Source: http://docplayer.cz/38923727-Ceska-metrologicka-spolecnost.html
Timestamp: 2019-10-21 02:50:57+00:00
Document Index: 12017419

Matched Legal Cases: ['čl. 8', 'čl. 9', 'čl. 9', 'čl. 9', 'čl. 9', 'čl. 10']

1 Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Kalibrační postup KP 1.1.4/04/15 KONTROLNÍ PRAVÍTKO Praha Říjen 2015
2 KP 1.1.4/04/15 Kontrolní pravítko strana 2/11 Vzorový kalibrační postup byl zpracován a financován ÚNMZ v rámci Plánu standardizace Program rozvoje metrologie Číslo úkolu: VII/2/15 Zadavatel: Česká republika Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu Řešitel: Česká metrologická společnost Zpracoval: Ing. Vladislav Batěk ÚNMZ, ČMS Neprodejné: Metodika je volně k dispozici na stránkách ÚNMZ a ČMS. Nesmí však být dále komerčně šířena.
3 KP 1.1.4/04/15 Kontrolní pravítko strana 3/11 1 Předmět kalibrace Tento kalibrační postup se vztahuje na kalibraci plochých kontrolních pravítek z oceli. Alternativně je možno postup použít při kalibraci pravítek jiného provedení (mostových), nebo i z jiných materiálů (granit, hliník). Kalibrace popsané v tomto kalibračním postupu se týkají jak prvotní kalibrace, popř. vstupní kontroly pravítek v dané organizaci (dále jen PK), tak i rekalibrace během používání (dále jen RK). 2 Související normy a metrologické předpisy ČSN Kontrolní a rýsovací nářadí. Ocelová pravítka, [1] úhelníky a trojúhelníky. Přehled. ČSN Kontrolní a rýsovací nářadí. Ocelová pravítka, [2] úhelníky a trojúhelníky. Všeobecná ustanovení ČSN Kontrolní a rýsovací nářadí. Přesnost příměrných [3] ploch a hran ocelových pravítek a úhelníků ČSN Kontrolní a rýsovací nářadí. Kontrolní pravítka [4] ČSN Kontrolní a rýsovací nářadí. Dílenská pravítka [5] ČSN Kontrolní a rýsovací nářadí. Přesnost příměrných [6] ploch desek a hranolů ČSN (neplatná, Základní pravidla zaměnitelnosti. Měření úchylek [7] dostupná na ČSN on line) přímosti ČSN EN ISO Geometrické specifikace produktu (GPS) [8] Přímost-Část 1: Slovník a parametry přímosti ČSN EN ISO Geometrické specifikace produktu (GPS) [9] Přímost-Část 2: Operátory specifikace DIN 874 Blatt 1 Lineale. Flachlineale aus Stahl [10] VDI/VDE/DGQ 2618 Prüfanweisung für Flachlineale [11] Blatt 18 PN (KINEX *) Pravítko pro kontrolu rovinnosti 2 a 3 stupeň [12] přesnosti PN (KINEX *) Pravítko pro kontrolu rovinnosti 4 stupeň přesnosti [13] TNI Mezinárodní metrologický slovník Základní a [14] všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM) ČSN EN ISO Systémy managementu měření - Požadavky na [15] procesy měření a měřicí vybavení. ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody - Všeobecné požadavky na [16] způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří EA 4/02 M:2013 Vyjádření nejistoty měření při kalibraci [17] ČSN EN ISO Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zkouška [18] obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi ČSN EN ISO Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku [19]
