Source: http://www.buzer.de/s1.htm?a=33&g=EichO
Timestamp: 2019-02-20 06:26:50
Document Index: 300739584

Matched Legal Cases: ['§ 33', '§ 33', '§ 33', '§ 33', '§ 7', '§ 33', '§ 33', '§ 33', '§ 59', '§ 28', '§ 7', '§ 33', '§ 7', '§ 33', '§ 7', '§ 33', '§ 33', '§ 31', '§ 32', '§ 33', '§ 34', '§ 35', '§ 33', '§ 7', '§ 33', '§ 33', '§ 33', '§ 33']

§ 33 EichO Fehlergrenzen Eichordnung
Sie sind hier: Start > Inhaltsverzeichnis EichO > § 33
§ 33 - Eichordnung (EichO k.a.Abk.)
§ 33 hat 1 frühere Fassung und wird in 6 Vorschriften zitiert
(1) Die Fehlergrenzen sind die zulässigen Höchstbeträge für positive oder negative Abweichungen vom richtigen Wert. Als richtig gilt der Wert des Normals oder der Normalmeßeinrichtung.
(2) Bei der Ersteichung und den Nacheichungen gelten die Eichfehlergrenzen.
(3) Bei der Verwendung und der Befundprüfung gelten die Verkehrsfehlergrenzen.
(4) Die Eichfehlergrenzen sind in den Anlagen festgesetzt. Die Verkehrsfehlergrenzen betragen das Doppelte der Eichfehlergrenzen, soweit in den Anlagen nichts anderes festgesetzt ist.
(5) Die Eichfehlergrenzen der Meßgeräte einer Bauart, deren Art nicht in den Anlagen aufgeführt ist, werden bei der Zulassung festgesetzt. Die Verkehrsfehlergrenzen dieser Meßgeräte betragen das Doppelte dieser Fehlergrenzen, sofern bei der Zulassung nichts anderes bestimmt wird.
(6) Bei Messgeräten nach § 7h entsprechen die Eichfehlergrenzen den Fehlergrenzen der entsprechenden messgerätespezifischen Anhänge der Richtlinie 2004/22/EG.
Frühere Fassungen von § 33 Eichordnung
Zitierungen von § 33 Eichordnung
Sie sehen die Vorschriften, die auf § 33 EichO verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in EichO selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
§ 59 EichO Eichung durch Prüfstellen
... der Eichung durch die staatlich anerkannten Prüfstellen gelten die §§ 28a bis 35, soweit sich nicht aus den Absätzen 2 und 3 etwas anderes ergibt. (2) ...
Anlage 1 EichO (zu § 7k) Geräte zur Messung von Längen und ihrer Kombinationen (vom 01.01.2008)
... B + F oder B + D oder H1 oder G. 4 Verwendung Abweichend von § 33 Abs. 4 betragen die Verkehrsfehlergrenzen für: 4.1 Messmaschinen für den ...
Anlage 5 EichO (zu § 7k) Messanlagen für die kontinuierliche und dynamische Messung von Mengen von Flüssigkeiten außer Wasser (vom 13.02.2007)
... darf nicht möglich sein. 5 Verwendung Abweichend von § 33 Abs. 4 entsprechen die Verkehrsfehlergrenzen für Messanlagen nach Nummer 1.6 ...
Anlage 10 EichO (zu § 7k) Selbsttätige Waagen (vom 17.06.2011)
... B + D oder B + F oder G oder H1. 4 Verwendung Abweichend von § 33 Abs. 4 betragen die Verkehrsfehlergrenzen bei folgenden Waagenbauarten: 4.1 ...
... B + F oder B + D oder H1. 4 Verwendung 4.1 Abweichend von § 33 Abs. 4 entsprechen die Verkehrsfehlergrenzen den Fehlergrenzen nach Nummer 2.1. 4.2 ...
... 30 Ersteichung § 31 Nacheichung § 32 Befundprüfung § 33 Fehlergrenzen § 34 Stempelzeichen § 35 Kennzeichnung der Messgeräte ... die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens gegolten haben." 18. Dem § 33 wird folgender Absatz 6 angefügt: „(6) Bei Messgeräten nach § 7h ... B + F oder B + D oder H1 oder G. 4 Verwendung Abweichend von § 33 Abs. 4 betragen die Verkehrsfehlergrenzen für: 4.1 Messmaschinen für den ... darf nicht möglich sein. 5 Verwendung Abweichend von § 33 Abs. 4 entsprechen die Verkehrsfehlergrenzen für Messanlagen nach Nummer 1.6 ... B + D oder B + F oder G oder H1. 4 Verwendung Abweichend von § 33 Abs. 4 betragen die Verkehrsfehlergrenzen bei folgenden Waagenbauarten: 4.1 ... B + F oder B + D oder H1. 4 Verwendung 4.1 Abweichend von § 33 Abs. 4 entsprechen die Verkehrsfehlergrenzen den Fehlergrenzen nach Nummer 2.1. 4.2 ...
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/3850/a53842.htm