Source: http://docplayer.fr/2582811-Defibtech-lifeline-defibrillateur-externe-automatique-dea-addendum-au-manuel-de-l-utilisateur.html
Timestamp: 2017-01-24 16:14:15+00:00
Document Index: 68570723

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐Defibtech LIFELINE Défibrillateur Externe Automatique (DEA) Addendum au Manuel de l Utilisateur
Download "Defibtech LIFELINE Défibrillateur Externe Automatique (DEA) Addendum au Manuel de l Utilisateur"
Lucie Michelle Généreux
1 Defibtech LIFELINE Défibrillateur Externe Automatique (DEA) Addendum au Manuel de l Utilisateur Des modifications ont été apportées au Chapitre 4 (Utilisation du DEA DDU-100) du manuel de l utilisateur de Defibtech pour refléter la dernière version du logiciel Defibtech (version 2.0). Lors de la réimpression du chapitre 4 dans cet addendum les modifications ont été apportées en gris. Veuillez garder cet addendum avec le manuel de l utilisateur.2 Notices Defibtech ne sera pas responsable pour les erreurs contenues ci-dessous ou pour les dommages fortuits ou consécutifs en rapport avec la fourniture, l exécution, ou l utilisation de ce matériel. L information dans ce document est sujette à changements sans avis préalable. Les noms et les données utilisées dans les exemples sont factices sauf indication contraire. Garantie Limitée L information du manuel de l utilisateur du DEA Defibtech ne constitue aucune garantie quant au DEA Defibtech ou aucun produit annexe. La «Garantie Limitée» comme formulée dans la documentation livrée avec les produits de Defibtech est la seule et unique garantie fournie et acceptée par Defibtech, L.L.C. Copyright: Copyright Defibtech, L.L.C. Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation ne peut être reproduite ou transmise sous n importe quelle forme ni par n importe quel moyen sans consentement formel et écrit de Defibtech, L.L.C. Patents pending This product and its accessories are manufactured and sold under one or more of the following United States patents: D514,951; 6,955,864; D499,183; D498,848; 6,577,102. This product and its accessories are manufactured and sold under license to at least one or more of the following United States patents: 5,591,213; 5,593,427; 5,601,612; 5,607,454; 5,611,815; 5,617,853; 5,620,470; 5,662,690; 5,735,879; 5,749,904; 5,749,905; 5,776,166; 5,800,460; 5,803,927; 5,836,978; 5,836,993; 5,879,374; 6,016,059; 6,047,212; 6,075,369; 6,438,415; 6,441,582.3 Table des matières 4 Utilisation du DEA LIFELINE Vue d ensemble Vérification du statut du DEA LIFELINE Allumer le DEA LIFELINE Préparation Appelez de l aide Préparation du patient Ouverture du sachet d électrodes Connexion des électrodes de défibrillation au DEA LIFELINE Application des électrodes sur le patient Suivre les instructions vocales du DEA LIFELINE Analyse du rythme cardiaque Délivrance du choc Aucun Choc Requis Réanimation post-choc Procédures après l utilisation Environnement Opérationnel Contacts... 134 4 Utilisation du DEA LIFELINE Ce chapitre décrit comment employer le DEA LIFELINE. Le DEA LIFELINE a été conçu pour une utilisation simple, permettant à l utilisateur de se concentrer sur le patient. Il n y a que deux boutons de commande et quatre indicateurs avec diode luminescente (LED). Les messages vocaux de sollicitation sont concis, facilement compréhensibles et guident l utilisateur pour l emploi de l appareil. Les sections suivantes décrivent en détail comment employer le DEA LIFELINE. Les étapes de base pour l usage sont: Allumer le DEA LIFELINE en appuyant sur le bouton ON/OFF. Relier les électrodes au DEA si ce n est pas encore fait. Placer les électrodes sur le patient (suivre les instructions mentionnées sur le sachet des électrodes). Suivre les messages vocaux. Appuyer sur le bouton SHOCK si demandé par le DEA. 4.1 Vue d ensemble Connecteur d électrodes Indicateur d état opérationnel (IEO) Bouton marche/arrêt Indicateurs LED Bouton de choc Haut-parleur Page 1 sur 135 4.2 Vérification du statut du DEA LIFELINE Dès qu une unité de l ensemble batterie comprenant une batterie de 9V nondéchargée est installée dans le DEA LIFELINE, un indicateur (diode) situé dans le coin de l appareil indique le statut de l appareil. Si l appareil est totalement opérationnel, l indicateur actif (IEO) clignotera en vert, par contre si l appareil doit être vérifié, l IEO clignotera en rouge. Lorsque l IEO clignote en rouge et qu une bonne batterie de 9V est installée, l appareil émettra également périodiquement un son «bip-bip» pour attirer son attention. L indicateur est actionné par une batterie de 9V remplaçable dans l ensemble batterie. Si la batterie 9V est déchargée, l indication de statut actif ne sera pas disponible. Dans ce cas, la batterie 9V doit être immédiatement remplacée pour reconstituer l indication de statut actif. Si la batterie 9V est épuisée, le DEA LIFELINE sera entièrement fonctionnel et pourra toujours être employé dans son état normal. Indicateur d état opérationnel (IEO) Arrêt : la batterie n est pas installée, le DEA est défectueux ou la batterie 9V est déchargée. Installer une unité de batterie fonctionnelle ou remplacer la batterie 9V dans l appareil de batterie. Vert continu: DEA LIFELINE est allumé et fonctionne normalement. Clignotement vert : DEA LIFELINE est éteint et prêt à fonctionner. Clignotement rouge DEA LIFELINE est éteint et le DEA ou la batterie a besoin d être vérifié. Rouge continu : DEA LIFELINE est allumé et à détecté une erreur 4.3 Allumer le DEA LIFELINE Appuyer sur le bouton «ON/OFF» pour allumer le DEA LIFELINE. L appareil émettra un «signal sonore» et toutes les diodes s allumeront temporairement. Le bouton «ON/OFF» deviendra vert lorsque le DEA sera en marche. Les messages vocaux de sollicitation guideront l utilisateur pour l emploi de l appareil. Pour arrêter l appareil, appuyer de nouveau sur le bouton marche/arrêt. L indicateur actif ( IEO ) indiquera l état de fonctionnement de l appareil. ON-OFF/ DÉSARMER IEO éteint ou clignotement : le dispositif est éteint. Appuyer sur le bouton vert ON/OFF, le dispositif est EN MARCHE. IEO allumé (vert) : le dispositif est allumé. Appuyer sur le bouton ON/OFF vert pour arrêter le dispositif. IEO allumé (rouge) : une erreur a été détectée et l appareil s éteindra automatiquement. Page 2 sur 136 4.4 Préparation Appelez de l aide Dès que le DEA est mis sous tension, l unité ordonnera à l utilisateur appelez de l aide. Ceci signifie que la première étape d une intervention doit toujours être de contacter les services de secours professionnels. Si une autre personne est disponible, l utilisateur doit ordonner à cette personne d appeler de l aide et poursuivre sans attendre la réanimation Préparation du patient Préparer le patient en enlevant tous les vêtements à hauteur de la poitrine. Essuyer l humidité au besoin (les électrodes de défibrillation colleront mieux sur une peau sèche). Si nécessaire, raser les poils qui pourraient empêcher le contact efficace des électrodes sur le