Source: https://www.scribd.com/document/102818027/DS38-2011
Timestamp: 2017-05-25 07:40:10
Document Index: 334813635

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 40', 'artículo 32', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 5', 'Artículo 10', 'Artículo 8', 'artículo 4', 'Artículo 9', 'Artículo 7', 'Artículo 11', 'Artículo 15', 'Artículo 13', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 17', 'artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 22', 'artículo 15', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 23']

ScribdExploreEXPLORE BY INTERESTSCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyBROWSE BY CONTENT TYPEBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicUploadSign inJoinOptionsJoinSign InUploadDS38-2011Uploaded by 328465aaaDecibelMeasurementTransportCalibrationQuality (Business)0.0 (0)DownloadEmbedDescription: Norma de emisión de ruido ChileView MoreNorma de emisión de ruido ChileCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentESTABLECE NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA, ELABORADA A PARTIR DE LA REVISIÓN DEL DECRETO N° 146, DE 1997, DEL MINSEGPRES.
DECRETO N° 38 SANTIAGO, 11 Nov. 2011 VISTOS: Lo establecido en la Constitución Política de la República de Chile, en sus artículos 19 números 8, y 32 número 6; en la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Artículo Segundo de la Ley N°20.417, Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente; el Decreto Supremo 93, de 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que Fija el Procedimiento para la Dictación de Normas de Calidad y de Emisión; el D.S. N°146, del 24 de diciembre de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), que estableció la norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas, elaborada a partir de la revisión de la norma de emisión contenida en el D.S. N°286, de 1984, del Ministerio de Salud; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y los demás antecedentes que obran en el expediente público. CONSIDERANDO: Que el 17 de abril de 1998, fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo N°146, de 1997, MINSEGPRES; que Establece La Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas, norma de emisión que entró en vigencia 90 días después de su publicación. Que el Reglamento para la dictación de las normas de calidad ambiental y de emisión, D.S. N°93, 1995, del MINSEGPRES, en su artículo 36, establece que toda norma de calidad y emisión debe ser revisada a lo menos cada 5 años. En consecuencia, la Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas comenzó su revisión en abril del año 2005. Que con ocasión de la revisión del D.S. N° 146, de 1997, MINSEGPRES, que establece los niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos para la emisión, hacia la comunidad, de ruidos molestos generados por fuentes fijas, tales como las actividades industriales, comerciales, recreacionales, artísticas u otras, se ha considerado necesaria su actualización y perfeccionamiento, a fin de obtener un instrumento jurídico, eficaz y eficiente, que permita proteger adecuadamente a la comunidad de los ruidos generados por dichas fuentes. Que a partir de la revisión de la norma se recopiló información del funcionamiento de éstas a partir de encuestas a empresas consultoras, municipalidades y fiscalizadores, de estudios de eficiencia y eficacia de las normas ambientales, de aplicación del D.S. N°146, de 1997, MINSEGPRES, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, estadísticas de denuncias y de propuestas de modificación realizadas por la Unidad de Acústica Ambiental de la SEREMI de Salud Región Metropolitana.
Descargado desde http://arbosacustica.cl
acorde a la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. Dichas fuentes emisoras de ruido. como las ordenanzas municipales. Debido a que. Además. Esta modificación también implicó un cambio en el título de la norma. por lo que se hacía necesario definir un límite absoluto para este caso. se clarificó la corrección por ventana abierta y/o cerrada. en la nueva norma. Por esto se establecerían límites más estrictos tanto para el período nocturno. Así.enfermos crónicos y los ancianos. cuando la mayoría de la gente se encuentra durmiendo. mediante certificados que avalen que se está midiendo correctamente. ya sea por normativas específicas o por normas complementarias. específicamente el documento llamado “Night Noise Guidelines for Europe” (2009).incluyendo grupos más vulnerables como niños . con el propósito de una mejor aplicación de la norma. Asimismo. d) Cambio de límites nocturnos. y porque el concepto de molestia no está directamente relacionado con un nivel de ruido determinado.cl
. como para las zonas rurales. de acuerdo a normativas y procedimientos de calidad internacionales. como las fuentes móviles. N° 146. etc. Agrega que este valor puede ser considerado como límite basado en salud. OGUC. se elaboró una definición de fuente emisora de ruido para esta norma. N°146. independientemente del tipo de ruido a evaluar. se hizo necesario incorporar exigencias sobre la calidad del instrumental de medición. de 1997. muchas de las cuales tienen como principal valor ambiental la tranquilidad y el alejamiento del ruido de la ciudad. señalando un listado de excepciones. con otras fuentes emisoras de ruido que nunca estuvieron afectas a esta regulación. así como en algunas definiciones. MINSEGPRES para zonas rurales es un límite relativo que depende del ruido de fondo. Se incorporaron nuevos conceptos y se revisaron algunos ya existentes. Además. Destaca en ese sentido la actualización de la terminología asociada a la zonificación. se deja de hablar de ‘‘fuentes fijas’’. c) Definiciones. se recomienda que la comunidad no debe estar expuesta a niveles de ruido superiores a 40 dB durante el período nocturno. con esta modificación se implementa la acción preventiva de la norma. de modo de brindar la misma protección a la mantención y conciliación del
Descargado desde http://arbosacustica. por ejemplo. las conductas ruidosas. ha publicado un estudio referente al ruido nocturno y sus efectos en la salud. se abre la posibilidad de realizar. cabe destacar que con esta normativa se busca propender al establecimiento de un límite nocturno único para las zonas en las que se permite uso de suelo residencial. ya que al no estar vinculada necesariamente a la existencia de una persona molesta que realice una denuncia. el Comité Operativo acordó también modificar el nombre de la norma. el límite del D. en las políticas de control de ruido nocturno necesarias para proteger a la comunidad. OMS. hacía concluir que podría adaptarse un procedimiento único de medición de niveles de ruido. b) Eliminación del Concepto de Molestia. para evitar interpretaciones incorrectas. MINSEGPRES. donde se señala que para la prevención primaria de efectos subclínicos adversos en la salud de la comunidad relacionados con el ruido nocturno. el Comité Operativo de la norma acordó modificar los siguientes aspectos: a) Definición de fuentes reguladas por la norma. Que recientemente la Organización Mundial de la Salud. e) Simplificación de metodología de medición. Se hizo necesario definir de mejor manera el universo de fuentes afectas a la normativa.Que con esos antecedentes. considerando en especial su descanso nocturno. La aplicación del D. El concepto de molestia fue eliminado de la norma de emisión dado los problemas de interpretación a que daba lugar. que protegiera esa zona de altos niveles de ruido. de 1997. Se consideró necesario proteger aún más a la comunidad de los efectos del ruido.S. también deben ser reguladas. Programas de Vigilancia por parte del organismo fiscalizador. y el concepto y utilización del ruido de fondo para la norma. Para asegurar la calidad de los datos medidos. f) Exigencia de Calidad de la Instrumentación.S. Además.
de la Dirección Ejecutiva de CONAMA. y por ende. los estudios científicos. que aprobó el Octavo Programa Priorizado de Normas. la publicación del extracto del anteproyecto en el Diario Oficial el 16 de Agosto de 2006 y en el diario La Nación el 20 de agosto de 2006. la opinión del Consejo Consultivo Nacional del Medio Ambiente. de fecha 27 de mayo de 2003. Sin embargo. Que de acuerdo a lo anterior. que aprobó el anteproyecto de revisión de norma y lo sometió a consulta. razón por la cual. la calidad de vida. de fecha 1 de Agosto de 2006.300. corresponderá la fiscalización de esta norma a la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva. que dio inicio a la elaboración del anteproyecto de revisión de la norma de emisión. instituciones y servicios públicos.
Descargado desde http://arbosacustica. el análisis general del impacto económico y social de la norma señalada. de 28 de abril de 2005. empresas. Que el análisis de impacto económico y social. independientemente de la zona en la que se encuentren los potenciales receptores. de fecha 3 de marzo de 2011.cl
. A partir de esto. en el cual nuevamente los beneficios superan a los costos. y los demás antecedentes que obran en el expediente. gremios. inciso tercero. el Acuerdo N°12. facilitar y coordinar la dictación de normas de emisión. corresponde a esta última el ejercicio de la potestad fiscalizadora respecto de los instrumentos a que se refiere el artículo 2 inciso 1 de su Ley Orgánica. lo que claramente apunta a mejorar la calidad ambiental. se ha generado una gradualidad para la implementación de la nueva norma. en el intertanto. publicada en el Diario Oficial y en el diario Las Últimas Noticias el día 20 de mayo de 2005. atendido a que tal potestad se encuentra suspendida respecto de la Superintendencia hasta la entrada en funcionamiento de los tribunales ambientales. se definió finalmente un nuevo escenario. AGIES. la resolución exenta N° 1878. y en el respectivo reglamento. en lo que fueren procedentes. Que con la dictación de la Ley N° 20. corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente proponer. la resolución exenta N° 541. municipalidades. de la Dirección Ejecutiva de CONAMA. Que conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 40 de la Ley N°19.sueño. para lo cual deberá sujetarse a las etapas señaladas en el artículo 32. el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. del Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). para la dictación de la presente norma se ha considerado el Acuerdo N° 220. de 1 de septiembre de 2011. que crea el Ministerio. en la cual los beneficios para la comunidad superarían a los costos de implementación de la norma. Que durante la consulta pública diversos sectores manifestaron sus observaciones y preocupaciones: organizaciones de base.417. del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. de la norma entregó una alternativa de cambio de límites nocturnos propuestos en el anteproyecto de sometido a consulta pública. la mayoría de éstas en lo referente a los nuevos límites nocturnos. las observaciones formuladas en la etapa de consulta al anteproyecto de norma.
público o privado. Artículo 3°. como. la cultura y similares. forestales. bodegas y similares.cl
. de salud. mascotas. conforme lo establece la ley de copropiedad inmobiliaria u otras leyes especiales. social. manifestaciones. así como la extracción u obtención de productos provenientes de un predio.Cuando dos o más unidades independientes de una edificación colectiva o condominio. Artículo 4°.. ferroviario y marítimo. comunitario. por ejemplo. tales como industrias. procesamiento y/o transformación de productos finales. e) Sistemas de alarma y de emergencia. como la circulación vehicular y peatonal. el deporte. talleres.. de educación. III Definiciones Artículo 6°. Actividades comerciales: instalaciones destinadas principalmente a la mercaderías.
Descargado desde http://arbosacustica.Los límites máximos permisibles de ruido establecidos en la presente norma también serán aplicables al funcionamiento de dispositivos en viviendas y edificaciones habitacionales. generen emisiones sonoras en forma simultánea. y la responsabilidad de su cumplimiento recaerá sobre la respectiva administración. depósitos. intermedios o materias primas. En caso que dos o más dispositivos funcionen simultáneamente.. reparaciones domésticas y similares realizadas en este tipo de viviendas. circulación y reunión de personas.. tales como voces. tales como actividades agrícolas. compraventa de
3. se entenderá por: 1. ganaderas. arreglos. Artículo 5°. Actividades de esparcimiento: instalaciones destinadas principalmente a la recreación.DECRETO: I Objetivos de protección ambiental y resultados esperados Artículo 1°. c) La actividad propia del uso de viviendas y edificaciones habitacionales. 2.El objetivo de la presente norma es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes emisoras de ruido que esta norma regula. u otros similares. los límites máximos permisibles de ruido serán aplicables a la emisión conjunta de dichas unidades.Para los efectos de lo dispuesto en esta norma. religioso. b) El tránsito aéreo.La presente norma de emisión se aplicará en todo el territorio nacional. el ocio. ferias libres. extractivas. comercio ambulante. de seguridad. que sean parte de la fuente emisora de ruido. d) El uso del espacio público. eventos. mineras y similares. electrodomésticos.La presente norma no será aplicable al ruido generado por: a) La circulación a través de las redes de infraestructura de transporte. 4. se considerará la emisión conjunta de éstos. y similares.. II Disposiciones Generales Artículo 2°. propaganda. productos y/o servicios diversos.. Actividades de servicios: instalaciones destinadas principalmente al servicio. servicios profesionales. f) Voladuras y/o tronaduras. actos. el tránsito vehicular. Actividades productivas: instalaciones destinadas a desarrollar procesos de producción.
Faenas constructivas: actividades de construcción. 14. portuarios y aeroportuarios. distribución o almacenamiento de energía. 11. Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq): es aquel nivel de presión sonora constante. Este certificado será emitido por el Instituto de Salud Pública de Chile. faenas constructivas y elementos de infraestructura que generen emisiones de ruido hacia la comunidad. Decibel A (dB(A)): es la unidad adimensional usada para expresar el nivel de presión sonora. terminales de transporte terrestre. oficinas o locales comerciales. de aguas lluvia. y la vía pública en general. Se incluyen además los dispositivos asociados a las redes de infraestructura de transporte. tales como generadores eléctricos. áreas verdes públicas. 7. entre otros. como calles. evacuación de aguas lluvia. 8. tratamiento de agua potable o de aguas servidas. 6. combustibles o telecomunicaciones. compresores. que resulta de aplicar el procedimiento de medición y las correcciones establecidas en la presente norma. entre otros. plazas. 9. rellenos sanitarios. reparación. y similares. b) Infraestructura sanitaria: instalaciones tales como plantas de captación. Elementos de infraestructura: instalaciones destinadas a: a) Infraestructura de transporte: instalaciones tales como estaciones ferroviarias. expresado en decibeles A. y redes de distribución o conducción de energía. riberas. Decibel (dB): unidad adimensional usada para expresar 10 veces el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. y redes tales como distribución de agua potable o de aguas servidas. equipos de climatización. Se excluyen de esta definición las actividades señaladas en el artículo 5°. Certificado de Calibración Periódica: Certificado para la verificación metrológica.5. de extracción. Fuente Emisora de Ruido: toda actividad productiva. combustibles o telecomunicaciones. de ventilación. fijado en 2x10 -5 (N/m²) 15. y similares. recintos marítimos. aceras. acogida a la ley de copropiedad inmobiliaria o a otras leyes que regulen edificaciones de esa naturaleza. equipo o aparato. modificación. comercial. c) Infraestructura energética: instalaciones de generación. tales como departamentos. que en el mismo intervalo de tiempo. o compuesto por una combinación de ellos. que acredita que un instrumental de medición está conforme con los requisitos establecidos en la normativa técnica específica que le sea aplicable. alteración. reconstrucción o demolición. Nivel de Presión Sonora (NPS): se expresa en decibeles (dB) y se define por la siguiente relación matemática: NPS = 20 Log (P 1 /P) dB en que: P 1 : valor de la presión sonora medida.
Descargado desde http://arbosacustica. estaciones exclusivas de transferencia de residuos. 13. Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC): es aquel nivel de presión sonora continuo equivalente. playas. Espacio público: bien nacional de uso público destinado a la libre circulación. Dispositivo: toda maquinaria. y P : valor de la presión sonora de referencia. medido con el filtro de ponderación de frecuencias A. y similares. 16. 10.cl
. de esparcimiento y de servicios. contiene la misma energía total (o dosis) que el ruido medido. 12. y similares. calderas. Edificación colectiva: la constituida por unidades independientes.
22. Unidad independiente: la que. calles y vías de circulación vehicular en general. 19.17. formando parte de una edificación colectiva. que permite exclusivamente uso de suelo Residencial o bien este uso de suelo y alguno de los siguientes usos de suelo: Espacio Público y/o Área Verde. el nivel obtenido se expresa en dB(A) Lento. Sistemas de alarma: sistemas que generan señales sonoras y se activan para prevenir o dar aviso de robos. Nivel de Presión Sonora Máximo (NPSmáx): es el NPS más alto registrado durante el período de medición. con el fin de proteger bienes. dicho nivel se denomina NPS segundo.cl
. Para el despegue. servicios de urgencia y similares. Si además se emplea el filtro de ponderación de frecuencias A. tales como departamentos. en ausencia de ésta. incendios u otros siniestros. Equipamiento de cualquier escala. instalaciones o establecimientos de cualquier tipo. Éste corresponderá al valor obtenido bajo el procedimiento establecido en la presente norma. con respuesta lenta. Ruido Ocasional: es aquel ruido que genera una fuente emisora de ruido distinta de aquella que se va a medir.
Descargado desde http://arbosacustica. Zona I: aquella zona definida en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano. resida o permanezca en un recinto. Para el aterrizaje se considera tránsito aéreo hasta el momento que la aeronave abandona la pista de aterrizaje. que esté o pueda estar expuesta al ruido generado por una fuente emisora de ruido externa. sobrevuelo y aterrizaje. 21. rutas marítimas. permite su utilización en forma independiente del resto de la edificación. Zona II: aquella zona definida en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano. 27. dicho nivel se denomina NPS Lento. Tránsito Aéreo: el efectuado por aeronaves en sus maniobras de despegue. Ruido de Fondo: es aquel ruido que está presente en el mismo lugar y momento de medición de la fuente que se desea evaluar. que permite además de los usos de suelo de la Zona I. 25. 18. así como líneas de ferrocarril. se considera tránsito aéreo desde el momento en que la aeronave ingresa a la pista de despegue. Respuesta Lenta: es la respuesta temporal del instrumento de medición que evalúa la energía media en un intervalo de 1 segundo. 28. sin perjuicio de que se acceda a ella a través de espacios de uso común. tales como carreteras. Nivel de Presión Sonora Mínimo (NPSmín): es el NPS más bajo registrado durante el período de medición. y similares. 29. Sistemas de emergencia: sistemas que generan señales sonoras y se activan para dar aviso de emergencias u otras de connotación social o comunitaria. caminos. Receptor: toda persona que habite. y que son utilizados por cuarteles de bomberos. y que no es habitual en el ruido de fondo. con respuesta lenta. Redes de infraestructura de transporte: trazados destinados a la circulación de medios de transporte. Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora con respuesta temporal lenta. 23. 26. 20. ya sea en un domicilio particular o en un lugar de trabajo. autopistas. Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora con respuesta temporal lenta. oficinas o locales comerciales. 24.
Actividades Productivas y/o de Infraestructura.promediador que cumpla con las exigencias señaladas para las clases 1 ó 2. conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.En caso de ser necesario. Artículo 10°.. el menor valor entre: a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A) b) NPC para Zona III de la Tabla 1 Este criterio se aplicará tanto para el período diurno como nocturno.
Descargado desde http://arbosacustica... 32.cl
.30. no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1: Tabla N° 1 Niveles Máximos Permisibles de Presión sonora Corregidos (Npc) en dB (A) De 7 a 21 horas Zona I Zona II Zona III Zona IV 55 60 65 70 De 21 a 7 horas 45 45 50 70
Artículo 8°. resolver y determinar la zonificación que en definitiva corresponda asignar a la referida área.. correspondientes a la zona en que se encuentra el receptor. según lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). No obstante. medidos en el lugar donde se encuentre el receptor. 31. Lo anterior se deberá respaldar mediante la presentación de un Certificado de Calibración Periódica vigente. corresponderá a la Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva.Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC). Artículo 9º. Zona IV: aquella zona definida en el instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano. Zona Rural: aquella ubicada al exterior del límite urbano establecido en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo. establecidas en la norma IEC 61672/1:2002 ‘‘Sonómetros’’ (‘‘Sound Level Meters’’). de forma separada. que permite sólo usos de suelo de Actividades Productivas y/o de Infraestructura. IV Niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos Artículo 7°..Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido.Las mediciones se efectuarán con un sonómetro integrador . V Procedimientos de medición Artículo 11°. de presentarse dudas respecto de la zonificación asignada al área de emplazamiento del receptor en el respectivo Instrumento de Planificación Territorial. que permite además de los usos de suelo de la Zona II.Los niveles generados por fuentes emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos. corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo competente. certificar la zonificación del emplazamiento del receptor mediante el Certificado de Informaciones Previas. Zona III: aquella zona definida en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano.
Artículo 15°. a 1. el que consistirá en lo siguiente: 1. con su respectivo calibrador acústico específico para cada marca y modelo. d) Las mediciones deberán ser acompañadas de un informe técnico. a 3. se ubicarán. Ficha Ficha Ficha Ficha de de de de Información de Medición de Ruido.. trazabilidad y otros aspectos técnicos. 3. Artículo 13°. período de vigencia. además de lo dispuesto en el artículo anterior..Artículo 12°. dentro de los 60 días hábiles siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la presente revisión de norma.0 metros o más de las paredes. Georreferenciación de Medición de Ruido. y Evaluación de Niveles de Ruido.2 y 1.La determinación del nivel de presión sonora corregido (NPC) se efectuará de acuerdo al siguiente procedimiento general: a) Las mediciones se efectuarán con un sonómetro integrador.Se podrán realizar mediciones con otros instrumentos. b) Para el caso de las mediciones internas. según lo artículos 11° al 14°. Lo anterior se deberá respaldar mediante la presentación de un Certificado de Calibración Periódica vigente.Las exigencias relativas a los certificados de calibración periódica. serán definidos por la Superintendencia del Medio Ambiente. Artículo 14°. en caso de ser posible. se sujetarán a las normas técnicas que para tales efectos dicte el Ministerio de Salud.5 metros sobre el nivel de piso y.2 y 1. momento y condición de mayor exposición al ruido. y calibrado en terreno por el operador. el cual cumpla con las exigencias señaladas para la clase 1 ó 2.5 metros o más de las paredes.. se ubicará un punto de medición entre 1. construcciones u otras estructuras reflectantes distintas al piso.5 metros.. Medición de Niveles de Ruido.El sonómetro integrador . 2.. en el lugar de medición. en la norma IEC 60942:2003 ‘‘Electroacústica – Calibradores acústicos’’ (‘‘Electroacoustics-Sound calibrators’’). en el lugar.
Descargado desde http://arbosacustica. 4.promediador deberá contar.5 metros sobre el nivel de piso y.cl
.promediadores como para sus respectivos calibradores acústicos.Las mediciones para obtener el nivel de presión sonora corregido (NPC) se efectuarán en la propiedad donde se encuentre el receptor. tanto para los sonómetros integradores . de modo que represente la situación más desfavorable para dicho receptor. c) Los resultados de las mediciones se expresarán en dB(A) y se evaluarán según el descriptor nivel de presión sonora corregido (NPC). en caso de ser posible. entre 1. tres puntos de medición separados entre sí en aproximadamente 0. respecto a su contenido.5 metros de las ventanas. Estas mediciones se realizarán de acuerdo a las siguientes indicaciones: a) Para el caso de mediciones externas. Artículo 16°. vanos o puertas. siempre que cumplan con las exigencias señaladas en los artículos 11° y 12°.
El contenido y el formato de las fichas mencionadas. y aproximadamente a 1. especificado en los
de manera que si el decimal es menor a 5. b) Se deberá medir el NPSeq en forma continua. c) Deberán descartarse aquellas mediciones que incluyan ruidos ocasionales. ya sea si existen puertas. registrando en cada una el NPSeq.
Descargado desde http://arbosacustica. NPSmín y NPSmáx. y se calculará el promedio aritmético de los valores obtenidos. se realizará según el siguiente procedimiento: a) Para cada medición realizada. c) Para el caso de mediciones internas. Se entenderá por estabilizada la lectura. se aproxima al entero inferior.En el evento que el ruido de fondo afecte significativamente las mediciones. se aproxima al entero superior. d) En el evento que el valor obtenido en la letra c) precedente provenga de una medición interna. ventanas o vanos en las paredes o techumbres que puedan incidir en la propagación del ruido hacia el interior: Tabla Nº 2: Correcciones ventana. b) Cualquiera sea el caso de los considerados en el artículo 16°. se aproxima al entero inferior. y si el decimal es mayor o igual a 5. En ningún caso la medición deberá extenderse por más de 30 minutos. en el lugar de medición. 3 mediciones de 1 minuto para cada punto de medición.. se deberá seguir el siguiente procedimiento: a) Se deberá medir el nivel de presión sonora del ruido de fondo bajo las mismas condiciones de medición a través de las cuales se obtuvieron los valores para la fuente emisora de ruido. c) El nivel de presión sonora de ruido de fondo se expresará en números enteros.La técnica de medición de los niveles de ruido será la siguiente: a) Las mediciones se harán en las condiciones habituales de uso del lugar. aproximando los decimales al número entero inferior o superior más cercano. Para tal efecto. cuando la diferencia aritmética entre dos registros consecutivos sea menor o igual a 2 dB(A). El nivel a considerar será el último de los niveles registrados. se deberá realizar la corrección señalada en el artículo 18°. se realizarán.. aproximando los decimales al número entero inferior o superior más cercano. Artículo 18°.Artículo 17°.. b) El promedio aritmético señalado en la letra a) precedente se expresará en números enteros.La evaluación y obtención de niveles de presión sonora corregido (NPC). y si el decimal es mayor o igual a 5. de manera que si el decimal es menor a 5. hasta que se estabilice la lectura. se deberá realizar una corrección a los valores obtenidos en el artículo 18°. registrando el valor de NPSeq cada 5 minutos. se elegirá el mayor valor entre el NPSeq y el NPSmáx disminuido en 5 dB(A). puerta o vano Corrección Puerta y /o ventana abierta (o vano) Puerta y /o ventana cerrada o ausencia de ellas + 5 dB(A) + 10 dB (A)
Artículo 19º.cl
. se aproxima al entero superior. se deberá realizar una corrección sobre los niveles obtenidos en la letra b) precedente. letra c).
no previsto o aleatorio. Artículo 22°. se considerará que la fuente cumple con la normativa. Para tales efectos.Corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente. el cumplimiento de los niveles máximos permisibles de emisión de ruido.. No obstante. entre otros. con los alcances y consideraciones que dicha norma técnica especifica.e) El valor obtenido de la emisión de la fuente emisora de ruido medida. sobre el cumplimiento de las disposiciones de la presente norma. fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente norma. prevalecerán los niveles de ruido medidos por sobre los valores proyectados. el funcionamiento de éstos con el fin de verificar el cumplimiento de los niveles máximos permisibles de ruido establecidos en la presente norma. será necesario medir bajo condiciones de menor ruido de fondo. en adelante la Superintendencia. podrá requerir a los titulares de las fuentes emisoras de ruido.
