Source: https://www.cmi.cz/faq
Timestamp: 2017-08-22 01:39:16+00:00
Document Index: 47758012

Matched Legal Cases: ['§ 19', 'zákona č. 505', '§ 11', 'zákona č. 505', '§ 19', '§ 10', '§ 11', '§ 11', 'zákona č. 505', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 24', 'zákona č. 505', '§ 18', '§ 7', '§ 3', 'zákona č. 505', '§ 5', '§ 3', 'zákona č. 505', '§ 18', '§ 5', '§ 9', '§ 11']

Často kladené dotazy | Český metrologický institut
Dotaz: Co je to kalibrace?
Kalibrace je podle TNI 01 0115 (Mezinárodní metrologický slovník) činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace.
Dotaz: Co je to ověření a kdo je oprávněn je provést?
Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou. Ověření se deklaruje opatřením stanoveného měřidla úřední značkou nebo vydáním ověřovacího listu nebo provedením obojího.
Dotaz: Jaký je rozdíl mezi kalibrací a ověřením?
Dotaz: V čem spočívá návaznost?
Dotaz: Co je to nejistota měření?
Dotaz: V době, kdy bylo ověřeno moje stanovené měřidlo, činila lhůta platnosti jeho ověření 1 rok. Podle nového právního předpisu však je dvojnásobná. Která z nich se vztahuje na moje měřidlo?
Metrologické výkony ověřování stanovených měřidel provedené podle dřívější právní úpravy zůstávají v platnosti po dobu, na jakou byly původně vykonány a další následné ověření po skončení jejich platnosti, se provede již s platností podle nové právní úpravy.
Dotaz: Jako distributor energie provádíme i montáž našich stanovených měřidel pro účely měření množství dodané energie. Vztahuje se na nás povinnost registrace podle zákona o metrologii?
Podle § 19 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, jsou subjekty, které opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž (míněno instalaci), povinny podat žádost o registraci ČMI. ČMI provede registraci v případě, že žadatel splňuje podmínky podle § 11 vyhlášky č. 262/2000 Sb.
Dotaz: Čím lze legálně měřit vánoční stromky při jejich prodeji?
Při prodeji vánočních stromků je zpravidla úplata odvozována od délky stromku vyjádřené v centimetrech a ta je zjišťována měřením některým ze standardně prodávaných délkových měřidel nebo přikládáním ke stupnici (zhotovené různým způsobem). Zákon o metrologii výslovně nestanovuje jako jedinou možnou alternativu měření v závazkových vztazích (např. při prodeji) použití stanoveného měřidla, požadavky na kalibraci pracovních měřidel. V případě, kdy by měl prodejce záměr použít ověřené stanovené měřidlo, připadaly by z měřidel délky uvedených v druhovém seznamu vyhlášky 345/2002 Sb.
Dotaz: Co jsou to stanovená měřidla?
Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou ke schvalování typu a k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam (např. při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb, pro stanovení poplatků a daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci, atd.). Seznam stanovených měřidel, specifikaci povinnosti schválení typu a lhůty pro následné ověření stanovených měřidel definuje vyhláška MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dotaz: Jak jsou evropské směrnice nového přístupu implementovány do české legislativy?
Dotaz: Jaký je význam různých značek používaných v souvislosti s ověřováním a kalibracemi měřidel?
S ověřováním stanovených měřidel souvisí především úřední značky, které se umísťují na stanovená měřidla splňující stanovené metrologické a technické požadavky. Používány jsou však i jiné značky identifikující neověřené měřidlo, či měřidlo ověřené v omezeném rozsahu měření apod. Obdobně se v souvislosti s kalibrací pracovních měřidel a etalonů používají kalibrační značky, jakož i další značky související s těmito metrologickými činnostmi a měřidly.
Dotaz: Jaké požadavky musí naše společnost splnit pro získání osvědčení pro montování a cejchování vodoměrů?
Vodoměr je stanoveným měřidlem ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Protože u takového stanoveného měřidla je pro správnost měření důležitá i jeho správná montáž, zákon o metrologii v § 19 stanovuje, že opravci a subjekty provádějící montáž stanovených měřidel (míněno ve smyslu instalace do místa používání) podléhají povinné registraci u ČMI. Požadavky na takový subjekt a podmínky, za kterých lze žadatele pro tuto činnost zaregistrovat uvádí § 10 a § 11 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.
Dotaz: Mám nějakou možnost se bránit v případě, že mám pochybnosti o správnosti vodoměru, který patří vodárně a ona mně podle jeho náměrů účtuje odebranou vodu?
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů v § 11a zakotvuje možnost požadovat přezkoušení stanoveného měřidla, o jehož správnosti jmá pochybnosti, a a právo na dodání informace o výsledku přezkoušení. Toto přezkoušení provedou subjekty zmocněné zákonem k ověřování stanovených měřidel. V některých případech (zejména vodoměry) může mít větší vypovídací hodnotu o správnosti měření, pokud je stanovené měřidlo přezkoušeno v místě instalace. ČMI nabízí cestou svých pracovišť v Brně a v Praze možnost sjednat přezkoušení v místě instalace vodoměru.
Dotaz: Je předepsáno v případě elektroměru pro odběr v domácnosti (který je ve vlastnictví dodavatele elektrické energie) nějaké ověřování nebo kalibrace měřidla?
Váš dotaz se týká elektroměru, jehož uživatelem (a často i vlastníkem) je dodavatel elektrické energie, přičemž tímto elektroměrem se měří množství dodané energie pro účely výpočtu příslušné peněžní úhrady. Takovýto elektroměr je podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, stanoveným měřidlem, neboť je používán k účelům dle § 3 odst. 3 tohoto zákona a zároveň jde o měřidlo uvedené ve vyhlášce MPO č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy stanovené k povinnému ověřování.
Dotaz: Za jakých podmínek mně může SVJ nebo bytové družstvo účtovat spotřebovanou vodu podle údajů bytového vodoměru?
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, je jedním z legislativních nástrojů, které řeší ochranu spotřebitele, a to v tomto případě správností měřidel a měření. V souvislosti s tím specifikuje zvláštní kategorii měřidel, stanovená měřidla, tedy měřidla, která MPO stanoví vyhláškou k povinnému ověřování a ke schvalování typu s ohledem na jejich význam pro účely uvedené v § 3 odst. 3 tohoto zákona, mezi něž patří i závazkové vztahy (prodej, poskytování služeb ...). Jestliže je tedy měřidlo používáno k účelům podle § 3 odst.
Dotaz: Jakým způsobem musí být řešeno měření a výpočet úhrady za dodanou teplou vodu.
V první řadě je hned v úvodu nutné uvést, že k závaznému výkladu níže uvedených právních norem je oprávněno Ministerstvo průmyslu a obchodu (zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů) a Ministerstvo pro místní rozvoj (vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele), a to na základě § 24 zákona č.
Dotaz: Do našeho bytového domu je dodáváno teplo vodní parou. Po nahrazení původního měřidla novým se zvýšila cena za dodané teplo účtovaná jeho dodavatelem. Nemůže to nové měřidlo chybně měřit, i když je úředně ověřené?
Měřiče tepla jsou měřicím zařízením, které vydává výsledky měření vyjádřené v jednotkách energie na základě vyhodnocení vstupních údajů několika měřidel různých veličin, a to měřidel teploty, tlaku a protečeného množství. S ohledem na to, že pro výpočet úhrady za teplo byla stanovena metodika, která výrazně odlišuje úhradu za teplo dodané v podobě přehřáté páry a za teplo dodané v podobě mokré páry, musí tato měřidla v určitém okamžiku rozhodnout, zda se jedná o páru přehřátou nebo mokrou. Podle toho probíhá načítání dodaného tepla do dvou počítadel pro přehřátou nebo mokrou páru.
Dotaz: Žádám o stanovisko k problematice metrologického zabezpečení poměrových rozpočítávačů používaných při rozpočítání úhrady za dodané teplo.
Výše uvedené rozpočítávače nejsou uvedeny v seznamu druhů měřidel v příloze vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanovují měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Nejde tedy o pracovní měřidla stanovená. Podle stanoviska ČMI se dokonce ani o měřidla nejedná. S ohledem na tyto skutečnosti nepodléhají rozpočítávače povinnosti schvalování typu ani ověřování. ČMI tyto rozpočítávače nezkouší ani jinak neposuzuje. Informace o tomto výrobku je podle našeho názoru povinen podat zejména výrobce resp. prodejce.
