Source: http://docplayer.es/1819994-Resolucion-exenta-n-santiago-vistos.html
Timestamp: 2017-04-25 01:34:08
Document Index: 262336427

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 132', 'artículo 211', 'artículo 51', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 3', 'Artículo 1']

RESOLUCiÓN EXENTA N" Santiago, VISTOS: - PDF
RESOLUCiÓN EXENTA N" Santiago, VISTOS:
Download "RESOLUCiÓN EXENTA N" Santiago, VISTOS:"
Catalina Bustamante Salas
1 del Medio Ambiente APRUEBA "PROTOCOLO PARA VALIDACiÓN DE SISTE- MAS DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES[CEMS] EN PLANTAS DE CELULOSA". RESOLUCiÓN EXENTA N" Santiago, VISTOS:.1 9 ENE Lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N" , que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Ley N" , que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N" , sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el DS N" 37 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece norma de emisión de compuestos TRS, generadores de olor, asociados a la fabricación de pulpa kraft o al sulfato; en el DSN" 76 de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra a don Cristián Franz Thorud en el cargo titular de Superintendente del Medio Ambiente; en el Decreto con Fuerza de Ley N" 3, de 11 de septiembre de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; yen la Resolución No 1.600, de 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; CONSIDERANDO: l' El inciso primero del artículo ZO de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que establece que esta Superintendencia es el servicio público creado para ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los instrumentos de carácter ambiental que dispone la Ley, entre ellos las normas de emisión; ZO La letra ñ) del artículo r de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que establece que esta Superintendencia tiene como atribución el impartir directrices técnicas de carácter general y obligatorio, definiendo los protocolos, procedimientos y métodos de análisis que los organismos fiscalizadores, las entidades acreditadas conforme a dicha ley y, en su caso, los. sujetos de fiscalización, deberán aplicar para el examen, control y medición del cumplimiento de las normas de emisión; - r Lo dispuesto en el artículo 13' del DS N" 37 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece norma de emisión de compuestos TRS, generadores de olor, asociados a la fabricación de pulpa kraft o al sulfato, que asigna el control y la fiscalización de la misma a esta Superintendencia, de conformidad con lo establecido en el artículo segundo de la ley N" ; 4' Lo dispuesto en el artículo r de la citada norma de emisión, en cuanto reconoce la potestad legal de esta Superintendencia de definir requerimientos para la operación, control de calidad y aseguramiento de los datos del sistema de monitoreo continuo de emisiones, la información adicional, y los formatos y medios correspondientes para la entrega de información. 5' El Oficio Ordinario N" 1432, de 10 de septiembre de 2014, de la Superintendencia del Medio Ambiente, dirigido al Ministerio del Medio Ambiente, en el cual se acompañó el documento técnico "Protocolo para validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Plantas de Celulosa", con la finalidad de solicitar su informe previo, en virtud del artículo 48 bis de la Ley N" , por tratarse de un acto admi. nistrativo para la ejecución o implementación de normas de emisión; Página 1 de 22 6' El Oficio Ordinario W , de 14 de noviembre de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, dirigido a la Superintendencia del Medio Ambiente, por el cual informa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 bis de la Ley W , pronunciándose favorablemente sobre el documento técnico; yo Por lo anterior, esta Superintendencia se halla en condiciones de aprobar definitivamente el documento técnico "Protocolo para validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)en Plantas de Celulosa"; RESUELVO: PRIMERO.Apruébase el documento técnico "Protocolo para validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)en Plantas de Celulosa", cuyo texto íntegro se acompaña a la presente resolución, entendiéndose formar parte de la misma. SEGUNDO. La aplicación del presente protocolo será obligatorio para todas las fuentes emisoras afectas al cumplimiento del OS N 37 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece norma de emisión de compuestos TRS, generadores de olor, asociados a la fabricación de pulpa kraft o al sulfato. En consecuencia, las fuentes emisoras antes indicadas deberán informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, el estado actual de todos sus sistemas de monitoreo continuo de emisiones, incluyendo información técnica y administrativa sobre los mismos, a más tardar el 31 de marzo de Posteriormente, la Superintendencia del Medio Ambiente indicará individualmente los plazos para la certificación inicial o la recertificación de los CEMSinstalados. TERCERO. La presente resolución entrará en vigencia en la fecha de su publicación en el Diario Oficial. CUARTO. El texto original del protocolo que se aprueba mediante la presente resolución será archivado en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente, y además estará accesible al público en su página web: PLASEy ARCHfvESE. ANÓTESE, PUBLiQUESE EN DIARIO OFICIAL, CÚM- Distribución: Fiscalía División de Fiscalización Ministerio del Medio Ambiente Oficina de Partes Página 2 de 23 r---- Superintendencia del Medio Ambiente PROTOCOLO PARA VALIDACION DE SISTEMAS DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES "CEMS" EN PLANTAS DE CELULOSA. SANTIAGO, Enero 2015 ~IIPl'rlllt{,lIl.JfJlriHdl'l,\Itdin Ambi{'ute - (;ljbi('rilo dlo ("hilr \llrallorc\ 17R. pi_~(l 7. Samia!,:u I conl<kto.~ma'éi ma 1!ub (11 ~\W\\ sma g~lh_cr4 del Medio Ambiente 11Superintendencia Gobierno Chile 1. INTRODUCCION 2 2. ALCANCE 2 3. DEFIN ICIONES 2 4. PRESENTACION y APROBACION INICIAL DEL CEMS ANTE LA SMA 2 5. ENSAYOS DE VALlDACION DE CEMS ENSAYO DE DESVIACiÓN DE LA CALIBRACiÓN (DC) DETERMINACION DEL TIEMPO DE RESPUESTA ENSAYO DE EXACTITUD RELATIVA (ER) 4 6. INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALlDACION 5 7. REVALlDACION DEL C EMS 6 8. OTRAS CONSiDERACiONES 6 Miraflores 178. piso7 SantIago I contacto5 del Medio Ambienle 1. INTRODUCCION En virtud de las exigencias centenidas en el D.S. N"37/13 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece Norma de Emisión de Compuestos TRS, generadores de olor asociados a la fabricación de Pulpa KRAFT o al Sulfato, donde se establece en su articulo N" 7 que "La Superintendencia podrá definir los requerimientos minimos de operación, control de calidad y aseguramiento de los datos del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones, asi cemo la información adicional, los formatos y medios correspondientes para la entrega de información" y en virtud de las exigencias contenidas en el artículo N" 13 del mismo decreto, donde se establece que "corresponderá el control y fiscalización del cumplimiento del presente decreto a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)" se ha definido el siguiente protocolo para regular aspectos técnicos asociados a la validación de los Sistemas de Monitoreo Con~nuos de Emisiones (CEMS) con la finalidad de asegurar que estos equipos entregan resultados de calidad cenfiables y que se cenroboran con una metodologia de reterencia aprobada. 2. ALCANCE El presente protocolo, tiene cemo alcance establecer los diferentes ensayos que se aplican para la validación de CEMS que han sido instalados en unidades o fuentes afectas al D.S. N"37/13 para medir sus emisiones, asl como también, establecer los procedimientos de revalidación que se deben ejecutar en forma anual, a fin de mantener la vigencia y calidad de ios CEMS. 3. DEFINICIONES Se aplican las mismas definiciones respe~vas establecidas en el Anexo I del Protocolo de Validación de CEMS en Centrales Termoeléctricas (Res. Ex. N" 57/13). 4. PRESENTACION y APROBACION INICIAL DEL CEMS ANTE LA SMA Para aquellas unidades afectas al D.S. N"37/13 que no cuenten cen un sistema de monitoreo continuo aprobado por esta Superintendencia, el ~tular de la fuente deberá ingresar a la oficina de partes de la SMA, en un plazo máximo de 60 dias hábiles contados desde la fecha de publicación de este protocolo y por única vez, un informe sobre el CEMS instalado a fin de que la SMA pueda establecer su aprobación bajo resolución fundada. El informe de presentación del CEMS, corresponde a un documento de caracteris~cas similares al "Informe Previo de Validación" (IPV) que establece el numeral 4.1 del Protocolo de Termoeléctricas, el cual deberá ser ingresado en formato impreso y digital, debiendo contener al menos la siguiente información: Antecedentes de la Fuente: Donde se indique el tipo de fuente y sus autorizaciones, inscripciones en registros, certificados de revisiones y pruebas de calderas y otros documentos vigentes que den cuenta acerca de la autorización y del funcionamiento de la fuente. Ubicación georreferenciada de la fuente, condiciones de operación normal, centaminantes que se emiten a la atmosfera y tecnologias de abatimiento (si corresponde), altura y diámetro interno de la chimenea o ducto, velocidad y temperatura de salida de los gases y cenfiguración de la chimenea (indicando como se descargan los gases de la chimenea de la unidad a la atmósfera, si es a través de una sola chimenea, múltiples chimeneas, chimenea común con otras unidades, bypass, entre otros). Estado de Implementación del CEMS: Donde se indique la fecha de instalación y fecha de puesta en marcha de los CEMS, la empresa proveedora de los CEMS, la empresa que llevó a cabo la instalación de los CEMS, la empresa que desanrolló las pruebas de validación y la empresa que los opera y mantiene. Para aquellas unidades cuyo CEMS aún no ha sido implementado se deberá indicar una descripción general sobre el estado actual del proceso de implementación definiendo además mediante una carta Gantt la fecha es~mada para su implementación y validación. Descripción de los diferentes equipos que componen el CEMS: Donde se identifique y describa los CEMS Instalados para medir cada parámetro monitoreado, indicando sus cemponentes, sistema informátice de recolección y almacenamiento de datos, formato de almacenamiento del dato, mecanismos de seguridad ante manipulación y formato o unidades en que se entrega del dato crudo. En los casos de existir conversiones de unidades, se deberán anexar las respectivas rutas de cálculo. Miraflores 178. pise 7 SantiagO! 26 del Medio Ambiente Tabla Resumen de Especificaciones Técnicas del CEMS: Donde se entregue una tabla resumen que especifique para cada parámetro monitoreado: marca, modelo y número de serie de los analizadores instalados, indicar si el tipo de CEMS instalado es extractivo o in situ, entregar los rangos y/o escalas de mediciones utilizadas, principio de funcionamiento, tiempo de respuesta, limites de detección y unidades de medición utilizadas. Se deberá adjuntar para su respaldo, los respectivos manuales de los equipos en formato digital. Proporcionar planos o diagramas de ubicación de los CEMS en la chimenea (con la identificación de cada componente que conforma el CEMS) y los puntos de muestreo en la chimenea, asi como también, detallar los puntos de muestreo para la aplicación de los respectivos métodos de referencia aplicables. Se deberán adjuntar fotografias actuales. Procedimientos de calibración y mantención del CEMS: Donde se proporcionen los procedimientos establecidos para calibraciones automáticas, manuales y mantenciones de los CEMS, indicando frecuencias y responsable. Resultados de las pruebas de validación del CEMS: Se deberán informar los resultados del último ensayo de Desviación de la Calibración (Conrimiento de la Calibración) y Exactitud Relativa, de los parámetros monitoreados, de acuerdo a lo estipulado en el punto 5 de este protocolo y que hayan sido ejecutados por laboratorios nacionales con autorización vigente ante la Seremi de Salud que conresponda, laboratorios extranjeros con autorización vigente ante las respectivas autoridades estatales, medioambientales, sanitarias o por algún organismo del estado para dichos efectos. Los resultados deberán además incluir a lo menos: Carta Gantt con fechas de ejecución de cada ensayo realizado, rutas de cálculo de los resultados que demuestren trazabilidad de la información, metodologlas de medición aplicadas y medios de respaldo de los ensayos tales como Certificados de gases patrones utilizados para los ensayos, datos registrados por el CEMS minuto a minuto durante todo el periodo de ejecución de los ensayos, hojas o planillas de tenreno del método de referencia ejecutado por el laboratorio de medición (debidamente completadas), junto con los certificados dellsp de calibración de los equipos y/o instrumentos empleados por el laboratorio. Se deberá adjuntar en los anexos, como medio de respaldo, el informe de resultados de las mediciones ejecutadas por ellaboratorio. Resolución de autorización: Donde se proporcione la Última resolución emitida por la SEREMI de Salud respectiva que aprueba el sistema de Monitoreo Ccntinuo de Emisiones instalado en la fuente. Una vez evaluado los antecedentes y establecida su conformidad, la SMA emitirá una resolución que homologa la validación emitida por la SEREMI de Salud por el periodo proporcional especificado en la resolución que dicha institución haya fijado. Para las fuentes nuevas o que no cuenten con un CEMS aprobado por la SEREMI de Salud respectiva, deberán ingresar un IPV y someter a validación el CEMS de acuerdo a los procedimientos especificados en el numeral 5 de este protocolo. 5. ENSAYOS DE VALIDACION DE CEMS Una vez homologada la aprobación del CEMS bajo resolución fundada por parte de esta Superintendencia, a fin de asegurar la validez de los datos medidos y como parte del sistema de control de calidad de los Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones instalados en la fuente, el titular deberá, cumplir anualmente con los siguientes ensayos de validación: Desviación de la Calibración (Corrimiento de la Calibración), Tiempo de Respuesta (TR) y Exactitud Relativa (ER) para los parámetros TRS y 02. Para la ejecución de cada ensayo, se deberán seguir las directrices establecidas en el protocolo de validación de CEMS en Centrales Termoeléctricas (Res. Ex. N" 57/213) respecto de los Avisos de Ejecución de los Ensayos de Validación (numeral 4.2 del protocolo) y Orden de Ejecución de los Ensayos de Validación, aplicables (numeral 4.3 del protocolo). En cuanto a las especificaciones de cumplimiento de los ensayos se deberán considerar los siguientes criterios y limites que se definen a continuación: Mlrafiores 178. piso 7 Santiago I contacto 90b c:ii www srr.a qot: D 37 del Medio Ambiente 5.1. ENSAYO DE DESVlACION DE LA CALlBRACION (DC) El titular de la fuente deberá dar cumplimiento anualmente al ensayo de OC de acuerdo a las metodologias establecidas en los puntos 5.4 y del Protocolo de Validación de CEMS en Centrales Termoeléctricas (Res. Ex. N" 57/13). Para efectos de este protocolo, los gases patrones de calibración se inyectaran al sistema considerando para nivel Cero un rango comprendido entre O y 20% del Span, mientras que para nivel Alto o Span se considerara un rango comprendido entre 50 y 100% del Span. Al igual que en el protocolo de termoeléctricas, el ensayo se realizara durante 7 dias consecutivos y se deberá cumplir con valores menores o iguales a los limites establecidos en los Performance Specification (PS) N" 5 Y 3 de los parámetros TRS y O, que se indican a continuación en la tabla N" 1: Tabla N 1: Límites aceptables para el ensayo de Desviación de la Calibración (OC Parámetro Resultados de Desviación de la Calibración (OC) O, :1:0,5 % O, utilizando la ecuación 2. TRS (H,S) :1:5% del valor de span en al menos 6 de los 7 dias que dura el ensayo, utilizando la ecuación 1. Tiempo de Respuesta 15 minutos. Nota: Las ecuaciones indicadas en Tabla N"1 corresponden a las ecuaciones senaladas en el numeral 7.0 del protocolo de CEMS de Termoeléctricas. El cilindro de gas patrón utilizado para la ejecuciondel ensayo de DC para cada parámetro. debe ser el mismo por los 7 dlas que dura el ensayo. En los casos de agotarse un cilindro de gas patrondurante la ejecución del ensayo, se deberá repetir el ensayo de DC desde el comienzo (dla 1l. utilizando un nuevo gas patrono Los criterios de exención para este ensayo que se indican en el numeral del Protocolo de Validación de CEMS en Centrales Termoeléctricas (Res. Ex. N" 57/13), no son aplicables bajo este protocolo. La Superintendencia reconocerá como fecha de vigencia del gas EPA Protocol aquella estipulada en el respectivo certificado adjunto al cilindro del gas emitido DETERMINACION DEL TIEMPO DE RESPUESTA Para la determinación del tiempo de respuesta se deberán aplicar los mismos procedimientos establecidos en el punto del Protocolo de Validación de CEMS en Centrales Termoeléctricas (Res. Ex. N" 57/13), debiendo cumplir con un valor menor o igual al limite establecido en tabla N'l de este protocolo ENSAYO DE EXACTITUD RELATIVA (ER) Al igual que en el punto del protocolo de Validación de CEMS en Centrales Termoeléctricas (Res. Ex. N" 57/13), mientras la fuente se encuentre operando sobre el 50% de la máxima capacidad de funcionamiento, el titular de la fuente deberá dar cumplimiento al ensayo de ER debiendo realizar un minimo de 9 corridas de muestras de datos, pudiendo eliminar posteriormente un máximo de 3 muestras siempre que la determinación de ER se realice con un numero de muestras igualo mayor que 9, debiendo informar todos los datos, incluso los resultados de aquellas muestras eliminadas. Las corridas de medición deberán ser recolectadas cumpliendo con los tiempos y especificaciones que se establecen en los respectivos métodos de referencia definidos en la tabla N"2. Los resuitados de los ensayos de Exactitud Relativa deberán cumplir con valores menores o iguales a los limites establecidos en los Performance Specification (PS) N" 3 Y 5 para los parámetros O" y TRS respectivamente y que se presentan a continuación en la tabla N" 2: Mlraflores 178 piso 7 Santiago / 90b el I wwwsn';jguq.gl 48 del Medio Ambiente Gobierno de Chile Tabla N 2: Límites aceptables para el ensayo de Exactitud Relativa (ER) Parámetro TR5 (SO,) Método de Exactitud Relativa (ER) Referencia :s20% cuando se utiliza el Método de Referencia en el denominador de la ecuación 5 para calcular la Exactitud Relativa (las emisiones promedio durante la prueba son mayores al 50% del estándar de emisiones) ó CH-16A :s10% cuando el estándar de emisión aplicable es usada como denominador de la ecuación 5 para calcular la Exactitud Relativa. (Las emisiones promedio durante la prueba son menores al 50% del estándar de emisiones). 0, :s 1% de 0, utilizando la ecuación 7 CH-3B Nota:Lasecuacionesindicadasen la tablan" 2 correspondena las ecuacioneseñaladasen el numeral 7.0del protocolode CEMSde Termoeléctricas. Los criterios de exención para este ensayo que se indican en el numeral del Protocolo de Validación de CEMS en Centrales Termoeléctricas (Res. Ex. W 57/13), no son aplicables bajo este protocolo. Si producto de los respectivos controles de calidad realizados durante la ejecución de las corridas de medición bajo el método de referencia se invalida alguna de las corridas, se podrá aumentar la cantidad de corridas a ejecutar de manera de asegurar el minimo de 9 corridas requeridos para calcular la Exactitud Relativa. No obstante, el máximo de corridas que se podrán eliminar será INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALlDACION. La Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental responsable de la ejecución de los ensayos de validación, deberá ingresar a la oficina de partes de la SMA el Informe de Resultados de los ensayos de validación en un plazo máximo de 20 dias hábiles contados desde la fecha de culminación de los ensayos de validación programados por el titular. El informe deberá ser ingresado en formato impreso y digital. Para el caso del formato impreso, el informe de resultados deberá contener las planillas originales completadas con todos los datos y cálculos obtenidos en terreno bajo el Método de Referencia y los datos proporcionados por el CEMS minuto a minuto durante todo el periodo de ejecución de los ensayos. El informe de resultados deberá contener al menos la siguiente información: al Resumen Ejecutivo: indicando las actividades realizadas, fechas de ejecución y resultados obtenidos. b) Descripción general del proceso de la fuente. c) Descripción de los equipos y principios de operación: adjuntando además la respectiva certificación de los equipos ante la US-EPA o alguna de las agencias de los paises miembros de la comunidad europea (según articulo W 7 del D.S. W 37/13 del MMA). d) Cálculos y resultados del ensayo de Desviación de la Calibración, describiendo paso a paso las actividades ejecutadas, resultados obtenidos, escalas de los analizadores utilizadas, gases patrones empleados y demostrar en todo momento la trazabilidad de la información. el Cálculos y resultados del ensayo de Exactitud Relativa, informando todas las corridas de medición realizadas, incluso aquellas que fueron descartadas. Deberá describir paso a paso las actividades n ejecutadas, resultados obtenidos y demostrar en todo momento la lrazabilidad de la información. Condiciones de operación normal de la fuente, diagramas y planos de ubicación de los CEMS. g) Conclusiones. h) Informe de medición y análisis de la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental, deberá incluir al menos: hojas de terreno debidamente completadas con todos los resultados obtenidos de cada medición, resultados de análisis, certificados vigentes de todos los gases patrones utilizados en cada uno de los ensayos realizados, certificados de calibración vigente ante el ISP de equipos y/o instrumentos utilizados en la ejecución del Método de Referencia, acreditación ylo autorización vigente del laboratorio y personal a cargo de la medición ante la Seremi de Salud que corresponda, o en casos Mira/lores 7S. piso Sanbagc f cortactc \'I\\'A' ~n a qtb e 59 del Medio Ambiente I 11Superintendencia Gobierno Chile de laboratorios extranjeros, de las autoridades estatales, medioambientales, sanitarias o por algún organismo del estado para dichos efectos. i) Informe de medición del CEMS que incluya al menos, registro de datos minuto a minuto de cada parámetro n durante todo el periodo de prueba. Aseguramiento de calidad, deberá entregar un análisis de los puntos criticas de control levantados para cada ensayo y la forma en que son abcrdados, proporcionando las medidas para asegurar la calidad de las respectivas mediciones ejecutadas. Se deberán incluir las planillas Excel que den cuenta de los cálculos y resultados de cada ensayo. Una vez examinado el informe de resultados de los ensayos de validación y establecida su conformidad, la Superintendencia emitirá la respectiva resolución de aprobación o rechazo del CEMS instalado. La aproba. ción del CEMS tendrá una vigencia de 1 año contado desde la fecha de emisión de la respectiva Resolución. En los casos de rechazos, se deberán repetir los ensayos ingresando un nuevo aviso de ejecución de los ensayos de validación. 7. REVALlDACION DEL CEMS Los Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones que hayan sido validados bajo resolución fundada por esta Superintendencia, se considerarán aptos por un periodo de 1 año (12 meses) contados a partir de la fecha de emisión de la Resolución de la SMA que lo aprueba. Previo al cumplimiento de un año de la validación del CEMS a partir de la fecha de emisión de la Resolución de la SMA que lo aprueba, el titular de la fuente deberá someter a una revalidación el CEMS ante la SMA, cumpliendo para ello con todos los procedimientos establecidos en el numeral 5 de este protocolo. Cabe señalar que cualquier CEMS validado ante la SMA, perderá automáticamente su aprobación, bajo los siguientes casos: Remplazo total de un CEMS. Remplazo de un analizador. Cambio de ubicación u orientación de la sonda de muestreo. Cualquier modificación u otro cambio que pueda afectar la capacidad del sistema para medir exactamente las emisiones. Cualquier cambio al sistema de manejo de los gases de chimenea o forma de operación normal de la unidad que afecte el perfil de flujo o el perfil de concentración en la chimenea. Otras intervenciones al CEMS que la Superintendencia estime necesario someter a revalidación. El titular de la fuente deberá notificar a la Superintendencia del Medio Ambiente por medio de un informe detallado (en formato digital), cualquiera de las intervenciones que se realicen al CEMS descritas anteriormente, en forma previa a su ejecución con un periodo máximo de 10 dias hábiles. El informe deberá dar cuen. ta de la situación por la cual se está realizando la modificación al CEMS, las acciones correctivas que serán aplicadas, el responsable de su ejecución, el tiempo estimado que tomara la intervención y la forma en que serán monitoreadas las emisiones durante el periodo de tiempo hasta que el CEMS se encuentre debidamente validado y entre en operación. La Superintendencia podrá requerir de más antecedentes en los casos que lo estime conveniente. Inmediatamente después de haber finalizado la intervención del CEMS y con un máximo de 30 dias hábiles, el titular de la fuente deberá ingresar a la Superintendencia del Medio Ambiente el nuevo Aviso de Ejecución de los ensayos de validación del CEMS dando inicio de esta forma al proceso de revalidación del CEMS. Si producto de la intervención se realizan cambios de componentes del CEMS, se deberá ingresar un nuevo Informe Previo de Validación que dé cuenta de dichos cambios y entregue una descripción de los nuevos componentes que conforman el CEMS. 8. OTRAS CONSIDERACIONES Las unidades que dispongan de sistemas de monitoreo en fuentes comunes, Bypass y múltiples chimeneas deberán seguir los criterios definidos en el Anexo 11 del Protocolo de Validación de Centrales Termoeléctricas. Mlraflores 178, piso 7 Santiago gvb ell wwwsrnaout e 6 Documentos relacionados
JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en los artículos 32 Bis, fracción XLII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 87, segundo párrafo Más detalles Antecedentes de hecho que fundamentan la presente solicitud.-
Santiago, lunes 16 de septiembre de 2013.- Señor Ramiro Mendoza Contralor General de la Republica Presente.- Materia: Denuncia grave incumplimiento de obligaciones legales del Superintendente de Medio Más detalles calidad de EPP por parte del Instituto de Salud Pública de Chile. 2. MARCO LEGAL - Decreto supremo Nº 18/82 del Minsal - Decreto supremo Nº 173/82
Tipo Norma :Resolución 2883 EXENTA Fecha Publicación :12-12-2013 Fecha Promulgación :03-12-2013 Organismo :MINISTERIO DE SALUD; SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA; INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Título :APRUEBA Más detalles CHILE. Lo dispuesto en la ley N 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República;
! - l MAR. 2011 1-'-- L~~-(~~NTRALOR CONTRALORíA Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente: FIJA NORMA SOBRE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS E INTEROPERABILlDAD CON LA CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA Más detalles Cómo realizar una solicitud de información?
Cómo realizar una solicitud de información? Manual Cómo realizar una Solicitud de Información? 1 Manual Cómo realizar una Solicitud de Información? Consejo para la Transparencia Chile 2 Índice 4- Prólogo. Más detalles DECISIÓN AMPARO ROL C542-10
DECISIÓN AMPARO ROL C542-10 Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos Requirente: Sonia Humire Colque Ingreso Consejo: 12.08.2010 En sesión ordinaria N 187 de su Consejo Directivo, celebrada el 4 Más detalles INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LABORATORIOS DE ENSAYO, ENSAYO ARBITRADOR Y CALIBRACIÓN QUE PARTICIPAN EN TRANSACCIONES COMERCIALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Código: D-GF-CGP-PT-009 Más detalles PROCEDIMIENTO MONITOREO AMBIENTAL
PROCESO GESTION AMBIENTAL Página 1 de 10 Revisó: Líder del Sistema de Gestión Ambiental Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Junio 21 de 2011 Resolución No. 935 OBJETIVO ALCANCE Establecer el procedimiento Más detalles Reglamento para la aprobación de los proyectos de cánones de la ARESEP y de la SUTEL que son competencia de la Contraloría General de la República
Reglamento para la aprobación de los proyectos de cánones de la ARESEP y de la SUTEL que son competencia de la Contraloría General de la República R-DC-55-12. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Despacho Más detalles exenta.- Santiago, 19 de enero de
!" $%& '( 2004 Núm. R.A. 93 exenta.- Santiago, 19 de enero de VISTO: Lo dispuesto en los incisos primero y tercero letra d) del artículo 132, de la Ley General de Cooperativas; en el N 7 inciso segundo Más detalles INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE RÉGIMEN PREFERENCIAL EN BASE A UN CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL. ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CHILE-COLOMBIA
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE RÉGIMEN PREFERENCIAL EN BASE A UN CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL. ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CHILE-COLOMBIA 1 ANTECEDENTES 1.1 Mediante Decreto Supremo Nº 54, del Ministerio Más detalles GUIA DE GESTIÓN LEGAL Y TRIBUTARIA DE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS Preparado por: Lic. Luis Gustavo Illescas González CPA y Consultor Empresarial
OBLIGACIONES LEGALES Tipos de Asociación Obligación Base Legal Entidad de Control Asociaciones Civil constituida al amparo del Código Civil Organizaciones No Gubernamentales ONG - (2) Fundaciones a. Constituirse Más detalles SANTIAGO, xx de xxxx de 2013 RESOLUCION EXENTA N
REF: Establece Sistema de Información en Línea De Precios de Distribución de Gas Licuado en Cilindros y Gas de Red en su equivalencia en Cilindros. SANTIAGO, xx de xxxx de 2013 RESOLUCION EXENTA N VISTOS: Más detalles DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE N 35.487. Lunes 10 de Junio de 1996. Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción
DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE N 35.487. Lunes 10 de Junio de 1996 Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción SUBSECRETARIA DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION APRUEBA REGLAMENTO DE INSTALADORES Más detalles GUIA PARA SOLICITAR CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
GUIA PARA SOLICITAR CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN ANIMAL INTRODUCCIÓN El Certificado de Libre Venta, es un documento oficial emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero Más detalles MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DECRETO NÚMERO DE 2014 ( )
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DECRETO NÚMERO DE 2014 ( ) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular de las previstas Más detalles Ministerio del Medio Ambiente
Cuerpo I - 80 Martes 18 de Marzo de 2014 Nº 40.810 Ministerio del Medio Ambiente APRUEBA REGLAMENTO DE ENTIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZA- CIÓN AMBIENTAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Núm. 38.- Más detalles INFORMATICA Y TELEMATICA.
Decreto 175/2002, de 14 noviembre CONSEJERÍA PRESIDENCIA BO. Comunidad de Madrid 2 diciembre 2002, núm. 286 [pág. 5] INFORMATICA Y TELEMATICA. Regula la utilización de las técnicas electrónicas, informáticas Más detalles SANTIAGO, VISTOS: CONSIDERANDO:
I ls',;í snr^ki&nd? m Servicios Sfuiifer'iüi 'i REPUBLICA DE CHILE SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS FISCALÍ '1220444 (Folio 11184} INCLUYE EN LA NOMINA DE MATERIALES AUTORIZADOS PARA SER UTILIZADOS Más detalles TEXTO ACTUALIZADO DEL D.S. Nº 63, (V. Y U.), DE 1997 D.O. DE 13 DE AGOSTO DE 1997
1 DIVISION JURIDICA MJM/MGV 28.07.07 TEXTO ACTUALIZADO DEL D.S. Nº 63, (V. Y U.), DE 1997 D.O. DE 13 DE AGOSTO DE 1997 APRUEBA REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE VIVIENDAS SOCIALES, MODALIDAD Más detalles SANTIAGO, VISTOS: CONSIDERANDO:
SENADIS Aillnisterie Desarrollo Saciad Gobierno de Chite SERVICIO NAC NAL DE LA DISCAPA AD RDO/M REF.: Adquiérase servicio de impresión de tarjetas en presentación Braille a la Fundación Biblioteca Central Más detalles ISO 17025: 2005. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
ISO 17025: 2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración El presente documento es la versión impresa de la página www.grupoacms.com Si desea más información Más detalles L 176/52 Diario Oficial de la Unión Europea 5.7.2011
L 176/52 Diario Oficial de la Unión Europea 5.7.2011 DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 21 de junio de 2011 sobre los procedimientos de acreditación medioambiental y de seguridad e higiene para la producción Más detalles Experiencias y Buenas Prácticas para la Implementación, Validación y Operación de CEMS. Introducción
Agosto de 2016 Experiencias y Buenas Prácticas para la Implementación, Validación y Operación de CEMS División de Fiscalización Superintendencia del Medio Ambiente Introducción Contenidos Contexto CEMS Más detalles SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES ESTABLECE NORMAS DE EMISION APLICABLES A VEHICULOS MOTORIZADOS MEDIANOS QUE INDICA (Publicado en Diario Oficial de 3 de Mayo de 1994) Modificaciones : D.S. 16/98(MSGP); D.S. Más detalles ANTECEDENTES GENERALES LICITACION PÚBLICA Nº AC31029798
ANTECEDENTES GENERALES LICITACION PÚBLICA Nº MEDICION DE EMISIONES DE PARTÍCULAS Y GASES EN HORNOS Y CALDERAS DE ENAP REFINERÍA ACONCAGUA 1.- OBJETO DE LA LICITACION Enap Refinerias S. A. para su unidad Más detalles CIRCULAR N 62 INCORPORA NUEVOS MECANISMOS DE AFILIACIÓN AL SEGURO DE CESANTÍA. MODIFICA CAPITULO VI DE LA CIRCULAR N 3.
CIRCULAR N 62 VISTOS: Las facultades que la ley confiere a esta Superintendencia, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones y Más detalles REPÚBLICA DE CHILE SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARÍél* FISCALÍA DP^/NCR/ ls (Ridex 11185)
REPÚBLICA DE CHILE I SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARÍél* FISCALÍA DP^/NCR/ ls (Ridex 11185) INCLUYE EN FORMA PROVISORIA, POR UN PLAZO DE 12 MESES EN LA NÓMINA DE MATERIALES AUTORIZADOS PARA SER UTILIZADOS Más detalles Santiago, 24 de diciembre de 1997, Diario Oficial 17 de abril de 1998.
DECRETO SUPREMO N 146 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RUIDOS MOLESTOS GENERADOS POR FUENTES FIJAS, ELABORADA A PARTIR DE LA REVISION DE Más detalles NORMA DE CARÁCTER GENERAL N
NORMA DE CARÁCTER GENERAL N RFEF.: MODIFICA EL TÍTULO VIII DEL LIBRO II, SOBRE PAGO DE LAS COTIZACIONES DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SISTEMA DE PENSIONES. Santiago, En uso de las facultades legales que Más detalles Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo
Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con Más detalles GUIA PARA ELABORAR Y PRESENTAR MONOGRAFÍAS DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
GUIA PARA ELABORAR Y PRESENTAR MONOGRAFÍAS DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN ANIMAL I. INTRODUCCIÓN: Con el objeto de resguardar, mantener y mejorar la sanidad animal del Más detalles Por el cual se reglamentan los artículos 616-1, 617 y siguientes del Estatuto Tributario. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO DECRETO NÚMERO DE 2007 ( ) Por el cual se reglamentan los artículos 616-1, 617 y siguientes del Estatuto Tributario. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Más detalles DECISIÓN AMPARO ROL C1977-13
DECISIÓN AMPARO ROL C1977-13 Entidad pública: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Requirente: Maximiliano Ravest Ibarra. Ingreso Consejo: 12.11.2013. En sesión ordinaria Nº 505 del Más detalles ACUERDO 018- CG - 2015 EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO CONSIDERANDO:
ACUERDO 018- CG - 2015 EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO CONSIDERANDO: Que, el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Contraloría General del Estado es un organismo Más detalles Boletín Informativo PROCESO DE VERIFICACIÓN
legislación en materia de seguridad. Incrementar la productividad. QUÉ ES UNA UNIDAD DE VERIFICACIÓN? La Ley Federal sobre Metrología y Normalización define a las Unidades de Verificación (UV), como a Más detalles Módulo 3 - Lección 1
Documentación descargable Módulo 3 - Lección 1 Aspectos específicos del sistema de facturación electrónica Derechos Reservados Servicio de Impuestos internos Módulo 3. Aspectos específicos del sistema Más detalles Estándares para Sistemas de Tickets Entrantes/Salientes (TITO)
Estándares para Sistemas de Tickets Entrantes/Salientes (TITO) Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) CHILE Santiago de Chile, marzo de 2015 Modificaciones a los Estándares para Sistemas de Tickets Más detalles MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DECRETO NÚMERO DE 2014 ( )
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DECRETO NÚMERO DE 2014 ( ) Por el cual se reglamenta el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, sobre reversión del pago EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Más detalles OGA-GEC-006 CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN
OFICINA DE ACREDITACIÓN GUATEMALA, C.A. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN Guatemala, 13 Mayo de 2011. No. de Revisión: 2 1. INTRODUCCIÓN Página 2 de 13 Este documento Más detalles 2.1 Asistencia Técnica a la supervisión de proyecto, construcción y puesta en servicio.
PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA A LA INGENIERIA DE SUPERVISION Y LA DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Más detalles RESOLUCION EXENTA Nº VALPARAÍSO, VISTOS:
RESOLUCION EXENTA Nº VALPARAÍSO, VISTOS: Lo dispuesto en la Ordenanza de Aduanas, en la Ley 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y en la Más detalles Anexo 01 ESTUDIOS PREVIOS FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Anexo 01 ESTUDIOS PREVIOS FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SUMINISTRO DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA EL MANEJO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Más detalles GUIA PARA ELABORAR Y PRESENTAR MONOGRAFÍAS DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
GUIA PARA ELABORAR Y PRESENTAR MONOGRAFÍAS DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN ANIMAL I. INTRODUCCIÓN: Con el objeto de resguardar, mantener y mejorar la sanidad animal del Más detalles Profesionalización e Idoneidad del Mercado de Valores
Profesionalización e Idoneidad del Mercado de Valores Dirección de Certificación e Información Profesionalización e Idoneidad del Mercado de Valores Quiénes Somos? El 12 de junio de 2006 se constituyó Más detalles Contraloría General de la República División de Auditoría Administrativa
Contraloría General de la República División de Auditoría Administrativa Circular sobre disposiciones y recomendaciones referentes a eliminación de Documentos SANTIAGO, 27 de agosto de 1981 N 028704 En Más detalles ERVICIOS SANITARIOS SANTIAGO,
REPUBLICA DE CHILE SUPERINTENDENCIA D D^GA^LT^/^VC/MS ERVICIOS SANITARIOS TRAMITADA 3 0 DIC 2011 APRUEBA CONTRATO PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y EXHIBICION DE AFICHES PARA "CAMPAÑA DEL CONSUMO Más detalles 1/ li;;~;:;;:::,~;:\i SE MODIFICA DIVERSOS ASPECTOS DE LA RESOLUCiÓN DE
SUNAT RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA ~~!!:r~'c' "'. "i\ N.O 065-2013/SUNAT 1/ li;;~;:;;:::,~;:\i SE MODIFICA DIVERSOS ASPECTOS DE LA RESOLUCiÓN DE \~'" U BvfOSI1,?S,,o/,SUPERIf\!TENDENCIA N.o 097-20121SUNAT Más detalles www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
Tipo Norma :Decreto 104 Fecha Publicación :15-09-2000 Fecha Promulgación :02-05-2000 Organismo :MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES; SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Título Tipo Version :Ultima Más detalles SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES SOBRE ADAPTACION DE MOTORES DE VEHICULOS QUE INDICA PARA USO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO ( 1 ) (Publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2000) Modificaciones incorporadas: Más detalles MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
,j:f,ig mfl'licea ~ I,lm ~ ~mc~e"ia~ia.!lidlml ---...,, l'iililllll'ji'llli.4!1!o\1.oc""":.""""""'d. """. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DECRETO NÚMERO 0805 DE 24A8R2813 EL PRESIDENTE DE LA Más detalles RESOLUCIÓN 00009 ( )
RESOLUCIÓN 00009 ( ) DEL 28 DE ENERO DE 2013 Por la cual se adiciona la Resolución 4240 de 2000 y se dictan otras disposiciones. EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES En ejercicio de las Más detalles Hoy se ha resuelto lo que sigue: RESOLUCIÓN EX. SII N _06.-_/ VISTOS:
Servicio de Impuestos Internos Subdirección de Estudios APRUEBA CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Y LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Más detalles SERVICIOS SANITARIOS
REPUBLICA DE CHILE /SUPERINTENIDEr SERVICIOS SANITARIOS RESUELVE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE AGUAS CHAÑAR S.A. (EXPEDIENTE N 3391-13) c. ÉlíílAl DE PARTES SANTIAGO, Q.f 2014 VISTOS: Lo dispuesto Más detalles Aprueban los Límites Máximos Permisibles para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las Actividades del Sub Sector Hidrocarburos
Aprueban los Límites Máximos Permisibles para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las Actividades del Sub Sector Hidrocarburos DECRETO SUPREMO Nº 014-2010-MINAM014-2010-MINAM EL PRESIDENTE DE LA Más detalles REF. : RECONOCIMIENTO DE DEUDA PREVISIONAL Y PAGO ATRASADO DE COTIZACIONES PREVISIONALES POR INTERNET
CIRCULAR N 1423 VISTOS: Las facultades que confiere la ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía. Más detalles ANEXO TÉCNICO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
ANEXO TÉCNICO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 1. INTRODUCCIÓN El presente documento tiene como objetivo proporcionar a los Más detalles CONSULTAS FRECUENTES Programa de Regularización de Abastecimiento a Instalaciones - PRAI
CONSULTAS FRECUENTES Programa de Regularización de Abastecimiento a Instalaciones - PRAI Consulta sobre los documentos necesarios para inscribir instalaciones fijas de CL (abastecimiento vehicular, industriales, Más detalles REGULACION CENTROS DE INFORMACION Y APLICACIONES EN RED DE INTERNET
REGULACION CENTROS DE INFORMACION Y APLICACIONES EN RED DE INTERNET Resolución del CONATEL 132 Registro Oficial 576 de 23-abr-2009 Estado: Vigente CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONATEL Considerando: Más detalles APRUEBA REGLAMENTO SOBRE RECONOCIMIENTO, REVALIDACION Y CONVALIDACION DE TITULOS PROFESIONALES Y GRADOS ACADEMICOS OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO.
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE RECONOCIMIENTO, REVALIDACION Y CONVALIDACION DE TITULOS PROFESIONALES Y GRADOS ACADEMICOS OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO. 527 Decreto Universitario exento Nº0030.203 de 27 de octubre Más detalles REGLAMENTO DE LABORATORIOS CLINICOS DTO. Nº 433 DE 1993
REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DE SALUD DPTO. ASESORIA JUIRIDICA Mmh. REGLAMENTO DE LABORATORIOS CLINICOS DTO. Nº 433 DE 1993 Publicado en el Diario Oficial de 22.09.93 REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DE Más detalles Certificación de Productos Eléctricos y de Combustibles
Certificación de Productos Eléctricos y de Combustibles Departamento de Productos Superintendencia de Electricidad y Combustibles Ronnie Hernández Osorio Santiago, Mayo 2012 TEMAS I. Misión de la SEC y Más detalles PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
REPÚBLICA DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Noviembre 2012 Página : 2/11 FIRMA DE LOS RESPONSABLES ELABORADO POR Paola Fuentes A. Jefe de Proyecto, Área Más detalles INSTRUCCIÓN TÉCNICA - 05 (IT-05): SISTEMAS DE MEDICIÓN DE EMISIONES EN CONTINUO (SMEC): INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMUNICACIONES
INSTRUCCIÓN TÉCNICA - 05 (IT-05): SISTEMAS DE MEDICIÓN DE EMISIONES EN CONTINUO (SMEC): INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO Y 2012 0 Documento: INSTRUCCIÓN TÉCNICA - 05 (IT-05):SISTEMAS DE MEDICIÓN Más detalles DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA GERENCIA
INSTRUCCIONES PARA LA CONFORMACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 1. Objetivo Suministrar un marco normativo de referencia que establezca con Más detalles REGLAMENTO DE CONVALIDACIONES
REGLAMENTO DE CONVALIDACIONES TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1 El presente reglamento norma los requisitos y procedimientos necesarios para la convalidación de asignaturas, en sus distintas Más detalles UNIVERSIDAD DE ATACAMA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS Registro I APRUEBA MANUAL GENERAL DE TRANSPARENCIA PASIVA DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA.
UNIVERSIDAD DE ATACAMA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS Registro I APRUEBA MANUAL GENERAL DE TRANSPARENCIA PASIVA DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA. ; COPIAPÓ, julio 05 de 2013 RESOLUCIÓN EXENTA N 193 V I S T Más detalles SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
20 DIARIO OFICIAL Viernes 20 de octubre de 2006 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PROCEDIMIENTO para la evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría del Más detalles BOLETÍN Nº 109-10 de junio de 2013
BOLETÍN Nº 109-10 de junio de 2013 ORDEN FORAL 199/2013, de 30 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica el Registro de certificados de eficiencia energética Más detalles 11.234 DIARIO OFICIAL DE GALICIA N o 152 L Viernes, 6 de agosto de 2004
11.234 DIARIO OFICIAL DE GALICIA N o 152 L Viernes, 6 de agosto de 2004 I. DISPOSICIONES GENERALES CONSELLERÍA DE SANIDAD Orden de 22 de julio de 2004 de regulación de la formación del personal que realiza Más detalles REGISTRO DE PRODUCTO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DIVISIÓN PRODUCTOS DE SALUD DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA MÉDICA La leche Materna es la mejor para el recién nacido y el Lactante MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REGISTRO DE PRODUCTO Más detalles REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE INFORMES DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. CAPÍTULO I Disposiciones Generales.
CONSEJO UNI VERSI TARI O REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE INFORMES DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CAPÍTULO I Disposiciones Generales. ARTÍCULO º Ámbito de aplicación: Este Reglamento establece Más detalles ESTE DOCUMENTO SE GENERA PARA FINES INVESTIGATIVOS
NOTA: Las adiciones, modificaciones o supresiones posteriores a la emisión de esta normativa se encuentran identificadas por el artículo y el número de la Resolución correspondiente. ESTE DOCUMENTO SE Más detalles SEREMI del Medio Ambiente Región de O Higgins Agosto 2014. Página 1 de 12
Manual de Orientación a titulares de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la elaboración del Programa de Compensación de Emisiones establecido en el D.S. N 15/2013 Plan Más detalles RESOLUCIÓN N 14-07-01
RESOLUCIÓN N 14-07-01 El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 5, 7, numerales 2) y 7), 21, numeral 16), 52, 57 y 122 de la Ley que rige Más detalles SOLICITUD PARA OTORGAR NÚMERO DE REGISTRO DE CALDERAS Y AUTOCLAVES - D.S. N 10/2012
1.- PROPIETARIO DEL EQUIPO RUT - Nombre o Razón Social Ciudad Región Org. Administrador Ley 16.744 N operadores CAD CIIU 2.- REPRESENTANTE LEGAL RUN - Nombre y Apellidos Comercial Ciudad Región 3.- INSTALACIÓN Más detalles Dirección de Medicamentos Veterinarios
DMV-GU-2 Página 1 de 11 CONTENIDO CONTENIDO... 1 INTRODUCCIÓN... 2 DEFINICIONES... 2 ACRÓNIMOS... 3 REFERENCIAS... 4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO... 4 PASO 1: APORTE DE SOLICITUD ESCRITA Y DOCUMENTOS... 4 PASO Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 28 JUEVES 22 DE MAYO DE 2014 B.O.C.M. Núm. 120 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 3 ORDEN de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, Más detalles RESOLUCIÓN INCP No. 004-08
RESOLUCIÓN INCP No. 004-08 Se resuelve expedir un procedimiento para la administración del Registro de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos dentro del Registro Único de Proveedores. Fecha Más detalles RESOLUCIÓN No. 76 /2000
Capítulo VII Documento 7.10 Procedimiento para la Apertura de Cuentas para Operaciones en Moneda Libremente Convertible por Personas Jurídicas BANCO CENTRAL DE CUBA RESOLUCIÓN No. 76 /2000 POR CUANTO: Más detalles (Gaceta Oficial N 39.949 del 21 de junio de 2012)
Lineamientos y criterios que rigen la emisión de la Guía de Movilización, Seguimiento y Control de materias primas acondicionadas, y de productos alimenticios acondicionados, transformados o terminados, Más detalles SANTIAGO, Que, se requiere nombrar la comisión que evaluará la correspondiente Propuesta Pública
UENDEtfCIA DE SERVICIOS SANITARIOS ÍP / MILLL- APRUEBA BASES GENERALES Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL CURSO VMWAREW VCENTER SITE RECOVERY INSTALL, CONSIGURE, MANAGE.- SANTIAGO, Más detalles 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CURSOS DE INGLÉS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE METROLOGÍA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Artículo 3º Decreto 2474 de 2008) 1. DESCRIPCIÓN Más detalles LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS CONSIDERANDO:
República de Colombia Ministerio de Minas y Energía RESOLUCION NUMERO 097 DE 19 Por la cual se establecen pautas para el diseño, normalización y uso eficiente de equipos y LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE Más detalles LEY 20.123: PROTECCIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
REPÚBLICA DE CHILE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DIVISION DE INSPECCION UNIDAD DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO LEY 20.123: PROTECCIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES La modificación legal Más detalles RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOSL NORMATIVA, CONTROL Y SEGUIMIENTO. Pablo Ortiz Muñoz Ingeniero Ambiental Unidad Ambiental SISS
RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOSL NORMATIVA, CONTROL Y SEGUIMIENTO Pablo Ortiz Muñoz Ingeniero Ambiental Unidad Ambiental SISS ÍNDICE MARCO LEGAL PARA EL CONTROL DE RESIDUOS LÍQUIDOS NORMAS DE EMISIÓN CONTROL Más detalles Aplicación de tecnologías de información para la vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos importados
Aplicación de tecnologías de información para la vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos importados Isabel Sánchez 1, Isabel Maureira 2, Tatiana Tobar 3, Patricio Riveros 4 Resumen El estudio se Más detalles REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF. c/ Arroyo del Monte 5-28035 MADRID - T: (34) 915 552 682 - F: (34) 915 563 290 - rfegolf@rfegolf.es - www.rfegolf.
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF c/ Arroyo del Monte 5-28035 MADRID - T: (34) 915 552 682 - F: (34) 915 563 290 - rfegolf@rfegolf.es - www.rfegolf.es Circular 75/2012 CONVOCATORIA CURSO DE MONITOR-TÉCNICO Más detalles SUBSIDIOS MATERNALES. MODIFICA Y COMPLEMENTA INSTRUCCIONES IMPARTIDAS MEDIANTE CIRCULAR N 2.777
SUBSIDIOS MATERNALES. MODIFICA Y COMPLEMENTA INSTRUCCIONES IMPARTIDAS MEDIANTE CIRCULAR N 2.777 En relación con la extensión del descanso postnatal y el subsidio derivado del permiso postnatal parental Más detalles REGLAMENTO CENTROAMERICANO SOBRE LA VALORACION ADUANERA DE LAS MERCANCIAS
REGLAMENTO CENTROAMERICANO SOBRE LA VALORACION ADUANERA DE LAS MERCANCIAS CAPÍTULO I DEL OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES Artículo 1. El objeto del presente Reglamento es desarrollar las disposiciones Más detalles www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
Tipo Norma :Decreto 92 Fecha Publicación :30-06-1983 Fecha Promulgación :13-05-1983 Organismo Título :MINISTERIO DE ECONOMIA :APRUEBA REGLAMENTO DE INSTALADORES ELECTRICOS Y DE ELECTRICISTAS DE RECINTOS Más detalles FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ
PÁGINA 1 de 18 1. OBJETIVOS Establecer y evaluar los requerimientos de usuario, operativos y funcionales del software DQ Standard DX1000 asociado al registrador de datos empleados en la producción de aire Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 12 LUNES 7 DE MARZO DE 2011 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Educación 1 ORDEN 539/2011, de 11 de febrero, por la que se regulan las pruebas para la obtención del título Más detalles RESOLUCION N 10.954 VALPARAÍSO, 27.12.2012
Servicio Nacional de Aduanas Dirección Nacional Subdirección Técnica RESOLUCION N 10.954 VALPARAÍSO, 27.12.2012 especialmente en sus artículos 34, 35 y 36. VISTOS el Título II de la Ordenanza de Aduanas, Más detalles 1. Primer lugar solicitar un Certificado de Destinación Aduanera.
PROCEDIMIENTO PARA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS PROCEDIMIENTO GENERALES El procedimiento de importación de cualquier tipo de alimento involucra realizar dos trámites ante la Autoridad Sanitaria Región Metropolitana Más detalles NORMA TECNICA PARA LA CERTIFICACION DE CALIDAD
NORMA TECNICA PARA LA CERTIFICACION DE CALIDAD Acuerdo Ministerial 55 Registro Oficial 706 de 18-may-2012 Ultima modificación: 04-abr-2013 Estado: Vigente EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES Considerando: Más detalles SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES ESTABLECE NORMAS DE EMISION APLICABLES A VEHICULOS MOTORIZADOS PESADOS QUE INDICA
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES ESTABLECE NORMAS DE EMISION APLICABLES A VEHICULOS MOTORIZADOS PESADOS QUE INDICA (Publicado en el Diario Oficial de 16 de Abril de 1994) Modificaciones incorporadas: D.S. Más detalles MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 1. Introducción: 2. Objeto: Laboratorios Contecon Urbar S.A.S sociedad legalmente constituida (en adelante LCU Más detalles A todas las entidades aseguradoras del segundo grupo, corredores de seguros de renta vitalicia y asesores previsionales
REF.: IMPARTE NORMAS SOBRE CONTRATACION DE SEGUROS DE RENTAS VITALICIAS DEL D.L. N 3.500, DE 1980. DEROGA NORMA DE CARÁCTER GENERAL N 153, DE 17.01.2003; CIRCULARES N 746 DE 06.11.1987, N 777 DE 02.02.1988, Más detalles MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTES MUNICIPALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTES MUNICIPALES 1.0 OBJETIVO El presente tiene por objeto regular un procedimiento uniforme, que sea eficiente y eficaz, para el otorgamiento de patentes Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback