Source: http://docplayer.it/3868595-Classe-04-ausili-per-terapie-individuali-classe-06-ortesi-e-protesi.html
Timestamp: 2018-08-14 09:21:58+00:00
Document Index: 73416806

Matched Legal Cases: ['art. 18', 'art. 18', 'art. 18', 'art. 18', 'art. 18', 'art. 18']

Classe 04 "Ausili per terapie individuali" Classe 06 "Ortesi e protesi" - PDF
Download "Classe 04 "Ausili per terapie individuali" Classe 06 "Ortesi e protesi""
1 ALLEGATO 5 - Elenco 1 AUSILI SU MISURA Si definiscono "su misura" i dispositivi fabbricati appositamente in base alla prescrizione redatta da un medico specialista. I dispositivi fabbricati con metodi di fabbricazione continua o in serie che devono essere successivamennte adattati, per soddisfare una specifica esigenza dell'assistito mediante una necessaria personalizzazione attestata dal medico, non sono considerati "su misura". Classe 04 "Ausili per terapie individuali" ausili per terapia circolatoria Il tempo minimo di rinnovo è fissato in 8 mesi (art. 18, comma 10) guaine costituite da tessuto elastco ottenuto dalla lavorazione a maglia piana di due tipi di filo, entrambi prodotti avvolgendo un filamento di poliammide o di cotone intorno ad un filamento centrale elastico (in lattice o in elastane (spandex)/elastam): la trama (che deve essere piatta) che determina la compressione del tessuto e la maglia di fondo che determina lo spessore e la rigidità del tessuto lavorato. Il rivestimento esterno dei fili può essere regolato in modo da variare l'estensibilità e la forza del filo così ottenuto. Caratteristiche: nessuna interruzione della maglia, bi-estensibilità dell'elastomero e adattabilità alla forma dell'arto, uniformità e decrescenza di compressione dalla porzione distale a quella prossimale dell'arto, tallone lavorato a maglia, traspirabilità del tessuto, garanzia di durata dell'elastocompressione da sei e fino a otto mesi dal primo utilizzo. Prescrivibile esclusivamente ad assistiti affetti da linfedema primario cronico (codice pat. rara RGG020) ed assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica per i quali la terapia compressiva non può essere efficacemente praticata con gli analoghi ausili di serie guaina per arto superiore 2 classe di compressione (23-32 mmhg) guaina per arto superiore 3 classe di compressione (34-46 mmhg) guaina per arto superiore 4 classe di compressione (> 49 mmhg) guaina per arto inferiore 2 classe di compressione (23-32 mmhg) guaina per arto inferiore 3 classe di compressione (34-46 mmhg) guaina per arto inferiore 4 classe di compressione (> 49 mmhg) Classe 06 "Ortesi e protesi" ortesi spinali Il tempo minimo di rinnovo è fissato in 36 mesi (art. 18, comma 10) ortesi toraco-lombo-sacrali (TLSO) busto in stoffa armata su misura, con allacciatura centrale: con due molle rigide posteriori ai lati della colonna vertebrale, con due molle laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi esterni in pelle o in stoffa, con due molle flessibili anteriori, con parte anteriore o laterale elastica e allacciatura centrale anteriore ed appositi cinturini e/o lacci di regolazione. 151
2 in stoffa doppia normale, per uomo in stoffa doppia normale, per donna in stoffa doppia, con panciera contentiva, per uomo in stoffa doppia, con panciera contentiva, per donna busto in stoffa armata su misura, con due allacciature laterali: in stoffa doppia normale, per uomo in stoffa doppia normale, per donna in stoffa doppia, con panciera contentiva, per uomo in stoffa doppia, con panciera contentiva, per donna aggiuntivi prescrivibili per busti in stoffa armata su misura ascellari con appoggio metallico sulla cresta iliaca, registrabili cuscinetto modellato di sostegno, renale ecc fascia epigastrica fascia ai trocanteri molla supplemenatre pattina sotto pube spallacci semplici spallacci modellati taglia oltre cm 110 di circonferenza tessuto alto fino alle ascelle trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi imbottitura compensativa, per scoliosi busto rigido a tre punti per iperestensione dorsolombare ( con lavorazione su misura ) caratteristiche: telaio regolabile con struttura in titanio e alluminio - appoggi sternale, pelvico e lombare imbottiti con gommapiuma e ricoperti in vinilpelle - placca sternale con snodo regolabile - banda pelvica di scarico al bacino fissa - placca dorsale mobile con possibilità di spostamento in direzione dorsolombare - fascia di chiusura regolabile in cotone. Eventuali aggiuntivi, ove necessari, sono descritti nell'elenco degli ausili su misura. Indicazioni - trattamento di fratture traumatiche o patologiche delle vertebre dorsali basse e lombari - trattamento di patologie infiammatorie vertebrali specifiche o aspecifiche - efficace nella stabilizzazione del rachide in presenza di sintomatologie traumatiche o patologiche conseguenti a osteoporosi, osteolisi e osteomalacia - crolli vertebrali. aggiuntivi prescrivibili per busti rigidi a tre punti per iperestensione dorsolombare su misura cuscinetto di compressione fibbia attacco piastra di compressione o contenzione con relativo attacco rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica 152
3 asta di trazione di collegamento alla mentoniera collare gorgiera con asta regolabile in altezza e circonferenza cuscinetto di compensazione estetica per scoliosi pelotta per la estensione della spinta dorso lombare articolazioni registrabili a livello ascellare e trocanterico corsetto rigido contentivo-compensativo con armatura metallica o polimerica ortesi realizzata in materiali diversi (acciaio al carbonio, lega leggera ad alta resistenza, anodizzata, con rivestimento in pelle o materiale sintetico, materiale termoplastico) che conferiscono la rigidità necessaria a compensare, correggere, contenere le insufficienze del rachide dorso-lombare o indicata per condizioni funzionali che suggeriscono il contemporaneo uso di tutori a cui tale ausilio può essere reso solidale. con presa sulle creste iliache o di bacino senza ascellari (lombostato): con struttura univalva in materiale termoplastico con struttura