Source: http://docplayer.fi/2551726-Kayttoopas-noxturnal-copyright-2011-nox-medical.html
Timestamp: 2017-09-25 13:45:07+00:00
Document Index: 7134450

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KÄYTTÖOPAS NOXTURNAL. Copyright 2011 Nox Medical - PDF
KÄYTTÖOPAS NOXTURNAL. Copyright 2011 Nox Medical
Download "KÄYTTÖOPAS NOXTURNAL. Copyright 2011 Nox Medical"
1 KÄYTTÖOPAS NOXTURNAL Copyright 2011 Nox Medical
2 Noxturnal-käyttöopas Versio 1.0 Muokattu viimeksi marraskuussa 2011 Copyright 2011 Nox Medical - Kaikki oikeudet pidetetään Valmistaja: Nox Medical ehf Kím Medical Park Vatnagarðar 18 IS Reykjavík Iceland Kotisivu: Tietoa jälleenmyyjistä ja jakelijoista on osoitteessa: Tekijänoikeusilmoitus Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle tai tietokonekielelle missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti, manuaalisesti tai muulla tavoin, ilman Nox Medicalilta etukäteen saatua lupaa. Vastuuvapauslauseke Tässä oppaassa voi olla typografisia virheitä tai teknisiä epätarkkuuksia. Nox Medical ei ole missään vastuussa tuotteiden käytöstä tai väärinkäytöstä valittömästi tai välillisesti, tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, ettei tuotetta ole käytetty oikein. Käyttäjällä on täysi vastuu kaikista tuloksista, jotka on saatu tuotteilla, mukaan lukien Nox Medicalin ohjelmisto, tai niiden perusteella. Kaikki tämän tuotteen käyttöön perustuvat kliiniset päätelmät ja päätökset ovat käyttäjän vastuulla. Lisenssi-ilmoitus NOX-T3 -laitteen ohjelmisto sisältää BIGDIGITS multiple-precision arithmetic code -koodin, jonka alkuperäinen kirjoittaja on David Ireland, copyright by D.I. Management Services Pty Limited <www.dimgt.com.au>. Koodin käyttämiseen on saatu lupa.
3 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Käyttötarkoitus... 4 Käyttöoppaan laajuus... 4 Käyttöön liittyvät vaarat ja varoitukset... 4 Ohjelmiston kuvaus... 5 Noxturnal-ohjelmiston asentaminen... 5 Noxturnal-ohjelmiston käyttö... 8 T3-laitteen liittäminen Noxturnal-ohjelmistoon... 9 Uuden rekisteröinnin aloittaminen Rekisteröinnin lataaminen T3-laitteesta Recording Results (rekisteröinnin tulokset) -sivu Äänentoisto Yksiköiden määrittäminen Signaalien tarkasteleminen Markkerien käyttö Analyysiprotokollat Pisteytys... Error! Bookmark not defined. Raporttien luominen Rekisteröintikirjasto Vianmääritys ~ 3 ~
4 Johdanto Noxturnal -sovellusohjelmisto on moderni, helppokäyttöinen ja tehokas ohjelmistoalusta, joka on tarkoitettu unen diagnosointiin. Sillä hallitaan NOX-T3 -laitteella tallennettuja rekisteröintejä. Ohjelmistolla voi määrittää rekisteröintejä, ladata tietoja, analysoida ja raportoida. Käyttötarkoitus Noxturnal-ohjelmistolla määritetään NOX-T3 -laite tutkimusta varten sekä ladataan ja arkistoidaan tutkimuksia T3-laitteesta. Noxturnal-ohjelmisto on tarkoitettu fysiologisten signaalien tarkasteluun ja analysointiin sekä analysoinnin tulosten esittämiseen raporttimuodossa. Noxturnal-ohjelmistoa EI ole tarkoitettu minkäänlaiseen potilasseurantaan tai automaattiseen diagnosointiin. Käyttöympäristöjä ovat sairaalat, laitokset, unitutkimuskeskukset, unitutkimusyksiköt ja muut testiympäristöt. Käyttöoppaan laajuus Tämä käyttöopas koskee Noxturnal-ohjelmistoa. Oppaassa ei käsitellä NOX-T3 -laitetta ja lisävarusteita, joita tarvitaan fysiologisten signaalien rekisteröintiin. Käyttöön liittyvät vaarat ja varoitukset NOX-T3-järjestelmän käyttöä EI OLE HYVÄKSYTTY JATKUVAAN MONITOROINTIIN, jonka toimintahäiriö voi aiheuttaa potilaan loukkaantumisen tai kuoleman. JATKUVA MONITOROINTI on määritetty standardissa IEC NOX-T3-järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan potilaan arvioinnin avuksi. Sitä on käytettävä yhdessä muiden kliinisten oireiden arviointimenetelmien kanssa. Varoitus: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myynnin tapahtuvaksi vain lääkärin toimesta tai määräyksestä. NOX-T3-laite ja lisävarusteet on irrotettava potilaasta ennen tietojen latausta. Lue tämä opas ja erityisesti huutomerkillä merkityt kohdat huolellisesti ennen ohjelmiston käyttöä ~ 4 ~
