärä (kpl) Turvallisuusluvan alainen toiminta Hammasröntgentoiminta
13 STUK-B-STO Radioaktiivisten aineiden tuonti, valmistus ja vienti STUK kokoaa vuosittain radioaktiivisten aineiden maahantuojilta ja valmistajilta valvontaa varten tietoja radioaktiivisten aineiden kaupasta. EU:n sisältä Suomeen tuoduista radioaktiivisista aineista saadaan tietoja myös suoraan lähettäjiltä neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1493/93 nojalla*'. Tiedot vuonna 2000 maahan tuoduista, maassa valmistetuista ja maasta viedyistä radionuklideista on esitetty taulukoissa VIII...X. Vuonna 2000 maahan tuotujen radioaktiivisten aineiden kokonaisaktiivisuus oli GBq (taulukko VIII). Aktiivisuudeltaan suuria, yli GBq:n säteilylähteitä ei tuotu maahan vuonna Radioaktiivisia aineita tuodaan Suomeen enimmäkseen EU:n alueelta (noin 90 % vuonna 1999 tehdyn kyselyn perusteella). Amerikiumia ( 241 Am) sisältäviä palovaroittimia ja kiinteistöjen paloilmoitinjärjestelmien ioniilmaisimia tuotiin maahan yhteensä kappaletta. Niiden yhteenlaskettu aktiivisuus oli 33 GBq. Vuonna 2000 Suomessa valmistettiin avolähteinä käytettäviä lyhytikäisiä radioaktiivisia aineita yhteensä GBq (taulukko IX). Aineiden kokonaisaktiivisuus oli noin 6 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Maasta vietyjen radioaktiivisten aineiden kokonaisaktiivisuus oli GBq (taulukko X). Maasta vietiin tritiumia sisältäviä kulutustavaroita, umpilähteen sisältäviä analyysilaitteita, radioaktiivisia lääkeaineita ja valmistajalle palautettavia, käytöstä poistettuja säteilylähteitä. Tuonti- ja vientitilastoissa eivät ole mukana radioaktiiviset aineet, joita on toimitettu Suomen kautta muihin maihin. Suomen kautta kuljetetaan muun muassa radioaktiivisia lääkeaineita Baltiaan. EU:n jäsenmaiden välisestä radioaktiivisten aineiden tuonnista ja viennistä käytetään termiä "radioaktiivisten aineiden siirto". Tässä luvussa on käytetty "tuonti"- ja "vienti"- termejä riippumatta radioaktiivisen aineen lähtö- tai määrämaasta. 13
14 STUK-B-STO 43 Taulukko VIII. Radioaktiivisten aineiden tuonti vuonna Radionuklidi Aktiivisuus (GBq) Avolähde Umpilähde Yhteensä H-3 Ir-192 Mo Sm-153 Ho-166 Kr-85 Pm-147 Tc-99m Cs-137 Fe Tl-201 P-32 Xe-127 W-188 S-35 Cd-109 Xe-133 Am-241 Co-60 In-111 muut yhteensä Tuonti yhteensä Merkintä "-" tarkoittaa, ettei tuontia ole ollut. * S) Nuklidit: Ba-133, C-14, Ca-45, Cf-252, Cm-244, Co-57, Cr-51, Cu-64, Eu-152, Fe-59,Ga-67, Gd-153, Ge-68, 1-129, Na-22, Ni-63, P-33, Po-210, Ra-226, Rb-86, Re-186, Se-75, Sr-85, Sr-89, Sr-90 ja Y
15 STUK-B-STO43 Taulukko IX. Radioaktiivisten aineiden (avolähteiden) valmistus vuonna Radionuklidi 0-15 C-ll F-18 Br-82 Na-24 La-140 Au-198 muut yhteensä Valmistus yhteensä Aktiivisuus (GBq) < *' Mm. nuklidit:ar-41jacd-109. Taulukko X. Radioaktiivisten aineiden vienti vuonna Radionuklidi H-3 Ir-192 Mo Kr-85 Pm-147 Fe-55 Sm-153 Xe-127 Cs-137 Cd-109 Ho-166 Y W-188 muut yhteensä' Vienti yhteensä Aktiivisuus (GBq) *' Nuklidit: Am-241, C-14, Cm-244, Cu-64, Eu-152, Ga-67,1-125,1-129, In-111, Ni-63, Sr-90 ja Tl
16 STUK-B-STO Radioaktiiviset jätteet STUK ylläpitää kansallista pienjätevarastoa, jonne varastoidaan kiinteitä radioaktiivisia jätteitä loppusijoitusta varten. Pienjätevarasto sijaitsee Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluodon ydinvoimalan keski- ja vähäaktiivisen voimalajätteen loppusijoitustilan yhteydessä. Varasto on erillinen pienjätteiden varastointiin kunnostettu osa Olkiluodon jäteluolastosta ja vuokrattu STUKille. Varasto otettiin käyttöön keväällä Sinne on kuljetettu vuoden 2000 loppuun mennessä 142 jätepakkausta, joiden paino on yhteensä 40,6 tonnia. Merkittävimpien varastossa olevien jätteiden aktiivisuus tai massa on esitetty taulukossa XI. Ennen jätteiden toimittamista Olkiluodon pienjätevarastoon ne kuljetetaan välivarastoon, joka sijaitsee STUKin Roihupellon toimitilojen yhteydessä. Kuljettamisesta vastaa säteilylähteen käyttäjä, joka on säteilylainsäädännön mukaan muutoinkin velvollinen huolehtimaan toiminnassaan syntyvien radioaktiivisten jätteiden vaarattomaksi tekemiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Jätekuljetuksissa noudatetaan vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntöä (ADR-sopimuksen mukaiset määräykset). Vuonna 2000 STUKin välivarastoon otettiin vastaan 37 pienjätelähetystä, joissa oli yhteensä 70 kollia. Jätelähetysten kokonaispaino oli 1,92 tonnia. Taulukkossa XII on esitetty STUKiin vuonna 2000 toimitettujen jätteiden aktiivisuus tai massa. Taulukko XI. Merkittävimmät radioaktiiviset pienjätteet Olkiluodon varastossa (joulukuu 2000). Radionuklidi H-3 Co-60 Kr-85 Sr-90 Cs-137 Ra-226 U-238 Pu-238 Am-241 Aktiivisuus (GBq) tai massa kg
17 STUK-B-STO43 Taulukko XII. STUKiin vuonna 2000 vastaanotetut radioaktiiviset pienjätteet. Radionuklidi H-3 Co-60 Ni-63 Kr-85 Sr-90 Cs-137 Pm-147 Ra-226 U-238 Am-241 Cf-252 Aktiivisuus (GBq) tai massa 7,4 11,0 0, ,6 57,0 5,1 0,01 70,0 kg 19,3 0, Röntgendiagnostiikka Vuonna 2000 STUKin tekemissä röntgendiagnostiikkaan kohdistetuissa tarkastuksissa ei todettu yhtään vakavaa puutetta turvallisuusjärjestelyissä eikä yhtään vaaratilanneilmoitusta tehty. Yleisesti ottaen röntgendiagnostiikan turvallisuustasoa voidaan pitää suhteellisen hyvänä, vaikka potilasannoksissa oli edelleenkin todettavissa huomattavia, jopa monikymmenkertaisia käyttöpaikkakohtaisia eroja. Näitä voidaan tutkimustoimenpiteen tarkoituksen kärsimättä yleensä pienentää. Tämä edellyttää aiempaa turvallisuustietoisempia toimintatapoja ja tutkimusmenetelmien optimointia. Suurimmat potilasannokset ovat annettujen suositusten perusteella tuntuvasti pienentyneet lähes kaikissa todetuissa tapauksissa. Tietokonetomografialaitteiden potilasannosten pienentäminen ei eräissä tapauksissa laiteteknisistä syistä ole mahdollista kuvanlaatua selvästi huonontamatta. STUK ei todennut oikeutusperiaatteen vastaista toimintaa röntgendiagnostiikassa vuonna Röntgentutkimusten vertailutasot Vuonna 2000 STUK antoi ohjeellaan 596/310/00 vertailutasot röntgen- ja isotooppitutkimuksia varten sosiaali-ja terveysministeriön (STM) säteilyn lääketieteellistä käyttöä koskevan asetuksen (423/2000) mukaisesti. Taulukossa XIII on esitetty STUKin vertailutasot tavanomaisille röntgentutkimuksille sekä EU:n asiantuntijaryhmän raportissa*) vuodelta 1996 esitetyt vastaavat vertailutasot. Vertailutasolla tarkoitetaan standardipotilaan (noin 70 kg) annosta, jonka ylittyessä olisi tutkittava, onko annos kyseisessä tapauksessa liiallinen ja voitaisiinko sitä pienentää tutkimuksen tuloksen kärsimättä. Läpivalaisulaitteiden tarkastukset Vuonna 2000 tarkastettiin 18 läpivalaisulaitetta (3 % kaikista laitteista). Kaikkien laitteiden ilmakermanopeus ja läpivalaisukuvan laatu olivat STohjeessa 3.3 esitettyjen arvostelurajojen perusteella riittäviä. Tarkastustulokset vuosilta on esitetty taulukossa XIV. European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images, EUR EN, European Commission, June
18 STUK-B-STO 43 Taulukko XIII. Tavanomaisten röntgentutkimusten Kuvausprojektio vertailutasoja. Vertailutaso (mgy) ' Thorax PA Thorax LAT Lanneranka AP Lanneranka LAT Lanneranka LSJ (LV-S1) Lantio AP Urografia (kuvaa kohti) Natiivivatsa AP, seisten Rinta""' CC, MLO, LAT Kallo PA Kallo LAT Sinus, kuutamo Hammaskuvaus, ylämolaari STUK 0, EU 0,3 1, Vertailutaso tarkoittaa absorboitunutta annosta iholla (Entrance Surface Dose, ESD). Hilaa käytettäessä. Taulukko XTV. Läpivalaisulaitteiden ilmakermanopeus ja kuvanlaatu vuosina Vuosi Tarkastettuj en laitteiden lukumäärä (kpl) Ilmakermanopeus (\igys 1 ) Keskiarvo (vaihteluväli) Kontrastikynnys (mm AI) Keskiarvo (vaihteluväli) Kuvanlaatu Erotuskyky (viivaparia^mm 1 ) Keskiarvo (vaihteluväli) ,43 (0,16...0,76) *> ,39 (0,15...0,66) 0,34 (0,08...0,70) 0,24 (0,20...0,40) 0,30 (0,20...0,60) 1,25 (0,70...1,80) 1,23 (< 0,60...2,20) ,44 (0,11...1,60) 0,27 (0,20...0,40) 1,16 (< 0,70...1,60) ,31 (0,13...0,63) 0,23 (0,20...0,30) 1,30 (0,90...1,80) ST-ohjeen 3.3 vaatimus <0,8 <0,6 <0,7 Kuvanlaatuarvojen mittaustuloksia ei ole koottu vuodelta