bivalva in materiale termoplastico con armatura metallica e corpetto in stoffa con armatura metallica e corpetto in cuoio su calco di gesso con presa di bacino e ascellari (crociera), con corpetto di stoffa o materiale elastico di acciaio al carbonio o di lega leggera ad alta resistenza, anodizzata, con rivestimento in pelle o materiale sintetico con presa di bacino a molla o in polietilene, due aste paravertebrali più due pelotte di spinta acromiali di adatto materiale. Telaio costruito su grafico e misure del paziente rilevate mediante sistemi CAD/CAM o su calco di gesso negativo e positivo, con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle. con presa sulle creste iliache, presa di bacino e ascellari (M.Z.): di acciaio al carbonio o di lega leggera ad alta resistenza, con presa di bacino o su creste iliache in plastica, con rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste paravertebrali più due laterali e due pelotte di spinta acromiali di adatto materiale. Telaio costruito su grafico e misure del paziente rilevate mediante sistemi CAD/CAM o su calco di gesso negativo e positivo con telaio metallico o struttura in materiale termplastico c. s. con corpetto di stoffa o materiale elastico, alto fino alle ascelle corsetto rigido correttivo-compensativo con armatura metallica o polimerica 153
4 ortesi realizzata in materiali diversi atta a compensare, correggere e contenere le deformità e le insufficienze del rachide dorso-lombare o cervicodorso-lombare indicata per condizioni funzionali che richiedono una ridistribuzione dei carichi sui corpi vertebrali. Tale corsetto può essere realizzato in resine polimeriche rigide/semirigide, univalva o plurivalva o strutture ibride metallo-tessili o altro, con nervature di rinforzo paravertebrali, laterali ed anteriori dimensionate alla indicazione funzionale prevista; può essere allacciato posteriormente, anteriormente, lateralmente o centralmente con ganci, velcri o altra chiusura. Il rivestimento dell'ortesi deve essere morbido per ridurre le abrasioni e, quando possibile, le valve devono presentare fori di ventilazione che alleggeriscano la struttura corsetto Agostini presa di bacino in cuoio, foderata in pelle o analogo materiale, con rinforzi metallici e cerniera, costruito su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM. Due montanti laterali in acciaio regolabili in altezza, due ascellari e due emiarchi superiori di giunzione posteriore con gancio di chiusura. Pressori imbottiti fissati ai montanti laterali con cinghie. L'attacco anteriore del pressore è costituito da un archetto in acciaio con azione a balestra corsetto lionese classico composto di due aste montanti, una anteriore e una posteriore con presa di bacino, ascellari, placche di compressione di materiale sintetico indeformabile ad alta rigidità: apribile anteriormente, posteriormente articolato con cerniere in acciaio inox. Costruito su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM corsetto lionese per dorso curvo composto da due aste montanti laterali ad atteggiamento variabile. Presa di bacino, placche di compressione di materiale sintetico indeformabile ad alta rigidità. Placca sternale rinforzata con asta metallica. Apertura - chiusura laterale con cerniere e pomelli inox, costruito su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM corsetto lionese a tre punti (o Michel) composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore registrabile in altezza, senza ascellari, con tre punti di appoggio: pelvico, ileolombare, toracico. In materiale plastico indeformabile ad alta rigidità. Costruito su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM. aggiuntivi prescrivibili per corsetto lionese gorgiera con asta regolabile in altezza e circonferenza corsetto bolognese univalva per scoliosi lombare di materiale sintetico a bassa rigidità, senza ascellari, con allacciatura posteriore o anteriore e due cuscinetti di compressione comunque collocati. Costruito su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM corsetto bolognese univalva dorsolombare per scoliosi a doppia curva di materiale sintetico a bassa rigidità, senza ascellari, alto con appoggio laterale sottoascellare, con allacciatura posteriore, con almeno quattro cuscinetti di compressione e compreso eventuale appoggio trocanterico. Costruito su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM corsetto P.A.S.B. (progressive action short brace) ortesi che lascia liberi i movimenti della colonna favorendo un'azione correttiva della rotazione delle vertebre e della deviazione laterale della curva e impedendo i movimenti che aggravano la flessione e la torsione del rachide; costruito su calco di gesso. 154
5 corsetto Cheneau costruito su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM, univalva, da sotto i glutei alle spalle, in materiale sintetico a bassa rigidità, ampie aperture nelle zone di espansione anteriore e posteriore, almeno due cuscinetti di compressione. aggiuntivi prescrivibili per corsetto Cheneau plesso sternale con cerniera fodera interna in materiale ipoallergenico morbido corsetto Sforzesco costruito secondo il concetto SPoRT (Symmetric Patient-oriented Rigid Three-dimensional action), indicato nei casi in cui si vuole evitare l'applicazione del gesso di Risser mantenendo le proprietà correttive (rigidità del materiale e modalità costruttiva in un unico pezzo) con riduzione degli effetti sul piano sagittale di abbattimento/inversione della cifosi corsetto univalva dorso-lombare con appoggio sternale corsetto bivalva dorso-lombare con appoggio sternale aggiuntivi prescrivibili per corsetto univalva/bivalva placca di compressione con cerniere e dispositivo di registrazione progressiva pelotta pneumatica posteriore corsetto Boston: è costituito da: modulo prefabbricato o costruito su calco di gesso negativo e positivo in polipropilene foderato internamente in materiale ipoallergenico morbido; rinforzato anteriormente e posteriormente da barre termosaldate di irrigidimento. E' realizzato mediante progetto, da eseguire su esame radiografico del paziente per la correzione della curva scoliotica e la derotazione dei corpi vertebrali; allacciatura posteriore lombare: modulo con pelotte lombare - transtrocanterica - antiderotante lombare dorso/lombare: modulo con pelotte lombare - trocanterica - antiderotante lombare - toracica - anteriore toracica dorso/lombare/cervicale: modulo con pelotte lombare - trocanterica - antiderotante lombare - toracica - anteriore toracica; sovrastruttura composta da anello cervicale con appoggio occipitale e ioideo ed aste tipo Milwakee pelotta addominale aggiuntivi prescrivibili per corsetto Boston corsetto per dorso curvo con mollone o spinta sternale (antigravitario): con presa di bacino in materiale sintetico prolungata posteriormente, costruita su calco di gesso negativo e postivo o CAD/CAM con mollone di spinta montato anteriormente con mollone di spinta acromiale con spinta sternale, registrabile e progressiva corsetto Agostini antigravitario mediante sistemi 155
6 presa di bacino in cuoio, foderata in pelle, con rinforzi metallici e cerniera, costruita su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM. Inserto anteriore in elastico a livello epigastrico ed ampio appoggio gluteo. Due montanti laterali in acciaio regolabili in altezza e con snodi alla base per regolarne la flessione. Ai montanti laterali sono fissati due emiarchi posteriori con escursione regolabile e con due pressori fissi. Molla anteriore con spinta sternale registrabile e progressiva ortesi toracica correttiva per petto carenato con struttura metallica o polimerica corpetto con valva o placca di spinta anteriore per petto carenato e valva o placca posteriore di controspinta; l'ortesi cerchia e contiene il solo tratto dorsale del rachide; può appoggiarsi sulle spalle o al punto vita; indifferentemente realizzato con armatura metallica e materiali tessili rinforzati o materiali sintetici rigidi; dotata delle spinte prescritte utili per la risposta funzionale richiesta (petto carenato, dorso curvo, ecc.) rigida registrabile bivalva ortesi cervico-toraciche (CTO) minerva: ortesi a valva e/o a giorno, rigida, che cerchia e contiene il tratto cervicale del rachide poggiando sulle spalle e sullo sterno ovvero sulla nuca e sulla mandibola, dotato di una appendice di estensione anteriore, posteriore o su entrambi i lati. Costruita sulle misure del paziente, in materiale plastico rigido o lega leggera ad alta resistenza con opportune imbottiture ortesi cervico-toraco-lombo-sacrali (CTLSO) corsetto tipo Milwakee: con presa di bacino costruito su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM, con presa in materiale sintetico, aste metalliche in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza, anodizzata, regolabili in altezza e rivestite di plastica o pelle o altri materiali, pelotte di compressione la cui collocazione e quantità sono indicate nella prescrizione specialistica con presa di bacino in materiale termoplastico con presa di bacino in cuoio con rinforzi metallici e cerniera, interamente foderato in pelle aggiuntivi prescrivibili per corsetto Milwakee anello ascellare con relativi attacchi appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica forcella di spinta acromiale corsetto statico equilibrato (per assistiti affetti da scoliosi neuropatica flaccida) 156
7 con funzioni di contenimento ed equilibrio in soggetti affetti da scoliosi flaccida. E' costituito da univalva in materiale sintetico con allacciatura anteriore, ampia apertura diaframmatica senza ascellari. Costruito su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM aggiuntivi prescrivibili per corsetto statico equilibrato cuscinetto di compressione rivestimento totale interno morbido rivestimento parziale antidecubito contenitore addominale in tessuto elasticizzato prolungamento presa di bacino: sacro-ischiatica prolungamento presa di bacino: ischio-femorale presa scapolo omerale: rigida corta presa scapolo omerale: rigida lunga sostegno occipitale fisso sostegno occipitale registrabile pressore articolato sternale riparazioni prescrivibili per busto in stoffa armata su misura abbassare parte anteriore abbassare totalmente stoffa allargare parte anteriore attacco allacciatura cuscinetto fascia epigastrica fasce ai trocanteri fettuccia a ganci fibbia con relativo attacco ed incontro laccio laterale in elastico molla parte anteriore in elastico pattina sotto pube rivestimento al cuscinetto sostituzione davantino spallacci semplici spallacci modellati telini centrali anteriori 157
8 tessuto alto fino alle ascelle trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi riparazioni prescrivibili per corsetto rigido correttivo/contentivo/compensativo con armatura metallica o polimerica allargare parte stoffa allargare presa di bacino allargare parte metallo e stoffa imbottitura con rivestimento di pelle di un ascellare imbottitura con rivestimento degli ascellari e del traverso scapolare orlatura parziale presa metallica sulle creste iliache rivestimento e imbottitura placca di pressione parte stoffa e pelle saldatura o chiodatura traverso scapolare riparazioni prescrivibili per corsetto lionese smontaggio e rimontaggio adattamento antropometrico appoggio sottoascellare prolungato e pelotta asta anteriore asta posteriore cerniera per presa di bacino cerniera per supporto posteriore cuscinetto di appoggio sulle creste iliache cuscinetto per piastrina a trifoglio cuscinetto sotto ascellare pelotta anteriore pelotta dorsale pelotta lombare piastrina con inserti filettati per ancoraggio cintura pelvica piastrina con inserti filettati per supporto anteriore cintura pelvica piastrina di congiunzione piastrina forata per ancoraggio pelotta piastrina sgomata per supporto pelotta piastrina a trifoglio valva modellata 158
