Source: http://docplayer.fi/19058218-Kayttooppaan-liite-puritan-bennett-560-ja-puritan-bennett-520.html
Timestamp: 2018-11-16 21:11:13+00:00
Document Index: 12500493

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Käyttöoppaan liite: Puritan Bennett 560 ja Puritan Bennett PDF
Käyttöoppaan liite: Puritan Bennett 560 ja Puritan Bennett 520
Download "Käyttöoppaan liite: Puritan Bennett 560 ja Puritan Bennett 520"
1 Puritan Bennett Käyttöoppaan liite: Puritan Bennett 560 ja Puritan Bennett Yleiskuvaus Tässä Käyttäjän käyttöoppaan ja Hoitohenkilökunnan käyttöoppaan liitteessä kuvataan LX , LX ja LX ohjelmistopäivitysten (Puritan Bennett 560 -ventilaattorille) ja LS , LS ja LS ohjelmistopäivitysten (Puritan Bennett 520 -ventilaattorille) tuoteparannukset. Tämä päivitys sisältää seuraavat parannukset: sisäänhengityksen laukaisun lisäherkkyystaso lapsipotilaille kyky asettaa hengitystaajuus välille 1 60 bpm Avustettu/ohjattu-ventilaatiotoimintamuodossa kyky määrittää sisäänhengitysaika suoraan Avustettu/ohjattu-ventilaatiotoimintamuodossa letkuston tarkastusominaisuus, jolla tarkastetaan potilasletkuston mahdolliset vuodot vaihtoehto valita toissijainen hälytysääni kyky palauttaa ventilaattorin oletusasetukset sekalaisia merkintäpäivityksiä. Huomautus: Käytössä olevan Käyttäjän käyttöoppaan ja Hoitohenkilökunnan käyttöoppaan versiotasosta riippuen yksi tai useampi tässä liitteessä kuvatuista ominaisuuksista saattaa poiketa käyttöoppaassa kuvatusta. Katso käyttöoppaan versio käyttöoppaan takakannesta. Jos ventilaattori toimii LX010101/LX010102/LX tai LS010101/LS010102/ LS ohjelmistopäivityksellä, tämän liitteen toiminnallisuuskuvaukset korvaavat vastaavat kuvaukset aiemmin julkaistuissa Käyttäjän käyttöoppaissa ja Hoitohenkilökunnan käyttöoppaissa. Katso muuttuneiden osioiden, kuvien ja taulukoiden tiedot yksittäisten ominaisuuksien kuvauksista. Lisätietoja ja apua saa ottamalla yhteyttä Covidieniin tai paikalliseen Covidienin edustajaan. 1-1
2 Puritan Bennett 1.2 I Sens Sisäänhengityksen laukaisun herkkyys Aiemmissa Puritan Bennett 560- ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorien ohjelmistoversioissa oli viisi laukaisuherkkyystasoa (1P, 2, 3, 4 ja 5). Tämän päivityksen yhteydessä olemassa olevat viisi tasoa toimivat kuten ennenkin; kuitenkin lapsikäyttöön tarkoitettu toinen taso, 0P, on nyt käytettävissä Yksityiskohtainen kuvaus I Sens antaa käyttäjän asettaa sisäänhengityksen tason, joka potilaan on aikaansaatava laitehengityksen käynnistämiseksi. Pienempi I Sens -asetusnumero tarkoittaa suurempaa laukaisuherkkyyttä. Herkkyystasot vastaavat virtauseroja verrattuna perusvirtaukseen (uloshengitysvaiheessa potilasletkuston läpi tapahtuva turbiinivirtaus, joka auttaa potilasta välttämään uloshengitetyn hiilidioksidin uudelleenhengittämistä). Viiveaika on aika laukaisujen välillä, jolloin toista sisäänhengitystä ei voida laukaista. Nimi Asetus Virtaus Viiveaika I Sens 0 (P*) 0P Perusvirtaus + (0,4 0,6 l/min) 300 ms I Sens 1 (P*) 1P Perusvirtaus + (0,4 0,8 l/min) 500 ms I Sens 2 2 Perusvirtaus + (0,7 1,3 l/min) ms** I Sens 3 3 Perusvirtaus + (0,9 1,5 l/min) ms** I Sens 4 4 Perusvirtaus + (1,0 1,6 l/min) ms** I Sens 5 5 Perusvirtaus + (1,2 1,8 l/min) ms** * Tasot lapsikäyttöön. ** Sisäänhengityksen laukaisun viiveaika vaihtelee näiden arvojen välillä ja riippuu edellisen sisäänhengitysvirtauksen huippuarvosta Muuttuneet käyttöoppaan kohdat Tämä kuvaus vaikuttaa I Sens sisäänhengityksen laukaisuherkkyys -alaosioihin seuraavissa Puritan Bennett 560 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan osioissa: 3.1: PSV-toimintamuodon parametrit ja asetusalueet 3.3: P A/C -toimintamuodon parametrit ja asetusalueet 3.4: V A/C -toimintamuodon parametrit ja asetusalueet (vain PB560) 1-2 Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten
3 Hengitystaajuus 3.5: P SIMV -toimintamuodon parametrit ja asetusalueet (vain PB560) 3.6: V SIMV -toimintamuodon parametrit ja asetusalueet (vain PB560) 1.3 Hengitystaajuus Aiemmissa Puritan Bennett 560- ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorien ohjelmistoversioissa käyttäjät saattoivat asettaa hengitystaajuuden (Taajuus) arvoon 5 60 bpm P A/C -toimintamuodossa kummassakin hengityslaitteessa ja V A/C -toimintamuodossa Puritan Bennett 560 -ventilaattorissa. Tämän päivityksen jälkeen käyttäjät voivat asettaa Taajuuden välille 1 60 bpm P A/C -toimintamuodossa kummassakin ventilaattorissa ja lisäksi V A/C -toimintamuodossa Puritan Bennett 560 -ventilaattorissa. (Taajuuden vaihtelualue P SIMV- ja V SIMV -toimintamuodoissa on muuttumaton aiempiin versioihin verrattuna.) Yksityiskohtainen kuvaus Taajuus-parametri, säädettävissä P A/C- ja V A/C -toimintamuodoissa, on esitetty alla: Nimi Yksiköt Min. arvo Maks. arvo Säädön resoluutio Oletusarvo Linkitetyt parametrit Taajuusª bpm Maks. RTOT ª Kun Huokaisu on asetuksessa KYLLÄ, Nopeuden arvoksi ei voi antaa alle 4:ää. Asetusalue-, resoluutio- ja tarkkuusarvot on näytetty alla: Ventilaattorin asetukset Hengitystaajuus (R-Rate) PB560 Hengitystaajuus (R-Rate) PB520 Asetusalue/resoluutio/tarkkuus Asetusalue: 1 60 bpm in P A/C- ja V A/C -toimintamuodoissa; 1 40 bpm P SIMV- ja V SIMV -toimintamuodoissa Resoluutio: 1 bpm Tarkkuus: ± 1 bpm Oletusarvo: 13 Riippuu: Insp Timesta (sisäänhengitysaika) P SIMV -toimintamuodossa; Insp Timesta (sisäänhengitysaika) ja V T V:stä SIMV -toimintamuodossa; V T V:Stä A/C -toimintamuodossa Asetusalue: 1 60 bpm in P A/C -toimintamuodossa Resoluutio: 1 bpm Tarkkuus: ± 1 bpm Oletusarvo: 13 Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten 1-3
4 Puritan Bennett Muuttuneet käyttöoppaan kohdat Hengitystaajuuden muutos ja sen kuvaus vaikuttavat seuraaviin Puritan Bennett 560 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan osioihin ja taulukoihin: 3.3: P A/C -toimintamuodon parametrit ja asetusalueet Taulukko 3-5: Ventilaatioparametrit P A/C -toimintamuodon valikossa 3.4: V A/C -toimintamuodon parametrit ja asetusalueet (vain PB560) Taulukko 3-7: Ventilaatioparametrit V A/C -ventilaatiotoimintamuodossa (vain PB560) B.6: Asetusalue, resoluutio ja tarkkuus Taulukko B-10: Hengityslaitteen asetusalue, resoluutio ja tarkkuus 1.4 Sisäänhengitysaika Aiemmat Puritan Bennett 560- ja Puritan Bennett 520 -hengityslaitteiden ohjelmistoversiot rajoittivat sisäänhengitysajan (Insp Time) säädöt I/T %- tai I:E-suhteen asetuksiin P A/C -toimintamuodossa kummassakin ventilaattorissa ja V A/C -toimintamuodossa Puritan Bennett 560 -ventilaattorissa. Tämän päivityksen jälkeen käyttäjät voivat asettaa Insp Time-asetuksen P A/C tai V A/C -toimintamuodoissa arvoon 0,3 6,0 s. (Insp Time-asetusalue P SIMV- ja V SIMV -toimintamuodoissa säilyy muuttumattomana.) Yksityiskohtainen kuvaus Huomautus: Jotta hoitohenkilö voi jatkaa I:E-suhteen tai I/T % -arvon määrittämistä, ventilaattori näyttää I:E-suhteen tai I/T % -arvon asetusikkunassa, kun Insp Time- tai Taajuus-asetuksia muutetaan. Ventilaattori rajoittaa nämä asetukset enimmäisarvoon I:E = 1:1 P A/C- ja V A/C -toimintamuodoissa ja enimmäisarvoon I:E = 1:2 P SIMV- ja V SIMV -toimintamuodoissa. Insp Time-parametri, säädettävissä P A/C- ja V A/C -toimintamuodoissa, on esitetty alla: Nimi Yksiköt Min. arvo Maks. arvo Säädön resoluutio Oletusarvo Linkitetyt parametrit Insp Time (sisäänhengitysaika) s 0,3 6,0 0,1 1,5 Taajuus V T * Apnea-aika * vain PB Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten
5 Sisäänhengitysaika Asetusalue-, resoluutio- ja tarkkuusarvot on näytetty alla: Ventilaattorin asetukset I:E-suhde (I:E) I/T-suhde (I/T) Sisäänhengitysaika (Insp Time) PB560 Sisäänhengitysaika (Insp Time) PB520 Asetusalue/resoluutio/tarkkuus Ei enää sovellettavissa. Katso Seuratut parametrit -osio. Ei enää sovellettavissa. Katso Seuratut parametrit -osio. Asetusalue: 0,3 6,0 s P A/C- ja V A/C -toimintamuodoissa; 0,3 2,4 s P SIMV- ja V SIMV -toimintamuodoissa Resoluutio: 0,1 s Tarkkuus: ± 50 ms tai 10 %, suuremman mukaan Oletusarvo: 1,5 s Riippuu: R-Rate P SIMV -toimintamuodossa; R-Rate ja V T VSIMV -toimintamuodossa Asetusalue: 0,3 6,0 s Resoluutio: 0,1 s Tarkkuus: ± 50 ms tai 10 %, suuremman mukaan Oletusarvo: 1,5 s Riippuu: R-Rate Valikot Insp Time -parametri näkyy valikossa P A/C (PACV) -toimintamuodossa kuvassa 1-1 ja kuvassa 1-2 näytetyn mukaisesti. Kuva 1-1. Valikko P A/C -toimintamuodossa sisäänhengitysparametrin kanssa (uloshengitysventtiilimääritykset) Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten 1-5
6 Puritan Bennett Kuva 1-2. Valikko P A/C -toimintamuodossa sisäänhengitysparametrin kanssa (vuotomääritykset) Insp Time -parametri näkyy valikossa V A/C (VACV) -toimintamuodossa kuvassa 1-3 näytetyn mukaisesti. Kuva 1-3. Valikko V A/C -toimintamuodossa sisäänhengitysparametrin kanssa Syklimuoto Syklimuotoa käytetään määrittämään, mikä laskettu arvo (I:E vai I/T%) näkyy parametrin suurennusikkunassa, kun Insp Time- tai Taajuus-asetuksia vaihdetaan. Sitä käytetään myös asettamaan seuratun tiedon arvo (I:E tai I/T%), joka näytetään seurattujen tietojen ikkunassa ja grafiikkanäytössä. Kaksi syklimuotoa edustavat sisään- ja uloshengitysaikojen suhdetta seuraavasti: 1. I:E on sisäänhengitysajan ( T I ) suhde uloshengitysaikaan ( T E ). I:E = 1/( T E / T I ) 2. I/T% on sisäänhengitysaika ( T I ) prosenttiosuutena hengityssyklin kokonaisajasta ( T I + T E ). I/T% = [T I / (T I + T E )] x 100 P A/C- ja V A/C -toimintamuodoissa syklisuhde muuttuu potilaan sisäänhengityksen mukaan; taajuus pysyy kuitenkin vakiona ja vastaa sisäänhengitysajan ja syklisuhteen asetuksia. 1-6 Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten
7 Letkuston tarkastus Huomautus: Kun T I -arvoa tai Taajuutta säädetään, vastaava laskettu I:E-suhde tai I/T% esitetään parametrin suurennuksessa sekä seuranta- ja informaatioikkunassa Muuttuneet käyttöoppaan kohdat Sisäänhengitysajan muutos ja sen kuvaus vaikuttavat seuraaviin Puritan Bennett 560 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan osioihin ja taulukoihin: 3.3: P A/C -toimintamuodon parametrit ja asetusalueet Kuva 3-5: P A/C -toimintamuodon valikot uloshengitysventtiilimäärityksessä Kuva 3-6: P A/C -toimintamuodon valikot vuotomäärityksessä Taulukko 3-5: Ventilaatioparametrit P A/C -toimintamuodon valikossa 3.4: V A/C -toimintamuodon parametrit ja asetusalueet (vain PB560) Kuva 3-7: Valikot V A/C -toimintamuodossa (vain PB560) Taulukko 3-7: Ventilaatioparametrit V A/C -ventilaatiotoimintamuodossa (vain PB560) 7.2.2: Asetusvalikon parametrien muuttaminen B.6: Asetusalue, resoluutio ja tarkkuus Taulukko B-10: Ventilaattorin asetusalue, resoluutio ja tarkkuus 1.5 Letkuston tarkastus Tässä Puritan Bennett 560- ja Puritan Bennett 520 -ventilaattoreiden ohjelmistoversiossa on uusi letkuston tarkastusominaisuus, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden havaita sellaiset mahdolliset vuodot potilasletkustossa, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti potilaaseen annostellun kaasun määrään Yksityiskohtainen kuvaus Suorita letkuston tarkastus aina, kun potilasletkusto vaihdetaan tai kun siihen tehdään muutoksia. Potilas ei voi olla kytkettynä laitteeseen tämän testin aikana. Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten 1-7
8 Puritan Bennett Letkuston tarkastaminen Käynnistä letkuston tarkastus pitämällä VALIKKO-näppäintä painettuna käynnistyksen aikana. Kuva 1-4. Letkuston tarkastus (ennen aloittamista) Huomautus: Lopeta ventilaatio ennen letkuston tarkastusta käyttäen VENTILAATIO PÄÄLLÄ/POIS -näppäintä, ei virtakytkintä. Jos virtakytkintä käytettiin ventilaation pysäyttämiseen, letkuston tarkastustoimintoa ei voida käyttää, ellei ventilaatiota ensin pysäytetä VENTILAATIO PÄÄLLÄ/POIS -näppäimellä. Suorita letkuston tarkastus seuraavasti: 1. Varmista, että potilas on irrotettu kokonaan ventilaattorista. 2. Varmista, että potilasletkuston proksimaalinen paineletku on asianmukaisesti kiinnitetty proksimaaliseen paineporttiin. Katso osio 6.4 (Potilasletkusto) hoitohenkilökunnan käyttöoppaassa. 3. Varmista, että uloshengitysventtiilin letku on liitetty uloshengitysventtiilin porttiin. 4. Tuki potilasliitäntä seuraavasti: a. Käytettäessä yksihaaraletkustoa tuki potilasletkuston potilasliitäntäportti. Katso kuva F-1 joko Hoitohenkilökunnan käyttöoppaassa tai kuva E-1 Puritan Bennett 560 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaassa tai kuva C-1 Puritan Bennett 520 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaassa. b. (Vain PB560) Jos käytössä on kaksihaaraletkusto, tuki hyvin potilaan Y-haaran avoin liitin kämmenellä. Katso kuva 10-1 Puritan Bennett 560 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaassa. 5. Aktivoi letkuston testi painamalla ENTER-näppäintä. 1-8 Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten
9 Letkuston tarkastus 6. Letkuston tarkastuksen aikana (jonka suoritus tyypillisesti vie 10 sekuntia) ventilaattori suorittaa seuraavat asiat: a. antaa lyhyen äänimerkin b. sulkee uloshengitysventtiilin c. näyttää testin tilana KÄYNNISSÄ Kuva 1-5. Letkuston tarkastus (käynnissä) d. lisää paineen arvoon 30 mbar (± 10 % ilman vuotoa) e. näyttää virtausanturimittauksen vuotona l/min -yksikköinä (päivitetään kahden sekunnin välein) f. antaa lyhyen äänimerkin, aina kun mittaus päivitetään g. antaa pitkän äänimerkin, kun tarkastus on valmis h. näyttää LÄPÄISTY tai EPÄONNISTUNUT testin vaihekentässä. Kuva 1-6. Letkuston tarkastus (valmis, läpäisty) Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten 1-9