19 STUK- B-STO43 Hammasröntgenlaitteiden valvonta Hammasröntgenlaitteille tehdään vuoden välein valvontamittaus postitse lähetettävän testipaketin avulla. Mittauksilla saadaan tiedot muun muassa käytössä olevista säteilyannoksista. Valvontamittauksia on tarkemmin esitetty vuoden 1995 vuosiraportissa (STUK-B-STO 33). Vuonna 2000 mitattiin 839 hammasröntgenlaitteen tuottama säteilyannos poskihampaan röntgenkuvauksessa. Annokset vastaavat posken pinnalle tulevaa annosta hammasta kuvattaessa. Mitattujen annosten jakauma on esitetty kuvassa 1. Käytettyjen annosten keskiarvo oli 4,2 mgy ja vaihteluväli 0, ,5 mgy. Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) suositus*' hammasröntgenkuvan annosrajaksi on 7 mgy (Entrance Surface Dose). STUKin asettama vastaava vertailutaso on 5 mgy (ks. taulukko XIII). Vuonna 2000 mitatuista laitteista 12 % ylitti 7 mgy:n arvon ja 27 % 5 mgy:n vertailutason. 5 mgy:n annos hammaskuvauksessa vastaa noin 7 asv:n suuruista efektiivistä annosta. Vuosina on mitattu yhteensä 131 panoraamaröntgenlaitteen pinta-ala-annokset. Kuvassa 2 on esitetty mitattujen pinta-ala-annosten jakauma. Annosten keskiarvo on 96 mgy-cm 2 ja vaihteluväli mgycm 2. STUKin asettama pinta-ala-annoksen vertailutaso on 120 mgycm 2. Mitatuista laitteista tämän ylitti 15%. International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources. Safety Series No. 115, Schedule III, p. 279, International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna Kuva 1. Annosjakauma vuoden 2000 hammasröntgenmittauksissa. 19
20 STUK-B-STO 43 :ns 25 i lukumää c CU T5 ittei ro _j I, < >150 Pinta-ala-annos (mgycm 2 ) Kuva 2. Pinta-ala-annosjakauma vuosien panoraamaröntgenlaitteiden mittauksissa. Potilasannos- ja kuvanlaatuselvitykset STUKin tekemien tarkastusten yhteydessä on useana vuonna selvitetty potilaiden säteilyannoksia ja tutkimusten kuvanlaatua tavanomaisissa röntgentutkimuksissa. Tarkastusten kohteina olleissa röntgentoimipaikoissa on käytössä olevalla kuvaustekniikalla otettu röntgenkuva fantomista (potilasvastme) ja mitattu samalla säteilyannos fantomin pinnalla. Kuvanlaatu- ja annosmittauksia on tehty lannerangan AP- ja keuhkojen PAkuvauksissa. Vuonna 2000 tehtiin tällaisia mittauksia 20 %:ssa röntgentoimipaikoista. Taulukossa XV on esitetty vuosina tehtyjen tarkastusten yhteydessä mitatut annokset. Taulukossa on esitetty myös EU:n asiantuntijaryhmän (ks. kohta Röntgentutkimusten vertailutasot sivulla 17) suosittelemat ja STUKin antamat vertailutasot. Keskimääräiset annokset alittavat STUKin vertailutasot kyseisille tutkimuksille. Kuvissa 3 ja 4 on esitetty vuoden 2000 mittauksissa saadut annosjakaumat. EU:n asiantuntijaryhmä on antanut myös röntgenkuvien laatua koskevia suosituksia. Nämä suositukset koskevat kuitenkin kliinisiä röntgenkuvia. Tekniselle kuvanlaadulle ei ole olemassa kansainvälisiä vertailuarvoja. Kansallista tilannetta voidaan arvioida vertaamalla eri vuosina tehtyjen kuvanlaatumittausten tuloksia. Taulukossa XVI on esitetty STUKin vuosina tekemien kuvanlaatumittausten tulokset. Mittaukset on tehty käyttäen ST-ohjeessa 3.5 esitettyjä fantomeita ja mittausmenetelmiä. Kuvanlaadussa ei näiden tulosten perusteella voida havaita tapahtuneen olennaisia muutoksia. 20
21 STUK-B-STO43 Taulukko XV. Fantomin pinnalla mitatut annokset lannerangan AP-ja keuhkojen PA-kuvauksissa vuosina Vuosi Annos (mgy) Keskiarvo (vaihteluväli) EU:n vertailuarvo "' STUKin vertailutaso Lanneranka AP 6,0 (2,4...13) 6,0 (2,3...16) 4,7 (1,1...12) 6,0 (0,4...26) 5,4 (1,1...11) 5,9(0,7...23) 10 8 Keuhko PA 0,19 (0,04...0,52) 0,14 (0,06...0,36) 0,12 (0,03...0,30) 0,12 (0,03...0,47) 0,13 (0,03...0,33) 0,13 (0,04...0,44) 0,3 0,2 Annos fantomin pinnalla (Entrance Surface Dose). Normaalikokoinen, 70 kg:n painoinen potilas. Taulukko XVI. Kuvanlaatu lannerangan AP-ja keuhkojen PA-kuvauksissa vuosina Vuosi Filmin mustuma (OD) Kontrasti (OD) Erotuskyky (viivaparia-mm 1 ) Keskiarvo (vaihteluväli) Keskiarvo (vaihteluväli) Keskiarvo (vaihteluväli) Lanneranka AP Keuhko PA Lanneranka AP Keuhko PA Lanneranka AP Keuhko PA ,30 (0,59...2,25) 1,66 (0,74...2,4) 0,21 (0,09...0,35) 0,30 (0,20...0,40) 2,1 (1,4..2,8) 3,7 (3,1...5,0) ,24 (0,67...2,16) 1,53 (0,72...2,35) 0,21 (0,11...0,29) 0,33 (0,24...0,49) 2,0(1,2. 2,8) 3,9 (2,6...5,0) ,23 (0, ,83) 1,43 (0,63...2,21) 0,24 (0,12...0,40) 0,32 (0,20...0,47) 2,2 (1,2..4,0) 3,8 (2,0...5,0) ,31 (0,52...2,27) 1,60 (0,43...2,39) 0,22 (0,06...0,50) 0,31 (0,10...0,52) 2,2 (1,0..4,3) 3,9 (2,2...5,0) ,26 (0,66...1,97) 1,64 (1,06...2,33) 0,25 (0,06...0,47) 0,30 (0,13...0,54) 2,0 (0,8. 3,1) 3,7 (1,4...5,0) ,22 (0,58...1,88) 1,67 (0,60...2,26) 0,22 (0,08...0,39) 0,30 (0,08...0,52) 2,2 (0,9...4,3) 3,9 (1,8...5,0) 21
22 STUK-B-STO i 16 ^ ro s 3 C I T5 14 n J 6 4 H 2 0 n u n "'n 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 Annos (mgy) Kuva 3. Annosjakauma vuoden 2000 keuhkokuvausmittauksissa. Kuva 4. Annosjakauma vuoden 2000 lannerankakuvausmittauksissa. 22
23 STUK-B-STO Isotooppilääketiede Isotooppitutkimusten vertailutasot Vuonna 2000 antamassaan röntgen- ja isotooppitutkimusten vertailutasoja koskevassa ohjeessaan (ks. kohta Röntgentutkimusten vertailutasot sivulla 17) STUK antoi vertailutasot 17 isotooppitutkimukselle. Lisäksi annettiin lapsille annettavan aktiivisuuden osuus aikuisille annettavasta aktiivisuudesta lapsen painon funktiona sekä lapsille annettavan aktiivisuuden vähimmäismäärä joillekin radioaktiivisille lääkeaineille. Isotooppitutkimuksen vertailutasolla tarkoitetaan etukäteen määriteltyä isotooppitutkimuksen aktiivisuustasoa, jonka ei oleteta ylittyvän normaalikokoiselle potilaalle hyvän käytännön mukaan tehdyssä tutkimuksessa. Vertailutasoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksittäisen potilaan säteilyaltistuksen rajoittamiseen. Vertailutasoja suurempien aktiivisuuksien käyttäminen on perusteltua ainoastaan lääketieteellisistä syistä. Jos potilaille tietyssä tutkimuksessa annettavat aktiivisuudet ovat huomattavasti vertailutasoa pienempiä, on varmistettava, että saadaan diagnoosin kannalta riittävä informaatio. Vertailutasojen käyttäminen on uusi optimoinnin väline. Isotooppitutkimuksesta saatava diagnostinen informaatio vaihtelee potilaalle annetun aktiivisuuden mukaan. Aktiivisuudella on kynnysarvo, jonka alapuolella ei ole odotettavissa riittävää diagnostista informaatiota. Tämän kynnysarvon yläpuolella diagnostinen informaatio lisääntyy jyrkästi aktiivisuutta lisättäessä, kunnes saavutetaan ns. optimiaktiivisuus. Optimiaktiivisuutta suurempien aktiivisuuksien käyttäminen lisää vain potilaan annosta, mutta ei diagnostista informaatiota. Lopullisena tavoitteena on, että käytetään mahdollisimman lähellä optimiaktiivisuutta olevaa aktiivisuutta. Käytännössä isotooppitutkimuksissa potilaille annettavan radioaktiivisen lääkeaineen aktiivisuus määräytyy paljolti paikallisen kokemuksen ja perinteen mukaan, mistä syystä eri käyttöpaikoissa samassa isotooppitutkimuksessa potilaalle annettava aktiivisuus vaihtelee huomattavasti. Taulukossa XVII on esitetty Suomessa vuonna 1997 eri tutkimuspaikoissa joissakin isotooppitutkimuksissa käytettävien aktiivisuuksien tutkimusten lukumäärän suhteen painotettu keskiarvo ja ilmoitettujen keskimäärin käytettävien aktiivisuuksien vaihteluväli*'- Aluksi vertailutasoilla pyritäänkin eliminoimaan kaikkein suurimmat aktiivisuudet. Kun vertailutasojen käytöstä on saatu kokemuksia, voidaan tarvittaessa antaa uudet vertailutasot. Vertailutaso annettiin aluksi sellaisille isotoppitutkimuksille, joita tehdään paljon ja joista aiheutuva kollektiivinen efektiivinen annos on siitä syystä suuri tai joista yksittäiselle potilaalle aiheutuva säteilyannos on suuri. Ensimmäisten kansallisten vertailutasojen määrittämisessä käytettiin hyväksi STUKin tekemää selvitystä radioaktiivisten lääkeaineiden käytöstä vuonna Taulukossa XVIII on esimerkki keuhkoperfuusion gammakuvauksesta 99m Tc-MAA:lla ( 99m Tc:lla leimattu makroaggregoitu albumiini). Taulukosta voidaan nähdä, että eri kuvauspaikoissa keuhkoperfuusion gammakuvauksessa keskimäärin käytetty aktiivisuus vaihteli vuonna 1997 välillä MBq. Vertailutasoksi Suomessa valittiin 150 MBq. Täten noin 10 % keuhkoperfuusion gammakuvauksista tehtiin vuonna 1997 nyt annettua vertailutasoa suurempaa aktiivisuutta käyttäen. Taulukossa XIX on verrattu joitakin isotooppitutkimusten suomalaisia vertailutasoja NRPB:n (National Radiological Protection Board) Englannissa antamiin vertailutasoihin** } ja IAEA:n antamiin enimmäisaktiivisuuksiin (ks. alaviite sivulla 19). H. Korpela, Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttö Suomessa vuonna 1997, STUK-B-STO 37, Säteilyturvakeskus, Helsinki Notes on Guidance on the Clinical Administration of Radiopharmaceuticals and Use of Sealed Radioactive Sources. National Radiological Protection Board (NRPB),
24 STUK-B-STO 43 Taulukko XVII. Suomessa vuonna 1997 eri käyttöpaikoissa joissakin isotooppitutkimuksissa potilaalle keskimäärin annettu aktiivisuus (tutkimusten lukumäärän suhteen painotettu keskiarvo) ja eri käyttöpaikkojen ilmoittamien keskimäärin käytettävien aktiivisuuksien vaihteluväli. Tutkimus Radionuklidi/ radioaktiivinen lääkeaine Keskimäärin annettu aktiivisuus (MBq) Vaihteluväli (MBq) Luuston gammakuvaus Tc-99m/fosfaatit ja fosfonaatit Luuston SPECT Tc-99m/fosfaatit ja fosfonaatit Munuaistoiminnan gammakuvaus Tc-99m/DTPA Aivoperfuusion SPECT Tc-99m/HMPAO Kilpirauhasen gammakuvaus Tc-99m/perteknetaatti Taulukko XVIII. Tutkimuspaikkojen ja tutkimusten lukumäärät sekä käytetyt aktiivisuudet 1997 keuhkoperfuusion gammakuvauksessa C 9m Tc-MAA). Vertailutaso on 150 MBq. vuonna Keskimäärin käytetty aktiivisuus (MBq) Tutkimuspaikkoj en lukumäärä (kpl) Tutkimusten lukumäärä (kpl)
25 STUK- B-STO43 Taulukko XIX Isotooppitutkimusten vertailutasoja Suomessa sekä NRPB:n vertailutasoja ja IAEAm suosittelemia enimmäisaktiivisuuksia samoille tutkimuksille. Isotooppitutkimus Radionuklidi Yhdiste tai kemiallinen muoto Vertailutaso Suomessa (MBq) NRPB:n vertailutaso (MBq) IAEAm enimmäisaktiivisuus (MBq) Luuston gammakuvaus Tc-99m fosfaatit Tulehduspesäkkeen gammakuvaus Tc-99m leukosyytit Keuhkoperfuusion gammakuvaus Tc-99m MAA Munuaistoiminnan gammakuvaus Tc-99m Tc-99m MAG3 DTPA Sydänlihasperfuusion SPECT Tl-201 kloridi Tc-99m MIBI 1 000*' 1 000*' - Aivoperfuusion SPECT Tc-99m HMPAO Kilpirauhasen gammakuvaus Tc-99m perteknetaatti jodidi Kilpirauhasmetastaasien gammakuvaus jodidi Lisäkilpirauhasten gammakuvaus Tc-99m MIBI ' Potilaalle saman vuorokauden aikana annettava aktiivisuus yhteensä. 25
26 STUK-B-STO Sädehoito Yleistä Sädehoidossa pyritään tuhoamaan paikallinen syöpäkasvain siten, että tervettä kudosta vaurioitetaan mahdollisimman vähän. Tämän onnistumiseksi on säteily kohdistettava määrätylle kohdealueelle mahdollisimman tarkasti ja oikean suuruisena. Kansainvälisten, muun muassa Kansainvälisen säteily-yksiköiden ja mittausten toimikunnan (ICRU) antamien suositusten mukaan hoitoannoksen epävarmuus ei saisi keskimäärin olla suurempi kuin 5 %. Oikeutus- ja optimointiperiaatteen toteutumisen valvonnassa päähuomio on tämän vuoksi kohdistettu niihin seikkoihin, jotka vaikuttavat potilaan saaman sädehoitoannoksen tarkkuuteen eli annoksen oikeaan suuruuteen ja oikeaan kohdistumiseen potilaassa. Sädehoitoannoksen hyvän tarkkuuden varmistamiseksi sädehoitoyksiköiltä on vaadittu hoitolaitteiden käyttöä koskevat laadunvarmistusohjelmat. Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä vuonna 2000 annetussa STM:n asetuksessa säädetään säteilyn käyttäjille monia uusia velvollisuuksia, joiden toimeenpano sädehoitoyksiköissä merkitsee teknisten laadunvarmistusohjelmien lisäksi koko sädehoitotoiminnan laadunhallinnan tarkastelua. Käytännössä tämä tarkoittaa laadunhallintastandardien mukaisen laatujärjestelmän perustamista. Sädehoidon valvonnassa on tämän vuoksi kiinnitetty huomiota myös kokonaisvaltaisten sädehoidon laatujärjestelmien kehittämiseen sädehoitoyksiköissä. Tarkastukset Laadunvarmistusohjelmien toimivuutta ja tuloksia arvioidaan säännöllisin väliajoin STUKin suorittamien tarkastusten avulla. Vuonna 2000 kaikki sädehoitoyksiköt toteuttivat laadunvarmistusta vaatimusten mukaisesti. Yli vuoden käytössä olleilla sädehoidon laitteilla oli yksityiskohtainen STUKin hyväksymä laadunvalvontaohjelma. Vuonna 2000 tarkastettiin sädehoitoyksiköissä kaikkiaan 36 laitetta. Tarkastuksista viisi oli uusien laitteiden käyttöönottotarkastuksia. Tarkastusten ja niihin sisältyvien mittausten perusteella voidaan arvioida hoitohenkilökunnan ja potilaiden säteilyturvallisuuden sädehoitotoiminnassa säilyneen hyvänä. Sädehoidon laitteiden (hoitolaitteet ja sädehoidon simulaattorit) tarkastukset ja vertailumittaukset osoittavat myös hoitoannoksen tarkkuuteen vaikuttavien toimintojen ja laitteiden ominaisuuksien yleensä täyttäneen niille asetetut vaatimukset. Huomautuksia turvajärjestelmien, sädehoidon laitteiden tai laadunvalvontamenetelmien puutteista kirjattiin neljä kappaletta. Hoitolaitteiden tuottaman annoksen vertailumittauksissa saatiin elektronisäteilyllä kaksi toimenpiderajan (2 %) ylittävää tulosta. Annossuunnittelulaitteistoja tarkastettiin 13 kpl ja niissä toimenpideraja (5 %) ei ylittynyt. Hoitoannoksen tarkkuuden perusteella voidaan oikeutus-ja optimointiperiaatteen toteutumista sädehoidossa pitää hyvänä. Laatujärjestelmien kehittäminen STUKin koolle kutsuman sädehoidon asiantuntijatyöryhmän työn tuloksena valmistunut opas sädehoidon laatujärjestelmien perustamisesta muokattiin saadun palautteen perusteella lopulliseen muotoonsa ja julkaistiin. Oppaassa kuvataan sädehoitotoiminnan kattavan laatujärjestelmän perusteet ja periaatteet sekä annetaan käytännön ohjeita ja esimerkkejä sädehoidon laatujärjestelmän toteuttamiseksi. Opas perustuu ESTROn (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) suositukseen ja edustaa täten ISO sarjan laatustandardeihin pohjautuvaa, mutta sädehoidon sovellutuksiin muokattua ohjeistoa. Sädehoitoyksiköiden ylilääkäreille tehdyn kyselyn perusteella arvioitiin sädehoitoyksiköiden suunnitelmia laatujärjestelmien luomiseksi ja käyttöönottamiseksi. Tilanteesta laadittu yhteenveto toimitettiin tiedoksi STM:lle. Sädehoitoyksiköt kokevat laatujärjestelmien perustamisen tarpeelliseksi ja välttämättömäksi, ja motivaatio niiden toteuttamiseen on hyvä. Laatujärjestelmän kehittäminen on aloitettu kaikissa sädehoitoyksiköissä, mutta yksiköt ovat kehitystyössään hyvin eri vaiheissa. Vain yhdessä sädehoitoyksikössä on valmis laatujärjestelmä, osana koko sairaalan ja sairaanhoitopiirin laatujärjestelmää, ja järjestelmällä on myös Suomen Standardisoimisliiton (SFS) sertifiointi. Kolmessa muussa yksikössä laatujärjestelmän arvioidaan 26
27 STUK-B-STO43 valmistuvan seuraavan kahden vuoden kuluessa, kun taas muissa viidessä sädehoitoyksikössä työ on vasta alkuvaiheessa. Useimmissa yksiköissä laatujärjestelmän kehittämisellä ei ole selvää kytkentää sairaalan tai sairaanhoitopiirin vastaavaan työhön, vaan kehitys on tapahtunut itsenäisinä projekteina. Toimeenpanon pääongelmaksi ovat osoittautuneet riittämättömät henkilöresurssit, joita ylikuormitetuissa sädehoitoyksiköissä ei ole voitu osoittaa ilman ylimääräistä rahoitusta. Ongelmana on ollut myös tarvittavan laatukoulutuksen järjestäminen, toisaalta siitä aiheutuvat kustannukset, toisaalta sopivan asiantuntijakoulutuksen löytäminen. Tutkimus Boorineutronikaappaussädehoidon (BNCT) dosimetriaan liittyvässä, osaksi EU:n rahoittamassa tutkimuksessa (A Code of Practice for Dosimetry of Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) in Europe) tavoitteena on eurooppalaisen mittaussuosituksen laatiminen ja julkaiseminen BNCT-sädehoidon dosimetrian yhtenäistämiseksi. STUKin vastuut ja velvoitteet projektissa liittyvät lähinnä metrologisesti hyväksyttävän annosmittausmenetelmän perustamiseen eurooppalaiseen BNCTdosimetrian ohjeistoon sekä koko ohjeiston saattamiseen julkaisukelpoiseen muotoon. Projekti on jatkunut mittausmenetelmiä koskevan testaus- ja vertailuohjelman suunnittelulla, johon liittyen STUKin käyttöön hankittiin muun muassa mikrodosimetrialaitteisto. Eurooppalaisen ohjeiston on tarkoitus valmistua vuonna Kotimainen yhteistyö ja koulutus Vuonna 2000 STUK järjesti seuraavat sädehoidon valvontaa koskevat koulutus- ja neuvottelutilaisuudet: Sädehoitofyysikoille järjestettiin vuotuiset neuvottelupäivät Naantalissa. Neuvottelupäivien pääaiheina olivat EU-direktiivien toimeenpanoon liittyvät lainsäädännön muutokset, sädehoidon laatujärjestelmiä koskevat asiat sekä sairaalafyysikoiden koulutusasiat. Lisäksi käsiteltiin sädehoidon valvontaan liittyviä STUKin tutkimusprojekteja. Yhdessä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa järjestettiin sädehoidon dosimetrian neuvottelupäivät Tampereella. Pääaiheena olivat sädehoidon laitteiden kalibrointiin ja laadunvalvontaan liittyvät mittaukset. Päiville osallistui lähinnä koulutuksessa olevia fyysikoita. Kansainvälinen yhteistyö STUK osallistuu ICRUn raporttikomitean työhön, jonka tarkoituksena on beetasädehoidon dosimetriaa koskevan suosituksen valmistelu. Raporttikomitean valmisteleman raporttiluonnoksen käsittely jatkui ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntokierroksella. Raportin arvioidaan valmistuvan vuonna Lisäksi STUKin edustaja on jäsenenä IEC:n (International Electrotechnical Commission) SC 62C -komitean standardisoimistyöryhmässä WG 1. STUKin asiantuntija osallistui ESTROn fysiikan komitean työhön sekä ESTROn EU:n tuella perustamaan työryhmään sädehoidon vertailumittausten kehittämiseksi. ESTROn ohjelman mukaiset vertailumittaukset toimeenpantiin lähes kaikissa Suomen sädehoitoyksiköissä. Tulosten tarkastelu siirtyy vuoteen Vuonna 2000 STUKin asiantuntijat vierailivat Tallinnan sädehoitokeskuksessa antamassa asiantuntija-apua tykösädehoidon laitteiden kalibroinnissa ja osallistuivat IAEA:n nimeäminä asiantuntijoina Liettuan sädehoitoklinikoiden tarkastuksiin. 2.8 Annostarkkailu Yleistä Säteilylain mukaan toiminnan harjoittajan on järjestettävä säteilytyötä tekeville henkilöille säteilyaltistuksen seuranta. Seurannan on oltava henkilökohtaista (annostarkkailu) säteilytyöluokassa A. Usein myös säteilytyöluokkaan B kuuluvien henkilöiden altistuksen seuranta on tarkoituksenmukaisuussyistä järjestetty annostarkkailuna. Säteilytyöluokkaan A kuuluu työ, jossa vuosittainen efektiivinen annos on tai voi olla suurempi kuin 6 msv tai silmän mykiön, ihon, käsien tai jalkojen ekvivalenttiannos suurempi kuin 3/10 niille säädetyistä annosrajoista. Kaikki muu sätei- 27
28 STUK-B-STO43 lytyö kuuluu luokkaan B. STUK pitää säteilylain (muutos 1142/1998) 34 :n mukaisesti annosrekisteriä säteilytyössä toimivien työntekijöiden säteilyaltistuksesta. Annosrekisteriin kirjataan annostarkkailussa olevien työntekijöiden altistustiedot. Rekisteriin lähettävät tietoja ydinvoimalaitokset ja STUKin annosmittauspalvelu. Lisäksi tietoja tallennetaan ulkomailla työskennelleiden henkilöiden säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjoista ja Ruotsin annosrekisteristä saaduista raporteista. Työntekijöiden ulkoisesta säteilystä saamat annokset mitataan henkilökohtaisilla annosmittareilla. Mittaustulokset ilmoitetaan suureina syväannos H p (10) ja pinta-annos H p (0,07), jotka ovat efektiivisen annoksen ja ihon ekvivalenttiannoksen likiarvoja. Jos syväannos tai pinta-annos on suuri, selvitetään altistustilanne ja arvioidaan henkilön efektiivinen annos tai ihon ekvivalenttiannos. Pienin rekisteriin kirjattava annos (kirjauskynnys) syväannoksella on ydinvoimalaitoksissa työskenteleville 0,1 msv/kk ja muille 0,1 msv/kk tai 0,3 msv/3 kk mittausjakson pituudesta riippuen. Pinta-annoksen kirjauskynnys on vastaavasti joko 2 msv/kk tai 6 msv/3 kk. Työntekijöiden sisäisestä säteilystä saamat annokset määritetään eritenäytteistä tai kokokehomittauslaitteistolla tehdyistä kehon aktiivisuusmittauksista. Mitatusta aktiivisuudesta lasketaan työntekijän efektiivinen annos, joka tallennetaan annosrekisteriin. EU:n alueelle säteilytyöhön lähtevät, työluokkaan A kuuluvat työntekijät tarvitsevat säteilypassin. Säteilypassi koostuu STUKin antamasta säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjasta (ote annosrekisteristä) ja terveystarkkailusta vastaavan lääkärin antamasta todistuksesta. Seuranta-asiakirja on esitettävä ulkomaiselle toiminnan harjoittajalle, joka merkitsee siihen säteilytyön kestoa, säteilyaltistusta ja mahdollista terveystarkastusta koskevat tiedot. Kun ulkomailla tehty säteilytyö on päättynyt, asiakirja palautetaan STUKille tietojen annosrekisteriin siirtämistä varten. Annostarkkailu vuonna 2000 Annostarkkailussa vuonna 2000 oli työntekijää. Työntekijöiden työsuhteista 46 % on kirjattu säteilytyöluokkaan A ja 41 % säteilytyöluokkaan B. Luokitusta ei ole ilmoitettu 13 %:ssa työsuhteista. Työntekijöiden lukumäärä toimialoittain on esitetty taulukossa XX. Seurannassa olevien työpaikkojen lukumäärä oli Työntekijöistä 2 976:11a (27 %) oli kirjauskynnyksen ylittävä annos. Annosrekisteriin kirjattujen annosten summa (eli kokonaisannos) oli 6,5 Sv, josta ydinvoimalaitostyöntekijöiden (suomalaisilla ja ulkomaisilla ydinvoimalaitoksilla työskentelevät suomalaiset sekä suomalaisilla laitoksilla työskentelevät ulkomaalaiset) osuus oli 4,4 Sv (68 %) (taulukko XXI). Taulukossa XXII on esitetty annostarkkailussa olleiden työntekijöiden lukumäärät eräissä työntekijäryhmissä sekä näiden ryhmien kokonais- ja keskiarvoannokset vuonna Suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla työskentelevien työntekijöiden kokonaisannos oli 4,0 Sv. Tästä 3,3 Sv kirjattiin ulkopuolisille työntekijöille ja 0,7 Sv voimalaitosten omille, vakituisille työntekijöille. Suomen ydinvoimalaitoksilla työskenteli annostarkkailussa olleita vakituisia työntekijöitä 869, joista 474:llä oli kirjauskynnyksen ylittävä annos. Ulkopuolisia työntekijöitä oli noin 1 960, joista noin 1 310:llä oli kirjauskynnyksen ylittävä annos. Sisäisestä säteilyaltistuksesta aiheutuvia, yli 0,1 msv.n ylittäviä annoksia oli 9 ydinvoimalaitostyöntekijällä. Sisäisestä altistuksesta aiheutuva yhteenlaskettu annos oli 1,2 msv. Vuonna 2000 ei ollut yhtään tapausta, jossa efektiivinen annos olisi ylittänyt yksittäisen vuoden vuosiannosrajan 50 msv. Vuosina ei ollut myöskään yhtään tapausta, jossa efektiivinen annos olisi ylittänyt viiden vuoden annosrajan 100 msv. Suurin henkilökohtainen syväannos vuonna 2000 oli 46 msv. Se mitattiin sairaalassa työskennelleellä radiologilla. Efektiivisen annoksen vuosiannosraja ei suojaimien käytön ansiosta kuitenkaan ylittynyt. Suurin efektiivinen annos viiden vuoden jaksolla oli 93 msv. Altistunut henkilö työskenteli ydinvoimalaitoksessa siivoustehtävissä. Annosrekisteristä annettiin 58 säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjaa vuonna
29 ST U K-B-ST O 43 Taulukko XX Annostarkkailussa vuonna 2000 olleiden työntekijöiden lukumäärä toimialoittain annoksen mukaan ryhmiteltynä. Annosväli (msv) Työntekijöiden lukumäärä toimialoittain (kpl) Teollisuus Tutkimus Terveydenhuolto Eläinlääkintä Ydinenergian käyttö Yhteensä' <0, " ,3...< 0, ,5...< 5, ,0...< 10, ,0...< 20, >20, Yhteensä ' Koska muutamat työntekijät ovat työskennelleet useammalla kuin yhdellä toimialalla, eivät tässä sarakkeessa esitetyt luvut välttämättä ole samoja kuin kunkin luvun kanssa samalla rivillä esitettyjen toimialakohtaisten työntekijälukumäärien summa. " ] työntekijällä alle 0,1 msv. Taulukko XXI. Toimialakohtaiset kokonaisannokset annostarkkailussa vuonna Toimiala Terveydenhuolto Eläinlääkintä Teollisuus Tutkimus Ydinenergian käyttö Yhteensä Kokonaisannos (Sv) 1,74 0,07 0,22 0,10 4,40 6,53 29
30 STUK-B-STO 43 Taulukko XXII. Eräiden työntekijäryhmien annostietoja vuodelta Työntekij äryhmä Työntekij öiden lukumäärä (kpl) Kokonaisannos(Sv) Annosten keskiarvo (msv) Suurin annos (msv) Kirjauskynnyksen ylittäneet työntekijät Kaikki annostarkkailussa olleet työntekijät Radiologit 594 0,61 2,4 1,0 46,2 Toimenpideradiologit 25 0,18 8,0 7,4 41,7 Kardiologit 114 0,44 4,9 3,9 24,4 Kirurgit 222 0,05 1,6 0,2 13,5 Röntgenhoitaj at ,20 0,7 0,1 6,0 Teollisuuskuvaajat 380 0,11 0,8 0,3 4,8 Tutkijat 941 0,04 1,5 0,0 8,6 Ydinvoimalaitoksissa työskentelevät mekaaniset työt aineenkoetus käyttöhenkilökunta ,25 0,49 0,13 2,2 2,5 1,0 1,7 2,1 0,6 17,1 14,8 4,6 siivous eristetyöt säteilysuojelu ,55 0,49 0,24 3,6 5,8 3,5 2,5 5,1 3,5 18,0 18,4 14,2 Kirjauskynnys ydinvoimalaitoksissa työskenteleville on 0,1 msv/kk ja muille 0,1 msv/kk tai 0,3 msv/3 kk mittausjakson pituudesta riippuen. Annostarkkailu vuosina Annostietoja on seurattu ja koottu rekisteriin yli 30 vuoden ajan. Annostietojen keskitetyn valvonnan päätarkoitus on turvallisuuden varmistaminen sekä työntekij äkohtaisesti että käyttöpaikkakohtaisesti. Taulukoissa XXIII-XXIV on yhteenveto annostarkkailussa olleiden työntekijöiden määrästä ja annoksista toimialoittain vuosina **. Ydinenergian käytön toimialalla mukana ovat suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla työskentelevät henkilöt. Taulukoissa XXIII-XXIV ja taulukossa XXV esitetyt tiedot voivat hieman poiketa aiemmin raportoiduista. Tämä johtuu siitä, että STUKin annosrekisteriin on ilmoitettu tietoja vielä vuotuisen raportointiajankohdan jälkeenkin. Annosrekisteriin ilmoitettuja työnlaatukoodeja on myös täydennetty ja tarkistettu tarvittaessa. 30