9 placca sternale rinforzata (dorso curvo) placca dorsale asta montante laterale riparazioni prescrivibili per corsetto Boston asta di rinforzo anteriore asta di rinforzo posteriore pelotta addominale adattamento presa di bacino riparazioni prescrivibili per corsetto per dorso curvo (antigravitario) smontaggio e rimontaggio cuscinetto di spinta sternale forcella di spinta acromiale rivestimento cuscinetto mollone e/o spinta sternale registrabile riparazioni prescrivibili per corsetto Milwakee smontaggio e rimontaggio adattamento antropometrico appoggio ioideo appoggio occipitale semplice (al paio) asta anteriore asta posteriore collare completo cuscinetto di compressione guaina di rivestimento ad un'asta elemento di compressione presa di bacino su calco di gesso negativo e postivo rivestimento morbido interno per presa di bacino di plastica cinghia ed attacco con fibbia attacco con fibbia cinghia presa di bacino prefabbricata in materiale sintetico presa di bacino in cuoio foderato riparazioni prescrivibili per corsetto statico equilibrato smontaggio e rimontaggio cuscinetti di compressione rivestimento parziale antidecubito 159
10 rivestimento totale interno cerniere o gancio chiusura contentore addominale in tessuto elasticizzato ortesi per arto superiore (da indossare) Il tempo minimo di rinnovo è fissato in 36 mesi (art. 18, comma 10) ortesi per polso-mano (WHO) ortesi funzionale per avambraccio costituita da una valva armata metallica (acciaio inox, plastificato, verniciato o di alluminio anodizzato) o di materiale plastico rivestita in pelle o altro materiale, in tessuto o in cuoio a contenzione dell'avambraccio, con allacciature. Costruita su misura da grafico e/o da calco di gesso o mediante sistemi CAD/CAM ortesi di posizione rigida per avambraccio-mano costituita da una valva di alluminio plastificato o verniciato oppure di materiale sintetico con palmare del medesimo materiale, con allacciature, rivestimento in tessuto ipoallergenico, realizzata su misura da grafico e/o da calco di gesso o mediante sistemi CAD/CAM ortesi per polso-mano-dita (WHFO) ortesi di posizione per avambraccio-mano-dita, rigida costituita da una doccia di alluminio plastificato o verniciato oppure di materiale sintetico con palmare del medesimo materiale, con allacciature, rivestimento di materiale ipoallergenico, realizzata su misura da grafico e/o da calco di gesso o mediante sistemi CAD/CAM ortesi funzionale per avambraccio-mano-dita, dinamica ortesi in materiale plastico o di acciaio plastificato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o stoffa o in plastica con polso rigido, presa palmare o dorsale della mano con outrigger funzionale per le dita; con allacciature; costruita su misura da grafico e/o da calco di gesso o mediante sistemi CAD/CAM. ortesi tipo tenodesi: ortesi in materiale plastico, acciaio inox o plastificato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o materiale tessile con presa della mano funzionale e sistema cinematico per la ricostruzione della funzione articolare lesa, con allacciature, costruita su misura da grafico e/o da calco di gesso o mediante sistemi CAD/CAM funzionale all'estensione del polso funzionale per opposizione e presa dito ortesi per gomito (EO) ortesi per gomito e braccio: 160
11 costituita da una doccia di alluminio plastificato o verniciato o di materiale sintetico, senza palmare e con allacciature, rivestimento in tessuto ipoallergenico, costruita su misura da grafico e/o da calco di gesso o mediante sistemi CAD/CAM rigida articolata libera articolata con trazione elastica tipo Quenquel dispositivo con un campo di escursione di 90, da completa estensione (180 ) a flessione di 90 ; costruito in lega di alluminio ad alta resistenza, ponte in filo d'acciaio cromato, larghezza dei cerchielli rivestiti regolabile, quattro chiusure a velcro ed elastici di trazione in gomma. Indicato per la rieducazione nella rigidità post-traumatica o post-chirurgica dell'articolazione del gomito. ortesi funzionale di braccio e avambraccio senza presa sulla spalla: di acciaio inox o acciaio plastificato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione del braccio, con allacciature. Costruita su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM rigida articolata libera o a molla ortesi per spalla-gomito-polso-mano (SEWHO) ortesi di posizione toraco - antibrachiale unilaterale: costituita da una valva di alluminio plastificato o verniciato o di materiale sintetico, una doccia di analogo materiale che comprende tutto il braccio, l'avambraccio e la mano, rivestimento in tessuto ipoallergenico, corpetto con allacciature, realizzata su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM rigida articolata al gomito articolata alla spalla e al gomito tutore per spalla con molla extrarotante di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza, anodizzata, oppure di plastica o altri materiali, corpetto con allacciature, molla extrarotatoria per abduzione e adduzione del braccio. Dispositivo di articolazione sul quale è imperniata la molla, posta al centro della parte posteriore dell'armatura, due docce di alluminio plastificato o verniciato o rivestito oppure di plastica, con allacciature. Dispositivo di articolazione libera al gomito con molle di acciaio o elastici di tensione in opposizione alla estensione dell'avambraccio, realizzato su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM aggiuntivi prescrivibili per ortesi di posizione palmare sfilabile settore o tenditore per regolazione bloccaggio per articolazione al polso e al gomito molla per articolazione articolazione per prono-supinazione dell'avambraccio 161
12 separadita al palmare aggiuntivi prescrivibili per ortesi dinamiche e tutori arresto graduabile al gomito o al polso arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico articolazione di spalla con presa toracica presa rigida della spalla rivestimento mano e polso per tutore per spalla rivestimento polso e gomito per tutore per spalla rivestimento torace per tutore per spalla riparazioni prescrivibili per ortesi di posizione allacciatura elemento mobile o fisso (fibbia o cinghia) articolazione per polso articolazione per gomito articolazione per spalla molla per polso o gomito rivestimento in tessuto anallergico, per mano rivestimento in tessuto anallergico, per polso rivestimento in tessuto anallergico, per gomito rivestimento in tessuto anallergico, per toraco-antibrachiale bloccaggio per articolazione al polso e/o gomito riparazioni prescrivibili per ortesi funzionali e tutori smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del polso smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del gomito smontaggio e rimontaggio dell'articolazione della spalla allacciatura elemento mobile o fisso arresto graduabile al gomito e al polso arresto a scatto al gomito arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico articolazione per polso articolazione per gomito articolazione per spalla attacco con fibbia cinghia molla per polso o gomito contentore completo di braccio e avambraccio su modello di gesso 162
13 molla extrarotatoria apparecchi ortopedici per arto inferiore Il tempo minimo di rinnovo è fissato in 24 mesi (art. 18, comma 10) ad eccezione delle ortesi per piede (cod ) per le quali è fissato in 18 mesi ortesi per piede (FO) plantare su misura costruito su forma di serie, modellato con piani inclinati o scarico o sostegno: consiste in un plantare modellato su forma di serie personalizzata, costruito interamente su misura previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione o scarico secondo la prescrizione. Indicato per tutte le patologie che comportano una grave deformità del piede. Può essere costruito con tutti i tipi di materiali. La forma personalizzata usata per la costruzione deve essere tenuta a disposizione del soggetto erogatore per 20 giorni come per i modelli di gesso dal n. 18 al n. 46 plantare modellato per lievitazione, con talloniera avvolgente: consiste in un plantare modellato direttamente sul piede ottenuto mediante materiale sintetico che indurendosi riproduce perfettamente la conformazione del piede e degli eventuali elementi correttivi interposti. Indicato per tutte le patologie che comportano una grave deformità del piede per compensare i relativi squilibri biomeccanici dal n. 18 al n. 46 plantare modellato e scolpito su misura tramite lavorazione ad asporto: consiste in un plantare ottenuto con rilevamento delle misure tramite il rotolamento di una dima direttamente sul piede del paziente seguendo punti di repere. Non è utilizzabile allo stato grezzo ed è costituito da cuoio e/o altre sostanze a densità graduabile. Indicato per normalizzare l'appoggio del piede con la massima superficie al suolo. Per plantari di misure superiori ai numeri massimi indicati è indispensabile costruire il plantare su modello di gesso non esistendo il prefabbricato dal n. 18 al n. 46 plantare modellato su calco di gesso o impronta dinamica o impronta su materiale espanso o realizzato con sistemi CAD-CAM, con o senza bordi laterali avvolgenti: consiste in un plantare modellato su calco di gesso o materiale sintetico opportunamente stilizzato previo rilievo del grafico e delle misure del piede compresi eventuali piani di correzione, scarichi o sostegni secondo la prescrizione. Può essere costruito con cuoio rinforzato e/o sughero, materiali sintetici o metallici, fibra ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche) di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico: dal n. 18 al n di fibra ad alta resistenza: dal n. 18 al n. 46 rialzo totale esterno su misura: 163
14 dispositivo che corregge l'accorciamento di un arto inferiore mediante una dismetria di scarico e/o compenso per l'arto controlaterale. Costruito in cuoio, sughero, materiali sintetici (polietilene, poliuretano, ecc.), opportunamente adattato alla forma della calzatura o del tacco, rivestimento in pelle per accompagnamento estetico della calzatura; costruito con una suola di rivestimento in gomma antiscivolo scoperto, fino a cm. 4 compresi: dal n. 18 al n scoperto da cm. 4 a cm. 8 compresi: dal n. 18 al n scoperto oltre cm 8: dal n. 18 al n rivestito fino a cm 4 compresi: dal n. 18 al n rivestito da cm 4 a cm 8 compresi: dal n. 18 al n rivestito oltre cm 8: dal n. 18 al n. 46 aggiuntivi prescrivibili per plantari e rialzi sottopiede in tessuto sintetico morbido e igienizzabile da applicare al plantare in metallo sottopiede in elastomero soffice a cellula chiusa e igienizzabile da applicare al plantare in metallo compenso di riempimento per piede ipometrico o deforme in sughero o materiale sintetico rialzo calcaneare fino a cm conca talloniera ortesi di posizione gamba-piede rigida ortesi per caviglia-piede (AFO) indicata per il controllo statico e fuori carico, della posizione e dell'allineamento dei due segmenti. Può essere costruita con materie plastiche o alluminio rivestito o plastificato, completata dalle allacciature. Può essere a giorno o a valva o a schiniere - per sola gamba. Costruita su misure da grafico o da modello di gesso o mediante sistemi CAD/CAM. ortesi dinamica gamba-piede: indicata per il controllo della caduta in equino del piede durante la deambulazione e per ottenere un allineamento corretto della articolazione tibiotarsica. Estensione plantare con allineamento ai metatarsi o alla linea delle dita a valva alta, semispirale condiloidea a valva bassa, a doppia spirale a valva antiequino (Codivilla modificata) a molla posteriore (Codivilla) a molla, extra o intrarotatoria con asta laterale articolata e limitatore eccentrico della flesso-estensione (tipo Perlstein) ortesi per ginocchio (KO) 164