patient. Pour s assurer que les électrodes entrent entièrement en contact avec la peau du patient, vérifier qu il n y a aucun bijou ou autres objets là où les électrodes seront placées Ouverture du sachet d électrodes Enlever le sachet des électrodes de la fente de stockage au dos du DEA. Ouvrir le sachet des électrodes prédécoupé suivant la ligne pointillée en démarrant à la flèche noire (suivre les directions sur le sachet). Tirer le support protecteur des garnitures et vérifier que les électrodes sont : Sans signes évidents de dommage Nettoyées des saletés excessives (par exemple, si l électrode était tombée) Non desséchées, (si le gel est collant, il adhérera au patient) Non expirées. Ne pas utiliser les électrodes après la date de péremption imprimée sur le sachet Dans l un des cas précédents, utilisez des électrodes neuves Connexion des électrodes de défibrillation au DEA LIFELINE Le DEA LIFELINE est conçu pour être stocké avec les électrodes de défibrillation connectées à l appareil, les électrodes elles-mêmes restant scellées dans leur sachet. Ceci réduit considérablement le temps nécessaire pour l installation en cas d urgence. Le DEA LIFELINE doit être stocké avec le connecteur des électrodes branché à l appareil. Cependant, si des électrodes sont endommagées ou mal reliées, on peut changer d électrodes pendant une urgence. Le connecteur des électrodes est sur le coin du DEA. Pour enlever un vieil ensemble d électrodes, tirer fermement sur le connecteur des électrodes. Ne pas réutiliser les électrodes. Insérer le connecteur pour les nouvelles électrodes comme indiqué. Le connecteur s introduira dans la fente. Si le connecteur ne s adapte pas, tourner le connecteur avant d essayer encore. Insérer le connecteur fermement jusqu à ce qu il soit complètement encliqueté dans l appareil. Page 3 sur 137 Si vous n avez pas d usage immédiat des électrodes, le sachet d électrodes peut alors être stocké dans la fente de stockage des électrodes au dos du DEA LIFELINE. Après avoir branché le connecteur des électrodes à l appareil, pousser le sachet des électrodes, avec les images du revêtement du paquet vers le haut et en dehors, extrémité arrondie d abord, dans le compartiment de support des électrodes au dos du DEA. Quand le sachet des électrodes est entièrement inséré, serrer le câble dans la cannelure située au dos de l appareil pour le tenir en place et replier le câble superflu derrière le sachet des électrodes Application des électrodes sur le patient L application correcte des électrodes est essentielle pour l analyse efficace du rythme cardiaque du patient et de la délivrance d un choc (s il y a lieu). Enlever les électrodes du sachet en déchirant le sachet suivant la ligne pointillée près du côté supérieur du paquet. Enlever les électrodes du sachet et suivre les indications et l illustration (située sur le sachet des électrodes de défibrillation), montrant le placement approprié des électrodes de défibrillation. Enlever le support protecteur de chaque électrode avant de la placer comme illustré sur l électrode. Enlever uniquement la protection quand l électrode est prête à être placée. Placer les électrodes avec le côté adhérant sur la peau du patient. Le placement des électrodes sur des enfants en bas âge en-dessous de 8 ans diffère du placement des électrodes sur des adultes ou des enfants au-dessus de 8 ans. Placer donc les électrodes comme indiqué sur le diagramme Pour des adultes et des enfants au-dessus de 8 ans, utiliser des électrodes adultes: placer une électrode en-dessous de la clavicule droite du patient comme illustré. Placer la deuxième électrode sur les côtes du coté gauche du patient en-dessous du sein gauche, également comme illustré. Pour des enfants en bas âge en dessous de 8 ans, utiliser des électrodes pédiatriques: placer une électrode au centre de la poitrine et une au centre du dos, comme illustré. Page 4 sur 138 4.4.6 Suivre les instructions vocales du DEA LIFELINE Le DEA LIFELINE vérifiera et s assurera que les électrodes sont bien reliées au patient et que le signal de l ECG est bien reçu. Ne pas toucher le patient, éliminer tout mouvement du patient, cesser toute réanimation à ce moment. S il y a un problème avec le raccordement des électrodes, le raccordement du connecteur, tout mouvement du patient ou toute autre interférence, le DEA guidera l utilisateur avec des instructions vocales et des indications visuelles. Les indications visuelles se composent de diodes clignotantes et renforcent les instructions vocales. Les indications visuelles sont une aide dans des environnements fort bruyants. Instructions vocales en relation avec les électrodes: Connectez les électrodes - Ceci indique que le DEA LIFELINE a déterminé que les électrodes ne sont pas correctement reliées à l appareil. Vérifier si le connecteur est entièrement inséré dans l appareil. Si les instructions vocales continuent, essayer d enlever et de réinsérer le connecteur des électrodes ou essayer un nouvel ensemble d électrodes. La diode de contrôle clignotera rouge pendant ce message. Enlevez les électrodes de l emballage au dos de l appareil - Ceci indique que l utilisateur doit enlever et déchirer l emballage, situé au dos de l appareil, dans lequel se trouvent les électrodes. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré - Ceci indique que le DEA LIFELINE a déterminé que les électrodes ne sont pas appliquées sur le patient. Appliquez les électrodes sur le patient en suivant les instructions sur le sachet des électrodes. Si les instructions vocales continuent, essayer de remplacer les électrodes avec un nouvel ensemble. La diode de contrôle clignotera rouge pendant ce message. Connectez, puis appliquez les électrodes. - Ceci indique que le DEA LIFELINE a déterminé que les électrodes ne sont pas connectées et ne sont pas appliquées sur le patient. Vérifier que le connecteur est entièrement inséré dans l appareil. Si les instructions vocales continuent, essayer d enlever et de réinsérer le connecteur d électrodes ou essayer un nouvel ensemble d électrodes. La diode de contrôle clignotera rouge pendant ce message. Mauvais contact des électrodes sur le patient. Appliquez les électrodes fermement. - Ceci indique que les électrodes ne sont pas correctement en contact avec le patient et que l impédance est en dehors des limites pour l analyse de l ECG pour la délivrance appropriée du choc. Vérifier si les électrodes sont placées correctement, adhèrent entièrement au patient et qu il n y a aucune bulle d air entre les électrodes et le patient. S assurer que les électrodes ne se touchent pas. Si les électrodes ne collent pas suite à l humidité, sécher le patient. Si les électrodes ne collent pas suite à un excès de poils, raser ou couper les poils de la poitrine. Si les instructions vocales continuent, essayer de remplacer les électrodes avec un nouvel ensemble. La diode de contrôle clignotera rouge pendant ce message. Page 5 sur 139 Remplacez les électrodes. - Ceci indique qu il y a un mauvais contact avec le patient et que l impédance est en dehors des limites pour l analyse de l ECG en vue d une délivrance appropriée d un choc. Si un autre ensemble d électrodes est disponible, remplacez les électrodes. Si non, vérifiez si les électrodes sont placées correctement, adhérent entièrement au patient et s il n y a aucune bulle d air entre les électrodes et le patient. S assurer que les électrodes ne se touchent pas. Si les électrodes ne collent pas suite à l humidité, sécher le patient. Si les électrodes ne collent pas suite à un excès de poils, raser ou couper les poils de la poitrine. La diode de contrôle clignotera rouge pendant ce message. Contrôlez les électrodes - Ceci signifie que les électrodes ne sont pas en contact avec le patient ou se touchent et que l impédance est hors des limites pour l analyse de l ECG et la délivrance appropriée d un choc. Vérifier que les électrodes ne se touchent pas et que le patient est sec. Si les instructions vocales continuent, essayer de remplacer les électrodes avec un nouvel ensemble. La diode de contrôle clignotera rouge pendant ce message. Réanimer - ceci signifie que l utilisateur doit arrêter d essayer de résoudre des problèmes avec les électrodes et évaluer l état du patient. L utilisateur sera incité à réanimer, si nécessaire, pendant une période de deux minutes. Instructions vocales en relation avec Mouvements / Messages d interférences : Arrêtez tout mouvement - Ceci indique que le DEA LIFELINE a détecté un mouvement du patient. En réponse à ce message, arrêtez tout mouvement du patient, y compris la réanimation. Si le patient est transporté, arrêtez le véhicule pour faire cesser tout mouvement. La diode de contrôle Ne pas toucher le patient clignotera rouge pendant ce message. Eliminez les sources d interférence - Ceci indique que le DEA LIFELINE a détecté une interférence sur le signal de l ECG. Éliminez toutes les sources GSM, radios ou électriques d interférence. Vérifiez les électrodes pour s assurer qu elles adhèrent correctement au patient. Si l environnement est très sec, réduire au minimum le mouvement autour du patient pour réduire des décharges statiques. La diode de contrôle Ne pas toucher le patient clignotera rouge pendant ce message. Réanimer - ceci signifie que l utilisateur doit arrêter d essayer de résoudre des problèmes de mouvements et/ou d interférences et évaluer l état du patient. L utilisateur sera incité à réanimer, si nécessaire, pendant une période de deux minutes. Page 6 sur 1310 4.5 Analyse du rythme cardiaque Dès que le DEA LIFELINE aura déterminé que les électrodes établissent un bon contact avec le patient, le DEA commencera l analyse du rythme de l ECG. L appareil analyse le signal de l ECG et détermine si un rythme choquable ou non choquable est présent. Tout en analysant, le DEA continuera à surveiller les raccordements des électrodes et interrompra l analyse s il détecte un problème d électrodes. Il continuera également à surveiller les mouvements ou interférences excessives et interrompra l analyse si ces conditions sont détectées. Instructions vocales en relation avec l analyse: «Analyse du rythme cardiaque en cours - Ceci indique que le DEA LIFELINE analyse activement le signal de l ECG du patient. Le DEA continuera d analyser jusqu à ce qu il ait déterminé si un rythme est choquable ou non, ou si l analyse est interrompue pour quelque raison que ce soit. La diode de contrôle clignotera vert pendant cette période. Ne pas toucher le patient - Ceci indique que le DEA LIFELINE essaye d analyser le rythme cardiaque du patient et que l utilisateur ne peut pas toucher le patient. Ce message sera émis au début de la période d analyse et aussi si un mouvement ou une interférence est détecté. La diode de contrôle clignotera rouge pendant cette période. Analyse interrompue - Ceci indique que le DEA LIFELINE a déterminé que l analyse précise de l ECG n est pas possible et a cessé l analyse. L utilisateur est incité à résoudre le problème voir la section dépannage. Une fois que le problème est résolu, l appareil entrera à nouveau dans le mode analyse. La diode de contrôle Analyse en cours ne clignotera pas pendant ce message. Choc non conseillé - Ceci indique que le DEA LIFELINE a déterminé qu un choc n est pas exigé. L unité ne se chargera pas et le bouton SHOCK ne sera pas activé. L appareil ordonnera à l utilisateur de commencer la réanimation, si nécessaire, pendant deux minutes. Choc conseillé - Ceci indique que le DEA LIFELINE a déterminé qu un choc est recommandé et l appareil commencera à charger en prévision d un choc de défibrillation. L analyse continuera et la diode de contrôle clignotera vert pendant cette période. Page 7 sur 1311 4.6 Délivrance du choc Si l algorithme d analyse de l ECG du DEA LIFELINE a déterminé qu un choc est exigé, l appareil se chargera automatiquement en vue de la délivrance d un choc. Pendant que le DEA se charge, l appareil continuera à analyser le rythme cardiaque du patient. Si l unité détecte que le rythme cardiaque a changé en un rythme qui ne nécessite pas de choc, l unité interrompra le processus de chargement et ordonnera à l utilisateur de commencer à réanimer, si nécessaire, pendant deux minutes. En se chargeant, le DEA continuera à surveiller le raccordement des électrodes et interrompra la charge s il détecte le moindre problème d électrodes. Il continuera également à surveiller tout mouvement excessif ou toute interférence et interrompra la charge si nécessaire. L utilisateur peut interrompre à tout moment l analyse en poussant le bouton «ON/OFF» pour arrêter l appareil. Instructions vocales pour la délivrance d un choc: Chargement en cours - Ceci indique que le DEA LIFELINE a déterminé qu un choc est recommandé et charge l appareil en prévision d un choc de défibrillation. L analyse continuera pendant cette phase et la diode de contrôle analyse en cours clignotera vert pendant cette période. Une tonalité retentira pour indiquer la progression du chargement. Si l unité détecte que le rythme cardiaque a changé en un rythme qui ne nécessite pas de choc, l unité interrompra le processus de chargement et ordonnera à l utilisateur de commencer à réanimer, si nécessaire, pendant deux minutes. Ecartez- vous - Ceci indique que le DEA LIFELINE se charge et que l utilisateur et les spectateurs doivent se tenir à l écart du patient. L analyse continuera pendant cette phase et la diode de contrôle clignotera vert pendant cette période. Une tonalité retentira pour indiquer la progression du chargement. Si l unité détecte que le rythme cardiaque a changé en un rythme qui ne nécessite pas de choc, l unité interrompra le processus de chargement et ordonnera à l utilisateur de commencer à réanimer, si nécessaire, pendant deux minutes. Appuyez sur le bouton clignotant SHOCK - Ceci indique que le DEA LIFELINE est entièrement chargé, que l algorithme d analyse du rythme cardiaque indique toujours qu un choc est recommandé et que l appareil est prêt à délivrer un choc. L utilisateur doit appuyer sur le bouton SHOCK pour délivrer le choc. Le bouton SHOCK clignotera pendant cette phase SHOCK Arrêt : Aucun choc indiqué. Le bouton est neutralisé, appuyer sur le bouton n aura aucune influence. Clignotant : Le choc est recommandé. Le dispositif est chargé et prêt à délivrer un choc. Le bouton est opérationnel. Appuyer sur le bouton pour administrer le choc. Page 8 sur 1312 Choc x délivré - Ceci indique que le DEA LIFELINE a délivré le choc. Le x indique le nombre de chocs qui ont été délivrés depuis que l appareil a été allumé (note : si l appareil délivre plus de 15 chocs pendant une période, le compteur reviendra au chiffre un au seizième choc). Après chaque choc, le DEA passera en mode post-choc, mode de réanimation (voir ci-dessous). Choc annulé - Ceci signifie que le DEA DDU-100 a interrompu le mode de choc et se décharge intérieurement. Si, en attendant que l on ait actionné le bouton SHOCK, l unité détecte un changement de rythme vers un rythme nonchoquable, elle annulera le choc. Si, endéans les 30 secondes de la séquence initiale appuyez sur le bouton clignotant SHOCK, le bouton SHOCK n a pas été activé, l unité annulera automatiquement le choc. Note: Le DEA LIFELINE ne délivrera pas automatiquement un choc. L utilisateur doit appuyer sur le bouton SHOCK. Note: à tout moment, pendant le processus de chargement ou après que le DEA ait été chargé, l utilisateur peut désarmer l appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF. Page 9 sur 1313 4.7 Aucun Choc Requis Si l analyse de l algorithme de l ECG du DEA DDU-100 a déterminé qu un choc n est pas nécessaire, l unité ne sera pas chargée et le bouton SHOCK ne sera pas activé. L unité ordonnera à l utilisateur de commencer la réanimation, si nécessaire, pendant deux minutes. L unité ne surveillera pas le rythme de l ECG pendant ces deux minutes de réanimation. Pendant cette période de deux minutes, le DEA ne conseillera pas l utilisateur d arrêter le mouvement même si mouvement il y a. Pendant la période de deux minutes, le DEA annoncera le temps restant par intervalles de 15 secondes. A la fin de la période de deux minutes, le DEA entrera en mode d analyse. Instructions vocales pour choc non requis: Vous pouvez toucher le patient - Ceci indique que l algorithme d analyse de l ECG du DEA LIFELINE a déterminé qu aucun choc n est exigé. L appareil ne se chargera pas et le bouton «SHOCK» ne sera pas opérationnel. L unité ordonnera à l utilisateur de commencer la réanimation, si nécessaire, pendant deux minutes. L affichage LED analyse en cours restera inactif pour indiquer que la surveillance à l arrière-plan du rythme a été suspendue. Contrôlez les voies respiratoires, Contrôlez la respiration - ceci indique que l utilisateur doit contrôler l état du patient pour déterminer s il y a lieu de réanimer. Si nécessaire, commencez à réanimer - ceci indique que l utilisateur doit réanimer, si nécessaire, pendant deux minutes. L unité ne surveillera pas le rythme de l ECG du patient pendant ces deux minutes de réanimation. L affichage LED analyse en cours restera inactif pour indiquer que la surveillance à l arrière-plan du rythme a été suspendue. Continuez pendant x secondes ou Continuez pendant 1 minute et x secondes. Ceci indique que l utilisateur doit continuer la réanimation, si nécessaire, respectivement pendant x secondes de plus ou pendant 1 minute et x secondes de plus. L unité ne surveillera pas le rythme de l ECG du patient pendant ces deux minutes de réanimation. L affichage LED analyse en cours restera inactif pour indiquer que la surveillance à l arrière-plan du rythme a été suspendue. Continuez - ceci indique que l utilisateur doit continuer la réanimation, si nécessaire. Cette phrase est prononcée par l unité qui ordonne à l utilisateur de continuez pendant x secondes ou de continuez pendant 1 minute et x secondes afin de l informer que l unité fonctionne encore normalement. L unité ne surveillera pas le rythme de l ECG du patient pendant ces deux minutes de réanimation. L affichage LED analyse en cours restera inactif pour indiquer que la surveillance à l arrière-plan du rythme a été suspendue. Continuez pendant 5, 4, 3, 2, 1, Arrêtez la réanimation - ceci indique que l utilisateur doit arrêter de réanimer. Cette phrase est prononcée pendant les dernières secondes de la séquence de deux minutes de réanimation afin d informer l utilisateur que l unité fonctionne encore normalement et que la période de 2 minutes se termine. Page 10 sur 1314 Arrêtez maintenant, Ne touchez pas le patient - ceci indique que la période de deux minutes de réanimation est terminée et que l utilisateur doit arrêter la réanimation. L unité entrera en mode d analyse et l indicateur LED analyse en cours clignotera. 4.8 Réanimation post-choc Si le DEA DDU-100 a délivré un choc, l unité requiert une période obligatoire de réanimation de 2 minutes. Le rythme de l ECG du patient ne sera pas surveillé pendant cette période. Dès que cette période de deux minutes sera terminée, le DEA continuera en mode d analyse. Instructions vocales de réanimation post-chocs: Vous pouvez toucher le patient - Ceci indique que l utilisateur peut toucher le patient. L unité ne surveillera pas le rythme de l ECG du patient pendant ces deux minutes de réanimation. La diode indiquera que l on peut toucher le patient. Commencez à réanimer - ceci indique que l utilisateur doit réanimer pendant deux minutes. L unité ne surveillera pas le rythme de l ECG du patient pendant ces deux minutes de réanimation. L affichage LED analyse en cours restera inactif pour indiquer que la surveillance à l arrière-plan du rythme a été suspendue. Continuez pendant x secondes ou Continuez pendant 1 minute et x secondes - ceci indique que l utilisateur doit continuer la réanimation respectivement pendant x secondes de plus ou pendant 1 minute et x secondes de plus. L unité ne surveillera pas le rythme de l ECG du patient pendant ces deux minutes de réanimation. L affichage LED analyse en cours restera inactif pour indiquer que la surveillance à l arrière-plan du rythme a été suspendue. Continuez - ceci indique que l utilisateur doit continuer la réanimation. Cette phrase est prononcée par l unité qui ordonne à l utilisateur continuez pendant x secondes ou continuez pendant 1 minute et x secondes afin de l informer que l unité fonctionne encore normalement. L unité ne surveillera pas le rythme de l ECG du patient pendant ces deux minutes de réanimation. L affichage LED analyse en cours restera inactif pour indiquer que la surveillance à l arrière-plan du rythme a été suspendue. Continuez pendant 5, 4, 3, 2, 1, Arrêtez la réanimation - ceci indique que l utilisateur doit arrêter de réanimer. Cette phrase est prononcée pendant les dernières secondes de la séquence de deux minutes de réanimation afin d informer l utilisateur que l unité fonctionne encore normalement et que la période de 2 minutes se termine. Arrêtez maintenant, Ne touchez pas le patient - ceci indique que la période de deux minutes de réanimation est terminée et que l utilisateur doit arrêter la réanimation. L unité entrera en mode d analyse et l indicateur LED analyse en cours clignotera. Page 11 sur 1315 4.9 Procédures après l utilisation Après que le DEA LIFELINE ait été employé sur un patient, l appareil doit être nettoyé selon les procédures dans la section «nettoyage» et être préparé pour le prochain usage. Les étapes suivantes doivent être exécutées : Enlever la batterie. Enlever la carte DDC installée (carte de récupération des informations). Remplacez-là par une nouvelle carte DDC. Réinsérer l ensemble batteries. Vérifier que l autotest d insertion de l ensemble batteries se fasse. Relier un nouveau sachet d électrodes (s assurer que le sachet n est pas périmé). Maintenir le bouton «ON/OFF» pendant au moins cinq secondes pour lancer un autotest manuellement. L appareil rapportera le statut d autotest et le coupera. Vérifier et s assurer que l indicateur actif clignote vert Environnement Opérationnel Le DEA Defibtech est conçu pour fonctionner dans un éventail de conditions environnementales. Pour s assurer de la fiabilité et de la sûreté du DEA dans un environnement donné, se référer à la section environnement pour une liste détaillée de conditions environnementales approuvées. Page 12 sur 1316 10 Contacts Defibtech, L.L.C. 741 Boston Post Road Guilford, CT Tél.: (203) Fax : (203) s : (Ventes) (Déclaration de Matériel Médical) (Entretien et Réparations) Représentant Européen Autorisé : Emergo L Europe Molenstraat BH DEN HAAG NEDERLAND (Pays-Bas) Tél.: Fax: Page 13 sur 13 Documents pareils
TECHNIQUE 9.1 MISE EN ŒUVRE D UN DAE 1. Justification La survie des personnes en arrêt cardio-respiratoire par fonctionnement anarchique du cœur est amélioré si une défibrillation est réalisée précocement. Plus en détail DAE Defibtech Matériel de formation. Manuel d utilisation
Ce défibrillateur est installé dans le bâtiment de l ancienne mairie. d un haut-parleur qui donne des messages sonores et guide le sauveteur dans son action D un accumulateur (batterie) d énergie qui permet Plus en détail Défibrillateur semi-automatique externe DDU-100 de Defibtech
Défibrillateur semi-automatique externe DDU-100 de Defibtech Manuel de l'utilisateur AHA/ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION iii Avis Defibtech ne saurait être tenu responsable pour les erreurs contenues Plus en détail Manuel d utilisation du Défibrillateur automatisé externe (DAE)
Manuel d utilisation du Défibrillateur automatisé externe (DAE) IMPORTANT Lisez attentivement et intégralement le présent manuel d utilisation avant d utiliser l appareil pour la première fois. Les informations Plus en détail Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech
HeartSine samaritan PAD 500P Trainer Modell: TRN500 Manuel de l utilisateur HeartSine HeartSine PAD 500P Trainer Manuel de l utilisateur 1 samaritan HeartSine avec CPR Advisor, modèle 500P Le HeartSine Plus en détail LOGICIEL DEFIBVIEW. Logiciel d exploitation des données du DAE LifeLine
LOGICIEL DEFIBVIEW Logiciel d exploitation des données du DAE LifeLine Le logiciel DefibView est gratuitement téléchargeable sur le site www.defibtech.fr dans l onglet «Téléchargement». DefibView est un Plus en détail LA DÉFIBRILLATION AUTOMATISÉE EXTERNE 1. OBJECTIFS
LA DÉFIBRILLATION AUTOMATISÉE EXTERNE 1. OBJECTIFS 2. LES DIFFÉRENTS MAILLONS DE LA CHAÎNE DE SURVIE La chaîne de survie identifie les différentes actions à réaliser et qui ont une importance capitale Plus en détail ASI Powerware 5110 Manuel de l utilisateur
ASI Powerware 5110 2005 Eaton Corporation Le contenu du présent manuel est la propriété de l éditeur et toute reproduction, même partielle, est interdite sans une autorisation écrite. Toutes les précautions Plus en détail NOTICE D UTILISATION MD35001-5. Ensemble téléassistance habitat
NOTICE D UTILISATION MD35001-5 Ensemble téléassistance habitat Important L utilisation du bracelet ne remplace pas le soin médical. Le bracelet ne doit jamais retarder la recherche de l aide médicale. Plus en détail Un choc pour une vie!
Défibrillateur Philips HeartStart OnSite Caractéristiques techniques Défibrillateur Modèle Gamme de défibrillateur Éléments livrés Type d onde Énergie Intervalle entre chocs Délivrance rapide du choc Instructions Plus en détail Table ronde du 26 mars 2009
La défibrillation Table ronde du 26 mars 2009 1 La défibrillation Généralités Le rythme cardiaque régulier ou rythme sinusal : le cœur se contracte et se relâche de façon régulière pour assurer un flux Plus en détail La montre d appel d urgence Limmex Mode d emploi. Le lien direct.
La montre d appel d urgence Limmex Mode d emploi Le lien direct. Chère cliente, cher client, En choisissant la montre d appel d urgence Limmex, vous avez acquis un produit suisse de qualité qui, en plus Plus en détail FSN86100160: 04 décembre 2014. URGENT Notification de sécurité produit Moniteur/défibrillateur Philips HeartStart MRx
- 1/7 - Systèmes Concernés Produit : Moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx Appareils concernés : appareils MRx ayant un numéro de série compris dans les plages suivantes : Modèle M3535A : US00100100 Plus en détail MANUEL DE L UTILISATEUR
1(10) Soneco MC2 MANUEL DE L UTILISATEUR 2(10) Publication Juin 2006 Copyright 2006 Soneco Oy Soneco Oy (S.A.) Teknologiantie 14 A, FI-90570 Oulu, FINLANDE. Soneco MC2 est une marque déposée de Soneco Plus en détail FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS Le défibrillateur, un investissement pour la vie
FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS Le défibrillateur, un investissement pour la vie Défibrillateur Samaritan Pad 300 P FRANCHE-COMTE DEFIBRILLATEURS 31 rue de Bavans 25113 Sainte-Marie Tél : 09.81 92 73 50 Plus en détail Haut-parleur Bluetooth sans fil BTX450
Haut-parleur Bluetooth sans fil BTX450 Mode d emploi 2012 Kinivo LLC. Tous droits réservés. Kinivo est une marque de Kinivo LLC. Le mot Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth Plus en détail L ARRÊT CARDIAQUE. Le sauveteur doit permettre la réalisation d une série d actions pour augmenter les chances de survie de la victime :
Définition - Signes L ARRÊT CARDIAQUE Une personne est en arrêt cardiaque lorsque son cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d une façon anarchique, ne permettant plus d assurer l oxygénation du cerveau. Plus en détail LE DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE FR2 DE LAERDAL
PSE 1 Manuel d utilisation DSA 1/12 LE DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE FR2 DE LAERDAL 1. PRESENTATION DU D.S.A FR2 DE LAERDAL 1.1. PRINCIPE DE LA DEFIBRILLATION. 1.2. A PROPOS DU D.S.A. 1.3. DESCRIPTION Plus en détail FICHE TECHNIQUE. Modèle AED G3+ Le défibrillateur le plus fiable du marché 21/04/2011 DEFIBRILLATEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE. Ref. Haléco : 036.946.
FICHE TECHNIQUE DEFIBRILLATEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE Ref. Haléco : 036.946.93 Modèle AED G3+ Le défibrillateur le plus fiable du marché Mise en marche facile dès l ouverture du capot Electrodes simples, Plus en détail MANUEL DE L UTILISATEUR
1(14) Soneco CC et CC-B MANUEL DE L UTILISATEUR Publication Juillet 2007 Copyright 2006 Soneco Oy (S.A). Soneco Oy (S.A.) Teknologiantie 14 A, FI-90570 Oulu, FINLANDE. 2(14) Soneco CC et CC-B sont des Plus en détail Dégivreur de pare-brise pour auto
Conrad sur INTERNET www.conrad.fr N O T I C E Version 01/10 Dégivreur de pare-brise pour auto Code : 856072 Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son Plus en détail Mode d'emploi AED de formation
Mode d'emploi AED de formation NUMÉRO DE RÉFÉRENCE Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. Le défibrillateur externe automatique (AED) de formation est un appareil utilisé pour Plus en détail LES BIBLIOTHEQUES SONORES
ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX LES BIBLIOTHEQUES SONORES BIBLIOTHEQUE SONORE MARIE-FRANCE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 12, place des Marchands B. P 421 04104 MANOSQUE Tel : 04 92 87 85 32 Courriel : jacto@azur-multimedia.fr Plus en détail Présentation générale de la programmation
Présentation générale de la programmation REMARQUE :: Avant de procéder à la programmation de l ouvre-porte, s assurer qu il n y pas d objets dans l ouverture de la porte de garage. INTRODUCTION Maintenant Plus en détail L équipe de soins. Vous accueille et vous informe. Guide pour l utilisation d un moniteur cardio-respiratoire à domicile
L équipe de soins Vous accueille et vous informe Néonatologie Professeur Charlotte Casper, Responsable d Equipe Médicale Hôpital des Enfants Guide pour l utilisation d un moniteur cardio-respiratoire à Plus en détail Etude comparative complète
Etude comparative complète Objectif - Le déploiement public des défibrillateurs automatisés externes peut potentiellement améliorer la survie des personnes atteintes d un arrêt cardiaque en permettant Plus en détail CardiOuest Mail : info@cardiouest.fr - Téléphone : 02.30.96.19.53.
CardiOuest Chaque jour en France, environ 200 personnes succombent d'un Arrêt Cardiaque Soudain (ACS). C'est 10 fois plus que le nombre de victime d'accident de la route. Faute d'intervention rapide, le Plus en détail LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI
+ LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI Responsabilité des informations Il est de la responsabilité Plus en détail GE Security. KILSEN série NK700 Centrale de détection et d alarme Incendie conventionelle. Manuel d utilisation
GE Security KILSEN série NK700 Centrale de détection et d alarme Incendie conventionelle Manuel d utilisation g ination imag at work Kilsen is a brand name of GE Security. www.gesecurity.net COPYRIGHT Plus en détail Mannequin professionnel de formation Prestan-Nourrisson
Mannequin professionnel de formation Prestan-Nourrisson Fiche d instructions pour l utilisation et l entretien Modèles PP-IM-100M et PP-IM-400M > Mannequin professionnel Prestan pour la formation RCP/DAE Plus en détail BTS-200 Kit mains libres Bluetooth pour auto Manuel d utilisation
BTS-200 Kit mains libres Bluetooth pour auto Manuel d utilisation Table des matières I. Présentation et fonctionnalités I-1 Présentation... I-2 Fonctionnalités II. Mode opératoire II-1 Mise en charge des Plus en détail HA863RK CENTRALE ALARME 3 ZONES + INTERRUPTEUR À CLÉ
HA863RK CENTRALE ALARME 3 ZONES + INTERRUPTEUR À CLÉ Merci d'avoir choisi ce produit EUROPSONIC. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement la notice. Ce produit a été testé et emballé correctement Plus en détail Cours CSE-2009 MSR - Corrigé TEST 1
Cours CSE-2009 MSR - Corrigé TEST 1 Cours CSE 2009 - Corrigé Test 1 1 HEIG-VD / MSR CSE Test 1 HEIG-VD MSR 18/03/2009 Etude d un défibrillateur automatique Lors d une fibrillation ventriculaire, les contractions Plus en détail Manuel d instructions
notice PC 471-472: notice PC 481/482 12/02/13 15:10 Page 1 PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION POSABLE PC 471 PC 472 PC 471 - PC 472 - MODE D EMPLOI notice PC 471-472: notice PC 481/482 12/02/13 15:10 Page 2 Plus en détail Works like you work. La solution pour l accès public à la défibrillation. Le secourisme facile
LIFEPAK CR Plus DEfibrillateur Works like you work. La solution pour l accès public à la défibrillation Le secourisme facile L arrêt cardiaque brutal frappe sans prévenir. LA MORT SUBITE Frappe sans prévenir. Plus en détail LIFEPAK CR. Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI
LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI Responsabilité des informations Il est de la responsabilité Plus en détail MANUEL D UTILISATION. Rasoir électrique rechargeable & secteur EP352
MANUEL D UTILISATION Rasoir électrique rechargeable & secteur EP352 Français Remarques importantes Veuillez lire attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la soigneusement pour toute consultation Plus en détail Powerheart G5 AED Guide d'utilisation du dispositif de formation
Powerheart G5 AED Guide d'utilisation du dispositif de formation Copyright 2012 Cardiac Science Corporation. Tous droits réservés. Utilisez le dispositif de formation au défibrillateur automatisé externe Plus en détail Série FP400. Centrales d alarme et de détection incendie conventionnelles contrôlées par microprocesseur. Manuel d utilisation
Série FP400 Centrales d alarme et de détection incendie conventionnelles contrôlées par microprocesseur Manuel d utilisation Version 2.3 / Juin 2004 Aritech est une marque de GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea Plus en détail SYSTEME DE PROTECTION TG 666/2
V81199A SYSTEME DE PROTECTION TG 666/2 UNE ALARME HAUT DE GAMME POUR MOTOS & SCOOTERS Classe SRA < 50 cm 3 uniquement 1 - Introduction Vous venez d acquérir l alarme TG 666/2 et nous vous en remercions. Plus en détail La Défibrillation Automatisée Externe HOPITAL SOULTZ-ENSISHEIM
La Défibrillation Automatisée Externe HOPITAL SOULTZ-ENSISHEIM 2009 1. La Défibrillation Automatisée Externe 1. 1. Définition : Défibrillation automatisée consiste à faire traverser le cœur en arrêt circulatoire Plus en détail MANUEL DE L ADMINISTRATEUR
Défibrillateur HeartStart FR3 MANUEL DE L ADMINISTRATEUR Modèles 861388 et 861389 Edition 1 I J A B C D E M L K A Prise pour électrodes de défibrillation. Prise permettant de brancher le connecteur du Plus en détail Btronic. Modules électroniques à 5 pattes Tests et mesures «vintage» http://www.lbtronic.com. Version 2.0
Btronic Modules électroniques à 5 pattes Tests et mesures «vintage» http://www.lbtronic.com COMMUTATEUR DE LIGNES TÉLÉPHONIQUES Version 2.0 I. À QUOI ÇA SERT?... 2 II. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES... 2 Plus en détail HeartSine samaritan PAD. avec CPR-Advisor. Modèle: 500P. Manuel d utilisation. HeartSine
HeartSine samaritan PAD avec CPR-Advisor Modèle: 500P Manuel d utilisation HeartSine Tables des matières Configuration du samaritan PAD HeartSine avec CPR Advisor, modèle 500P Introduction Recommandations Plus en détail Manuel de l utilisateur pour détecteur de mouvement avec télécommande
Sécurité personnelle Manuel de l utilisateur pour détecteur de mouvement avec télécommande Ne pas utiliser dans des lieux humides Alarme à détection de mouvement Avec télécommande Montage au mur Indicateur Plus en détail Lecteur éditeur de chèques. i2200. Manuel utilisateur. Solutions de transactions et de paiement sécurisées
RECOMMANDATIONS OFFICIELLES - DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES SOMMAIRE : Définitions DAE / DSA / DEA. Les accessoires recommandés. Notion de système d information pour les secours spécialisés. Les Plus en détail ROTOLINE NOTICE DE POSE
ROTOLINE NOTICE DE POSE Nous vous remercions d avoir choisi le Système ROTOLINE pour ouvrir votre portail. Veuillez lire attentivement cette notice, vous serez à même de faire fonctionner ce système correctement. Plus en détail GARANTIE 2 ANS SOMMAIRE. Sèche-serviettes élèctrique à fluide caloporteur Modèle VOM5400001
MILA Sèche-serviettes élèctrique à fluide caloporteur Modèle VOM5400001 GARANTIE 2 ANS SOMMAIRE I- AVERTISSEMENTS II- CARACTERISTIQUES III- INSTALLATION ELECTRIQUE IV - INSTRUCTIONS DE MONTAGE V- UTILISATION Plus en détail Manuel de l utilisateur
Manuel de l utilisateur Nous vous remercions pour l achat de l appareil photo sportif GoXtreme WiFi Control. Avant d utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce guide pour optimiser ses performances Plus en détail Gestionnaire de batteries pour Véhicules Récréatifs Batteries manager for Recreative Vehicules
Gestionnaire de batteries pour Véhicules Récréatifs Batteries manager for Recreative Vehicules a) Positif+ Batterie du véhicule Positive+ to vehicule battery b) Commun Négatif - Ground c) Positif+, Alimentation Plus en détail Testeur DIGITAL universel
juin15 Composants et fournitures électromécaniques Testeur DIGITAL universel Type MT-1630 Notice d utilisation ATEC France 25 rue de la source - 33170 GRADIGNAN Tél. 05 56 89 92 00 Fax. 0 5 56 75 23 80 Plus en détail FRANÇAIS. Manuel d'utilisation
FRANÇAIS Defibrillatore DAE Défibrillateur Manuel d'utilisation Représentant UE OBELIS S.A Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgique Fabricant MEDIANA Co., Ltd. 132, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Plus en détail Défibrillateurs automatisés externes de la gamme DDU-2000 de Defibtech DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450
Défibrillateurs automatisés externes de la gamme DDU-2000 de Defibtech DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Guide d'utilisation AHA/ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Avis Defibtech, LLC ne saurait être tenu responsable Plus en détail Guide de l administrateur
AED Plus Entièrement Automatique Guide de l administrateur Automatique 9650-0311-02 Rev. C La date d édition du Guide de l'administrateur ZOLL AED Plus entièrement automatique, Révision C, est avril 2011. Plus en détail CashConcepts CCE 112 NEO
CashConcepts CCE 112 NEO Vous pouvez télécharger en plusieurs langues le manuel gratuit à l'adresse www.cce.tm dans la rubrique FAQ. Description Vue frontale 1 Barre LED Vert = billet accepté Rouge = billet Plus en détail FONCTIONS DES TOUCHES
FONCTIONS DES TOUCHES 5 1 2 6 7 8 3 4 9 10 13 15 11 12 14 8 1 Sélecteur de Bande FM/AM/SW 2 Bouton de Syntonisation 3 Bouton Alimentation/ Volume 4 Haut-parleur 5 Affichage de la Fréquence 6 Voyant de Plus en détail Guide de l Utilisateur. Micro-ohmmètre. Modèle UM200
Guide de l Utilisateur Micro-ohmmètre Modèle UM200 Introduction Merci d'avoir choisi le modèle Extech UM200. Cet appareil est livré entièrement testé et calibré et, avec une utilisation correcte, vous Plus en détail Avant de commencer à utiliser l oreillette, vous devez charger la pile entièrement.
Médaillon pour le CONECTO 200 et CONECTO 300 Manuel d utilisation Veuillez lire et conserver ces instructions Manuel d utilisation complet disponible en ligne : http://www.thomsonphones.eu Sommaire Mise Plus en détail Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech
Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech Guide d'utilisation AHA /ERC 2010 Avis Defibtech ne saurait être tenu responsable pour les erreurs contenues dans ce document ou pour les dommages Plus en détail #"Base Pivotant Inclinable #"Ce Guide Utilisateur
Table des Matières Table des Matières...7 Consignes de Sécurité Importantes...7 Accoupler Le Moniteur Et La Base Pivotante...8 Désaccoupler le Moniteur et la Base Pivotante...8 Introduction...8 Installation...9 Plus en détail MANUEL DU DEFIBRILLATEUR DE FORMATION CARDIAC SCIENCE. Cardiac Science AEDs Manuel d utilisation Défibrillateur de formation
Cardiac Science AEDs Manuel d utilisation Défibrillateur de formation IMPORTANT Le Powerheart AED G3 Trainer est un appareil destiné à la Formation et ne doit pas être utilisé sur un être humain ; il Plus en détail Guide de l utilisateur
Guide de l utilisateur 1 P a g e Rev. V1.6-FR 24/07/2014 Copyright Clause de non-responsabilité Marques et brevets 2011 Inflotrolix, Inc. Il est interdit de copier en tout ou en partie ce document ou de Plus en détail PHONE / GPS / MUSIC SMARTPHONE READY PLUG & GO HANDS FREE
MANUAL DE INSTRUCCIONES TWIINS TWIINS INSTRUCTION MANUAL MANUEL D INSTRUCTIONS DU TWIINS BEDIENUNGSANLEITUNG TWIINS MANUALE DI ISTRUZIONI TWIINS MANUAL DE INSTRUÇÕES TWIINS D2 PLUG & GO HANDS FREE PHONE Plus en détail CRBTA208B Enceinte Mobile Bluetooth Manuel d utilisation
CRBTA208B Enceinte Mobile Bluetooth Manuel d utilisation Contenu du manuel Introduction 1. La technologie sans fil Bluetooth 2. A propos du CRBTA208B Avant utilisation 1. Aperçu 2. Charger l enceinte Démarrage Plus en détail LA DEFIBRILLATION AUTOMATISEE EXTERNE
LA DEFIBRILLATION AUTOMATISEE EXTERNE Attestation de Formation aux Gestes et Soins d Urgence CESU 73 cesu 73 1 Sommaire historique et législation la chaîne de survie le défibrillateur semi automatique Plus en détail User s manual PROUD TO BE YOUR GUIDE TM GB NL F E RO
User s manual PROUD TO BE YOUR GUIDE TM GB NL F E RO TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION...2 CONFIGURATION DU QUINTEZZ XT-8000 PRO...3 INSTALLATION...4 FONCTIONNEMENT DU RADAR & LASER...5 FONCTIONNEMENT DU Plus en détail HOBOnode Guide d installation
HOBOnode Guide d installation Le but de ce guide d installation est de vous familiarisez avec le matériel et le logiciel. Les thèmes abordés sont l alimentation du récepteur et du data node, connecter Plus en détail Installation et utilisation de l onduleur Back-UPS RS 700
FRENCH FONCTIONS ET TOUCHES DE COMMANDE 1. TOUCHE M /A - ARRET ALARME 2. TOUCHE SOURCE 3. TOUCHE MEMOIRE / REGLAGE HORLOGE 4. RÉGLER, ACTIVER-DÉSACTIVER ALARME 1 5. TOUCHE RAPPEL D ALARME / VEILLE AUTOMATIQUE Plus en détail Guide de l utilisateur
Guide de l utilisateur Félicitations pour votre nouveau EasyPad 700. Veuillez suivre attentivement les instructions contenues dans ce manuel. Déclaration: Si la version finale de ce produit possède des Plus en détail MANUEL SMARTCD Version : decembre 2007
Version : decembre 2007 Table des matières 1.0 CONSIGNES DE SECURITE 3 2.0 INTRODUCTION 3 3.0 RACCORDEMENT A UN PC/PORTABLE 3 3.1 Chargement des accumulateurs 4 4.0 CONFIGURATION DE LA CONNEXION BLUETOOTH Plus en détail Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation et utilisation
RACER Ensemble mobile amplifié VHF avec micro HEADSET et radio FM RACER/V1.0/07-07 Mode d emploi 0 Avertissements Lisez attentivement cette section avant utilisation de l appareil KOOL SOUND vous remercie Plus en détail RADIO SOLAIRE ET DYNAMO Lynx AM/FM
RADIO SOLAIRE ET DYNAMO Lynx AM/FM La radio LYNX utilise un panneau solaire et une dynamo pour recharger la batterie NIMH interne de 300 mah 3,6V. La radio LYNX peut également être rechargée par un câble Plus en détail Notice d emploi PCE-VD 3
Tel.: +33 (0) 972 3537 17 Fax: +33 (0) 972 3537 18 info@pce-france.fr Notice d emploi PCE-VD 3 Table de matières 1. NORMES DE SECURITÉ... 3 2. FONCTIONS... 3 3. SPÉCIFICATIONS... 3 4. PARTIES ET POSITIONS... Plus en détail Heartmate XVE. La source d énergie permettant à la pompe de fonctionner peut provenir d une paire de batteries ou alors de la PBU (Power Base Unit).
Heartmate XVE Description Le Heartmate XVE est un système d assistance cardiaque implantable. Il s agit d une pompe électrique et d une assistance ventriculaire gauche uniquement. La pompe est implantée Plus en détail DETECTEUR DE CO KID. Notice d utilisation
Notice d utilisation DETECTEUR DE CO KID Le KID vous permettra, de façon fiable et précise, la détection et la mesure de la concentration du monoxyde de carbone ambiant de 0 à 999 ppm. CARACTERISTIQUES Plus en détail Mode d emploi. Chargeur de batterie de voitures CPL-2054
Manuel de l utilisateur Borne de recharge de niveau 2 pour véhicule électrique EVC30T/EVC30T-IN ELMEC inc. JUIN 2014 (REV8) Table des matières 1 Aperçu... 2 2 Liste des pièces... 3 3 Spécifications... Plus en détail Défibrillateur Cardiaque Automatisé
Défibrillateur Cardiaque Automatisé Décret n 2007-705 du 4 mai 2007 : autorise toute personne, même non médecin, à utiliser un défibrillateur pour sauver des vies. Def-i Accessible au grand public, ce Plus en détail Manuel de l utilisateur
Manuel de l utilisateur CONTENU DE LA BOÎTE Mini-souris optique sans fil 2 piles rechargeables Ni-MH AAA 1,2 V Émetteur/récepteur à radiofréquence Câble pour recharger la mini-souris Câble d extension Plus en détail MANUEL D INSTRUCTIONS. ENREGISTREUR USB (Température, Humidité )
MANUEL D INSTRUCTIONS ENREGISTREUR USB (Température, Humidité ) 1 La boîte standard contient : a) USB enregistreur avec capuchon USB transparent. b) CD (driver USB et logiciel d exploitation). c) Pile Plus en détail COEUR ET ACTIVITES PHYSIQUES SAVOIR UTILISER UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE (D A E)
SAVOIR UTILISER UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE (D A E) PLAN PROPOSE LES GESTES DE PREMIERS SECOURS L'UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE ( SAVOIR UTILISER UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE Plus en détail Notice d utilisation Cafetère isotherme programmable CL-ISPR12X - 938896 FR-1. Version 2013.08.27
Notice d utilisation Cafetère isotherme programmable CL-ISPR12X - 938896 FR-1 Version 2013.08.27 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes Plus en détail Bluetooth Speaker Haut-parleur Bluetooth Bluetooth Lautsprecher Altoparlante Bluetooth Altavoz Bluetooth
MS425 August International Ltd United Kingdom Telephone: +44 (0)845 250 0586 www.augustint.com EN FR DE IT ES Bluetooth Speaker Haut-parleur Bluetooth Bluetooth Lautsprecher Altoparlante Bluetooth Altavoz Plus en détail IntegraMouse Plus Guide Rapide(v1.0) pour INSTALLATION NETTOYAGE FONCTIONNEMENT
IntegraMouse Plus Guide Rapide(v1.0) pour INSTALLATION NETTOYAGE FONCTIONNEMENT Français (FR) Guide Rapide d INSTALLATION Montage de l IntegraMouse Plus 1 Insérer l embout buccal dans un mouvement rectiligne Plus en détail LCD COLOR MONITOR (English French Translation)
LCD COLOR MONITOR (English French Translation) Front page : -1 Manuel d Utilisation -2 Système Vidéo Couleur LCD Table of contents : Table des Matières 1. Précautions 2. Accessoires 3. Fonctions 4. Télécommande Plus en détail Merci d'avoir choisi notre système d'alarme intelligent. Veuillez lire ce manuel avant l'installation afin de la faire fonctionner correctement.
Chers utilisateurs, Merci d'avoir choisi notre système d'alarme intelligent. Veuillez lire ce manuel avant l'installation afin de la faire fonctionner correctement. Notre système d'alarme avec le réseau Plus en détail MANUEL. Maintenez le bouton MODE enfoncé pour combiner le programme tet les options de charge.
MX MANUEL FÉLICITATIONS pour l achat de votre nouveau chargeur de batterie professionnel à commutation de mode. Ce chargeur fait partie d une gamme de chargeurs professionnels de CTEK SWEDEN AB et représente Plus en détail Humidimètre pour le grains
Humidimètre pour le grains Mode D emploi FR Fonctionnement COMPOSANTS 1 APPAREIL DE TEST 2 CLAPET DE BATTERIE 3 PORT USB 4 CÂBLE USB 5 ÉTUI DE TRANSPORT 1 4 2 5 3 A A Cellule de test B Afficheur C Clavier Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back