Dotaz: Chci podat podnět na prošetření benzinové stanice v X. Byl jsem šokován, když jsem do čtyřicetipětilitrové nádrže načerpal 49 litrů benzínu. Nemluvě o tom, že v nádrži již benzín byl. Obsluha se hájila, že čerpací stojany jsou řádně certifikovány.
Přezkoumání podnětů, jako je Váš, je v řadě případů řešeno státním metrologickým dozorem dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů; státní metrologický dozor vykonává Český metrologický institut (ČMI). Příslušný pověřený zaměstnanec ČMI provede kontrolu na čerpací stanici. Kontrola bude provedena ve dvou etapách, nejprve běžným spotřebitelským nákupem a přeměřením zakoupeného množství pohonné hmoty a poté technickou kontrolou výdejního stojanu (za účasti odborné servisní firmy).
Dotaz: Jaká je stanovená lhůta pro kalibraci revizního měřidla elektrických veličin?
De facto časově omezená platnost metrologické návaznosti je v právní úpravě metrologie ošetřena pouze u stanovených měřidel; Vámi zmíněná měřidla stanovenými měřidly nejsou, neboť jsou druhu, který není uveden ve vyhlášce č. 345/2002 Sb., v platném znění. Jsou tedy měřidly pracovními. K pracovním měřidlům se vztahuje obecná povinnost subjektů z § 18 písm. b) zákona č.
Dotaz: Jak je to s uváděním lékařských teploměrů a podobných měřidel pro medicínské účely na trh EU k použití v ČR?
V tomto případě umístěním značky shody CE na měřidlo deklaruje výrobce shodu s požadavky evropské směrnice pro zdravotnické prostředky (včetně prostředků s měřicí funkcí). Tato směrnice obsahuje i metrologické požadavky specifikované v příslušných harmonizovaných normách k této směrnici (v ČR zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, nařízení vlády č. 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a nařízení vlády č.
Dotaz: Platí, že pokud je při ověření stanovené měřidlo označeno úřední značkou, lhůta pro další úřední ověření začíná běžet od ledna následujícího roku a pokud je vystaveno Potvrzení o ověření stanoveného měřidla, lhůta pro další úřední ověření začíná běžet od
Taková informace je nesprávná. Způsob stanovení okamžiku, kterým počíná běžet lhůta platnosti ověření, stanovuje v § 7 odst. 1 vyhláška č. 262/2000 Sb. ve znění vyhlášky 344/2002 Sb. Pokud se vydává k měřidlu ověřovací list, doba platnosti se počítá ode dne vydání ověřovacího listu (obvykle je v ověřovacím listě uvedeno konkrétní datum a další případy, kdy platnost ověření zaniká). Jestliže se ověřovací list nevydává a na měřidlo se pouze umístí úřední značka, přičemž ta obsahuje poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo ověření provedeno, začíná se počítat doba platnosti ověření od 1.
Dotaz: Je nutné nechat ověřovat průmyslové váhy do 200 kg, jestliže se tyto váhy používají pouze pro interní potřebu a nepoužívají se v obchodním styku, ani při poskytování služeb; nejčastější použití je při interním příjmu a výdeji zboží uvnitř naší firmy a pro
Z Vašeho dotazu je zřejmé, že se jedná o váhy s neautomatickou činností, které již byly uvedeny na trh a do používání. Tyto váhy jsou chápány jako měřidlo náležející do kategorie stanovených měřidel pouze v případě, že jsou používány k účelům uvedeným v § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, tedy v závazkových vztazích, pro stanovení sankcí, tarifů, poplatků a daní, pro ochranu zdraví, životního prostředí nebo pro zajištění bezpečnosti při práci nebo při ochraně jiných veřejných zájmů. Měřidlo, které sice je druhu uvedeného ve vyhlášce č.
Dotaz: Platí pro používání stanoveného měřidla v ČR následné ověření provedené v jiném členském státě EU?
Pro používání stanoveného měřidla v ČR neplatí následné ověření provedené v jiném členském státě EU ani v jakémkoli jiném státě. Podle platné právní úpravy nejsou k dispozici ani mechanizmy, kterými by bylo možno takové následné ověření uvést v platnost (např. na základě statistické zkoušky dávky následně ověřených měřidel apod.).
Dotaz: Je kalibrace etalonů a pracovních měřidel provedená v Německu platná i v ČR?
Kalibrace pracovních měřidel provedená v Německu (či v zahraničí obecně) je platná i v České republice. Kalibrace hlavních etalonů provedená v Německu (či v zahraničí obecně) je platná, pokud byla provedena v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona o metrologii při zaručení zákonem požadované metrologické úrovně (např. zahraničním metrologickým orgánem či akreditovanou kalibrační laboratoří).
Dotaz: Používáme analyzátory alkoholu v dechu ke kontrole zaměstnanců, a když nafoukají, pošleme je na odběr krve a podle jeho výsledků jim eventuálně zakážeme přístup a práci. Prý jsou tyto analyzátory stanovenými měřidly, ale my je k takovým účelům nepoužíváme
V případě některých aplikací analyzátorů alkoholu v dechu uživatelé uvádějí, že měřidlo používají pouze k orientační selekci jako pracovní a mají je navázáno kalibrací. Teprve při podezření na vliv alkoholu přikročí uživatel ke krevní zkoušce, která má pozici zkoušky rozhodující o vyřazení zaměstnance z pracovního procesu, finančním postihu, zahájení příslušného řízení s řidičem motorového vozidla atd. I při takovém pojetí platí:Pouze v případě analyzátorů alkoholu v dechu používaných např.
Dotaz: Před nedávnem jsem byl pokutován za překročení dovolené rychlosti v obci, neboť mně byla naměřena rychlost 52 km/h.
Jak je to vlastně se zajištěním správnosti měření policejními radary? A je možné, že můj tachometr v osobním vozidle ukazuje méně, než je skutečná rychlost vozidla?
Dotaz: Hodlám reklamovat dodavateli plynu požadavek na úhradu spotřebovaného množství plynu naměřeného měřidlem s prošlou lhůtou pro ověření. Plynoměr byl podle dvojčíslí na úřední značce naposledy ověřen v roce 1994. Prosím o informaci podle jakého zákona nebo
Pokud jsou výsledky měření protečeného množství plynu příslušným plynoměrem používány např. ke stanovení úhrady za dodaný plyn, jedná se o stanovené měřidlo podle § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené měřidlo lze používat k danému účelu pouze s platným ověřením a jejich uživatelé jsou povinni je podle § 18 tohoto zákona předkládat k ověření.
Dotaz: Prý Evropská komise zakázala používat měřidla pracující se rtutí. Jak je to třeba se rtuťovými teploměry a s tonometry?
O tomto problému byla získána informace Ministerstva životního prostředí, ze které vyplývá, že je klíčové, zda jde o měřidla určená k použití širokou veřejností, nebo zda jde o jiný soubor měřidel (např. měřidla stanovená používaná pouze právnickými a podnikajícími osobami či lékaři). Celou informaci naleznete zde.
Dotaz: Naši zákazníci se na nás většinou v souvislosti s auditem systému managementu v jejich společnosti často obracejí s žádostí o doložení toho, že smíme provádět kalibrace a stále častěji požadují i kopie kalibračních listů přístrojů, kterými byla provedena
Kalibrace pracovních měřidel je oprávněn podle § 5 odst. 6, § 9 odst. 5 a § 11 odst. 5 zákona o metrologii provádět každý subjekt, který disponuje k tomu nezbytným vybavením, zejména etalony, které jsou vhodné pro zajištění metrologické návaznosti pracovních měřidel při dodržení principů metrologické návaznosti. Ostatní aspekty kalibrace již právní úprava neřeší a jsou tedy na odběratelsko – dodavatelském vztahu uživatele měřidla a kalibrační laboratoře.
NENALEZLI JSTE MEZI DOTAZY TO, CO VÁS O MĚŘIDLECH A MĚŘENÍ ZAJÍMÁ?
Dotaz: Poslat dotaz na ČMI
Zde můžete využít kontaktního formuláře a poslat odkaz na ČMI.
Upozornění: Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ani zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, nezmocňují Český metrologický institut k podávání závazného, tj. legálního výkladu těchto zákonů nebo jejich prováděcích předpisů. Můžeme vyjádřit pouze náš odborný názor či stanovisko.