15 indicate nei casi in cui è necessario il controllo dell'articolazione del ginocchio attraverso la ridistribuzione dei carichi assiali e trasversali che favorisce la stabilità: deviazione in varo o valgo, flessione, lesioni legamentose, gonartrosi, iperestensione, ecc. La tecnica di costruzione può essere a giorno (rigida con materiali metallici e/o compositi, elementi di contenzione in materiali vari con opportune allacciature) o a valva (rigida o elastica in materiali termoplastici e/o compositi o cuoio). Modellati su calco di gesso negativo/positivo o da grafico e misure dell'assistito ortesi di posizione coscia - gamba a ginocchio esteso ortesi di posizione coscia - gamba a ginochhio flesso ortesi di allineamento coscia - gamba o tutore rigido con lavorazione a giorno ortesi di allineamento coscia - gamba o tutore rigido con lavorazione a valva ortesi di allineamento coscia - gamba o tutore rigido a doppia valva (schiniere) ortesi coscia-gamba (esclusi caviglia e piede): a giorno, rivestito plasticato, costruito da grafico o da modello di gesso a valva o a doppia valva, in materiale composito o resina costruito su modello di gesso aggiuntivi prescrivibili per ortesi di posizione articolazione posteriore per doccia pelvipodalica articolazione di adduzione-abduzione dell'avampiede articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo articolazione per ginocchio libera bloccabile settore o tenditore di regolazione contentore imbottito per ginocchio rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia: per caviglia rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia: per ginocchio rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia: per pelvifemorale monolaterale rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia: per pelvifemorale bilaterale rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia: per pelvipodalica monolaterale rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia: per pelvipodalica bilaterale ortesi per ginocchio-caviglia-piede (KAFO) dispositivo che consente il controllo statico della posizione e degli angoli articolari dei segmenti scheletrici indicati doccia rigida a ginocchio esteso e piede ad angolo retto doccia rigida a ginocchio flesso e piede atteggiato stecca per ginocchio valgo o varo ortesi di allineamento e carico coscia - gamba - piede (staffa di scarico o Thomas): con anello apribile e articolazione dell'anca 165
16 con anello apribile per arto abdotto, scarico a terra, perpendicolare, registrabile tutore rigido con armatura esoscheletrica a giorno e sandalo allineato ai metatarsi tutore rigido a valva e sandalo allineato ai metatarsi o alle dita tutore rigido a doppia valva e sandalo allineato ai metatarsi o alle dita aggiuntivi prescrivibili per staffe articolazione coxofemorale con cintura e bloccaggio trazione elastica al piede articolazione al ginocchio, bloccabile ortesi per anca (incluse le ortesi per abduzione) (HO) ortesi di posizione per anca (bacino-coscia fino al ginocchio escluso): doccia rigida bilaterale ortesi di posizione per anca (bacino-coscia fino al ginocchio escluso): doccia rigida monolaterale indicate per uso diurno e/o notturno fuori carico ortesi di allineamento e carico per anca (bacino-coscia fino al ginocchio escluso): tutore rigido a valva bilaterale ortesi di allineamento e carico per anca (bacino-coscia fino al ginocchio escluso): tutore rigido a valva monolaterale indicate per la statica eretta e il carico aggiuntivi prescrivibili per tutori NOTA BENE: le articolazioni di un tutore sono normalmente costituite da due cerniere, una mediale e una laterale. Con la nomenclatura "articolazione", si intende una singola cerniera articolazione malleolare, libera articolazione malleolare, a molla con spinta in talismo articolazione malleolare, con limitatore eccentrico della flesso-estensione inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico scarpetta di contenzione, senza rialzo asta allungabile contentore imbottito per ginocchio cuscinetto di contenzione estetizzazione per polpaccio e coscia rivestimento posteriore di gamba, ginocchio, coscia (solo per tutori a valva in plastica o materiali compositi) articolazione al ginocchio, libera articolazione al ginocchio, libera posteriorizzata articolazione al ginocchio, con arresto anteriore o posteriore a ponte articolazione al ginocchio, con arresto ad anello articolazione al ginocchio, con arresto ad anello e dispositivo comando sul cosciale articolazione al ginocchio, con flesso estensione regolabile ed arresto 166
17 articolazione al ginocchio, tipo policentrico con flesso estensione regolabile articolazione al ginocchio, tipo a blocco/sblocco automatico cinematico dispositivo per correzione ginocchio in valgismo o varismo, indicato per persone suscettibili di intervento chirurgico articolazione coxo-femorale libera articolazione coxo-femorale con arresto articolazione coxo-femorale con arresto e articolazione supplementare per adduzione ed abduzione o pluri-assiale (abduzione, adduzione, intra ed extra-rotazione) (solo per tutori a valva) articolazione coxo femorale con flesso estensione regolabile e articolazione per adduzzione registrabile per tutore tipo Atlanta appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5 di altezza rialzo applicabile al sandalo oltre cm 5 di altezza cintura addominale per articolazione coxofemorale rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle armatura calcaneare rivestimento morbido sandalo prolunga per sblocco piede rigido ortesi per anca-ginocchio-caviglia-piede (HKAFO) ortesi di posizione bacino-coscia-gamba-piede (pelvipodalica): doccia rigida monolaterale indicata per il controllo diurno e/o notturno fuori carico della posizione dei segmenti e delle articolazioni di un arto inferiore ortesi di allineamento e carico bacino-coscia-gamba-piede (pelvipodalica): tutore Reciprocating Gait Orthosis (bacino-coscia-gamba-piede) è indicato per assistiti pediatrici in buone condizioni fisiche generali, che non soffrono di spasticità, limiti articolari o contratture, con un buon controllo del tronco e del baricentro; l'alternanza del passo è governata da un doppio tirante ancorato sul bilanciere delle articolazioni coxofemorali con arresto. Il dispositivo è costituito da una presa di bacino rigida, tutori bilaterali KAFO a valva con sandalo rigido, 4 articolazioni al ginocchio con arresto, adeguati sistemi di ancoraggio tutore Reciprocating Gait Orthosis Isocentric (bacino-coscia-gamba-piede) è indicato per assistiti pediatrici in buone condizioni fisiche generali, che non soffrono di spasticità, limiti articolari o contratture, con un buon controllo del tronco e del baricentro; l'alternanza del passo è governata da un bilanciere unico posteriore fulcrato sulla staffa pelvica di raccordo delle due articolazioni coxo-femorali; il dispositivo è costituito da una presa di bacino rigida, tutori bilaterali AFO a valva con sandalo rigido, asta monolaterale in lega leggera con articolazione al ginocchio, cerniera laterale con arresto ad anello, adeguati sistemi di ancoraggio tutore pediatrico Advanced Reciprocating Gait Orthosis (bacino-anca-coscia-piede) 167
18 è indicato per assistiti in buone condizioni fisiche generali, che non soffrono di spasticità, limiti articolari o contratture. Il dispositivo è costituito da un cinematismo, solidale ad una staffa pelvi-toracica, che governa l'alternanza del passo con un unico cavo rigido solidale alle articolazioni coxofemorali con arresto, tutori bilaterali AFO a valva con sandalo rigido, asta monolaterale in lega leggera con articolazione al ginocchio, cerniera laterale con arresto ad anello, adeguati sistemi di ancoraggio tutore Advanced Reciprocating Gait Orthosis (bacino-anca-coscia-piede) è indicato per assistiti in buone condizioni fisiche generali, che non soffrono di spasticità, limiti articolari o contratture e il cui peso sia contenuto entro il limite degli 80 Kg. Il dispositivo è costituito da un cinematismo, solidale ad una staffa pelvi-toracica, che governa l'alternanza del passo con un unico cavo rigido solidale alle articolazioni coxo-femorali con arresto, tutori bilaterali AFO a valva con sandalo rigido e rinforzo in carbonio dell'articolazione tibio-tarsica, asta monolaterale in lega leggera con articolazione al ginocchio, cerniera laterale con arresto e sistema pneumatico di estensione per la facilitazione dell'estensione del ginocchio, adeguati sistemi di ancoraggio. riparazioni prescrivibili per docce allacciatura elemento mobile o fisso rivestimento interno anallergico per doccia: per caviglia rivestimento interno anallergico per doccia: per ginocchio rivestimento interno anallergico per doccia: per pelvifemorale rivestimento interno anallergico per doccia: per pelvipodalica unilaterale riparazioni prescrivibili per stecche allacciatura elemento mobile o fisso cerchiello sandalo riparazioni prescrivibili per staffe cintura addominale rivestimento antisdrucciolo trazione elastica del piede allacciatura elemento mobile o fisso allungamento/registrazione della staffa (solo per tutori Thomas) riparazioni prescrivibili per tutori revisione (incluso smontaggio e rimontaggio) dell'articolazione tibio tarsica revisione (incluso smontaggio e rimontaggio) dell'articolazione del ginocchio revisione (incluso smontaggio e rimontaggio) dell'articolazione dell'anca, libera o bloccabile o dell'anca supplementare per abduzione e adduzione allacciatura elemento mobile o fisso sostituzione dell'asta malleolare rigida contentore per ginocchio cuscinetto di contenzione 168
19 elemento di contenzione e rivestimento cosciale in stoffa elemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa estetizzazione del polpaccio e del cosciale su modello di gesso fissaggio cerchiello e rivestimento prolunga per leva per arresto a ponte sostituzione dell'arresto a ponte del ginocchio rivestimento di contenzione al tronco rialzo applicabile al sandalo fino a cm rialzo applicabile al sandalo oltre cm rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia sandalo appoggio ischiatico sostituzione dell'articolazione al ginocchio libera sostituzione dell'articolazione al ginocchio con asse retroposto sostituzione dell'articolazione al ginocchio con arresto sostituzione dell'articolazione al ginocchio tipo a blocco/sblocco automatico cinematico sostituzione dell'articolazione al ginocchio con arresto tipo monolaterale sostituzione dell'articolazione al ginocchio con asta sostituzione dell'articolazione al ginocchio con asta per cosciale o gambale cerchiello rivestimento cerchiello rivestimento scarpetta di contenzione sostituzione della scarpetta di contenzione, su modello di gesso suoletta metallica alla scarpetta riparazione per rottura asta del cosciale riparazione per rottura asta del gambale sostituzione dell'articolazione al malleolo articolazione al malleolo con spinta in talismo articolazione al malleolo con limitatore eccentrico della flesso-estensione sostituzione dell'articolazione coxo-femorale libera sostituzione dell'articolazione coxo-femorale con arresto sostituzione dell'articolazione coxo-femorale con arresto e articolazione supplementare per abduzione e adduzione o pluriassiale (abduzione, adduzione, intra ed extra-rotazione) imbottitura e rivestimento appoggio ischiatico cintura addominale per articolazione coxo-femorale riparazioni prescrivibili per tutori reciprocanti 169
20 cilindro pneumatico per ginocchio articolazione al ginocchio con doppio freno, completo di cilindro pneumatico articolazione coxo-femorale con meccanismo reciprocante a filo gruppo arresto in estensione (Reciprocating Gait Orthosis) filo dispositivo reciprocante (Reciprocating Gait Orthosis) asta superiore articolazione coxo gruppo trascinamento filo reciprocante (Reciprocating Gait Orthosis) cuscinetti a sfere articolazione coxo tubo collegamento (al bacino) cavo reciprocante (Advanced Reciprocating Gait Orthosis) cavetto ginocchio supporto lombare supporto addominale pelotta al ginocchio (singola) protesi di arto superiore (ULPS) Le protesi d'arto superiore (PAS) sono dispositivi sostitutivi dell'arto superiore per una amputazione a seguito di evento traumatico, patologia congenita o acquisita. Costituite da una invasatura atta ad accogliere il moncone, integrata con componenti realizzate su misura e assemblate a componenti prodotti industrialmente allo scopo di ripristinare al meglio la simmetria con l'arto controlaterale. Sono classificate in base al livello dell'amputazione o di patologia equivalente, congenita o acquisita, partendo dall'estremità distale dell'arto. Vanno sempre corredate dal guanto di rivestimento. In base alla tecnica