Source: http://docplayer.pl/3183240-Tresc-pytan-oraz-udzielonych-odpowiedzi-oraz-modyfikacja-siwz.html
Timestamp: 2017-03-29 11:59:16+00:00
Document Index: 72364878

Matched Legal Cases: ['art. 58', 'art.38', 'art. 38', 'art. 38', 'art.70', 'art.70', 'art. 181']

Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ - PDF
Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ
Download "Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ"
Jadwiga Łukasik
1 Łódź, ul. A. Struga 86 Centrala tel.: (0-42) Sekretariat tel.: (0-42) Fax: (0-42) Łódź, dnia r. Dostawa i montaż dwustanowiskowego cyfrowego aparatu RTG do zdjęć kostnych i płucnych znak sprawy: ZP/ 1 /2015r. Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ Dotyczy SIWZ (2) SIWZ Czy Zamawiający zaakceptuje załączenie oświadczenia dla wyrobu medycznego, który nie był jeszcze wprowadzony na teren RP? W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie dysponował formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia/Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, gdyż zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z r. art. 58 ust. 3 ma 7 dni na powiadomienie Prezesa Urzędu ( ) od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na teren RP. Obecny zapis narusza konkurencję i równe traktowanie. Odpowiedź: TAK, Zamawiający zaakceptuje takie oświadczenie. SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczeń Producenta na potwierdzenie wymaganych parametrów sprzętu medycznego? Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ System archiwizacji PACS i RIS Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie systemu PACS/RIS działające w oparciu o nie komercyjny system bazodanowy z pełnym wsparcie producenta oprogramowania systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 38 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia systemu PACS wyposażonego w diagnostyczną przeglądarkę obrazów? W ramach rozwiązania dostarczone zostaną moduły oprogramowania systemu PACS oraz diagnostycznej przeglądarki.. Według wiedzy zamawiającego kilku2 Pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie by oprogramowanie stacji diagnostycznej przechowywało dane obrazowe na stacji jak i na serwerze PACS?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 46 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu by oprogramowanie PACS przechowywało na serwerze ustawienia interfejsu użytkownika? W proponowanym rozwiązaniu ustawienia użytkowników przetrzymywane są na serwerze PACS jak i stacjach roboczych.. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 64 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez fuzji obrazów SPECT/CT oraz PET/CT?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 60 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji DSA?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 71,72 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji tworzenia folderów na poziomie użytkownika?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 82,83,84 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez narzędzia administracyjnego systemu PACS dostępnego przez protokół HTTPS oraz bez panelu administracyjnego przedstawiającego ustrukturyzowane informacje na temat działania systemu?. Według wiedzy zamawiającego kilku3 Pkt. 97 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez automatycznego generowania wiadomości do administratorów systemu o zatrzymaniu interfejsu oraz o wywoływanych alertach?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 99 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wysyłania na adres użytkownika z linkiem pozwalającym na zmianę zapomnianego hasła?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 139 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości powiadamiania SMS/ wybrane osoby o fakcie opisania badania?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 150,151 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości rozliczania i generowania raportów w systemie NFZ?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 156 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z możliwością eksportu raportów do formatu min. Excel?. Według wiedzy zamawiającego kilku Informacje ogólne Aparat RTG Pkt.5 - Wszystkie istotne elementy aparatu RTG pochodzące od jednego producenta tj. lampa, generator, stół. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie, Aparat RTG, tj. generator, detektor cyfrowy i oprogramowanie stacji technika oraz mechanika (stół, stojak) wyprodukowane są przez tego samego producenta? Pragniemy zwrócić uwagę, że detektor cyfrowy jest najważniejszym elementem aparatu rtg, gdzie powstaje finalny efekt pracy aparatu rtg, czyli obraz i to od jego jakości powinna zależeć ocena aparatu. Prosimy o modyfikacje wymagania na następujące: Wszystkie istotne elementy aparatu rtg pochodzące od jednego producenta tj. stół, stojak, generator, detektor4 Generator wysokiego napięcia Pkt.15 - Aparat wyposażony w układ kalkulacji dawki promieniowania z jej sumaryczną prezentacją. Prosimy o dopuszczenie najpopularniejszego i dokładniejszego rozwiązania pomiaru dawki w postaci komory DAP i modyfikacje parametru na następujący: Aparat wyposażony w układ kalkulacji dawki promieniowania z jej sumaryczna prezentacją lub pomiar dawki za pomocą DAP DAP - 20 pkt. Kalkulacja dawki 0 pkt Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację parametru na: Aparat wyposażony w układ kalkulacji dawki promieniowania z jej sumaryczną prezentacją lub pomiar dawki za pomocą DAP. Zamawiający NIE wyraża zgody na proponowaną ocenę parametru poprzez przyznanie wskazanych punktów parametr pozostaje jako wymagany, bez oceny. - Lampa RTG Pkt Pojemność cieplna anody min 300 khu Pojemność cieplna anody ma istotny wpływ na ciągłość pracy pracowni rtg, dlatego prosimy o modyfikacje wymagania na następujące: Pkt. 21 Pojemność cieplna anody min 300 khu 400 khu 20 pkt. <400 khu 0pkt. Pkt Pojemność cieplna kołpaka min khu Oferowany aparat rtg posiada lampę o większej pojemności cieplnej i dużej szybkości chłodzenia lampy, którą Zamawiający pominął w swoich wymaganiach. Proponowana kombinacja parametrów lampy i kołpaka zapewnia możliwość ciągłej pracy aparatu rtg nawet przy niższej wartości pojemności cieplnej kołpaka. Dlatego prosimy o modyfikacje parametru na następujące: Pojemność cieplna kołpaka min khu - Kolumna lampy rtg Pkt Zakres ruchu wzdłużnego lampy rtg min 135 cm Wymagany zakres ruchu wzdłużnego lampy nie zapewnia pełnego pokrycia promieniowaniem rtg całości długości stołu, co będzie w przyszłości powodować konieczność przesuwu blatu stołu razem z pacjentem lub nawet konieczność przemieszczania pacjenta w celu wykonania badań pacjenta np. po wypadku. Dlatego prosimy o modyfikacje parametru na następujące: Zakres ruchu wzdłużnego lampy rtg min 135 cm 240 cm 20 pkt. <240 cm 0pkt. Pkt Obrót lampy RTG/ kolumny wokół osi pionowej [ 0 ] 270 Powyższy zakres nie ma zastosowania praktycznego, ponieważ badania wykonywane są na stole lub statywie. Dlatego prosimy o modyfikacje parametru na następujące: Obrót lampy RTg/ kolumny wokół osi pionowej 18005 - Stół do zdjęć Pkt Wymiary blatu min. 230 x 75 cm Z uwagi na fakt, iż dla bezpieczeństwa, komfortu pacjenta jak i technika rtg ważniejsza jest szerokość blatu, prosimy o modyfikacje parametru na następujące: Wymiary blatu min. 215 x 90 cm Pkt Zakres ruchu wzdłużnego blatu Min. +/- 50 cm Z punktu widzenia możliwości obrazowania jak i komfortu pracy technika rtg istotniejszy jest parametr opisany w pkt. 27 i jego odpowiednia wartość zapewniająca możliwość obrazowania na całej długości blatu. Dlatego prosimy o modyfikacje parametru na następujące: Zakres ruchu wzdłużnego blatu Min. +/- 40 cm - Detektor bezprzewodowy w stole Pkt Rozmiar pojedynczego piksela max. 155 [μm] Z uwagi na dostępność detektorów o znacznie mniejszej wielkości piksela, a przez to umożliwiających dokładniejsze obrazowanie, prosimy o modyfikacje punktacji na następujące: Rozmiar pojedynczego piksela max. 155 [μm] 140 [μm] < wartość oferowana 155 [μm] 0pkt. 140 [μm] wartość oferowana 20 pkt. Pkt Matryca obrazowania detektora min. 6 Mpix Z uwagi na fakt, iż rozdzielczość ma istotny wpływ na jakość otrzymanego obrazu prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji. Prosimy o modyfikacje wymagania na następujące: Matryca obrazowania detektora min. 6 Mpix 6Mpix <wartość oferowana 7,5MPix 0pkt. 7,5MPix <wartość oferowana 20 pkt. Pkt.54 - Całkowita waga