5 Ohjelmiston kuvaus Noxturnal-ohjelmisto toimii yhdessä NOX-T3 -laitteen kanssa. Ohjelmistolla määritetään laite ja navigoidaan, analysoidaan, raportoidaan ja arkistoidaan laitteeseen tallennettuja rekisteröintejä. Tässä osioissa kuvataan sovelluksen päätoiminnot ja annetaan asennusohjeet. Noxturnal-ohjelmiston asentaminen Tarkista Noxturnal-ohjelmiston järjestelmävaatimukset ennen ohjelmiston asentamista. Noxturnal-ohjelmiston järjestelmävaatimukset Seuraavassa taulukossa on esitetty laitteiston vähimmäisvaatimukset ja suositukset, jotta ohjelmisto voidaan asentaa ja se toimii tehokkaasti. Käytetyn tietokoneen on täytettävä tietotekniikan laitteiden turvallisuutta koskevan kansainvälisen EN/IEC standardin vaatimukset. Pöytätietokoneen vähimmäisjärjestelmävaatimukset Laitetyyppi Suositus Käyttöjärjestelmä Windows XP Home tai Professional ja Service Pack 2 Suoritin X86-pohjainen Intel tai AMD Suorittimen kellotaajuus Vähintään 1,7 GHz Muisti Vähintään 512 Mt Kiintolevyn vapaa tila Vähintään 500 Mt Grafiikkaresoluutio Vähintään 1024 x 768 USB-portti Kyllä Kannettavan tietokoneen vähimmäisjärjestelmävaatimukset Laitetyyppi Suositus Käyttöjärjestelmä Windows XP Home tai Professional ja Service Pack 2 Suoritin X86-pohjainen Intel tai AMD Suorittimen kellotaajuus Vähintään 1,2 GHz Muisti Vähintään 512 Mt Kiintolevyn vapaa tila Vähintään 500 Mt Grafiikkaresoluutio Vähintään 1024 x 768 USB-portti Kyllä ~ 5 ~
6 Pöytätietokoneen suositellut järjestelmävaatimukset Laitetyyppi Suositus Käyttöjärjestelmä Windows 7 tai Windows Vista (mikä tahansa versio) Suoritin X86-pohjainen Intel tai AMD Suorittimen kellotaajuus Vähintään 2,0 GHz Muisti Vähintään 2 Gt Kiintolevyn vapaa tila Vähintään 2 Gt Grafiikkaresoluutio Vähintään 1280 x 1024 USB-portti Kyllä Kannettavan tietokoneen suositellut järjestelmävaatimukset Laitetyyppi Käyttöjärjestelmä Suositus Windows 7 tai Windows Vista Suoritin X86-pohjainen Intel tai AMD Suorittimen kellotaajuus Vähintään 1,5 GHz Muisti Vähintään 2 Gt Kiintolevyn vapaa tila Vähintään 500 Mt Grafiikkaresoluutio Vähintään 1280 x 1024 USB-portti Kyllä Asennusohjeet 1. Varmista, että olet kirjautunut järjestelmään ylläpitäjänä. 2. Selaa asennus-cd:ltä tiedosto nimeltä Setup.exe ja suorita se. 3. Näytölle avautuu ikkuna, jossa pyydetään valitsemaan asennuskieli. Valitse haluamasi Noxturnal-ohjelmiston kieli. 4. ~ 6 ~
7 5. Seuraavaksi avautuu apuohjelma, joka opastaa käyttäjää asennuksessa. Asenna ohjelmisto apuohjelman ohjeiden mukaisesti. ~ 7 ~
8 Noxturnal-ohjelmiston käyttö Noxturnal-ohjelmisto avataan kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta tai napsauttamalla sovelluksen kuvaketta Windowsin Käynnistä-valikossa. Ohjelmisto suljetaan napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa rastia (X) tai valitsemalla File (tiedosto) -valikosta Exit (lopeta). Kun Noxturnal-ohjelmisto käynnistyy, näytölle avautuu työskentelynäkymä. Katso seuraava kuva. Start Page on aloitussivu, jossa työskennellään T3-laitteiden ja tallennettujen tietojen kanssa. Sivulla on myös painikkeet, joilla käynnistetään sovelluksen yleisimmät toiminnot: View Existing Recordings (näytä rekisteröinnit): Tällä painikkeella avataan rekisteröintikirjasto. Kirjastossa on luettelo kaikista rekisteröinneistä, jotka on ladattu tai lisätty manuaalisesti rekisteröintikirjastoon. Lisätietoja on kohdassa Rekisteröintikirjasto Start a New Recording (aloita uusi rekisteröinti): Tällä painikkeella aloitetaan uusi rekisteröinti. Apuohjelma neuvoo rekisteröinnin tallennuskokoonpanon määrityksessä. Lisätietoja on kohdassa Uuden rekisteröinnin aloittaminen Download and View Recording (lataa ja näytä rekisteröinti): Jos T3-laite on kytkettynä ja siihen on tallennettu rekisteröinti, rekisteröinnin voi ladata ja sitä voi tarkastella. Lisätietoja on kohdassa Rekisteröinnin lataaminen T3-laitteesta ~ 8 ~
9 T3-laitteen liittäminen Noxturnal-ohjelmistoon Noxturnal-ohjelmistolla määritetään T3-laitteella tallennettuja tietoja ja ladataan niitä. Kytke ensin T3-laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Noxturnal-ohjelmisto havaitsee laitteen automaattisesti ja näyttää laitteen tiedot Start Page -aloitussivun oikeassa yläkulmassa. Laitteen havaitseminen kestää 2 4 sekuntia. Jos laitetta ei havaita, napsauta Scan for Devices (etsi laitteita) -linkkiä. Kun Noxturnal-ohjelmisto havaitsee tietokoneeseen liitetyn laitteen, laitteesta näytetään seuraavat tiedot: Status (rekisteröinnin tila), Firmware (laitteen versio) ja Device (laitteen nimi). T3-laitteelle tehtävä toiminto määräytyy laitteen tilan mukaan. Tilat ovat seuraavat: Empty (tyhjä): Laitetta ei ole määritetty eikä siinä ole tallennettuja rekisteröintejä. Määritä laite uutta rekisteröintiä varten napsauttamalla Start a New Recording (aloita uusi rekisteröinti) -painiketta. Huomaa, että laitteen määrittäminen poistaa kaikki aiemmat rekisteröinnit laitteesta. Ready to Record (rekisteröintivalmis): Laite on määritetty, mutta siinä ei ole tallennettuja rekisteröintejä. Voit irrottaa laitteen ja aloittaa rekisteröinnin. Ready to Download (latausvalmis): Laitteessa on rekisteröinti, jota ei ole ladattu tietokoneeseen. Lataa rekisteröinti tietokoneelle napsauttamalla Download and View Recording (lataa ja näytä rekisteröinti) -painiketta. ~ 9 ~