di costruzione sono classificate in: estetiche o da lavoro di tipo esoscheletrico, estetiche di tipo endoscheletrico (dette anche modulari), funzionali ad energia corporea (dette anche cinematiche), funzionali ad energia esterna (elettrica), funzionali ad energia mista corporea ed esterna. Le protesi funzionali hanno come scopo l'acquisizione dei fondamentali movimenti di presa e di atteggiamento paragonabili a quelli dell'arto sano. Possono essere dotate di mani reversibili oppure irreversibili (tali termini sono riferiti al movimento delle dita). La mano reversibile mantiene la presa su un oggetto tramite l'azione continua del comando volontario, oppure con l'azione costante di una molla. La mano irreversibile mantiene la presa su un oggetto anche quando è cessato il comando: per lasciare l'oggetto occorre una successiva azione volontaria. La presa può essere tridigitale o con movimento di tutte le dita (poliarticolata). Le protesi funzionali ad energia esterna sono dotate di cinematismi elettromotorizzati attivati tramite comando mioelettrico o altro attivatore. PROTESI ESTETICA TIPO ESOSCHELETRICO è costituita da: mano estetica: con tutte le dita rigide o atteggiabili, con quattro dita rigide e pollice articolato a molla, con cinque dita articolate; polso : fisso, a rotazione passiva; gomito con articolazione libera, con articolazione a bloccaggio; spalla : con articolazione singola, con articolazione pluriassiale, con articolazione sferica; invasatura rivestita in materiale ipoallergenico costruita su modello di gesso negativo e positivo; coprimoncone idoneo al livello dell'amputazione, se esplicitamente prescritto; cuffia in silicone con aggancio rapido; guanto di rivestimento, bretellaggio ; estetizzazione esterna rigida. 170
21 PROTESI ESTETICA TIPO ENDOSCHELETRICO (MODULARE) è costituita da mano estetica : con tutte le dita rigide, con tutte le dita atteggiabili, con quattro dita rigide e pollice articolato a molla, con cinque dita articolate; polso : fisso, a rotazione passiva, con rotazione pluriassiale; gomito con articolazione e bloccaggio; spalla : con articolazione pluriassiale, con articolazione sferica; invasatura rivestita in materiale ipoallergenico costruita su modello di gesso negativo e positivo; cuffia in silicone con aggancio rapido; guanto di rivestimento; bretellaggio e allacciature; estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento. PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA (CINEMATICA) è costituita da: mano : reversibile o irreversibile; polso : a rotazione passiva, a rotazione attiva, con articolazione sferica passiva con bloccaggio; invasatura ad aderenza totale con o senza presa oleocranica costruita su modello di gesso negativo e positivo o armatura metallica con bracciale d'ancoraggio, con o senza rivestimento interno al silicone; articolazione del gomito attiva con o senza extra-intra rotazione del braccio; guanto di rivestimento; cuscinetto salva indumenti; bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti. PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA ESTERNA (ELETTRICA) O AD ENERGIA MISTA è costituita da : mano elettrica; manipolatore elettrico (per lavoro); polso : fisso, a rotazione passiva, a rotazione attiva, a rotazione elettrica, con rotazione sferica passiva con bloccaggio, polso con attacco mano polso intercambiabile (mano elettrica - manipolatore); gomito : con articolazione funzionale, con bloccaggio, con articolazione funzionale con bloccaggio ed intra-extra rotazione; spalla con articolazione a frizione; invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione congenita, costruita su modello di gesso negativo e positivo, ad aderenza totale con presa oleocranica, con o senza rivestimento interno di silicone; componenti elettronici: comandi mioelettrici, batterie (accumulatori); carica batterie; guanto di rivestimento con o senza ancoraggio: bretellaggio con relativi attacchi, bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti. Il tempo minimo di rinnvo è fissato in 48 mesi per le protesi endo- ed eso-scheletriche e in 36 mesi per le protesi cinematiche e mioelettriche (art. 18, comma 10) protesi parziale di mano (PHP) protesi parziale di mano esoscheletrica: costituita da: dita rigide, atteggiabili, articolate; invasatura costruita su calco di gesso negativo e positivo o con sistemi CAD/CAM; ancoraggio al moncone; sono incluse le protesi in silicone parziale di dito parziale di mano e totale di un dito parziale di mano e totale di due dita parziale di mano e totale di tre dita parziale di mano e totale di quattro dita parziale di mano e totale di cinque dita con elemento in opposizione alla parte residua, funzionale ad energia corporea indicata per il ripristino di una funzionalità prensile utile; con dita rigide e/o articolate, estetizzazione rigida e cinematismi per la funzionalità prensile protesi per disarticolazione del polso (WDP) protesi per disarticolazione di polso esoscheletrica: 171
ortesi toraco-lombo-sacrali (TLSO)
AUSILI SU MISURA ALLEGATO 5 - Elenco 1 06.94.94.003 consulenza per la prescrizione di ausili su misura per disabilità motorie Classe 06 "Ortesi e protesi" 06.03 ortesi spinali comprendono corsetti, busti,
06.03 ortesi spinali Il tempo minimo di rinnovo (art. 18, comma 10) è fissato in 36 mesi ortesi toraco-lombo-sacrali (TLSO)
Elenco 1 AUSILI SU MISURA Si definiscono "su misura" i dispositivi fabbricati appositamente in base alla prescrizione redatta da un medico specialista. I dispositivi industrialmente prodotti con metodi
1 CODICE. Listino aggiornato 2003 Listino 2000 ZIONE ISO
DESCRIZIONE L applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO Listino aggiornato 2003 Listino 2000 VENTRIERE COSTRUITE SU MISURA Post
ORTOPEDIA 2008 PROTESI. Riepilogo Riabilitazione dell ITOP INFORMA - dal n 1 al n 6
ORTOPEDIA 2008 PROTESI Riepilogo Riabilitazione dell ITOP INFORMA - dal n 1 al n 6 1 2 3 4 SEAL IN X5 TRANSFEMORALE E TRANSTIBIALE TT TF ISTRUZIONI D USO 5 6 7 8 9 ORTESI DOLORE E RIABILITAZIONE PREVENZIONE