panelu detektora max. 3,2[kg] Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga dostawy dwóch detektorów, co powoduje, iż detektory nie będą wyjmowane, a w związku z tym jego waga nie będzie miała znaczenia, prosimy o modyfikacje punktu na następujące:,całkowita waga panelu detektora max. 3,5[kg] Pkt Ilość wykonanych ekspozycji na detektorze bezprzewodowym bez ładowania 450 ekspozycji w ciągu minimum 3 godzin Powyższe wymagania, oznacza, iż Zamawiający wymaga możliwości wykonania 450 ekspozycji w odstępie niecałych 30 s. Powyższe wymagania nie ma możliwości praktycznego wykorzystania z uwagi na czas przygotowania pacjenta i obróbki zdjęcia. Dlatego prosimy o urealnienie wymagania i modyfikacje na następujące: Ilość wykonanych ekspozycji na detektorze bezprzewodowym bez ładowania 190 ekspozycji w ciągu minimum 3 godzin6 - Detektor na stałe wbudowany w statywie Pkt Rozmiar pojedynczego piksela max. 160 [μm] Z uwagi na dostępność detektorów o znacznie mniejszej wielkości piksela, a przez to umożliwiających dokładniejsze obrazowanie, prosimy o modyfikacje punktacji na następujące: Rozmiar pojedynczego piksela max. 160 [μm] 140 [μm] <wartość oferowana 160 [μm] 0pkt. 140 [μm] wartość oferowana 20 pkt. Pkt Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI lub GdS Ze względu na różna wartość DQE detektorów cezowych i gadolinowych, oraz fakt, iż Zamawiający w pkt. 48 wymaga detektora cezowego powyższy zapis może spowodować konieczność modyfikacji parametrów w zależności od wybranego detektora. Detektory gadalinowe wymagają większej dawki promieniowania dla osiągnięcia obrazu zbliżonego do obrazów otrzymywanych na detektorach cezowych. Prosimy o modyfikacje wymagania na następujące: Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI Pkt Matryca obrazowania detektora min. 7 Mpix Z uwagi na fakt, iż rozdzielczość ma istotny wpływ na jakość otrzymanego obrazu prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji. Prosimy o modyfikacje wymagania na następujące: Matryca obrazowania detektora min. 7 Mpix 7Mpix wartość oferowana <9 MPix 0pkt. 9MPix wartość oferowana 20 pkt. Pkt DQE (Kwantowa Wydajność Detekcji) min 35% Ze względu na różną wartość DQE detektorów cezowych i gadolinowych, oraz fakt, iż Zamawiający w pkt. 48 wymaga detektora cezowego powyższy zapis może spowodować konieczność modyfikacji parametrów w zależności od wybranego detektora. Detektory gadalinowe wymagają większej dawki promieniowania dla osiągnięcia obrazu zbliżonego do obrazów otrzymywanych na detektorach cezowych. Prosimy o modyfikacje wymagania na następujące: DQE (Kwantowa Wydajność Detekcji) min 70% - Stacja Akwizycyjna Technika Pkt Regulacja jasności i kontrastu obrazów. Automatyczny dobór parametrów obrazu w zależności od wskazanego myszką obszaru anatomicznego. Automatyczny dobór parametrów obrazu występuje w zależności od rodzaju wybranej projekcji, dlatego w celu uniknięcia pomyłki prosimy o modyfikacje parametru na następujące: Regulacja jasności i kontrastu obrazów. Automatyczny dobór parametrów obrazu w zależności od obszaru anatomicznego/ rodzaju wybranej projekcji. Pkt Możliwość pomiarów długości, kątów wraz z kalibracja Czy Zamawiający dopuści stacje akwizycyjną technika bez możliwości kalibracji? Dokładne pomiary wraz z kalibracją wykonywane są na stacji lekarskiej wyposażonej w wysokiej rozdzielczości monitory. Prosimy o modyfikacje wymagania na następujące: Możliwość pomiarów długości, kątów7 Dotyczy załącznika nr 2 - Formularz ofertowy Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT? Odpowiedź: Tak. Należy podać: w tym podatek VAT 8%... zł, podatek VAT 23%... zł Wystawiona przez wykonawcę faktura za realizację zamówienia winna zawierać pozycję dotyczącą ceny za aparat, jego dostawę i montaż oraz pozycję dotyczącą ceny adaptacji pomieszczeń. Dotyczy załącznika nr 7- Projekt umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w umowy. Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym 10 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie: Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w 2 umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych. Odpowiedź: Tak. - par.4 ust.11 oraz par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania (w okresie gwarancji) polegającej na instalacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami serwisu, tj. nowych wersji eliminujących wszelakie błędy i dysfunkcje oprogramowania, ale bez instalacji nowych funkcjonalności? Wynika to z faktu, że instalacja nowych funkcji jest rozbudową, a nie aktualizacją systemu.8 Odpowiedź: Tak. Zamawiający uzna takie rozwiązanie - par. 6 ust. 2 Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania, wnosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne dookreślenie, co Zamawiający rozumie, pod pojęciem istotne naprawy? Prosimy o uwzględnienie, że niektóre elementy takie jak lampa rtg ulegają naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji i nie można w przypadku takich części odnawiać gwarancji kilkuletnich. Czy Zamawiający zgodzi się alternatywnie na zapis: W przypadku wymiany części zamiennych w ostatnim roku gwarancji, na wymienione części zamienne Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji liczonej od dnia wymiany części. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na taką modyfikację. - par. 6 ust. 3 Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosimy o jednoznaczne dookreślenie, czy Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). Odpowiedź: Tak. - INNE Ze względu na obszerny zakres prac projektowych, adaptacyjnych oraz instalacyjnych urządzenia RTG a także wymóg uzyskania pozwolenia na uruchomienie RTG od WSSE w Łodzi prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 80 dni. W przypadku braku zgodny na wydłużenie terminu do 80 dni prosimy o wyłączenie z zakresu przedmiotu zamówienia wymogu uzyskania pozwolenia na uruchomienie nowego RTG od WSSE. Prosimy o wskazanie miejsca instalacji stacji opisowych. Odpowiedź: Stacje opisowe zostaną zainstalowane w pokojach lekarskich (parter oraz I piętro). Czy Zamawiający posiada serwerownię do umieszczenia serwerów PACS? Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji oraz potwierdzenie ilości wolnego miejsca do wstawienia nowej szafy serwerowej. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada serwerowni. Miejsce instalacji serwera w wersji TOWER zostanie wskazane Wykonawcy w trakcie realizacji. Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenie przeznaczone pod instalację serwerów PACS spełnia wymogi pomieszczeń serwerowni. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada serwerowni. Miejsce instalacji serwera w wersji TOWER zostanie wskazane Wykonawcy w trakcie realizacji. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada infrastrukturę sieciową (IT) w obrębie i pomiędzy pomieszczeniami w których będą instalowane poszczególne dostarczone urządzenia (RTG, serwer PACS, Stacja opisowa). Odpowiedź: Zmawiający informuje, ze infrastruktura sieciowa zostanie wykonana do czasu instalacji aparatu RTG.9 Czy Zamawiający dysponuje wolnym polem w głównej rozdzielni elektrycznej oraz odpowiednim zapasem mocy do podłączenia dostarczonych urządzeń? Odpowiedź: Tak. Prosimy o informację oraz wyszczególnienie planowanego zakresu prac adaptacyjnych w obrębie pomieszczenia RTG, uwzględniającego ewentualne zmiany rozkładu pomieszczeń, otworów drzwiowych, stolarki RTG oraz prac wykończeniowych. Odpowiedź: Zamawiający wymaga powiększenia sterowni (kosztem likwidacji toalety), montażu nowego okna wglądowego RTG 80x60, ułożenia wykładziny antyelektrostatycznej, wykonania nowych okładzin ściennych w sterowni oraz pracowni RTG, wymiany paneli sufitu podwieszanego w pracowni oraz montażu sufitu podwieszanego w sterowni. Dodatkowo zamawiający wymaga wykonania wszystkich prac niezbędnych do poprawnego funkcjonowania dostarczonego urządzenia RTG. Prosimy o wskazanie standardu wykończenia pomieszczeń (rodzaj okładzin, kolorystyka). Odpowiedź: Do ustalenia w trakcie realizacji. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w obecnej pracowni RTG posiada sprawy i odpowiednio wydajny system wentylacji mechanicznej zgodny z przepisami prawa dla pomieszczeń diagnostyki obrazowej RTG. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. W udzielonych w dn pytaniach i odpowiedziach Zamawiający zmienił zakres przedmiotu zamówienia i wymaga: 6) fartuchy ochronne dla dzieci i dorosłych. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie, jaki to ma być rodzaj fartuchów, w jakim mają być one rozmiarze oraz ile sztuk fartuchów dla dzieci i dorosłych będzie wymagał Zamawiający. Odpowiedź: Fartuchy ochronne po jednej sztuce dla dzieci i dla dorosłych. Podobne dokumenty
OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZEMYŚLU Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Dostawy fabrycznie nowego z 2014 r. analogowo Bardziej szczegółowo WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa
Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik tel.: 77 4067890, fax.: 77 4067872 NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467 Prudnik dn. 2013.12.03 WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Bardziej szczegółowo Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/
Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/36-55- 521 fax 052/36-55-752 NZZ/53/P60/06 Bydgoszcz, dnia 09.01.2007r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej
Przemyśl, 02.05.2013r. Oferenci, którzy złożyli zapytania do warunków zamówienia j/n. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w pomieszczeniu Bardziej szczegółowo Tel.fax 58 344-44-40 Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
Tel.fax 58 344-44-40 Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Przedmiot postępowania: Dostawa oraz montaż nowego aparatu rtg do zdjęć kostnych w istniejącej Pracowni Rentgenodiagnostyki Bardziej szczegółowo EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.
EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Bardziej szczegółowo Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.
Toruń, dn. 16 maja 2016r. L.dz. SSM.DZP.200.73.2016 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15 Bardziej szczegółowo Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP Znak sprawy: SZP/380/27/2013 Łańcut dnia 09.07.2013r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy: przetargu Bardziej szczegółowo wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )
Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY Warszawa ul. Banacha 1a
SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa ul. Banacha 1a abcdef DYREKTOR NACZELNY 599-15-00 Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH 599-15-10 Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 599-15-20 Bardziej szczegółowo Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg
Wrocław, dnia 1.08.2014r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg w związku z realizacją projektu: Cyfrowa diagnostyka obrazowa- innowacyjne rozwiązania w firmie MEDIX współfinansowanego Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w Bardziej szczegółowo RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY
AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015
Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji
Załącznik nr 1 Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/02/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup mammografu z wyposażeniem dla SPZOZ Sanok
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy Bardziej szczegółowo MCLChPiG -Gr.IVA/1/PN/2016 Otwock, dn r.
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl Bardziej szczegółowo SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU
Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres Bardziej szczegółowo Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA
Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montaŝem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, - tomografu Bardziej szczegółowo Formularz ofertowy NIP:... REGON:...
. (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 13 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum, Bardziej szczegółowo Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie
Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 tel. (076) 817-48-20, fax (076) 8412-644 e-mail-poz.scinawa@op.pl nr konta: BGŻ BNP PARIBAS BANK 38 1600 1462 Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
.. Załącznik Nr 2 (pieczęć firmowa Wykonawcy) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa i montaż Aparatu RTG do wykonywania zdjęć kostnych ze statywem płucnym Bardziej szczegółowo Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg.