10 Download Complete (lataus tehty): Laitteessa on rekisteröinti, joka on jo ladattu ja lisätty rekisteröintikirjastoon. Voit määrittää laitteen uutta rekisteröintiä varten napsauttamalla Start a New Recording -painiketta tai ladata rekisteröinnin uudelleen napsauttamalla Download and View Recording -painiketta. Kun olet valmis, napsauta Eject Device (poista laite) -linkkiä ja irrota laite tietokoneesta. Huomaa, että vaikka Eject Device -linkin käyttö on suositeltavaa T3-laitteen poistamisen yhteydessä, laitteen voi irrottaa ilman linkin käyttöäkin. Jos laite on kytketty, mutta se ei näy aloitussivulla, napsauta Scan for Devices (etsi laitteita) -linkkiä. Jos siitä ei ole apua, katso lisätietoja kohdasta Vianmääritys. T3-laitteen ohjelmiston päivittäminen Jos kytkettyä T3-laitetta varten on saatavana uusi ohjelmisto, Noxturnal-ohjelmisto ilmoittaa asiasta näyttämällä laitteen kuvakkeen vieressä vihjeen puhekuplassa. Voit ohittaa viestin ja jatkaa työskentelyä tai päivittää laitteen ohjelmiston. Päivittäminen on aina suositeltavaa. Ohjelmisto päivitetään napsauttamalla puhekuplaa ja noudattamalla annettuja ohjeita. Huomaa, että T3-laite on irrotettava tietokoneesta ja kytkettävä uudelleen, jotta päivitys otetaan käyttöön. ~ 10 ~
11 Uuden rekisteröinnin aloittaminen Kun haluat valmistella T3-laitteen uutta rekisteröintiä varten, käynnistä Noxturnal-ohjelmisto ja kytke laite tietokoneeseen. Noxturnal-ohjelmisto havaitsee laitteen automaattisesti ja näyttää laitteen tiedot Start Page -aloitussivulla. Napsauta aloitussivun Start a New Recording (aloita uusi rekisteröinti) -painiketta. Näytölle avautuu apuohjelma, joka opastaa T3-laitteen määrittämisessä. Määritä apuohjelman ensimmäisellä sivulla, mitä kanavia haluat rekisteröidä. Valitse Snore Sound (kuorsausäänet) -valintaruutu, jos haluat rekisteröidä potilaan hengitysääniä. Valitse Cannula (happiviikset) -valintaruutu, jos haluat rekisteröidä nenäpainetta (Nasal Pressure). Valitse Mask Pressure (maskipaine) -valintaruutu, jos haluat mitata CPAP-painetta. Voit rekisteröidä yhtä tai kahta ExG-kanavaa. Valitse Channel 1 (kanava 1)- tai Channel 2 - valintaruutu, jos haluat rekisteröidä ExG-signaalia, ja valitse rekisteröitävän kanavan tyyppi pudotusvalikosta. Jos haluat luoda uusia kanavatyyppejä, joita ei ole luettelossa, napsauta Edit (muokkaa) -linkkiä. Valitse Oximeter (pulssioksimetri) -valintaruutu, jos haluat rekisteröidä tietoja Bluetooth - pulssioksimetristä. Pulssioksimetrin on oltava kytkettynä T3-laitteeseen, jotta sitä voi käyttää. Valitse pulssioksimetrin sarjanumero pudotusvalikosta. Jos käytettävää ~ 11 ~
12 pulssioksimetria ei ole pudotusvalikossa, valitse vaihtoehto new Bluetooth oximeter. Näytölle avautuu valintaikkuna, jossa voit lisätä uuden pulssioksimetrin sarjanumeron. Jos haluat rekisteröidä tietoja EtCO2-laitteesta, varmista ensin, että EtCO2-vaihtoehto on valittuna, napsauttamalla Devices (laitteet) -linkkiä ja valitsemalla vaihtoehdon EtCO2. Napsauta EtCO2-vaihtoehtoa ja valitse oikea sarjanumero pudotusvalikosta. Jos sarjanumeroa ei ole luettelossa, lisää se luetteloon. Valitse Show Signal Status on Device (näytä laitteen signaalin tila) -valintaruutu, jos haluat nähdä signaalin tilan T3-näytössä. Siiirry Next (seuraava) -painikkeella seuraavalle sivulle, jossa määritetään T3-laitteen rekisteröintiaika. Jos valitset vaihtoehdon Manually Start Recording (aloita rekisteröinti manuaalisesti), käyttäjän on aloitettava ja lopetettava rekisteröinti T3-laitteella. Rekisteröinti aloitetaan painamalla T3-laitteen keskipainiketta, kunnes laitteen näytössä näkyy, että rekisteröinti on alkanut. Valitse vaihtoehto Start Recording At (rekisteröinnin aloitusaika), jos haluat määrittää rekisteröinnin aloitusajan. Laite käynnistyy itsekseen ja aloittaa rekisteröinnin automaattisesti määritettynä ajankohtana. Jos valitset Number of Nights (öiden määrä) - valikosta öiden määräksi enemmän kuin yksi, rekisteröinti aloitetaan samaan aikaan joka yö. Jos haluat, että laite lopettaa rekisteröinnin tietyn ajan kuluttua, voit valita Duration (kesto) - kentästä jonkin seuraavista vaihtoehdoista: 7 hours (7 tuntia), 8 hours tai 10 hours tai voit lisätä tyhjään ruutuun haluamasi tuntimäärän. Jos valitset vaihtoehdon Unspecified (määrittämätön), käyttäjän on lopetettava rekisteröinti manuaalisesti. Rekisteröinti ~ 12 ~
13 lopetetaan painamalla T3-laitteen keskipainiketta, kunnes laitteen näytössä näkyy, että rekisteröinti on lopetettu. Siirry paristotyypin valintasivulle napsauttamalla Next (seuraava) -painiketta. Tällä sivulla voit valita, minkä tyyppistä paristoa T3-laitteessa käytetään. Tätä tietoa käytetään arvioitaessa T3-laitteen paristossa jäljellä olevaa varausta. Siirry potilastietosivulle, johon voi syöttää potilastietoja, napsauttamalla Next (seuraava) -painiketta. Ainoa pakollinen kenttä on potilaan nimi (Name) tai potilaan tunnus (ID). Kun olet syöttänyt tiedot, voit tehdä T3-laitteen määrityksen napsauttamalla Finish (lopeta) -painiketta. T3-laite määritetään, kun Finish-painiketta napsautetaan. Jos laitteessa on rekisteröintejä, käyttäjältä kysytään, poistetaanko rekisteröinnit. Viimeiseksi avautuu sivu, jolla vahvistetaan, että T3-laite on määritetty. Kytkentäohjeet voi tulostaa napsauttamalla Print Hookup Instructions (tulosta kytkentäohjeet) -painiketta. Näytölle avautuu kytkentäkaavion sisältävä PDF-tiedosto, jonka voi tulostaa. Jos laitteen käsittely on valmis, valitse Disconnect Device (poista laite) -valintaruutu. Laite poistetaan turvallisesti tietokoneesta, ja voit irrottaa USB-kaapelin ja alkaa käyttää laitetta. ~ 13 ~
14 Rekisteröinnin lataaminen T3-laitteesta Kun haluat ladata tallennetut tiedot T3-laitteesta tietokoneeseen, varmista, että Noxturnal-ohjelmisto on käynnissä ja kytke sitten T3-laite tietokoneen USB-porttiin. Noxturnal-ohjelmisto havaitsee laitteen automaattisesti ja näyttää laitteen tiedot Start Page -aloitussivulla. Laitteen havaitseminen kestää 2 4 sekuntia. Jos T3-laitetta ei havaita, napsauta Scan for Devices (etsi laitteita) -linkkiä. Napsauta Start Page -aloitussivun Download and View Recording (lataa ja näytä rekisteröinti) -painiketta. Rekisteröinnin lataus T3-laitteesta tietokoneeseen aloitetaan. Näytölle avautuu latautumisen edistymisestä kertova valintaikkuna. Ensin ladataan tiedot (Downloading Data), sitten suoritetaan oletusanalyysiprotokolla (Analysing) ja ladataan äänet (Downloading Audio), jos laite oli määritetty rekisteröimään ääniä. Tietoja voi alkaa käsitellä milloin tahansa latauksen aikana napsauttamalla Start Working -linkkiä. Käyttäjälle ilmoitetaan, kun lataus on valmis ja koko rekisteröintiä voi alkaa käsitellä. Rekisteröinnit ladataan aina oletustallennussijaintiin (Data storage location). Oletustallennussijaintia voi muuttaa Tools (työkalut) -valikon Automation-välilehdellä (Tools > Options > Automation). Ladatut rekisteröinnit lisätään automaattisesti rekisteröintikirjastoon. Niitä voi tarkastella milloin tahansa avaamalla rekisteröintikirjaston. Lisätietoja on kohdassa Rekisteröintikirjasto... Jos lataus ei jostain syystä onnistu täysin, tuloksista ei välttämättä voi tehdä johtopäätöksiä. Jos näin käy, käyttäjää varoitetaan asiasta. Käyttäjän on päätettävä, ovatko rekisteröidyt tiedot täydellisiä. Tiedot voi ladata laitteesta uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, katso kohta Vianmääritys. Ladattuja tietoja ei poisteta T3-laitteesta ennen kuin laite määritetään uutta rekisteröintiä varten. ~ 14 ~
15 Recording Results (rekisteröinnin tulokset) -sivu Kun tiedot on ladattu T3-laitteesta tai olemassa oleva rekisteröinti avataan Noxturnal-ohjelmistossa, avautuu Recording Results -sivu. Tällä sivulla on tiivistelmä yleisimmistä analyysiparametreista ja rekisteröidyistä signaaleista. Tämä tulossivu päivittyy automaattisesti, kun olemassa olevaan pistetytykseen tehdään muutoksia tai automaattinen analyysi tehdään. Tulossivun komennot Recording Results -tulossivulla on seuraavat painikkeet: Close Recording (sulje rekisteröinti): Tällä painikkeella voi sulkea aktiivisen rekisteröinnin ja palata aloitussivulle. Recording Status (rekisteröinnin tila): Tällä painikkeella voi määrittää rekisteröintien tilan. Ladattujen rekisteröintien tila on aina New (uusi). Jos rekisteröinti on jostain syystä epäonnistunut, tilaksi voi määrittää Invalid (epäpätevä). Jos rekisteröinti on diagnosoitu, tilaksi voi määrittää Scored (skoorattu). Jos rekisteröinti ja skooraus on tarkistettu, tilaksi voi määrittää Reviewed (tarkistettu). Jos rekisteröinti on diagnosoitu ja hyväksytty, tilaksi voi määrittää Done (valmis). Play Audio (toista äänet): Jos rekisteröinti sisältää äänet, äänentoiston voi aloittaa tällä painikkeella. Äänentoiston voi myös aloittaa ja keskeyttää välilyöntinäppäimellä. View Signals (näytä signaalit): Tällä vaihtoehdolla valitaan ensimmäinen käytettävissä oleva signaalisivu. Käyttäjä voi selata rekisteröityjä signaaleja, tarkastella automaattisesti skoorattuja tapahtumia ja muokata pisteytyksiä manuaalisesti. View Report (näytä raportti): Tällä vaihtoehdolla avataan raportti, jossa on yhteenveto rekisteröinnin tulosparametreista. Jos rekisteröinti sisältää monta yötä, käyttäjä voi valita jonkin tietyn yön raportin. Käytettävä raporttityyppi valitaan valitsemalla Tools (työkalut) -> ~ 15 ~
16 Option (asetukset)-> Automation (automaattiset) -> Reports (raportit) ja määrittämällä asetukset. Print Report (tulosta raportti): Tällä vaihtoehdolla voi tulostaa raportin, jossa on yhteenveto rekisteröinnin tulosparametreista. Jos rekisteröinti sisältää monta yötä, käyttäjä voi tulostaa jonkin tietyn yön raportin. Tulostettava raportti on edellä View Report -kohdassa määritetty raportti. Information (potilastiedot) Information-ruudussa näkyvät rekisteröidyn potilaan tiedot. Rekisteröinnin ominaisuuksia tai potilastietoja voi muokata valitsemalla Edit (muokkaa) -linkin tai pikanäppäinyhdistelmällä Ctrl+I. Voit myös valita sovelluksen päävalikosta File (tiedosto) -> Recording Properties (rekisteröinnin ominaisuudet. Recording Properties -valintaikkunassa on useita sivuja, joissa voi muokata rekisteröinnin eri ominaisuuksia. Sleep Parameters (uniparametrit) Sleep Parameters -ruudussa näkyvät pääasialliset analyysiparametrit ja niiden vakavuusaste. AHI tarkoittaa apneoiden ja hypopneoiden lukumäärää yhden lepotunnin aikana ja ODI on happisaturaation laskujen (vähintään 3 4 %) määrä yhden lepotunnin aikana. Vakavuusasteikko on Normal (normaali) Mild (lievä) Moderate (keskivaikea) Severe (vaikea) ja perustuu AASM:n määrityksiin. Jos rekisteröinti sisältää useita öitä, parametrit näyttävät kaikkien öiden keskiarvot. Lisätietoja on kohdassa Analyysiprotokollat. ~ 16 ~
17 Signal Overview (signaalit) ja parametrit Signal Overview -ruutu on työkalu, jolla voi tarkastella ja muokata rekisteröinnin tuloksia tehokkaasti. Ruutu on jaettu siten, että analyysiparametrit ovat oikealla ja signaalit vasemmalla. Analyysiparametrit esittävät tiivistelmän yleisimmistä analyysiparametreista, kuten Time in bed (vuoteessaoloaika) ja AHI (apnea-hypopneaindeksi), yhden yön osalta. Jos rekisteröinti sisältää useita öitä, jokainen yö esitetään omassa ruudussaan. Jokainen parametri on värikoodattu vakavuuden perusteella vihreästä punaiseen (Normal Mild Moderate Severe). Est. Sleep Efficiency (arvioitu unentehokkuus) -parametrin asteikko on %. 0 % tarkoittaa, että potilas liikehti koko yön, ja 100 % tarkoittaa, ettei liikettä ollut lainkaan. Time In Bed (vuoteessaoloaika) esittää aikaa, jolloin potilas oli makuulla rekisteröinnin aikana. Värikoodina on vihreä (normaali), kun potilas on ollut makuulla yli 6 tuntia. Hengitys esitetään indekseinä. Indeksit ovat analyysiparametrien vakioesitystapa. o o o o o Apnea hypopneaindeksi (AHI) Apneaindeksi (AI) Hypopneaindeksi (HI) Happidesaturaatioindeksi (ODI) esittää hengitykseen liittyvien tapahtumien määrää tunnissa Time in Bed -vuoteessaoloaikana. Kuorsausindeksi (SI) on kuorsausepisodien kokonaiskesto suhteessa vuoteessaoloaikaan. Signaalin laatu (Signal Quality) määritetään seuraavien signaalien heikoimman laadun mukaan: oksimetri (SpO2 tai pulssi), ilmavirtaus, vatsan tai rintakehän hengitystyösignaali. Signaalin laadun asteikko on %. ~ 17 ~
18 Signaalit ja markkerit Signal Overview -ruudun signaalit ja markkerit antavat yleiskuvan koko yöstä. Käytettävissä ovat seuraavat signaalit: o Liike (Movement) o Asento (Position) o Vatsan ja rintakehän hengitystyösignaalien välinen vaihe (RIP phase) o Happisaturaatio (SpO2) o Pulssi (Pulse) o Kuorsaus (Snoring) o EtCO2 (valinnainen) o Raajojen liikkeet (Limb Movements) (valinnainen) Näytettyjä markkereita ovat apnea ja hypopnea, happisaturaation laskut, kuorsausepisodit ja artefaktit. Siirtämällä hiiren kohdistimen Time in Bed-, Movement-, Apneas- tai Desaturation-kuvakkeen päälle saa näkyviin niihin liittyvän signaalin tai markkerin tiedot. Analyysijaksojen muuttaminen Jos rekisteröinti alkaa ennen kuin potilas on kytkenyt kaikki anturit tai jos potilas irrottaa anturit ennen rekisteröinnin loppumista, voit säätää analysoitavaa jaksoa siirtämällä analyysin alkamisen markkerin ja analyysin loppumisen markkerin haluamaasi kohtaan. Kaikki analyysiparametrit päivitetään näiden muutosten mukaisesti. Voit siirtyä haluamaasi rekisteröinnin kohtaan synkronisointimarkkerilla. Kaikki signaalisivut, kuten Respiration (hengitys) ja Pulse Oximeter (pulssioksimetri), synkronoidaan vastaavasti. Jos huomaat kiinnostavan tapahtuman, vedä synkronisointimarkkeri kyseiseen kohtaan. Saat raakasignaalit näkyviin painamalla View Signals (näytä signaalit) -painiketta. Epäpätevät tiedot voi poistaa rekisteröinnistä valitsemalla alueet signaalisivuilta ja lisäämällä niihin "Invalid Data" -markkerin. Jos ~ 18 ~
19 haluat sulkea tiedot pois ajalta, jolloin potilas on hereillä, merkitse ne "Awake" (hereillä) -markkerilla. Sekä "Awake"- että "Invalida Data" -markkereilla merkityt tiedot suljetaan pois raportin laskelmista. Äänentoisto Noxturnal-ohjelmistossa on kaksi rekisteröityjen signaalien äänentoistotapaa: real time (reaaliaikainen) ja fast (nopea). Äänentoistoa varten on siirryttävä signaalisivulle (katso kohta Signaalisivu) tai Recording Results -tulossivulle. Reaaliaikaisen toiston aikana ääni (jos rekisteröity) kuuluu kaiuttimista. Äänentoiston voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä välilyöntinäppäimellä. Jos rekisteröintiin sisältyy äänisignaali, työkalurivin äänentoistopainikkeen ulkoasu muuttuu. Toisto ilman ääntä Toisto äänen kanssa Yksiköiden määrittäminen Yksiköitä voi vaihtaa valitsemalla pääsovellusvalikosta vaihtoehdot Tools (työkalut) > Options (asetukset). Avaa General (yleiset) -sivun System Units (järjestelmän yksiköt) -pudotusvalikko ja valitse kenttä, jota haluat muokata. ~ 19 ~
20 Signaalien tarkasteleminen Signaalisivu Signaalisivulla signaali tai signaalit näkyvät työskentelynäkymän välilähdellä. Noxturnal-ohjelmistossa on ennalta määritettyjä signaalisivuja, kuten Respiratory (hengitys) ja Pulse Oximeter (pulssioksimetri). Uusia sivuja voi lisätä tai luoda napsauttamalla sovelluksen työkalurivin Add Sheet (lisää sivu) -painiketta. Signaalisivun signaaleita voi lisätä tai poistaa siirtämällä hiiren kohdistimen työskentelynäkymän oikealla puolella olevan Signals and Data (signaalit ja tiedot) -ikkunan kohdalle. Kun hiiren kohdistin on tämän välilehden päällä, Signals and Data -ikkuna tulee näkyviin. Ikkunassa on luettelo kaikista käytettävissä olevista signaaleista. Signaalin vieressä olevalla valintaruudulla määritetään, näytetäänkö signaali sivulla. Signaalin voi poistaa sivulta poistamalla valintaruudun valinnan ja lisätä valitsemalla valintaruudun. Käytettävissä ovat seuraavat signaalit: Rintakehän hengitystyö (RIP) Vatsan hengitystyö (RIP) Hengitysäänet (Audio) Äänenvoimakkuus Painovoima (kolmiulotteinen koordinaatisto: x-, y- ja x-akseli), jota käytetään sijainnin ja liikkeen pisteytykseen Happisaturaatiotasot (langattomasta pulssioksimetrista) Pulssi (langattomasta pulssioksimetrista) Pletysmografi (langattomasta pulssioksimetrista) ExG 1 (yleissisääntulo, kanava 1) ExG 2 (yleissisääntulo, kanava 2) Maskipaine tai nenäpaine (kokoonpanon mukaan) EtCO2 (langattomasta yhteydestä) Lisäksi Noxturnal-sovellus luo signaleeita. Näitä ovat seuraavat: RIP-summa (RIP Sum): vatsan ja rintakehän hengitystyösignaalien summa RIP-vaihe (RIP Phase): vatsan ja rintakehän hengitystyösignaalien vaihe-ero asteina ( ) RIP-virtaus (RIP Flow): RIM Sum- signaalista saatu virtaus (näyttää RIP Sum -signaalin muutosnopeuden) Aktiviteetti (Activity): saadaan X-, Y- ja Z-akseleilta Asento (Position): saadaan X-, Y- ja Z-akseleilta. Asento näytetään asteina ( ) siten, että selinmakuu on 0. Virtaus (Flow): saadaan nenäpaineen signaalista Kuorsaus (Snore): saadaan nenäpaineen signaalista Hengitystaajuus (Resp Rate): RIP Sum- signaalista saatu hengitysten määrä minuutissa Syke (Heart Rate): EKG-signaalista (jos rekisteröity) saatu lyöntien määrä minuutissa. ~ 20 ~
21 Signaalien käyttö Navigointipalkin avulla voi siirtyä nopeasti mihin rekisteröinnin kohtaan tahansa. Sininen viiva osoittaa, missä rekisteröinnin kohdassa olet parhaillaan. Voit siirtyä mihin tahansa kohtaan napsauttamalla kyseistä kohtaa palkissa. Huomaa, että yö on merkitty kuulla ja päivä auringolla. Aika-akseli esittää rekisteröintiajan ja ikkunassa näkyvän ajanjakson. Ikkunassa näkyvää ajanjaksoa voi muuttaa napsauttamalla aika-akselia hiiren oikealla painikkeella ja pidentämällä tai lyhentämällä ajanjaksoa hiirellä. Aika-akselilla on synkronisointimarkkeri, jolla tiedot synkronoidaan muiden signaalisivujen ja näkymien kanssa. Navigointipalkin oikeassa reunassa oleva kello näyttää kellonajan markkerisijainnissa. Synkronisointimarkkeria voidaan siirtää vetämällä. Signaalin arvoakseli näyttää piirretyn signaalikäyrän nimen ja arvon asteikolla. Tätä akselia voi suurentaa tai pienentää hiirellä. Jos haluat muuttaa arvo-akselin ominaisuuksia, kaksoisnapsauta akselia. Näytölle avautuu ikkuna, jossa ominaisuuksia voi muuttaa. Signaalikäyräruutu. Signaaleja voi säätää monella tapaa. Signaaliruudun kokoa voi muuttaa ja signaaliruutua voi siirtää hiirellä. Jos haluat muuttaa signaalin ominaisuuksia, kaksoisnapsauta signaalia. Näytölle avautuu ikkuna, jossa ominaisuuksia voi muuttaa. ~ 21 ~
22 Siirtyminen näppäimistöllä Signaalisivulla voi siirtyä ja sitä voi käsitellä myös seuraavilla pikanäppäimillä: Siirtyminen: Oikea nuoli = puoli sivua eteenpäin Vasen nuoli = puoli sivua taaksepäin Page Down -näppäin = sivu eteenpäin Page Up -näppäin = sivu taaksepäin Home-näppäin = siirtyminen rekisteröinnin alkuun End-näppäin = siirtyminen rekisteröinnin loppuun Shift + oikea nuoli = pidentää ikkunan aikajaksoa Shift + vasen nuoli = lyhentää ikkunan aikajaksoa Shift + Ctrl + vasen nuoli = siirtyminen edelliseen dataistuntoon Shift + Ctrl + oikea nuoli = siirtyminen seuraavaan dataistuntoon miinusnäppäin (-) = valinnan zoomaus pienemmäksi plusnäppäin (+) = valinnan zoomaus isommaksi Hiiren vierityspyörä = selaaminen eteenpäin/taaksepäin Hiiren vierityspyörä + Ctrl-näppäin = selaaminen ylöspäin/alaspäin Aktiivinen signaali: Shift + ylänuoli = suurenna signaalin skaalausta Shift + alanuoli = pienennä signaalin skaalausta Ctrl + ylänuoli = siirrä signaalia ylös Ctrl + alanuoli = siirrä signaalia alas Shift + Return = näytä aktiivinen signaali uudella sivulla Shift + Delete = poista aktiivinen signaali sivulta Ylänuoli = valitse yläpuolella oleva signaali Alanuoli = valitse alapuolella oleva signaali Ctrl + F = etsi markkerit F9 = signaalin automaattinen skaalaus Signaalisivu: Välilyöntinäppäin = soita/keskeytä äänentoisto Ctrl + W = signaalien automaattinen skaalaus Ctrl + A = signaalien järjestäminen Markkerit: Sarkainnäppäin (Tab) = seuraava markkeri tai seuraava hakutulos, jos käynnissä on haku Shift + sarkainnäppäin (Tab) = edellinen markkeri tai edellinen hakutulos, jos käynnissä on haku Delete = kaikkien valittujen markkerien poistaminen tai valitussa kohdassa olevien markkerien poistaminen ~ 22 ~
23 Return = poista kaikkien markkerien valinta Esc = poista kaikki valinnat Markkerien käyttö Markkereilla tunnistetaan mielenkiinnon kohteita signaalista. Markkerilla on aloitus- ja lopetusaika, ja ne luokitellaan tyypin mukaan. Markkereita voi lisätä signaaliin käsin, ja automaattinen analyysi merkitsee mielenkiinnon kohteet. Käyttäjä voi muokata tai poistaa markkereita. Markkerin skooraaminen Kun haluat skoorata markkerin, siirry sivulle, jossa on signaaleita, ja paikanna alue, jossa haluamasi signaali on. 1. Korosta hiiren vasemmalla painikkeella alue, jossa haluat skoorata markkerin. 2. Paina markkerin pikanäppäintä. Pikanäppäinten luettelon saa näkyviin valitsemalla Edit (muokkaa) -> Scoring Shortcut Keys (skoorauksen pikanäppäimet). Markkerin voi skoorata myös korostamalla sen hiiren vasemmalla painikkeella, napsauttamalla sitten aluetta hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla markkerin luettelosta. Markkerin poistaminen Markkereita voi poistaa monella tapaa: ~ 23 ~
24 Valitse markkeri napsauttamalla sitä hiiren vasemmalla painikkeella ja paina sitten Deletenäppäintä. Napsauta markkeria hiiren oikealla painikkeella ja valitse vaihtoehto Remove Marker (poista markkeri). Valitse hiirellä alue, jossa on poistettavia markkereita, ja paina Delete-näppäintä. Markkerin siirtäminen Markkerin voi siirtää valitsemalla markkerin pitämällä hiiren vasenta painiketta alhaalla ja vetämällä markkerin haluttuun kohtaan. Markkereita voi vetää signaalista toiseen sekä eri aikajaksoihin. Markkerin koon muuttaminen Markkerin kokoa muutetaan siirtämällä hiiren kohdistin markkerin vasempaan tai oikeaan reunaan. Hiiren kohdistin muuttuu vasemmalle ja oikealle osoittavan nuolen kuvakkeeksi. Kun kuvake on muuttunut nuoleksi, napsauta hiiren vasemmalla painikkeella ja vedä markkeri haluamaasi kestoon. Markkereissa siirtyminen Rekisteröinnin pisteytetyissä markkereissa voi siirtyä monella tapaa: Voit siirtyä signaalin skooratusta markkerista toiseen napsauttamalla signaalia ja painamalla sarkainnäppäintä (Tab). Siirryt ajassa seuraavaan markkeriin. Edelliseen markkeriin siirrytämään painamalla näppäimiä Shift + sarkainnäppäin. Työskentelynäkymän oikeassa yläkulmassa on hakuruutu, jossa voit etsiä skoorattuja markkereita. Kun napsautat tekstiruutua, avautuu pudotusvalikko, jossa näkyvät kaikki skooratut markkerityypit. Jos haluat etsiä tietyntyyppisiä markkereita, napsauta markkerityyppiä luettelossa. Näkyviin tulee ajassa seuraava valituntyyppinen markkeri. Markkereihin voi siirtyä napsauttamalla pudotusvalikon navigointipainikkeita. Valitse View (näytä) > Marker Overview (markkerit). Näytölle avautuu ikkuna, jossa näkyvät kaikki käyrän markkerit, jotka on pisteytetty rekisteröinnissä. Voit siirtyä tiettyyn markkeriin napsauttamalla sitä käyrässä. Analyysiprotokollat Analyysiprotokolla on joukko tunnistimia, joilla voi havaita eri tapahtumia rekisteröintiin tallennetuista signaaleista ja merkitä niitä. Käytettävissä olevat analyysiprotokollat, mukaan lukien oletusprotokollat, on lueteltu Analysis (analyysi) -valikossa. Analyysiprotokolla suoritetaan valitsemalla se Analysis-valikosta ja napsauttamalla sitä. Voit luoda omia analyysiprotokollia, joissa käytetään eri asetuksia tai tunnistimia, valitsemalla päävalikkoriviltä Analysis (analyysi) -> Analysis Protocols (analyysiprotokollat) -> New Protocol (uusi protokolla). Näytölle avautuu uusi Analysis Protocol -sivu, jossa voit luoda uuden protokollan. Protokolla on joukko tunnistmia. Tunnistimien tehtävä on havaita signaalista tiettyjä mielenkiinnon kohteita ja pisteyttää ne markkereilla. Voit myös luoda uuden protokollan, joka perustuu olemassa olevaan protokollaan, valitsemalla vaihtoehdot Analysis - Analysis Protocol -> New Protocol Based on ~ 24 ~
25 Skooraus Skooraus on joukko markkereita, jotka ovat rekisteröinnin skoorattuja signaaleita. Skooraustoiminnot ovat Data-valikossa ja Scorings (skooraus) -ikkunassa, joka on työskentelynäkymän oikealla puolella. Skooraustoiminnot on kuvattu seuraavissa kohdissa. Skoorauksen valitseminen Yhteen rekisteröintiin voi liittyä monta skoorausta. Kaikki käytettävissä olevat skooraukset on lueteltu Scorings (skooraus) - ruudussa. Aktiivisen pisteytyksen (Active Scoring) voi valita napsauttamalla sitä. Save Scoring (tallenna kooraus) Aktiivisen skoorauksen voi tallentaa napsauttamalla Save Scoring -linkkiä. Sinua pyydetään nimeämään tallennettava skooraus. Tallennettu skooraus lisätään skoorausluetteloon. Clear Scoring (poista skooraus) Jos skooraus on aktiivinen, tämä toiminto poistaa sen. Jos aktiiviseen skooraukseen on tehty muutoksia, sinulta kysytään, tallennetaanko muutokset. Revert Scoring (palauta skoraus) Jos skooraukseen on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu, muutokset voi kumota. Tällöin skooraus palautetaan samaan tilaan, jossa se oli ladattaessa. Delete Selected Scoring (poista valittu skooraus) Tallennetun skoorauksen voi poistaa valitsemalla sen skoorausluettelosta ja napsauttamalla Delete Selected Scoring -linkkiä. Näytölle avautuu kehote, jossa pyydetään vahvistamaan skoorauksen poistaminen. ~ 25 ~
26 Edit Scoring Tags (muokkaa skoorauksen merkintöjä) Skoorauksiin voi liittää merkintöjä. Voit esimerkiksi merkitä, mitä skooraukseia on jo tarkasteltu. Skoorauksen pikanäppäimet Markkereita voi skoorata nopeasti pikanäppäimillä. Olemassa olevat pikanäppäimet saa näkyviin ja pikanäppäimiä voi muuttaa valitsemalla Edit (muokkaa) -> Scoring Shortcut Keys (skoorauksen pikanäppäimet). Yleensä markkerin pikanäppäimeksi valitaan yksi näppäimistön näppäin, mutta ohjelmisto tukee myös näppäinyhdistelmiä, joissa on Ctrl-, Shift- tai Alt-näppäin plus aakkosnumeerinen näppäin. Raporttien luominen Raportit ovat yhteenveto analysoiduista tiedoista. Raportteja voi luoda kahdella tapaa: 1. Napsauta aloitussivun View Report (näytä raportti) -painiketta. Ohjelmisto luo oletusraportin. 2. Valitse raportti käytettävissä olevien raporttien luottelosta napsauttamalla Reports (raportit) -valikkoa. Raportit näytetään uudessa ikkunassa, joka avautuu työskentelynäkymään. Raportin tulokset ovat pysyviä. Niitä ei päivitetä, jos rekisteröinnin analyysia muutetaan. Jos analyysiin tehdään muutoksia, voidaan luoda uusi raportti. Noxturnal-ohjelmiston raportteja voi mukauttaa. Mukautettu raportti luodaan valitsemalla Reports-valikko ja valitsemalla vaihtoehdot Reports Template (raporttimallit) -> New Template (uusi malli). Työskentelynäkymään voi lisätä tarvittavan määrän raportteja. Raporttien vieminen Raportti viedään valitsemalla kyseisen raportin välilehti työskentelynäkymästä. Kun raportti on valittu, napsauta vaihtoehtoja File (tiedosto) -> Export Sheet... (vie sivu). Näytölle avautuu uusi ikkuna, jossa määritetään tiedostomuoto ja tiedoston nimi. Kun olet valmis, napsauta Save (tallenna) -painiketta. Raportti tallennetaan määritetyssä tiedostomuodossa. Käytettävissä ovat seuraavat tiedostomuodot: PDF (oletus) Excel Html RTF Standardiraportit Noxturnal-ohjelmistossa on useita, ohjelmiston mukana asennettuja malliraportteja. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat: ~ 26 ~
27 1. Hengitysraportti: Näyttää yhteenvedon hengitystapahtumista. Katso kohta Hengitysraportti (Respiration Report) 2. PLM-raportti: Näyttää yhteenvedon manuaalisesti tai automaattisesti pisteytetyistä raajojen liikkeistä (LM) ja ajoittaisista raajojen liikkeistä (PLM). 3. Pediatrinen raportti: Erityisesti lapsipotilaille tarkoitettu yhteenveto hengitystapahtumista. ~ 27 ~
28 Hengitysraportti (Respiration Report) Hengitysraportissa on yhteenveto unihäiriöön liittyvistä hengitysparametreista, kuten apneahypopneaindeksistä (AHI). Yhteenveto on jaoteltu tapahtumiin aikana, jolloin potilas on ollut vuoteessa sekä selinmakuulla (supine). Raporttien tulostaminen Kun raportti on luotu, sen voi tulostaa. Valitse tulostettava raportti työskentelynäkymän välilehdeltä. Tulosta raportti napsauttamalla raporttityökalurivin Print (tulosta) -painiketta. Näytölle avautuu ikkuna, jossa voi muuttaa tulostusasetuksia. Kun asetukset ovat valmiit, napsauta Print-painiketta. ~ 28 ~