4 KP 1.1.4/04/15 Kontrolní pravítko strana 4/11 *) Normy jsou dostupné na 3 Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci kontrolních pravítek je dána příslušným předpisem organizace. Tito pracovníci se seznámí s kalibračním postupem upraveným na konkrétní podmínky kalibrační laboratoře nebo obdobného pracoviště provádějícího kontroly měřidel a souvisejícími předpisy. Doporučuje se potvrzení odborné způsobilosti těchto pracovníků prokázat vhodným způsobem, například osvědčením o odborné způsobilosti, osobním certifikátem apod. 4 Názvosloví, definice Kontrolní pravítka - pravítka s přesností příměrných ploch podle II. a III. stupně přesnosti dodávaná v délkách 500 až 5000 mm. Dílenská pravítka - pravítka s přesností příměrných ploch podle IV. stupně přesnosti dodávaná v délkách 500 až 3000 mm Další termíny a definice jsou obsaženy v příslušných normách, v TNI a v publikacích věnovaných metrologické terminologii. 5 Prostředky potřebné ke kalibraci Sada koncových měrek, pracovní měrky 5. řádu, příměrná deska třídy přesnosti 00 nebo 0, číselníkový úchylkoměr s dělením 0,001 mm se stojánkem, libela s dělením minimálně 0,02 mm/m s měřicím můstkem, sada mikrometrů, tělískový teploměr s měřicím rozsahem min (16 až 26) C s hodnotou dílku stupnice min 0,2 C, popř. jiný teploměr obdobných parametrů, navázaný na etalon, vlhkoměr, čisticí prostředky (lékařský benzín, miska, lněná utěrka, smirkový papír, lapovací destička, jemný pilník), mazací a konzervační prostředky (lékárenská vazelína, hodinářský olej apod. Poznámka: Všechna použitá měřidla a pomocná měřicí zařízení musí být navázány na etalon vhodného rozsahu a přesnosti a musí mít platnou kalibraci. 6 Obecné podmínky kalibrace Kalibrace kontrolních pravítek se provádí za těchto referenčních podmínek:
5 KP 1.1.4/04/15 Kontrolní pravítko strana 5/11 Teplota prostředí: (20 ± 2) C Změna teploty vzduchu za 1 hodinu: max. 1 C Relativní vlhkost vzduchu: max. 70 % relat. Před vlastní kalibrací mají být pravítko a přístroj použitý ke kalibraci umístěny v místnosti, kde se kalibrace provádí. Kalibrace nesmí být zahájena dříve, než měřidla dosáhnou uvedenou teplotu. 7 Rozsah kalibrace Kontrola dodávky a příprava (čl. 8), měření přímosti a rovinnosti pomocí příměrné desky (čl. 9.1), měření přímosti pomocí libely (čl. 9.2), další způsoby měření přímosti (čl. 9.3), měření rovnoběžnosti dvou příměrných ploch (čl. 9.4), vyhodnocení kalibrace (čl. 10). 8 Kontrola dodávky a příprava ke kalibraci 8.1 Kontrola dodávky Zkontroluje se typ a počet dodaných pravítek, porovná se podle objednávky nebo podle dodacího listu. Kontroluje se, zda označení měřidla evidenčním číslem odpovídá údajům v objednávce. (PK, RK) Při rekalibraci se kontroluje označení na měřidle a v dodaném podkladu (evidenční karta, výpis z počítačové evidence měřidel). (pouze RK) Převzetí pravítka ke kalibraci stvrzuje pracovník kalibrační laboratoře svým podpisem na kopii objednávky nebo na formuláři k tomu určeném. 8.2 Čištění a předběžná kontrola Zjistí se, zda měřidlo nemá viditelné závady (koroze, naražená místa, rýhy na funkčních plochách, nečitelné označení). (PK, RK) Pravítko se vyčistí smirkovým papírem, funkční plochy se opraví lapovací destičkou, naražené hrany dílenských pravítek se opraví pilníkem. Sejmou se značky, kterými bylo měřidlo opatřeno při předchozí kalibraci. (pouze RK) Funkční plochy se očistí pomocí utěrky a technického benzínu. Pravítko, které nevyhovělo při vnější prohlídce, se vyřadí z dalších zkoušek. (PK, RK) 8.3 Příprava měřidla Pravítko se položí na příměrnou desku, kde se teplotně stabilizuje přibližně půl hodiny. Předběžně se pravítko kontroluje, zda sedí celou funkční plochou na desce.
6 KP 1.1.4/04/15 Kontrolní pravítko strana 6/11 9 Postup kalibrace 9.1 Měření přímosti a rovinnosti pomocí příměrné desky Pravítko se podloží na příměrné desce třídy přesnosti minimálně 0 dvěma stejnými koncovými měrkami v bodech minima průhybu, tj. 0,223 násobku délky pravítka od jeho konců. Úchylka přímosti se zkouší vkládáním koncových měrek mezi desku a pravítko, nebo úchylkoměrem. Při měření úchylkoměrem je třeba konce pravítka vyrovnat do stejné výšky, což se provede podložením měrkami. Pro posouzení vlivu průhybu je vhodné kontrolovat pravítko také v otočené poloze. 9.2 Měření přímosti pomocí libely Pomocí libely známé citlivosti lze měřit přímost pravítka krokovou metodou. Metoda je vhodná i pro dlouhá příměrná pravítka. Pro přesné měření je vhodné použití měřicího můstku. Měření pomocí libely se vyhodnocuje zpravidla graficky. Podle délky kroku měřicího můstku se dílek libely přepočte na sklony. Naměřené sklony se pak vynášejí do grafu tak, aby na sebe navazovaly stejně, jako na sebe navazují jednotlivé kroky libely. Krok číslo Čtené dílky ,5 Sklony dílčí (µm) Sklony nasčítané Příklad na vedlejším obrázku představuje měření rovinnosti pravítka délky 1 m libelou s dělením 0,02 mm/m umístěné na můstku délky 200 mm. Jeden dílek libely pak na dané délce můstku představuje sklon: Dílek = 0,02 / 1000 x 200 = 0,004 mm = 4 µm Naměřené dílky v jednotlivých krocích přepočteme v tabulce na sklony a vyneseme do grafu. Spojnice počátečního a koncového bodu grafu je referenční přímkou, od které vyhodnocujeme úchylku přímosti. V našem příkladu je úchylka přímosti přibližně 8 µm. Nasčítané sklony v posledním řádku tabulky jsou souřadnicemi koncových bodů a umožňují sestrojit graf počítačem. 9.3 Další způsoby měření přímosti Pro měření přímosti pravítek lze využít také souřadnicové měřicí stroje, popřípadě měřicí mikroskopy. Nejpřesnější měření malých pravítek umožňují profilografy. Pro měření přímosti je také možno využít přesných optických metod pomocí autokolimátoru, nebo laseru, v některých případech i nivelačního přístroje. Existují i speciální přímoměrné přístroje, kde je referenční přímka vytvářena buď optickým paprskem, nebo napnutou ocelovou strunou. Pro měření přímosti ve svislé poloze lze též využít některých typů kruhoměrů. Použití těchto strojů a metod záleží na možnostech laboratoře, délce měřených pravítek a
7 KP 1.1.4/04/15 Kontrolní pravítko strana 7/11 požadované přesnosti měření a proto nebude detailně popisováno. 9.4 Měření rovnoběžnosti dvou příměrných ploch Rovnoběžnost příměrných ploch se měří pomocí mikrometru alespoň na pěti místech rozložených rovnoměrně po celé délce pravítka. Dovolená úchylka rovnoběžnosti příměrných ploch a hran čtyřhranného pravítka je rovná mezní úchylce příslušné přímosti příměrné plochy. 10 Vyhodnocení kalibrace 10.1 Postup vyhodnocení Pokud je výsledkem měření zjištěná čára (profilový graf), vyhodnocuje se přímost zpravidla stanovením nejmenší zóny podle ČSN EN ISO V praxi jsou pravítka zpravidla ohnutá a zjištěná čára je vydutá nebo vypuklá. Potom se spojí oba konce zjištěné čáry přímkou a s touto přímkou se vede rovnoběžka tak, aby profil přímosti ležel ve vymezené zóně. Šířkou této zóny je pak dána úchylka přímosti. U metod měření přímosti úchylkoměrem od příměrné desky postupuje zpravidla tak, že konce pravítka srovnáme různou velikostí podložných měrek do stejné výšky od referenční roviny. Největší odchylku výšky od koncových bodů, naměřenou na příměrné ploše, pak považujeme za úchylku přímosti (rovinnosti) pravítka. Zjištěná přímost pravítka se vyhodnotí podle tab. I. uvedené v ČSN , která je zde pro příklad uvedena ve zkrácené verzi: Délka pravítka L (mm) Stupeň přesnosti příměrných ploch a hran (µm) I II III IV , Obdobná německá norma DIN 874 uvádí také čtyři stupně přesnosti, označené 00 až 2. Pro plochá pravítka do 500 mm uvádí shodné tolerance. Délka pravítka l (mm) Tolerance rovinnosti v µm pro stupeň přesnosti: do ,
8 KP 1.1.4/04/15 Kontrolní pravítko strana 8/11 Z porovnání obou tabulek vyplývá, že tolerance pro II. stupeň podle ČSN odpovídají stupni 0 podle DIN. Pro ostatní stupně pak platí, že ČSN má větší rozdíly mezi jednotlivými stupni tolerancí, než DIN Postup v případě neshody V případě, že kalibrované pravítko nevyhoví udanému stupni přesnosti, přeřadí se do odpovídajícího nižšího stupně přesnosti. Měřidlo, jehož chyba zmenšená o nejistotu měření neodpovídá ani nejmírnějším požadavkům normy nebo zadavatele, označí laboratoř jako vadné a předá zadavateli kalibrace odděleně od vyhovujících měřidel. 11 Kalibrační list Výsledky měření by měly být uváděny v souladu s normou ČSN EN ISO a jejího článku 5.10 Uvádění výsledků. Jednou z forem je kalibrační list. Zejména pokud nemůžeme s ohledem na nejistotu rozhodnout, zda měřidlo vyhovuje či nevyhovuje předpisu, je vhodné uvádět kalibračním graf Náležitosti kalibračního listu Kalibrační list by měl obsahovat tyto údaje: a) název a adresu kalibrační laboratoře, b) pořadové číslo kalibračního listu, očíslování jednotlivých stran, celkový počet stran, c) jméno a adresu zadavatele, popř. zákazníka, d) název, typ, výrobce a identifikační číslo kalibrovaného pravítka, e) datum přijetí pravítka ke kalibraci (nepovinné), datum provedení kalibrace a datum vystavení kalibračního listu, f) určení specifikace uplatněné při kalibraci nebo označení kalibračního postupu (v tomto případě KP 1.1.4/04/15), g) podmínky, za nichž byla kalibrace provedena (hodnoty ovlivňujících veličin apod.), h) měřidla použitá při kalibraci, i) obecné vyjádření o návaznosti výsledků měření (etalony použité při kalibraci), j) výsledky měření a s nimi spjatou rozšířenou nejistotu měření a/nebo prohlášení o shodě s určitou metrologickou specifikací, k) jméno pracovníka, který kontrolní pravítko kalibroval, jméno a podpis odpovědného (vedoucího) pracovníka, razítko kalibrační laboratoře. Akreditovaná kalibrační laboratoř navíc uvede číslo laboratoře a odkaz na osvědčení o akreditaci. Součástí kalibračního listu je též prohlášení, že uvedené výsledky se týkají pouze kalibrovaného předmětu a kalibrační list nesmí být bez předběžného písemného souhlasu kalibrační laboratoře publikován jinak, než celý. Pokud provádí kalibrační, resp. metrologická laboratoř kalibraci pro vlastní organizaci, může být kalibrační list zjednodušen, případně vůbec nevystavován (výsledky kalibrace mohou být uvedeny např. v kalibrační kartě měřidla nebo na vhodném nosiči, popř. v elektronické paměti). V tomto případě je vhodné, aby kalibrační laboratoř zpracovala záznam o měření (s uvedenými měřenými hodnotami) a archivovala ho Protokolování Originál kalibračního listu se předá zadavateli kalibrace. Kopii kalibračního listu si ponechá kalibrační laboratoř a archivuje ji po dobu nejméně pěti let, nebo po dobu
9 KP 1.1.4/04/15 Kontrolní pravítko strana 9/11 stanovenou zadavatelem, zároveň se záznamem o kalibraci. Doporučuje se archivovat záznamy a kalibrační listy chronologicky. Výsledky kalibrace se mohou v souladu s případnými podnikovými metrologickými dokumenty zanášet do kalibrační karty měřidla nebo ukládat do vhodné elektronické paměti Umístění kalibrační značky Po provedení kalibrace může kalibrační laboratoř označit kalibrované měřidlo kalibrační značkou, popř. kalibračním štítkem nejčastěji s uvedením čísla kalibračního listu, datem provedení kalibrace, případně s logem laboratoře. Pokud to není výslovně uvedeno v některém interním podnikovém metrologickém předpisu nebo kupní smlouvě se zákazníkem, nesmí kalibrační laboratoř uvádět na svém kalibračním štítku datum příští kalibrace, protože stanovení kalibrační lhůty měřidla je právem a povinností uživatele. 12 Péče o kalibrační postup Originál kalibračního postupu je uložen u jeho zpracovatele, další vyhotovení jsou předána příslušným pracovníkům podle rozdělovníku (viz čl tohoto postupu). Změny, popř. revize kalibračního postupu provádí jeho zpracovatel. Změny schvaluje vedoucí zpracovatele (vedoucí kalibrační laboratoře nebo metrolog organizace). 13 Rozdělovník, úprava a schválení, revize Uvedený příklad je pouze orientační a subjekt si může tuto dokumentaci upravit podle interních předpisů o řízení dokumentů Rozdělovník Kalibrační postup Převzal Výtisk číslo Obdrží útvar Jméno Podpis Datum 13.2 Úprava a schválení Kalibrační postup Jméno Podpis Datum Upravil Úpravu schválil 13.3 Revize Strana Popis změny Zpracoval Schválil Datum
10 KP 1.1.4/04/15 Kontrolní pravítko strana 10/11 14 Stanovení nejistoty měření (příklad výpočtu) Měří se přímost pravítka délky 750 mm pomocí granitové příměrné desky třídy přesnosti 00 a pomocí číselníkového úchylkoměru s dělením 0,001 mm ve stojánku. Pravítko se podloží na desce koncovými měrkami ve vzdálenosti 0,223 délky pravítka od jeho konců. Měrky se volí tak, aby konce pravítka byly ve stejné výšce od desky s přesností 2 µm. Největší úchylka přímosti desky je 4 µm. Chyba úchylkoměru je 2 µm. Předpokládá se ohnutí pravítka a vliv teploty se zanedbá. Výchozí rovnice má tvar: kde: S x = S n + Si + S S x přímost zkoušeného pravítka S n přímost referenční desky S i úchylka přímosti indikovaná úchylkoměrem S- nevyrovnání konců pravítka do stejné výšky Tabulka pro výpočet nejistot Veličina Meze nejistot Typ rozdělení Dílčí nejistota Příměrná deska třídy přesnosti 00 rovnom. S Mezní úchylka přímosti 4 µm n 4 µm 3 2,3 µm 1 2,3 µm Úchylkoměr norm. S Největší naměřená chyba 2 µm i 2 µm k = 2 1 µm 1 1,0 µm Nevyrovnání konců pravítka rovnom. Největší chyba 2 µm S 2 µm 3 1,2 µm 1 1,2 µm Nejistota kalibrace u pro k = 1 2,9 µm Měřená úchylka přímosti pravítka S x Rozšířená nejistota kalibrace U pro k = 1 5,8 µm Rozšířená nejistota měření přímosti: U = 5,8 µm (k = 2) Koeficient Příspěvek k nejistotě Vypočítaná rozšířená nejistota měření odpovídá svou velikostí v nejlepším případě toleranci pravítka třídy přesnosti I (resp. 00 podle DIN). Z velikosti vypočítané nejistoty měření je patrné, že metoda je vhodná jen pro pravítka nižších tříd přesnosti. 15 Validace Kalibrační metody podléhají validaci v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC čl Validační zpráva je uložena v archivu sekretariátu ČMS. Změny proti předchozímu vydání Tento kalibrační postup byl upraven s přihlédnutím k novým metrologickým předpisům a normám a podle připomínek uživatelů. Dále byl doplněn o příklad stanovení nejistoty měření při kalibraci a validaci použité metody.
11 KP 1.1.4/04/15 Kontrolní pravítko strana 11/11 Upozornění Kalibrační postup je třeba považovat za vzorový. Doporučuje se, aby jej organizace přizpůsobila svým požadavkům s ohledem na své metrologické vybavení a konkrétní podmínky. V případě, že střediskem provádějícím kalibraci je akreditovaná kalibrační laboratoř, měl by být kalibrační postup navíc upraven podle příslušných předpisů (zejména MPA a EA).