Source: http://smartleges.com/en/law-library/orden-itc-3707-2006-de-22-de-noviembre-por-la-que-se-regula-el-control-metrol%C3%B3gico-del-estado-de-los-instrumentos-destinados-a-medir-la-concentraci%C3%B3n-de-alcohol-en-el-aire-espirado/2003878
Timestamp: 2017-04-25 00:57:41
Document Index: 166932232

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 6', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11']

ORDEN ITC/3707/2006, DE 22 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO DE LOS INSTRUMENTOS DESTINADOS A MEDIR LA CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL EN EL AIRE ESPIRADO.Ministerio de Industria, Turismo y ComercioBOE 292 de 07/12/2006Redacción publicada el 07/12/2006	Notice: Undefined index: 2122181 in /var/www/vhosts/smartleges.com/juris/application/views/scripts/site/law-content.phtml on line 89
Notice: Undefined index: 2122181 in /var/www/vhosts/smartleges.com/juris/application/views/scripts/site/law-content.phtml on line 89
CAPÍTULO I. Disposiciones GeneralesCAPÍTULO II. Fase de comercialización y puesta en servicioCAPÍTULO III. Verificación después de reparación o modificaciónCAPÍTULO IV. Verificación periódica	Versión 07/12/2006
En su virtud, dispongo:	CAPÍTULO IDisposiciones Generales	Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de esta orden la regulación del control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado, en adelante denominados etilómetros, que se utilicen como medio para la imposición de sanciones, realización de pruebas judiciales o aplicación de normas o reglamentaciones que exijan su uso.	Artículo 2. Fases de control metrológico.
2. El control regulado en el capítulo II de esta orden se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos de evaluación de la conformidad que se determinan en el artículo 6 y el anexo III del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio. 3. Los controles de los instrumentos que estén en servicio comprenderán tanto la verificación después de reparación o modificación como la verificación periódica de aquéllos.	CAPÍTULO IIFase de comercialización y puesta en servicio	Artículo 3. Requisitos metrológicos y técnicos.
Los requisitos esenciales, metrológicos y técnicos que deben cumplir los etilómetros son los que se establecen en el anexo III de esta orden.	Artículo 4. Módulos para la evaluación de la conformidad.
3. La Administración pública competente podrá solicitar la documentación necesaria para determinar la equivalencia mencionada en el párrafo anterior. Cuando se compruebe el incumplimiento de los requisitos esenciales, técnicos y metrológicos, la Administración pública competente podrá impedir la puesta en mercado y servicio de los etilómetros.	CAPÍTULO IIIVerificación después de reparación o modificación	Artículo 5. Definición.
Se entiende por verificación después de reparación o modificación, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado z) del artículo 2 del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, el conjunto de exámenes administrativos, visuales y técnicos que pueden ser realizados en un laboratorio o en el lugar de uso, que tienen por objeto comprobar y confirmar que un etilómetro en servicio mantiene, después de una reparación o modificación que requiera rotura de precintos, las características metrológicas que le sean de aplicación, en especial en lo que se refiere a los errores máximos permitidos, así como que funcione conforme a su diseño y sea conforme a su reglamentación específica y al modelo aprobado.	Artículo 6. Actuaciones de los reparadores.
4. El reparador que haya reparado o modificado un etilómetro, una vez comprobado su correcto funcionamiento, deberá ajustar los errores a cero con la menor tolerancia posible de su equipamiento e instrumental.	Artículo 7. Sujetos obligados y solicitudes.
2. La solicitud de verificación se presentará acompañada del boletín de identificación establecido en el anexo I de esta orden.	Artículo 8. Ensayos y ejecución.
2. Los ensayos a realizar en la verificación después de reparación o modificación serán los indicados en el anexo II de esta orden.	Artículo 9. Errores máximos permitidos.
Los errores máximos permitidos en la verificación después de reparación o modificación serán los indicados en el anexo II de esta orden.	Artículo 10. Conformidad.
2. La verificación después de reparación o modificación tendrá efectos de verificación periódica respecto al cómputo del plazo para su solicitud.	Artículo 11. No superación de la verificación.
Cuando un etilómetro no supere la verificación después de reparación o modificación, deberá ser puesto fuera de servicio hasta que se subsane la deficiencia que ha impedido la superación. Se hará constar esta circunstancia mediante una etiqueta de inhabilitación de uso, situada en un lugar visible del instrumento cuyas características se indican en el anexo I del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, especificando en la misma el tipo de instrumento de que se trate. En el caso de que dicha deficiencia no se subsane se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que sea retirado definitivamente del servicio.	View the content of this document