Descargado desde http://arbosacustica.. y para el caso de mediciones internas. h) Sin perjuicio de lo establecido en la letra g) precedente. g) Sólo si la condición anterior no fuere posible. de acuerdo a lo estipulado en el artículo 15°. están bajo los límites máximos permisibles. los rubros de fuentes más denunciados y los rubros con mayor aumento de denuncias en comparación al año anterior.cl
.Attenuation of sound during propagation outdoors’’). sanciones. se podrán realizar predicciones de los niveles de ruido mediante el procedimiento técnico descrito en la norma técnica ISO 9613 ‘‘Acústica Atenuación del sonido durante la propagación en exteriores’’ (“Acoustics -.La Superintendencia deberá informar anualmente. VI Fiscalización y control Artículo 20°. se corregirá según la Tabla N° 3: Tabla N° 3 Correcciones Por Ruidos de Fondo Diferencia aritmética entre el nivel de Corrección presión sonora obtenido de la emisión de la fuente emisora de ruido y el nivel de presión sonora del ruido de fondo presente en el mismo lugar: 10 o mas dB(A) De 6 a 9 dB (A) De 4 a 5 dB (A) 3 dB(A) Menos de 3 dB(A) 0 dB (A) -1 dB(A) -2 dB (A) -3 dB(A) Medición nula
f) En el caso de ‘‘medición nula’’. informar su emisión de niveles de ruido. si se han dictado programas de cumplimiento..La Superintendencia podrá exigir a los titulares de dispositivos cuyo funcionamiento sea esporádico. Artículo 21°. señalado en el artículo 15°. al Ministerio del Medio Ambiente. El informe deberá señalar la emisión de ruido de las fuentes. aun cuando la medición sea nula. el artículo 18° letra c). Las condiciones de operación en esta modalidad deberán estar detalladas en el informe técnico. si los valores obtenidos en el artículo 18° letra b).
la presente norma les será aplicable a contar de esa fecha.
CRISTIÁN LARROULET VIGNAU.La presente norma de emisión entrará en vigencia dos años después que se publique en el Diario Oficial el decreto que la establezca. con posterioridad a la fecha de publicación señalada en el inciso anterior. de MINSEGPRES. A partir de esa fecha. quedará sin efecto el D. Ministra del Medio Ambiente
Descargado desde http://arbosacustica. según lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de la ley N° 20.S. Ministro de Salud. Ministro Secretario General de la Presidencia. corresponderá la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto a la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva.
ANÓTESE.. para los proyectos que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. N° 146.cl
.417. de 1997. Presidente de la República
MARÍA IGNACIA BENÍTEZ PEREIRA.VII Vigencia Artículo 23°.
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE. TÓMESE RAZÓN Y PUBLÍQUESE. Artículo transitorio Mientras no entren en vigencia las facultades de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin perjuicio de lo anterior.
Documents Similar To DS38-2011Skip carouselTesis Medicion Maquinas Bmfcim912bNCh352 2000.pdfRuidos y vibracionesOrdenanza de Ruidos y Vibraciones1277216675Exp. Redes InalambricasDecibelio2014.05.16 PRes Limistes Maximos de Emisión Permisibles.pdfGuía de Evaluación Médico OcupacionalvibracionesPoliphon Manual Tecnico 2009Análisis de Respuesta en FrecuenciaTerminologia Basica de ruidoMedición de Los Niveles de Ruido Ambiental en ChileEvaluación de RuidoR-REC-P.370-7-199510-W!!PDF-SLos acúfenos y los trastornos de los oídos principales enfermedades laborales en Méjico1670scribd8-9-2010-8-22-9-0-1-0Analisis_Mapa_de_Ruido_CENTRO_Primer_Semestre_2010Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo3M proteccion auditivaCómo Contaminan Los Medios de ComunicaciónReglamento de Ruido Industrial (1)El Manual Para El Ingeniero de Sonido Parte 3filtros.docxSonidoApuntes_SisCom_1raEd4eo 2011 1s Control 01 Solución - EjercicioFactores Físicos (FOL)Filtros PasivosRestaurantesFundamentos Tecnologias InalambricasMore From 328465aaaSkip carouselTopos Escalada CoyhaiqueSangra La Jornada HeróicaDolby 51 Productions GuidelinesPranic healingFINAL-Revised-Manual-on-PEH-Lv-I-14-Aug-2012.pdfManualFormalizacioOnEmpTurIsticasA Method for Measuring Transient Intermodulation Distortionacustica_arquitectonicaResumen-Pensando-Estrategicamenterohde-schwarz2como no hacer un INFORME DE MEDICIÓN RUIDO AMBIENTAL DS.146-97ISO Norms Acoustics