Chrzanów 2015-06-2015 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej
SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z Bardziej szczegółowo WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje Bardziej szczegółowo Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl Bardziej szczegółowo Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia
Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus Jolly 30 plus DR Jolly 4 plus Producent: Filtracja całkowita Lampa ze stałą anodą Wielkość ognisk 3-punktowy tryb pracy (kv-ma-ms) Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I
Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I Część I Dostawa i instalacja fabrycznie nowych urządzeń: Suszarka mrożeniowa z pompą turbomolekularną i wyposażeniem, kamera Bardziej szczegółowo A.ZP-271-2/13 Zakopane 2013-02-12 W S Z Y S C Y
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE tel. (018) 20 150 45, fax. (018) 20 146 32 e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl www.szpitalsokolowski.pl Bardziej szczegółowo o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego
Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Drezdenko, dnia 23 października 2012 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę kompletnego cyfrowego systemu do Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu
ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu L.p. Wymagania MAMMOGRAF CYFROWY, 1 sztuka 1 Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2014 Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bardziej szczegółowo S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G
Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w Bardziej szczegółowo Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.
Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny Bardziej szczegółowo GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ
GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ System składa się z generatora o mocy 50kW oraz dwóch stanowisk ze zintegrowanymi detektorami o aktywnej powierzchni 43x43cm. System jest zarządzany z poziomu Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Bardziej szczegółowo Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r.
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia 3 Dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup usług telefonii komórkowej. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie Bardziej szczegółowo L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE
ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania Bardziej szczegółowo Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie
Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 tel. (076) 817-48-20, fax (076) 8412-644 e-mail-poz.scinawa@op.pl nr konta: BGŻ BNP PARIBAS BANK 38 1600 1462 Bardziej szczegółowo Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA Bardziej szczegółowo Pytania z dn , pismo 1:
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 17.07.2015 MŚ-ZP-DK-333-34/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatowego Bardziej szczegółowo INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Poznań, dnia 28 października 2015 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII Lesław Szabłoński do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ Nasz znak: AD-O.272.17.2015 Dot. Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11
SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 EIC ISO 27001:2005 HACCP Dział Bardziej szczegółowo DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR
Znak sprawy: ZP-11/10/12 Myślenice, 9 listopada 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO NA: Modernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Bardziej szczegółowo DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 03 sierpnia 2012r. ZP-226-19/12 Wszyscy Wykonawcy Bardziej szczegółowo Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych
Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy 2014 Uwaga: Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6
Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.: Bardziej szczegółowo Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax
Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax. (+48 22) 606 51 40 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa, Bardziej szczegółowo Urząd Gminy Lubin - Referat Zamówień Publicznych ul. Władysława Łokietka 6a, Lubin, tel.76/ , ,fax 76/ ,
ZP.271.21.2014 Lubin, dnia 24.10.2014 r. WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OŚWIETLENIA Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011 Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie Bardziej szczegółowo Poznań: Usługi wsparcia technicznego systemu PACS-RIS Numer ogłoszenia: 222236-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Usługi wsparcia technicznego systemu PACS-RIS Numer ogłoszenia: Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ
Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego Bardziej szczegółowo Numer ogłoszenia: 82187-2015; data zamieszczenia: 05.06.2015
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 76047-2015 z dnia 2015-05-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnobrzeg przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Dostawa oraz montaż nowego aparatu rtg do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym i kolumną podłogową w istniejącej Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej (PRO) w Bardziej szczegółowo awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie
1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie Bardziej szczegółowo konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.
Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych Bardziej szczegółowo ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Dotyczy: przetargu nieograniczonego Bardziej szczegółowo UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:
Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24, Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii
Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania
Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 97-102/2011 Katowice, dnia 05.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Łódź, dnia 24 stycznia 2017 r. AG.271.01.2017 ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Dotyczy: postępowania Bardziej szczegółowo DOSTAWA ANALOGOWEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO KOSTNO-PŁUCNEGO Z KOLUMNĄ JEZDNĄ
Znak sprawy: SZP/380/27/2013 MODYFIKACJA FORMULARZ OFERTOWY Znak sprawy: SZP/380/27/2013 MODYFIKACJA Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY UWAGA: (Wypełnia w całości i podpisuje WYKONAWCA) NAZWA WYKONAWCY:...... Bardziej szczegółowo Wypełnia Wykonawca Opis Wykonawcy
Oferowany przedmiot zamówienia Załącznik Nr 1 do oferty Postępowanie Nr ZP/55/2011 Lp. Opis Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta *) Il. szt. [kpl.] 1 Wiskozymetr elektroniczny Bardziej szczegółowo dostawę i wymianę lampy w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite wraz z finansowaniem. znak postępowania RejZamPub/13/2014
SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Bardziej szczegółowo Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:
Odpowiedzi udzielone w dniu 31.10.2014 r. na pytania z dnia 30.10.2014 r. do Ogłoszenia o przetargu z dnia 25.10.2014r. Dotyczy: Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art.70 1 i art.70 3 70 5 Kodeksu Bardziej szczegółowo Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r.
Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Bardziej szczegółowo 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72
SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Bardziej szczegółowo PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Wrocław, 2014-11-13 Wykonawcy Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 na zamówienie pn.: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicą typu convex, głowicą Bardziej szczegółowo Wyjaśnienie i zmiana treści siwz
Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana Bardziej szczegółowo Modyfikacja nr 1. Załącznik Nr 1 do oferty. Postępowanie Nr ZP/18/2013. Oferowany przedmiot zamówienia UWAGA *) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 1 do oferty Modyfikacja nr 1 Postępowanie Nr ZP/18/2013 Oferowany przedmiot zamówienia Lp. Opis Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta *) I. Komora klimatyczna z oprzyrządowaniem Bardziej szczegółowo W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO.
MSZ.ZP/72243-03/13. Częstochowa,06.06.2013 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia Nr 1 DO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.
Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Bardziej szczegółowo Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 Wrocław, dn. 19.07.2011r. Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja Bardziej szczegółowo Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.
Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Bardziej szczegółowo Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego
AZP-240/PN-p14/076/2013 strona 1 z 6 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 Dział Zamówień Publicznych tel. +48 81 445 43 92, fax +48 81 445 41 63, e-mail: dzp@kul.pl Bardziej szczegółowo SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII
Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając Bardziej szczegółowo Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11
Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE Bardziej szczegółowo NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, Bardziej szczegółowo Pytanie nr 2: Czy Zamawiający oczekuje doręczenia dokumentu licencyjnego, a jeżeli tak, to w jakim terminie?
GOZ-353-2214-9/15 Warszawa, dnia 10.07.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa dostępu do baz danych systemu Bardziej szczegółowo ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r.
Lyski, 22.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY Bardziej szczegółowo ZP Uniejów, dnia r.
ZP.217.11.2015 Uniejów, dnia 28.07.2015 r. Działając zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający Bardziej szczegółowo DRUK OFERTA Dostawę aparatury medycznej
.. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę aparatury medycznej Składamy niniejszą Bardziej szczegółowo Leżajsk, dnia 2014-05-21. Uczestnicy postępowania
Leżajsk, dnia 2014-05-21 Uczestnicy postępowania Dot. postępowania przetargowego na Rewitalizację i poprawę dostępności bazyliki i klasztoru OO Bernardynów w Leżajsku -dostawa sprzętu i wyposażenia Etap Bardziej szczegółowo Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ
Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Bardziej szczegółowo Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.
Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII Bardziej szczegółowo strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY
Nr postępowania WNB.2420.25.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym, po zapoznaniu Bardziej szczegółowo 1. Umowa najmu i dzierżawy
Częstochowa, dnia 22 września 2014r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie udziela odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Udzielającego Bardziej szczegółowo SP ZOZ ZSM / ZP/230/17.1/2015. Chorzów, dnia 11.05.2015r. Szanowni Wykonawcy
SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 3499-298, faks Bardziej szczegółowo ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Bardziej szczegółowo Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.
znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres