Source: http://docplayer.fi/15274340-Apad-paineentasainjarjestelman-suoritusarvojen-maarittaminen.html
Timestamp: 2018-09-25 04:29:18+00:00
Document Index: 7162434

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen - PDF
Download "APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen"
1 TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: APAD Teknologiat Oy
2 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S (2) Tilaaja APAD Teknologiat Oy Spinkkitie 22 B Pori Tilaus Tommi Arpomaa, Yhteyshenkilö VTT Expert Services Oy Tuotepäällikkö Mikko Nyman Kemistintie 3, ESPOO PL 1001, VTT Puh Sähköposti Tehtävä APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen. Tilaajan tavoitteena on simuloida alipaineistettavan tilan pölyntorjuntaratkaisua uudenlaisella aktiivisella paineentasaimella. Laboratoriokokeissa selvitetään APAD paineentasaimen kierrätysilmavirran (palautusilma) osuus suodatetusta ilmavirrasta erilaisilla paine-eron asetusarvoilla. Tulosten perusteella voidaan arvioida tämän kierrätysilmatekniikan tuottamaa etua tilan ilmanvaihdon lämpöhäviön minimoimisessa. Näyte Tilaajaa toimitti alipaineistajan ja APAD paineentasaimen, joiden kuvaus on liitteessä 1. Näyte vastaanotettiin Mittaukset tehtiin Mittausmenetelmät Mittaukset suoritettiin ilmatiiviissä kaiuntahuoneessa (tilavuus 201 m 3 ), jonka seinään asennettiin tarvittava poistoilmaliitäntä ja korvausilma-aukko. Poistoilmavirta johdettiin paineentasausjärjestelmän poistoletkua pitkin kaiuntahuoneesta ulos ja korvausilmavirta johdettiin kaiuntahuoneeseen seinässä olevasta aukosta. Korvausilma-aukon halkaisija eri mittaustilanteissa oli 100 mm, 150 mm, 200 mm tai 400 mm. Alipaineistajan ja korvausilma-aukkojen ilmavirta kalibroitiin ennen mittauksia mittaamalla ilmavirrat standardien ISO :2003 ja ISO :2003 /1/ mukaan nurkkaulosotoin varustetuilla mittauslaipoilla. Mittausjärjestely on kuvattu tarkemmin liitteessä 2. FINAS-akkreditointipalvelu on akkreditoinut laboratoriomme (T001) tekemään standardien ISO :2003, ISO :2003, ISO 3741:2010 ja ISO 5801:2008 mukaiset mittaukset.
3 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S (2) Mittaustulokset Mittaustulokset on esitetty liitteessä 3. APAD paineentasainjärjestelmän toiminta oli suhteellisen vakaata, kun kierrätysilmavirran (palautusilma) osuus suodatetusta ilmavirrasta oli pienempi kuin 75 % käytetyillä paine-eron asetusarvoilla (6 Pa, 10 Pa ja 15 Pa). Ilmanvaihdon lämpöhäviö pienenee vastaavasti verrattuna siihen, että koko suodatettu ilmavirta poistettaisiin tilasta ulkoilmaan ja vastaava korvaava ulkoilmavirta jouduttaisiin lämmittämään. Tilan ja sen ympäristön mitattu paine-ero poikkesi tilan ja sen ympäristön paine-eron asetusarvosta (tilanteissa, joissa laitteen toiminta oli suhteellisen vakaata eikä paine-ero ei huojunut kohtuuttomasti) eri mittaustilanteissa 2-6 Pa ja paine-eron huojunta oli mittauspisteestä riippuen ± 4 Pa. Mittaustulokset pätevät vain mitatulle näytteelle. Viitteet /1/ ISO :2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full. Part 1: General principles and requirements. ISO :2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full. Part 2: Orifice plates. Espoo, Mikko Nyman Tuotepäällikkö Mikko Kousa Asiantuntija LIITTEET 3 kpl JAKELU Tilaaja Alkuperäinen Arkisto Alkuperäinen
4 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S Liite 1 1(1) NÄYTTEEN KUVAUS APAD paineentasainjärjestelmän osat ovat alipaineistaja ja paineentasain. Paineentasain säätää tilan ja sen ympäristön välisen paine-eromittauksen perusteella tilan painetasoa muuttamalla poistoilmavirran ja kierrätysilmavirran suhdetta. Tilaajan ilmoittamat tiedot puhallinlaitteistosta (alipaineistaja): Koko (Pituus x Leveys x Korkeus): 1090 mm x 610 mm x 750 mm Ilmakanavan liitinyhteen halkaisija: 315 mm Sähköliitäntä: 230V / 50 Hz Nimellisteho: 1,5 kw Nimellisilmamäärä: n m³/h Tilaajan ilmoittamat tiedot paineentasaimesta: Koko (Pituus x Leveys x Korkeus): 610 mm x 610 mm x 700 mm Ilmakanavien liitinyhteiden (3 kpl) halkaisija: 315 mm
5 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S Liite 2 1(1) MITTAUSJÄRJESTELY Mittauksissa määritettiin paineentasausjärjestelmän ilmavirta suurimmalla poistoilmavirralla ja suurimmalla kierrätysilmavirralla sekä erilaisilla tilan ja sen ympäristön paine-eroilla (suurimman poistoilmavirran ja suurimman kierrätysilmavirran väliarvoilla). Kuva 1. Alipaineistaja, josta ilma johdetaan joustavalla kanavalla (halkaisija 315 mm, pituus 1,5 m) paineentasaimeen, josta ilma johdetaan joustavalla kanavalla (halkaisija 315 mm, pituus 3 m) ulos tilasta tai osittain tai kokonaan takaisin tilaan. Korvausilma-aukon halkaisija eri mittaustilanteissa oli 100 mm, 150 mm, 200 mm tai 400 mm. A = B + D B = C A on suodatettava ilmavirta B on poistoilmavirta C on korvausilmavirta D on kierrätysilmavirta
6 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S Liite 3 1(2) Mitatut suoritusarvot Ilman tiheys: 1.2 kg/m 3 Taulukko 1. Alipaineistajan suodatusilmavirta suurimmalla poistoilmavirralla ja suurimmalla kierrätysilmavirralla. Tilan ja ympäristön välinen paine-ero on 0 Pa. dm 3 /s m 3 /h Suodatusilmavirta suurimmalla poistoilmavirralla (kierrätys 0 %) Suodatusilmavirta suurimmalla kierrätysilmavirralla (kierrätys 100 %) Taulukko 2. Ilmavirrat (dm 3 /s) ja paine-erot (alipaine) eri alipaineen asetusarvoilla ja korvausilma-aukon halkaisijoilla. Korvausilma-aukon halkaisija Ø 6 Pa 10 Pa 15 Pa p q v,suod q v,korv q v,kier p q v,suod q v,korv q v,kier p q v,suod q v,korv q v,kier mm Pa dm 3 /s dm 3 /s dm 3 /s Pa dm 3 /s dm 3 /s dm 3 /s Pa dm 3 /s dm 3 /s dm 3 /s , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Taulukko 3. Ilmavirrat (m 3 /h) ja paine-erot (alipaine) eri alipaineen asetusarvoilla ja korvausilma-aukon halkaisijoilla. Korvausilma-aukon halkaisija Ø Alipaineen asetusarvo Alipaineen asetusarvo 6 Pa 10 Pa 15 Pa p q v,suod q v,korv q v,kier p q v,suod q v,korv q v,kier p q v,suod q v,korv q v,kier mm Pa m 3 /h m 3 /h m 3 /h Pa m 3 /h m 3 /h m 3 /h Pa m 3 /h m 3 /h m 3 /h , , , , , , , , , , , , Taulukko 4. Korvausilmavirran ja kierrätetyn ilmavirran osuudet suodatetusta ilmavirrasta ja paine-erot (alipaine) eri alipaineen asetusarvoilla ja korvausilma-aukon halkaisijoilla. Tummennettuna tilanteet, joissa laitteen toiminta oli suhteellisen vakaata. Alipaineen asetusarvo Korvausilma-aukon halkaisija Ø 6 Pa p q v,korv q v,kier p q v,korv q v,kier p q v,korv q v,kier mm Pa % % Pa % % Pa % % , , , , , , , , , , , , Pa 15 Pa Tilan ja sen ympäristön mitattu paine-ero poikkesi tilan ja sen ympäristön paine-eron asetusarvosta (tilanteissa, joissa laitteen toiminta oli suhteellisen vakaata eikä paine-ero ei huojunut kohtuuttomasti) eri mittaustilanteissa 2-6 Pa ja paine-eron huojunta oli mittauspisteestä riippuen ± 4 Pa.
7 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S Liite 3 2(2) Mitatut suoritusarvot Ilman tiheys: 1.2 kg/m DN DN 200 DN 150 DN DN 400 DN 150 p, Pa DN 400 DN 400 DN 200 DN 200 DN 150 DN 100 Asetusarvo 15 Pa Asetusarvo 10 Pa Asetusarvo 6 Pa q v,kier / q v,suod, % Kuva 1. Tilan ja ympäristön välinen paine-ero erilaisilla kierrätysilmavirran ja suodatetun ilmavirran välisillä suhteilla eri alipaineen asetusarvoilla. Korvausilma-aukkojen koko on merkitty nimellismittoina DN 100, DN 150, DN 200 ja DN 400. Toimintapisteiden numeroarvot on esitetty taulukossa 4.