10 Puritan Bennett Kuva 1-7. Letkuston tarkastus (valmis, epäonnistunut) 7. Tarkasta tulokset. EPÄONNISTUNUT tulos tarkoittaa, että vuotoa esiintyy yli 1 l/min. Suorita letkuston tarkastus uudestaan painamalla ENTER-näppäintä uudestaan. Peruuta letkuston tarkastus tarkastuksen ollessa käynnissä painamalla YLÖS-, ALAS-, ENTER-, VENTILAATIO PÄÄLLÄ/ POIS- tai VALIKKO-näppäintä. Epäonnistuneen tarkastuksen vianmääritys Jos letkuston tarkastus epäonnistuu, toimi seuraavasti: 1. Varmista, että käytössä on hyväksytty letkusto. Katso taulukko H-2 joko Hoitohenkilökunnan käyttöoppaassa, taulukko F-2 Puritan Bennett 560 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaassa tai taulukko E-2 Puritan Bennett 520 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaassa. 2. Tarkista potilasletkuston liitännät ventilaattoriin; tutki kaikki liitokset, että niissä ei ole vuotoja ja että ne ovat tiukasti kiinni. 3. Vaihda potilasletkusto tarvittaessa. 4. Suorita letkuston tarkastus uudestaan. 5. Jos vika jatkuu, anna pätevän teknikon tarkastaa ventilaattori. 1.6 Hälytysääni Ohjelmistoversio LX PB560-ventilaattorille ja ohjelmistoversio LS PB520-ventilaattorille tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden valita toissijainen hälytysääni Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten
11 Oletusarvojen palautus Yksityiskohtainen kuvaus Käyttäjä voi valita joko Alk.p. (kova) (Alkuperäinen (äänekkäämpi)) tai Std. (vaimea) (Standardin mukainen (pehmeämpi)) toissijaiseksi hälytysääneksi. Oletusasetus on Standardin mukainen. Standardin mukaisen ääni on hiljaisempi kuin Alkuperäisen, ja se täyttää standardin EN vaatimukset. Alkuperäinen viittaa hälytysääneen, joka toimitettiin ventilaattorissa ensimmäisestä tuotantojulkaisusta alkaen aina ohjelmistopäivityksiin LX010101/LX ja LS010101/ LS saakka. Hälytysäänen muuttaminen 1. Aseta kursori Hälytysäänen kohdalle YLÖS- ja ALAS-nuolien avulla. 2. Paina ENTER. 3. Valitse Std (vaimea) (Standardin mukainen, pehmeämpi) tai Alk.p. (kova) (Alkuperäinen, äänekkäämpi) käyttämällä YLÖS- tai ALAS-nuolia. 4. Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta. 1.7 Oletusarvojen palautus Ohjelmistoversio LX PB560-ventilaattorille ja ohjelmistoversio LS PB520-ventilaattorille antavat käyttäjän palauttaa kaikki asetukset takaisin valmistajan alkuperäiseen oletusarvoihin, lukuun ottamatta asetuksia Kieli, Päivä ja Aika. Asetusten palauttaminen valmistajan oletusarvoihin 1. Aseta kursori kohtaan Palauta oletus (Oletusarvojen palautus) painamalla YLÖS- tai ALAS-nuolia, kuvan 1-8 osoittamalla tavalla. Kuva 1-8. Palautetaan oletusasetuksia (1) 2. Paina ENTER. EI vilkkuu. Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten 1-11
12 Puritan Bennett 3. Muuta EI arvoksi KYLLÄ painamalla YLÖS- tai ALAS-nuolia, kuvan 1-9 osoittamalla tavalla. Kuva 1-9. Palautetaan oletusasetuksia (2) 4. Palauta kaikki asetukset takaisin valmistajan oletusarvoihin, lukuun ottamatta Kieli-, Pvä- ja Aika-asetuksia, painamalla ENTER. EI tulee uudelleen näyttöön kuvan 1-10 osoittamalla tavalla. Kuva Palautetaan oletusasetuksia (3) 1-12 Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten
13 Oletusarvojen palautus Toissijaisen hälytyksen valinnan ja oletusarvojen palautuksen vaihtoehtojen lisäys sai aikaan päivitetyn ASETUKSET-valikon, kuvan 1-11 mukaisesti. Kuva ASETUKSET-valikko Sykli muoto-, Suhteellinen paine- ja TriggE-tapa (E Sens) -asetuksen parametrit siirrettiin ASETUKSET-valikosta ASETUKSET 2 -valikkoon, kuvan 1-12 mukaisesti. Kuva ASETUKSET 2 -valikko ASETUKSET 2 -valikon avaaminen 1. Aseta kursori kohtaan SEURAAVA käyttämällä YLÖS- tai ALAS-nuolia ASETUKSET-valikossa. 2. Paina ENTER. ASETUKSET 2 -valikko tulee esiin. Takaisin-parametri ASETUKSET 2 -valikossa antaa käyttäjän palata takaisin ASETUKSET-valikkoon. Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten 1-13
14 Puritan Bennett 1.8 Merkintäpäivitykset Tämä Puritan Bennett 560- ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorien ohjelmistopäivitys sisältää erilaisia käyttöoppaan sisältöön ja näyttöjen esitysmuotoon vaikuttavia päivityksiä TriggE-tapa (vain PB560) TriggE-tapa -hälytys laskee nyt hengitykset vain saman 60 sekunnin aikajakson sisällä. Tämän tarkoituksena on estää turhat hälytystilanteet, joita ei voida poistaa ilman, että joko vaihdetaan ventilaatiotoimintamuotoja tai vaihdetaan valmiustilasta ventilaatioon. Yksityiskohtainen kuvaus Päivitetty TriggE-tapa -hälytys näytetään alla: Hälytysviesti Syy / ventilaattorin vaste Tärkeys Äänitauko saatavana Äänitauko saatavana TRIGGE-TAPA -VIRHE TAI LETKUSTON VUOTO Vähintään neljä viimeisestä kuudesta hengityksestä on aikapäätettyjä. MP Kyllä Ei Muuttuneet käyttöoppaan kohdat TriggE-tapa -hälytysmuutos ja sen kuvaus vaikuttavat seuraavaan Puritan Bennett 560 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan osioon ja taulukkoon: 3.7: Hälytysten yleiskuvaus Taulukko 3-1: Hälytysten yleiskuvaus TriggE-tapa -hälytysmuutos ja sen kuvaus vaikuttavat seuraavaan Puritan Bennett 560 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan osioon ja taulukkoon: 5.7: Hälytysten yleiskuvaus Taulukko 5-1: Hälytysten yleiskuvaus 1-14 Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten
15 Merkintäpäivitykset SUMMERIVIKA4 SUMMERIN AKKU VÄHISSÄ -hälytys näytetään nyt tilanteissa, joissa SUMMERIVIKA4-hälytys näytettiin aiemmin. Yksityiskohtainen kuvaus SUMMERIN AKKU VÄHISSÄ -hälytys näytetään alla: Hälytysviesti tai oire SUMMERIN AKKUVIRTA VÄHISSÄ Mahdolliset syyt hälytykselle Sisäinen tekninen ongelma, joka estää akun varoitussummeria antamasta POWER SUPPLY LOSS (VIRTAKATKOS) -hälytyksen. Korjaustoimenpiteet Liitä ventilaattori vaihtovirran pistorasiaan ja käynnistä laite käyttäen ventilaattorin takaosassa olevaa virtakytkintä. Anna ventilaattorin latautua vähintään 15 minuuttia ja enintään 2 tuntia. Jos ongelma jatkuu, käynnistä ventilaattori uudelleen nähdäksesi, poistuuko hälytys. Jos ei, ota yhteys Covidieniin tai paikalliseen Covidienin edustajaan. Muuttuneet käyttöoppaan kohdat SUMMERIVIKA4-hälytysmuutos ja sen kuvaus vaikuttavat seuraavaan Puritan Bennett 560 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan osioon ja taulukkoon: 3.8: Vianmääritys Taulukko 3-2: Hälytykset ja korjaustoimenpiteet SUMMERIVIKA4-hälytysmuutos ja sen kuvaus vaikuttavat seuraavaan Puritan Bennett 560 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan osioon ja taulukkoon: 5.8: Vianmääritys Taulukko 5-2: Hälytykset ja korjaustoimenpiteet Sisäänhengityspaine Aiemmissa Puritan Bennett 560- ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorien ohjelmistoversioissa sisäänhengityspaineen parametrin lyhennys oli PIP (P A/C -toimintamuodossa) ja P ohjaus (P SIMV -toimintamuodossa). Tämän päivityksen myötä sisäänhengityspaineen lyhenne molemmissa toimintamuodoissa on Pi. (Tämä on vain merkintämuutos, toiminto säilyy muuttumattomana.) Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten 1-15
16 Puritan Bennett Yksityiskohtainen kuvaus (PIP-lyhenteestä Pi-lyhenteeseen P A/C -toimintamuoto) Sisäänhengityspaineen (Pi) parametri P A/C -toimintamuodossa näytetään alla: Nimi Yksiköt Min. arvo Maks. arvo Säädön resoluutio Oletusarvo Linkitetyt parametrit Pi cmh 2 O, mbar tai hpa Valmiustila: 2 Venttiilimääritys: 5 Vuotomääritys: 6 Valmiustila: 55 Venttiilimääritys: 55 Vuotomääritys: PEEP Pi-parametri näkyy valikossa P A/C -toimintamuodossa kuvassa 1-13 ja kuvassa 1-14 näytetyn mukaisesti. Kuva Valikko P A/C -toimintamuodossa Pi-lyhenteen kanssa (uloshengitysventtiilimääritys) Kuva Valikko P A/C -toimintamuodossa Pi-lyhenteen kanssa (vuotomääritys) 1-16 Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten
17 Merkintäpäivitykset Pi sisäänhengityspaine Kun suhteellisen paineen asetuksena ASETUKSET-valikossa on KYLLÄ, Pi antaa käyttäjän määritellä PEEP-arvoon lisättävän sisäänhengityspaineen sisäänhengitysvaiheen aikana. Tässä määrityksessä Pi- ja PEEP-arvojen summa ei saa ylittää arvoa 55 mbar. Kun suhteellisen paineen asetuksena ASETUKSET-valikossa on POIS, Pi antaa käyttäjän määrittää sisäänhengityksen absoluuttisen paineen. Tässä määrityksessä Pi ja PEEP ovat yhteydessä toisiinsa ja niiden asetusten on erottava toisistaan vähintään 2 mbar vuotomäärityksessä ja 5 mbar venttiilimäärityksessä. Yksityiskohtainen kuvaus (P ohjaus -asetuksesta Pi-asetukseen P SIMV -toimintamuoto) (vain PB560) Sisäänhengityspaineen (Pi) parametri P SIMV -toimintamuodossa näytetään alla: Nimi Yksiköt Min. arvo Maks. arvo Säädön resoluutio Oletusarvo Linkitetyt parametrit Pi cmh 2 O, mbar tai hpa PEEP Pi-parametri näkyy valikossa P SIMV -toimintamuodossa kuvan 1-15 mukaisesti. Kuva Valikot P SIMV -ventilaatiotoimintamuodossa Pi sisäänhengityspaine Kun suhteellisen paineen asetuksena ASETUKSET-valikossa on KYLLÄ, Pi antaa käyttäjän määritellä PEEP-arvoon lisättävän sisäänhengityspaineen sisäänhengitysvaiheen tai ohjatun hengityksen aikana. Tässä määrityksessä Pi- ja PEEP-arvojen summa ei saa ylittää arvoa 55 mbar. Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten 1-17
18 Puritan Bennett Kun suhteellinen paine on asetettu ASETUKSET-valikossa asetukseen POIS, Pi antaa käyttäjän määrittää sisäänhengityksen absoluuttisen paineen ohjatussa hengityksessä. Tässä määrityksessä Pi ja PEEP ovat yhteydessä toisiinsa ja niiden asetusten on erottava toisistaan vähintään 2 mbar vuotomäärityksessä ja 5 mbar venttiilimäärityksessä. Muuttuneet käyttöoppaan kohdat Muutos PIP-lyhenteestä Pi-lyhenteeksi ja sen kuvaus vaikuttavat seuraaviin Puritan Bennett 560 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan osioihin, kuviin ja taulukkoon: 3.3: P A/C -toimintamuodon parametrit ja asetusalueet Kuva 3-5: P A/C-toimintamuodon valikot uloshengitysventtiilimäärityksessä Kuva 3-6: P A/C-toimintamuodon valikot vuotomäärityksessä Taulukko 3-5: Ventilaatioparametrit P A/C -toimintamuodon valikossa Muutos P ohjaus-lyhenteestä Pi-lyhenteeksi ja sen kuvaus vaikuttavat seuraavaan Puritan Bennett 560 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan osioon, kuvaan ja taulukkoon: 3.5: P SIMV -toimintamuodon parametrit ja asetusalueet Kuva 3-8: Valikot P SIMV -ventilaatiotoimintamuodossa Taulukko 3-9: Ventilaatioparametrit P SIMV -ventilaatiotoimintamuodossa Huokaisu (vain PB560) Huokaisu-ominaisuus on nyt käytettävissä vain hengitystaajuuden (Taajuus) asetuksella 4 tai sitä suuremmalla asetuksella. Yksityiskohtainen kuvaus Huokaisu-parametri, säädettävissä V A/C -toimintamuodossa, on näytetty alla: Nimi Yksiköt Min. arvo Maks. arvo Säädön resoluutio Oletusarvo Linkitetyt parametrit Huokaisunª taajuus ª Kun Huokaisu on asetuksessa KYLLÄ, Huokaisu V T ja Huokaisutaajuus esitetään. Huokaisutaajuus 50 tarkoittaa, että huokaisu annostellaan joka 50. hengenvedolla. Huokaisu voidaan asettaa asetukseen KYLLÄ taajuusarvoilla 4 tai sitä suuremmilla taajuusarvoilla Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten
19 Merkintäpäivitykset Muuttuneet käyttöoppaan kohdat Huokaisu-asetuksen muutos ja sen kuvaus vaikuttavat seuraavaan Puritan Bennett 560 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan osioon ja taulukkoon: 3.4: V A/C -toimintamuodon parametrit ja asetusalueet Taulukko 3-7: Ventilaatioparametrit V A/C -ventilaatiotoimintamuodossa Seuratut parametrit Joitakin ventilaattorin parametrialueita on muutettu. Vaikka ventilaattorin näyttämät arvot saattavat ylittää alla määritettyjen asetusalueiden arvot, asetusalue ja toleranssit on rajoitettu Hoitohenkilökunnan käyttöoppaan taulukossa 4-1 määritettyihin arvoihin. (Näyttöjen nimet ja toleranssit säilyvät muuttumattomina.) Yksityiskohtainen kuvaus Päivitetyt asetusalueet näytetään alla: Ventilaattorin parametri Asetusalue** Toleranssit Sisäänhengityspaine (PIP) 0 99 mbar ± (2 mbar + 8 %) Positiivinen uloshengityksen loppupaine (PEEP)ª 0 99 mbar ± (2 mbar + 8 %) Sisäänhengityksen kertahengitystilavuus (V TI )* ml ± (10 ml +10 % V TI ) x Taajuus Uloshengityksen kertahengitystilavuus (V TE )* ml ± (10 ml + 10 % V TE ) x V TE Kokonaishengitystaajuus (R TOT ) 0 99 bpm ± 1 bpm I:E-suhde (I:E) 9,9:1 1:199 ± 50 ms tai 10 %, suuremman mukaan I/T-suhde (I/T) 1 95 % ± 50 ms tai 10 %, suuremman mukaan Sisäänhengitysaika (I-aika) 0 6,0 s ± 100 ms Uloshengitysaika (E-aika)* 0 59,7 s ± 100 ms Sisäänheng. minuuttitilavuus (M.Vol) 0 99,9 l ± (10 ml + 10 %) FiO 2 * 0 99 % ± (2,5 % + 2,5 % FiO 2 ) Vuoto l/min ± (3 l/min + 20 %) Apnea-indeksi (AI) 0 99 ev/h ± 1 ev/h Apnea-aika s ± 1 s % spontaaninen (Spont) % ± 1 % ª Puritan Bennett 560- ja Puritan Bennett 520 -ventilaattoreissa ei ole ominaisuutta paineen vähentämiseen PEEP-paineen alapuolelle uloshengitysvaiheen aikana. * vain PB560 ** Ventilaattorin parametrien näytetyt arvot voivat vaihdella potilaan asetuksien mukaan. Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten 1-19
20 Puritan Bennett Muuttuneet käyttöoppaan kohdat Seuratun parametrin muutokset vaikuttavat seuraavaan Puritan Bennett 560 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan osioon ja taulukkoon: A.5: Seuratut parametrit Taulukko A-9: Seurattujen parametrien tiedot ja toleranssit Seuratun parametrin muutokset vaikuttavat seuraavaan Puritan Bennett 560 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan osioon ja taulukkoon: B.5: Seuratut parametrit Taulukko B-9: Seurattujen parametrien tiedot ja toleranssit Hälytykset Hälytysjärjestelmä täyttää IEC :2006- ja EN :2007 -standardin vaatimukset. Merkinnät on uusittu selkeyden vuoksi. Yksityiskohtainen kuvaus Tietyt olosuhteet ilmaistaan kuvakkeilla seuraavassa kuvatun mukaisesti: Kuvake Kuvaus Merkitys Hälytys pois päältä (apnea pois päältä) Apneahälytys on otettu POIS KÄYTÖSTÄ asetusvalikossa. Hälytystauko (hälytysnäppäin kaksi kertaa) Hälytys on asetettu tauolle ja/tai nollaustilaan. Hälytys keskeytetään, kunnes hälytyksen syy on poistettu ja syy uusiutuu. Hälytystauko (hälytysnäppäin yhden kerran) Hälytyksen merkkiäänet tällä hetkellä pois käytöstä. (Aika kestää 60 sekuntia.) 1-20 Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten
21 Merkintäpäivitykset Päivitetty hälytystaulukko esitetään seuraavassa: Hälytysviesti Äänitauko saatavana Äänitauko saatavana AKKUVIKA1 KÄYNNISTÄ UUDELLEEN/SRVC TARKASTA AKUN LATAUS JOS JATKUU, KÄYNNISTÄ UUDELLEEN/SRVC TARK. VENTTIILI* *JOS JATKUU, VAIHDA VENTTIILI VIRTAKATKOS (ei viestiä) Kyllä Kyllä Kyllä Ei VAIN hälytyksen peruutus Kyllä Ei Ei Ei VAIN hälytyksen peruutus OHJATUT SYKLIT - - Lisäksi Syy / Ventilaattorin vaste seuraaviin hälytyksiin on päivitetty: Hälytysviesti LAITEVIKA5 KÄYNNISTÄ UUDELLEEN/SRVC TARKASTA ETÄHÄLYTYS Syy / ventilaattorin vaste Vian tunnistus sähköisessä virransyöttöjärjestelmässä. Hälytyksen aktivoituminen tapahtuu: Kun ventilaattori on päällä ainakin 3 sekuntia ja virransyötön vika tunnistetaan ainakin 5 sekunnin ajan sen jälkeen. Seuraus: sisäisen akun kapasiteettia ei näytetä akkusymbolin vieressä. Ventilaattorin etähälytyksen relepiirin vika Seuraavassa annetaan lisäselvityksiä hälytyksistä. Minkä tahansa hälytysrajan ottaminen POIS käytöstä tai hälytysrajan asettaminen erittäin suureen tai pieneen arvoon voi aiheuttaa sen, että siihen liittyvä hälytys ei aktivoidu ventilaation aikana, mikä vähentää hälytyksen tehokkuutta potilaan seurannassa eikä ilmoita hoitohenkilölle tilanteista, joihin olisi mahdollisesti puututtava. Kaikki määritettävissä olevat hälytysasetukset tallennetaan ventilaattorin pysyvään sisäiseen muistiin ja ne pysyvät muistissa, kun ventilaattori sammutetaan tai tapahtuu virtakatkos. Kaikki hälytykset tallennetaan ventilaattorin pysyvään sisäiseen muistiin niiden aktivointihetkellä, ja ne pysyvät muistissa, kun ventilaattori sammutetaan tai tapahtuu virtakatkos. Korkean tason hälytysten merkkiääni on enimmäistasolla 80 db(a). Muuttuneet käyttöoppaan kohdat Hälytysten selvennys vaikuttaa seuraaviin Puritan Bennett 560 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan osioihin ja taulukoihin: 1.3: Symbolit ja merkinnät Taulukko 1-1: Ventilaattorin symbolit Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten 1-21
22 Puritan Bennett 3.1: Hälytyksen prioriteettitaso 3.3: Hälytyslokivalikko 3.7: Hälytysten yleiskuvaus Taulukko 3-1: Hälytysten yleiskuvaus Hälytysten selvennys vaikuttaa seuraaviin Puritan Bennett 560 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan osioihin ja taulukoihin: 1.3: Symbolit ja merkinnät Taulukko 1-1: Ventilaattorin symbolit 5.1: Hälytyksen prioriteettitaso 5.3: Hälytyslokivalikko 5.7: Hälytysten yleiskuvaus Taulukko 5-1: Hälytysten yleiskuvaus Hoitajakutsu Ventilaattorista tapahtuneen hälytyksen aikaviive hoitajakutsun lähtö-/tulojohdon liittimiin on alle 100 ms. Huomautus: PB520/PB560 on suunniteltu mahdollistamaan liitettävyys hoitajakutsu-/seurantajärjestelmiin. Koska jokaisen hoitajakutsu-/seurantajärjestelmän laitekokoonpanon ja ohjelmiston huomioiminen on mahdotonta, on käyttäjän vastuulla vahvistaa järjestelmän oikea toimivuus, kun sitä käytetään yhdessä PB520/PB560:n kanssa. Hälytysten, ilmoitusten ja potilastietojen siirtojen varmentaminen on välttämätöntä. Jos järjestelmä toimii odotetusta poikkeavalla tavalla, ota yhteys tekniseen tukeen saadaksesi apua kokoonpanon vianmäärityksessä. Älä käytä PB520/PB560-ventilaattoria hoitajakutsu-/ seurantajärjestelmän kanssa ennen kuin ventilaattori/järjestelmä-yhdistelmän toimivuus on varmistettu. Huomautus: Suorita itsetesti johdon asennuksen jälkeen ja säännöllisin väliajoin taataksesi, että järjestelmä toimii oikein. Itsetestiin kuuluu hälytyksen laukaisu ja vahvistus siitä, että hoitajakutsu-/seurantajärjestelmäyksikkö lähettää äänihälytyksen ja että äänihälytys päättyy, kun ventilaattorissa tapahtunut hälytys on nollattu. Muuttuneet käyttöoppaan kohdat Hoitajakutsun muutos vaikuttaa seuraavaan Puritan Bennett 560 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan osioon: 4.12: Hoitajakutsujohdon liittäminen 1-22 Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten
23 Merkintäpäivitykset Hoitajakutsun muutos vaikuttaa seuraavaan Puritan Bennett 520 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan osioon: 4.11: Hoitajakutsujohdon liittäminen Hoitajakutsun muutos vaikuttaa seuraavaan Puritan Bennett 560 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan osioon: 6.11: Hoitajakutsujohdon liittäminen Suukappale-ventilaatio Luettelo hengitysliitännöistä, joita käytetään potilaan ventilaattoriin kytkemistä varten, on päivitetty sisältämään suukappaleet. Muuttuneet käyttöoppaan kohdat Suukappaleliitännän sisällyttäminen vaikuttaa seuraaviin Puritan Bennett 560 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan osioihin: 2.3: Operatiivinen käyttö 4.4.2: Potilasletkuston asentaminen Suukappaleliitännän sisällyttäminen vaikuttaa seuraaviin Puritan Bennett 560 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan ja Puritan Bennett 520 -hoitohenkilökunnan käyttöoppaan osioihin: 2.3: Operatiivinen käyttö 6.4.2: Potilasletkuston asentaminen Vaatimustenmukaisuus ja IEC-luokitus Vaatimustenmukaisuus- ja IEC-luokitustiedot on muutettu dokumentoimaan päivitettyjen muutosten vaatimustenmukaisuutta standardeihin nähden. Yksityiskohtainen kuvaus Päivitettyjä muutoksia koskevat standardit luetellaan seuraavassa: Yleiset standardit Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet: Yleiset turvallisuutta koskevat vaatimukset IEC :1988 ja kaikki sen muutokset mukaan lukien 1995 ja EN :1990. Täydentävät standardit Hälytysjärjestelmien yleiset vaatimukset, testaus ja opastus sähkökäyttöisissä lääkintälaitteissa ja sähkökäyttöisissä lääkintäjärjestelmissä IEC :2006 ja EN : Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten 1-23
24 Puritan Bennett Muuttuneet käyttöoppaan kohdat Vaatimustenmukaisuusmuutos vaikuttaa seuraavaan Puritan Bennett 560 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan osioon: A.10: Vaatimustenmukaisuus ja IEC-luokitus Vaatimustenmukaisuusmuutos vaikuttaa seuraavaan Puritan Bennett 520 -ventilaattorin käyttäjän käyttöoppaan osioon: A.11: Vaatimustenmukaisuus ja IEC-luokitus Vaatimustenmukaisuusmuutos vaikuttaa seuraavaan Puritan Bennett 560 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan ja Puritan Bennett 520 -ventilaattorin hoitohenkilökunnan käyttöoppaan osioon: B.11: Vaatimustenmukaisuus ja IEC-luokitus 1-24 Käyttöoppaan liite: LX010101/02/03- ja LS010101/02/03-ohjelmistopäivitysten
26 Part No C Covidien. Covidien llc 15 Hampshire Street, Mansfield, MA USA Covidien Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore [T]
Pika-asennusopas. Suomi
Pika-asennusopas Suomi Lue Astral -laitteen Käyttöopas tai Käyttöohjeet hoitohenkilökuntaa varten -opas kokonaan ennen käyttöä. Astral-laite 1. Sovitinportti Tähän voidaan asentaa yksihaarainen sovitin,
Kehittynyt teknologia ventilaatiohoidossa
Kehittynyt teknologia ventilaatiohoidossa Suuri värinäyttö Poikkeuksellinen seuranta mahdollistaa välittömän hoitopalautteen Miellyttävä, kompakti muotoilu, paino alle 5 kg Kattavat hälytykset, joissa
Pikaopas. BiPAP Synchrony
Pikaopas BiPAP Synchrony Määritelmiä IPAP Sisäänhengityspaine EPAP PEEP = Positiivinen, lopullinen Uloshengityspaine (=PEEP) PS Painetuki = IPAP EPAP Ti Sisäänhengitysaika CPAP jatkuva positiivinen ilmatiepaine
Aikuisten ja lasten ventilaattorit. Pikaopas. Suomi
Aikuisten ja lasten ventilaattorit Pikaopas Suomi Käyttöönotto Ei-invasiivinen käyttö Verkkojohto Maski Stellar 2 Ilmaletku 3 4 5 1 Vaihtovirtajohto Vaihtovirtajohdon lukitusliitin H4i-lämminvesikostutin
Pika-asennusopas Suomi Astral-laite 1. Sovitinportti Tähän voidaan asentaa yksihaarainen sovitin, yksihaarainen ilmavuotosovitin tai kaksihaarainen sovitin (vain Astral 150) 2. Kahva 3. Sisäänhengitysportti
Elisée 250 Käyttöohje hoitohenkilökuntaa varten Suomi
Elisée 25 Käyttöohje hoitohenkilökuntaa varten Suomi ResMed - ventilaatioratkaisut mahdollistavat laadukkaan hoidon ResMed - ventilaatioratkaisut mahdollistavat laadukkaan hoidon Johdanto Selityksiä Tämän
Trilogy-ventilaattori. Potilasohje
Trilogy-ventilaattori Potilasohje Ventilaattorisi Trilogy-ventilaattori auttaa sinua jatkuvasti Trilogy antaa jatkuvaa hengitystukea tarvittaessa ympäri vuorokauden. Trilogy-ventilaattori kulkee mukanasi
ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea
Pikaopas. BiPAP AVAPS
BiPAP AVAPS Pikaopas Laitteen asentaminen Etupaneelin perustiedot Hoidon aloittaminen Hoidon lopettaminen Tietojen tarkasteleminen Mukavuusasetukset Kostuttimen irrottaminen telakasta Kostuttaminen Laitteen
pikaopas FORERUNNER 50 ja langaton ANT+Sport -tekniikka
pikaopas FORERUNNER 50 ja langaton ANT+Sport -tekniikka Varoitus: Tämä tuote sisältää vaihdettavan nappipariston. Tärkeitä akun käyttämiseen liittyviä turvallisuustietoja on laitteen pakkauksessa toimitetussa
ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön
ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön RESMED-KOKOKASVOMASKI SAIRAALAKÄYTTÖÖN on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön aikuispotilaille (> 30 kg), joille on määrätty jatkuva hengitysteiden ylipaine- tai
Trilogy-ventilaattori. Esite potilaalle
Trilogy-ventilaattori Esite potilaalle Oma ventilaattorisi Trilogy-ventilaattori auttaa sinua jatkuvasti Trilogy avustaa hengittämisessä jatkuvasti, tarvittaessa jopa vuorokauden ympäri ja 7 päivää viikossa.
Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas
Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5
VELOCICALC ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI MALLI 9515
VELOCICALC ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI MALLI 9515 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6001181D Copyright TSI Incorporated / Toukokuu 2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan