Source: http://www.ic.gc.ca/eic/site/mc-mc.nsf/fra/lm00146.html
Timestamp: 2019-11-11 19:20:29+00:00
Document Index: 64526856

Matched Legal Cases: ["l'article 3", "l'article 14", "l'article 5", "l'article 14", "l'article 6", "l'article 14", "l'article 14", "l'article 14", "l'article 8", "l'article 8", 'art. 3']

PS-E-13 — Norme provisoire relative à l'approbation des transformateurs de courant électroniques - Mesures Canada
PS-E-13 — Norme provisoire relative à l'approbation des transformateurs de courant électroniques
0,9955 0,9970 0,9985 1,0000 1,0015 1,0030 1,0045 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Facteur de correction du rapport de transformation ← Courant en retard Déphasage - minutes Courant en avance → Classe de précision de 0,15 Échelle: 1% = FCR 0,01 = 34,4 min = 1 crad Courant assigné - 5% Courant assigné - 100% 0,991 0,994 0,997 1,000 1,003 1,006 1,009 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Facteur de correction du rapport de transformation ← Courant en retard Déphasage - minutes Courant en avance → Classe de précision de 0,3 Échelle: 1% = FCR 0,01 = 34,4 min = 1 crad Courant assigné - 10% Courant assigné - 100% 0,982 0,988 0,994 1,000 1,006 1,012 1,018 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 Facteur de correction du rapport de transformation ← Courant en retard Déphasage - minutes Courant en avance → Classe de précision de 0,6 Échelle: 1% = FCR 0,01 = 34,4 min = 1 crad Courant assigné - 10% Courant assigné - 100%
Norme : PS-E-13 (rev. 1)
Date de distribution : 2007-06-25
Date d'entrée en vigueur : 2007-06-25
Remplace : PS-E-13
6.0 Valeurs nominales
6.1 Courant nominal au primaire
6.2 Sorties nominales au secondaire
6.3 Charge nominale
7.0 Exigences électriques
8.0 Exigences relatives au marquage
8.1 Bornes
8.2 Polarité relative
8.3 Plaque signalétique
9.0 Exigences métrologiques
9.1 Précision de base
9.2 Précision et température
9.3 Précision et fréquence
9.4 Précision et variation de tension auxiliaire
10.0 Exigences relatives au scellage
10.1 Protection de la programmation
11.0 Tolérances des classes de précision
12.0 Révision
Le présent norme s'applique aux transformateurs de courant électroniques qui sont prévus pour être utilisés pour la mesure aux fins de facturation.
Le présent norme est publié en vertu du paragraphe 12(1) du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz .
Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (L. R. 1985, ch. E-4), par. 9(4).
Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz (DORS/86-13), par. 12(1).
Mesures Canada, LMB-EG-07 : Caractéristiques pour l'approbation des types de compteurs d'électricité, de transformateurs de mesure et d'appareils auxiliaires .
Commission électrotechnique internationale, 60044-8.
CAN-CSA 60044-1, Transformateurs de Mesure Partie 1: Transformateurs de Courant
CAN-CSA 60044-8, Transformateurs de Mesure Partie 8: Transformateurs de Courant électroniques
La terminologie suivante est en sus des définitions établies dans LMB-EG-07.
Transformateur de mesure électronique (TME)
Dispositif comprenant au moins un capteur de courant ou de tension pouvant être connecté à des systèmes de transmission et à des convertisseurs secondaires, tous destinés à transmettre une valeur proportionnelle à une grandeur mesurée à des appareils de mesure et à des compteurs.
Transformateur de courant électronique (TCE)
Transformateur de mesure électronique dont le courant au secondaire, dans des conditions normales d'utilisation, est essentiellement proportionnel au courant au primaire et est déphasé par rapport à ce dernier d'un angle connu pour une direction appropriée des connexions.
Les transformateurs de courant électroniques doivent satisfaire toutes les exigences applicables prévues à l'article 3 de la norme LMB-EG-07 en plus des exigences précisées dans le présent document.
Les valeurs nominales doivent correspondre à celles établies à l'article 14-3.4 de la norme LMB-EG-07.
Sortie analogique : La valeur privilégiée de la faible sortie nominale au secondaire est de 4 V, tant pour les systèmes de mesure de la tension entre phases que ceux qui mesurent la tension phase-terre. Les TCE ayant une sortie analogique à haute énergie avec un étalon de sortie de 5 A ou de 1 A doivent satisfaire les exigences des tableaux A et tableaux B.
Sortie numérique : La sortie numérique du TCE doit être conforme à l'article 5.3 de la norme CEI 60044-8.
La valeur de charge nominale est une charge résistive de 5 kΩ montée en parallèle avec 5 nF pour une sortie au secondaire de 4 V. Les valeur de charge nominale figurant dans le tableau A doivent s'appliquer à un courant au secondaire de 5 A. Dans le cas des TCE ayant une sortie au secondaire de 1 A, la charge précisée au tableau B s'applique.
Tableau A : Charges des transformateurs de courant avec sortie nominale au secondaire de 5 A
Désignation normalisée de la charge
Caractéristiques pour courant secondaire de 60 Hz et 5 A
Résistance O
Impédance O
E-0,04 0,04 0 0,04 1 1,0
E-0,2 0,02 0 0,02 5 1,0
B0,1 0,09 0,116 0,1 2,5 0,9
B0,2 0,18 0,232 0,2 5,0 0,9
B0,5 0,45 0,580 0,5 12,5 0,9
B0,9 0,81 1,044 0,9 22,5 0,9
B1,8 1,62 2,088 1,8 45,0 0,9
Tableau B : Charges des transformateurs de courant avec sortie nominale au secondaire de 1 A
Caractéristiques pour courant secondaire de 60 Hz et 1 A
E-0,01 0,25 0,0 0,25 0,25 1,0
E-0,04 1 0,0 1,0 1 1,0
E-0,2 5 0,0 5,0 5 1,0
B0,1 2,25 2,9 2,5 2,5 0,9
B0,2 4,5 5,8 5,0 5,0 0,9
B0,5 11,25 14,5 12,5 12,5 0,9
B0,9 20,25 26,1 22,5 22,5 0,9
B1,8 40,5 52,2 45,0 45,0 0,9
Nota : Les charges normalisées « E » doivent être utilisées avec des compteurs électroniques.
Le TCE doit satisfaire aux exigences d'isolation prescrites à l'article 14-3.2.1 de la LMB-EG-07. Le niveau d'isolation nominal d'un enroulement primaire d'un transformateur de courant doit être établi en fonction la tension la plus élevée de l'équipement Um. En ce qui concerne le transformateur de courant sans enroulement primaire ni isolement primaire qui lui est propre, on présume que la valeur de Um est de 0,72 Kv.
Les TCE doivent satisfaire les exigences de l'article 6.1.2 de la norme CEI 60044-8 visant les limites d'échauffement.
Les bornes doivent être marquées conformément à l'article 14-3.3.1 de la LMB-EG-07.
Toutes les bornes arborant la marque H1, X1, Y1 doivent avoir la même polarité au même moment.
Les plaques signalétiques doivent contenir tous les renseignements applicables mentionnés à l'article 14-3.3.2 de la LMB-EG-07. Les plaques doivent être placées comme indiqué à l'article 14-3.3.2.1 de la LMB-EG-07.
Le TCE doit satisfaire les exigences relatives à la précision prévues au tableau C et à la figure 1 pour la classe de précision désignée.
Le TCE doit être conforme à la désignation de précision correspondante du tableau C et à la figure 1 lors de son essai selon l'article 8.9.3 de la norme CEI 60044-8.
Le TCE doit être conforme à la désignation de précision correspondante du tableau C et à la figure 1 lors de son essai selon l'article 8.9.4 de la norme CEI 60044-8.
Le TCE doit être conforme à la désignation de précision correspondante du tableau C et à la figure 1 lorsque sa tension auxiliaire subit une variation de + 10 % par rapport à la tension auxiliaire nominale en courant alternatif et une variation de + 20 % par rapport à la tension auxiliaire nominale en courant continu.
Les constantes de service/de mesure de base et l'algorithme utilisés pour traiter les grandeurs mesurées doivent être conservés dans le TCE de manière à empêcher qu'ils ne soient modifiés par un dispositif externe, un signal de communication, une panne d'électricité ou tout autre moyen qui ne requiert pas le bris du sceau de l'appareil (art. 3.2.6 - LMB-EG-07).
Tableau C : Classes de précision et limites correspondantes des facteurs de correction applicables aux transformateurs de courant (voir figure 1)
Classes de précision des mesures
Limites des facteurs de correction applicables aux transformateurs
Limites du facteur de puissance (inductif) de la charge de puissance mesurée
100 % du courant nominal (voir note)
10 % du courant nominal
5 % du courant nominal
0,15 0,9985 1,0015 N/A N/A 0,997 1,003 0,6–1
0,3 0,997 1,003 0,994 1,006 N/A N/A 0,6–1
0,6 0,994 1,006 0,988 1,012 N/A N/A 0,6–1
Nota : Ces tolérances s'appliquent également au facteur nominal maximal du courant continu.
Le but de la révision 1 est de corriger l'information contenue dans les Tableaux A et B originaux.
Figure 1 – Limites applicables aux transformateurs de courant pour mesure
Limites de la classe de précision de 0,15
Description de la figure de la limite de la classe de précision de 0,15
Les relations entre les limites des facteurs de correction de rapport et l'angle de phase pour les valeurs limites des facteurs de correction applicables au transformateur (FCT) spécifiées au tableau C sont fournies grâce aux parallélogrammes qui sont tracés sur des graphiques dans lesquels un facteur de correction d'angle de phase en minutes est placé sur l'axe des abscisses et un facteur de correction de rapport est placé sur l'axe des ordonnées. Les parallélogrammes définissant les valeurs limites des FCT des transformateurs de courant sont liés par des sommets. Pour une classe de précision de 0,15 À 5 % du courant nominal, les valeurs limites sont (0, 1,003), (15,6, 1,003), (0, 0,997) et (-15,6, 0,997). À un courant nominal de 100 %, les valeurs limites sont (0, 1,0015), (7,8, 1,0015), (0, 0,9985) et (-7,8, 0,9985).
Limites de la classe de précision de 0,3
Description de la figure de la limite de la classe de précision de 0,3
Les relations entre les limites des facteurs de correction de rapport et l'angle de phase pour les valeurs limites des facteurs de correction applicables au transformateur (FCT) spécifiées au tableau C sont fournies grâce aux parallélogrammes qui sont tracés sur des graphiques dans lesquels un facteur de correction d'angle de phase en minutes est placé sur l'axe des abscisses et un facteur de correction de rapport est placé sur l'axe des ordonnées. Les parallélogrammes définissant les valeurs limites des FCT des transformateurs de courant sont liés par des sommets. Pour une classe de précision de 0,3 À 10 % du courant nominal, les valeurs limites sont (0, 1,006), (31,2, 1,006), (0, 0,994) et (-31,2, 0,994). À un courant nominal de 100 %, les valeurs limites sont (0, 1,003), (15,6, 1,003), (0, 0,997) et (-15,6, 0,997).
Limites de la classe de précision de 0,6
Description de la figure de la limite de la classe de précision de 0,6
Les relations entre les limites des facteurs de correction de rapport et l'angle de phase pour les valeurs limites des facteurs de correction applicables au transformateur (FCT) spécifiées au tableau C sont fournies grâce aux parallélogrammes qui sont tracés sur des graphiques dans lesquels un facteur de correction d'angle de phase en minutes est placé sur l'axe des abscisses et un facteur de correction de rapport est placé sur l'axe des ordonnées. Les parallélogrammes définissant les valeurs limites des FCT des transformateurs de courant sont liés par des sommets. Pour une classe de précision de 0,6 À 10 % du courant nominal, les valeurs limites sont (0, 1,012), (62,4, 1,012), (0, 0,988) et (-62,4, 0,988). À un courant nominal de 100 %, les valeurs limites sont (0, 1,006), (31,2, 1,006), (0, 0,994) et (-31,2, 0,994).
Télécharger le format de rechange PDF - 144Ko
Page: F701-lm00146