Source: https://www.fichier-pdf.fr/2020/03/28/afnorspec-s76-001-masquesbarrieres/
Timestamp: 2020-06-02 11:56:47+00:00
Document Index: 11209265

Matched Legal Cases: ['art 2', '§ 5', '§6', '§7', '§ 5', 'art 2']

AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres par AFNOR - Fichier PDF
AFNORSpec S76 001 MasquesBarrieres .pdf
Nom original: AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres.pdfTitre: AFNOR SpecAuteur: AFNOR
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/03/2020 à 16:01, depuis l'adresse IP 105.235.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 742 fois.
Taille du document: 1.3 Mo (36 pages).
Guide d'exigences
minimales, de méthodes
d'essais, de confection
Fabrication en série et confection artisanale
La normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de
référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles,
des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des
produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations.
Le présent référentiel a été élaboré à l’initiative d’AFNOR dans le droit fil de sa mission d’intérêt
Rappelons que ce cahier des charges a été produit, sans réunion physique, en période de confinement
national, en l’espace d’une semaine, peu de temps après la qualification par l’OMS du COVID-19 en
tant que pandémie. Ce référentiel constitue un travail approfondi, élaboré dans une situation
d’urgence, de façon ouverte et partagée par un grand nombre d’acteurs, impliquant la collaboration
de plus de 150 experts.
Ce document sera partagé avec nos homologues étrangers, francophones ou non, au sein de la
communauté internationale ISO, totalement mobilisée contre la pandémie.
Je tiens personnellement à remercier l’ensemble des contributeurs, qui ont fourni leurs meilleurs
efforts, tout particulièrement l’équipe de rédaction, conduite par Ewa MESSAOUDI (HONEYWELL
Respiratory Safety Products et Présidente de la commission AFNOR/S76A « Appareils de protection
respiratoire »), composée de Rim CHAOUY, Christian MAYEUR, Rémi REUSS et Matthis ROUSSEL
(AFNOR) et enfin Laurent HOUILLON (BNITH/IFTH) ainsi qu’Olivier VILA COBARSI (APAVE Sud Europe),
pour leurs contributions avisées. Je remercie enfin CD, DF, DM et YM, pour leur concours précieux.
Avant-propos .................................................................................................................... 5
–––– 1. Domaine d’application ......................................................................................... 6
–––– 2. Termes et définitions ........................................................................................... 7
Air expiré.................................................................................................................. 7
Air inhalé .................................................................................................................. 7
Jeu de brides ............................................................................................................ 7
Masque barrière ...................................................................................................... 7
Résistance respiratoire ............................................................................................ 7
Soupape expiratoire ................................................................................................ 7
Soupape inspiratoire................................................................................................ 7
–––– 3. Description .......................................................................................................... 8
–––– 4. Désignation .......................................................................................................... 9
–––– 5. Exigences ............................................................................................................. 9
Généralités............................................................................................................... 9
5.1.1. Inspection visuelle ............................................................................................................................ 9
5.1.2. Dimensions........................................................................................................................................ 9
5.1.3. Emballage .......................................................................................................................................... 9
5.1.4. Matériaux ........................................................................................................................................ 10
5.1.5. Nettoyage et séchage ..................................................................................................................... 10
5.1.6. État de surface des parties .............................................................................................................. 10
5.1.7. Pénétration de la monocouche ou du composite multicouche ...................................................... 10
5.1.8. Innocuité vis-à-vis de la peau et de l’air inhalé ............................................................................... 10
5.1.9. Jeu de brides ................................................................................................................................... 11
5.1.10. Résistance respiratoire ................................................................................................................... 11
Exigences particulières pour la fabrication en série .............................................. 11
5.2.1. Nettoyage et séchage ..................................................................................................................... 11
Exigences particulières pour la confection artisanale ........................................... 12
5.3.1. Nettoyage et séchage ..................................................................................................................... 12
5.3.2. Pénétration de la monocouche et du composite multicouche ....................................................... 12
5.3.3. Résistance respiratoire ................................................................................................................... 12
–––– 6. Méthodes d’essais.............................................................................................. 13
Généralités............................................................................................................. 13
6.1.1. Inspection visuelle .......................................................................................................................... 13
6.1.2. Test de résistance du jeu de brides ................................................................................................ 13
Méthodes d’essais spécifiques pour la fabrication en série ................................. 13
6.2.1. Généralités ...................................................................................................................................... 13
6.2.2. Test de pénétration de la monocouche ou du composite multicouche ......................................... 13
6.2.3. Test de résistance du jeu de brides ................................................................................................ 13
6.2.4. Test de résistance respiratoire........................................................................................................ 13
–––– 7. Marquage et notice d’information ...................................................................... 14
–––– 8. Confection d’un masque barrière ....................................................................... 15
Généralités............................................................................................................. 15
Masque barrière de type « Bec de canard » ......................................................... 15
8.2.1. Dimensionnement .......................................................................................................................... 15
8.2.2. Mode opératoire ............................................................................................................................. 16
Masque barrière « à plis » ..................................................................................... 18
8.3.1. Dimensionnement .......................................................................................................................... 18
8.3.2. Mode opératoire ............................................................................................................................. 19
–––– 9. Usage d’un masque barrière ............................................................................... 21
Généralités............................................................................................................. 21
Mettre un masque barrière ................................................................................... 21
Retirer un masque barrière ................................................................................... 25
Laver et sécher un masque barrière ...................................................................... 26
Jeter un masque barrière ...................................................................................... 27
Durée d’utilisation du masque barrière ................................................................ 28
Rappel des gestes barrières essentiels même avec le port du masque barrière .. 29
Usage d’un masque barrière : ce qu’il faut éviter ! ............................................... 30
Annexe A (informative) ................................................................................................... 31
Liste des matériaux recommandés pour la confection du masque barrière .................. 31
Généralités ...................................................................................................................................... 31
Liste des matériaux ......................................................................................................................... 31
Liste de jeu de brides ...................................................................................................................... 33
Recommandations pour la confection artisanale ........................................................................... 34
Annexe B (informative).................................................................................................... 35
Liste de laboratoires français pouvant réaliser les essais des masques barrières ......... 35
Bibliographie ................................................................................................................... 36
Le dispositif « masque barrière » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de
Le masque barrière n’exonère aucunement l’utilisateur de l’application systématique des gestes
barrières, qui sont essentiels, ainsi que des règles de distanciation sociale visant à lutter contre les
Ce dispositif n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les
masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être
utilisés et réservés au personnel de santé.
Le présent document bénéficie de la protection des dispositions du Livre 1er du Code de la Propriété
Intellectuelle relatif à la propriété littéraire et artistique. Toute reproduction sous quelque forme que
ce soit est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
Le présent document n’a pas été soumis à la procédure d’homologation et ne peut être en aucun cas
assimilé à une norme française. Sauf disposition réglementaire contraire, son utilisation est totalement
volontaire et il est publié dans la collection des documents de la normalisation sous le statut d’AFNOR‐
Ce document est susceptible d’évoluer dans son contenu ainsi que dans sa forme. Ceci afin de corriger
d’éventuelles erreurs ou imprécisions, et naturellement d’apporter des améliorations issues des
retours d’expériences qui parviendront à AFNOR. Le lecteur est donc encouragé à faire une lecture
critique du document, à consulter régulièrement les versions mises à disposition sur le site internet
AFNOR, ainsi que le site AFNOR lui-même, qui complètera utilement le contenu de ce document.
Plus d’informations ici : https://bit.ly/MasquesBarrieres
Télécharger la dernière version du document AFNOR Spec – Masques barrières
La responsabilité des signataires ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit.
–––– 1.
éventuelle pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d’une personne se
trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains.
première nécessité dans des établissements autorisés. Ce dispositif peut contribuer à la protection de
l’ensemble d’un groupe portant ce masque barrière.
Sauf disposition contraire prévue dans la réglementation, le port du masque barrière n’est pas
Le présent document spécifie les exigences minimales de fabrication, de conception et de
performance, ainsi que les méthodes d’essai relatives aux masques barrières, éventuellement
réutilisables, destinés à diminuer le facteur de risque de transmission générale de l’agent infectieux.
Il permet d’harmoniser les exigences minimales applicables aux dispositifs alternatifs aux masques de
protection respiratoire et masques chirurgicaux et vient en appui des fabricants potentiels de ces
masques barrières.
Le présent document contient des recommandations de conception et d’usages pour une fabrication
industrielle en série pouvant être réalisée par des non-spécialistes de la conception de masques
barrières, ainsi que pour une confection artisanale (ou Do It Yourself) par des personnes ayant les
matériaux et les compétences nécessaires.
IMPORTANT Le masque barrière n’est pas soumis à une évaluation de conformité par des
organismes notifiés ou laboratoires. Sa conception selon les règles de l’art, sa fabrication et son
contrôle de qualité de la production reste à la responsabilité du fabricant.
IMPORTANT Le fabricant est autorisé à réaliser les essais de vérification et de validation au sein
de son entreprise ou en collaboration avec un laboratoire d’essai disposant des moyens de test
IMPORTANT Une attention est portée sur le fait que le masque barrière aura une efficacité
maximale s’il est porté en contact direct avec une peau nue.
Le présent document ne s’applique ni aux demi-masques filtrants utilisés comme appareils de
protection respiratoire contre les particules, couverts par la NF EN 149:2006+A1:2009, ni aux masques
à usage médical, couverts par la NF EN 14683+AC:2019.
Le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application
des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels.
–––– 2.
Air expiré par l’utilisateur
Air respiré par l’utilisateur
Dispositif destiné à maintenir un masque barrière en place sur la tête
Pièce faciale recouvrant la bouche, le nez et le menton équipé d’un jeu de brides
Résistance d’un masque barrière au flux d’air inhalé (résistance inspiratoire) ou expiré (résistance
expiratoire)
Soupape anti-retour permettant l’évacuation de l’air expiré de la pièce faciale
Soupape anti-retour permettant au gaz respirable d’entrer dans la pièce faciale et empêchant l’air
expiré de sortir par la voie d’inspiration
–––– 3.
Un masque barrière couvre le nez, la bouche et le menton (zone de protection voir Figure 1) et il ne
doit pas comporter des soupape(s) inspiratoire(s) et/ou expiratoire(s).
Figure 1 — Zone de protection du masque barrière
Le masque barrière est une monocouche ou un composite multicouche fait d’étoffes (nontissé, tissu,
tricot) avec ou sans film. Il comporte un dispositif d’ajustage sur la tête de l’utilisateur (jeu de brides).
Il doit pouvoir être ajusté étroitement sur le nez, les joues et le menton de la personne qui le porte
pour assurer une étanchéité suffisante vis-à-vis de l'atmosphère ambiante au niveau du visage de
l’utilisateur, lorsque sa peau est sèche ou humide et lorsqu'il bouge la tête.
L'air inhalé pénètre en grande partie dans le masque barrière par la monocouche ou un composite
multicouche et arrive directement dans la région du nez et de la bouche. L'air expiré est rejeté via le
même chemin directement dans l'atmosphère ambiante.
Le masque barrière peut avoir différentes formes et structures comme décrit dans le paragraphe 8.
–––– 4.
–––– 5.
Les masques barrières contre le COVID-19 qui satisfont aux exigences du présent document doivent
être désignés de la manière suivante :
5.1.1. Inspection visuelle
L'inspection visuelle du masque ou de ces composants ainsi que la vérification des documents
techniques correspondants doivent être réalisées.
5.1.2. Dimensions
Le masque barrière contre le COVID-19 doit être dimensionné de façon à correspondre à la
morphologie moyenne de la population française visée.
Les dimensions proposées sont basées sur certaines données anthropométriques de l’ISO/TS 169762:2015 « Appareil de Protection Respiratoire - Facteurs humains - Part 2: Anthropométrie ».
Distance bigoniale
132.5 – 144.5 mm
Longueur menton-sellion
123 – 135 mm
65 – 71 mm
Arc bitragus-gnathion
295 – 315 mm
Figure 2 — Schéma des dimensions à prendre en compte
5.1.3. Emballage
Les masques barrières doivent être emballés de manière à les protéger contre tout dommage
mécanique et toute contamination avant l’emploi. Les conditionnements individuel ou groupé restent
à la discrétion du fabricant.
L’essai doit être effectué conformément au 6.1.1.
5.1.4. Matériaux
Les matériaux utilisés doivent pouvoir résister aux manipulations et à l'usure pendant la durée de vie
du masque barrière, indiquée par le fabricant.
Une liste de matériaux recommandés pour la confection de masque barrière se trouve en Annexe A.
La source revendiquant les performances est indiquée.
5.1.5. Nettoyage et séchage
Le masque barrière est conçu pour être réutilisable, les matériaux utilisés doivent résister aux produits
et aux méthodes de nettoyage et séchage, spécifiés dans les paragraphes 5.2.1 ou 5.3.1.
L’essai décrit en 6.1.1. doit être effectué après chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout
dommage du masque barrière (moindre d'ajustement, déformation, usure, etc.) après un cycle de
lavage, le masque barrière est considéré comme non conforme.
5.1.6. État de surface des parties
Les parties du masque barrière susceptibles d'être en contact avec l’utilisateur doivent être exemptes
d'arêtes vives et de bavures.
5.1.7. Pénétration de la monocouche ou du composite multicouche
La pénétration du masque barrière doit avoir, au choix, une capacité de filtration de 70 % pour les
particules solides ou pour les particules liquides de taille indiquée ci-dessous :
Particule liquide
EN 13274-7, paragraphe 6
Méthode d’essai au chlorure
EN 13274-7, paragraphe 7
Méthode d’essai à l’huile de
Selon le protocole d’essai de la direction générale pour
l’armement(DGA) diffusé par lettre du 25 mars 2020
NOTE Le spectre des tailles de particules peut être étendu jusqu’à une limite de 3 µm.
Tableau 1 — Pénétration de la monocouche ou du composite multicouche pour un masque
L’efficacité de rétention s’applique aux masques ayant subis le nombre de lavages indiqués par le
L’essai doit être effectué conformément au 6.2.2.
Des exigences particulières pour la confection artisanale sont décrites dans le paragraphe 5.3.2.
5.1.8. Innocuité vis-à-vis de la peau et de l’air inhalé
Les matériaux susceptibles d’entrer en contact avec la peau de l’utilisateur ne doivent pas présenter
de risques connus d’irritations ou d’effets indésirables pour la santé.
Les matériaux susceptibles de libérer dans l’air inhalé des substances irritantes ne doivent constituer
un danger ou une nuisance pour l’utilisateur.
5.1.9. Jeu de brides
Le jeu de brides doit être conçu de telle façon que le masque barrière puisse être mis et enlevé
Il doit être suffisamment solide pour maintenir le masque barrière en place de façon à éviter un serrage
excessif et un inconfort durant son porter.
Le jeu de brides peut entourer la tête ou les oreilles du l’utilisateur.
Il peut être réalisé au moyen d’un élastique ou d’un lien en étoffe type biais ou autre, fixé sur la
monocouche ou le composite multicouche. Il peut être cousu ou soudé. D’autres moyens de fixation
NOTE L’utilisation d’agrafe peut constituer un danger ou une nuisance pour l’utilisateur.
L’essai doit être effectué conformément au 6.1.1. et 6.1.2. (ainsi que 6.2.3. pour la fabrication en série).
5.1.10. Résistance respiratoire
Le matériau utilisé pour le masque barrière ne doit pas présenter une résistance à l’inspiration
dépassant les limites suivantes :
a/ Méthode 1 : À dire d’experts suite au cahier de spécifications techniques de la monocouche ou du
composite multicouche :
— Pression de la résistance aux projections de 160 mbar ;
— Pression différentielle du matériau utilisé ne doit pas être supérieure à 0.6 mbar/cm².
b/ Méthode 2 : Essai dynamique au débit sinusoïdale
— Résistance à l’inspiration : 2,4 mbar ;
— Résistance à l’expiration : 3 mbar.
c/ Méthode 3 : Essai au débit constant
L’essai doit être effectué conformément au 6.2.4.
Des exigences particulières pour la confection artisanale sont décrites dans le paragraphe 5.3.3.
Exigences particulières pour la fabrication en série
5.2.1. Nettoyage et séchage
Il est recommandé que le masque barrière résiste à 5 cycles de lavage au minimum. Le cycle complet
de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum (blanchisserie ou autres) avec
une température de lavage de 60°C et des produits professionnels. Voir les recommandations
détaillées dans le paragraphe 9.4.
Exigences particulières pour la confection artisanale
5.3.1. Nettoyage et séchage
et aux méthodes de nettoyage spécifiés par le fabricant de la monocouche et du composite
assuré auparavant de leur non toxicité par des résidus inhalés, et que leur utilisation ne dégrade pas
les matériaux. Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum
avec une température de lavage de 60°C.
Voir les recommandations détaillées dans le paragraphe 9.4.
5.3.2. Pénétration de la monocouche et du composite multicouche
Afin de garantir l’exigence de pénétration de la monocouche ou du composite multicouche, le masque
barrière doit être composé d’un des monocouches ou des composites multicouche présentés en
Annexe A. Cette liste étant susceptible d’évoluer, il reste à la discrétion du fabricant de consulter la
mise à jour à l’adresse indiquée dans l’Annexe A.
5.3.3. Résistance respiratoire
Afin de garantir l’exigence de résistance respiratoire, le masque barrière doit être composé d’un des
monocouches ou des composites multicouche présentés en Annexe A. Cette liste étant susceptible
d’évoluer, il reste à la discrétion du fabricant de consulter la mise à jour à l’adresse indiquée dans
–––– 6.
Méthodes d’essais
6.1.1. Inspection visuelle
L'inspection visuelle est faite par le fabricant ou le laboratoire d'essai sur les échantillons à l’état neuf.
6.1.2. Test de résistance du jeu de brides
La vérification de la résistance de jeu de brides à la traction est faite en mettant et en enlevant le
masque barrière 5 fois.
Des tests particuliers pour la fabrication en série sont décrits dans le paragraphe 6.2.3.
Méthodes d’essais spécifiques pour la fabrication en série
Une liste des laboratoires pouvant les essais du masque barrière se trouve en Annexe B.
Les méthodes d’essais ayant pour but de valider les performances des masques barrières sont basées,
en particulier, sur les méthodes existantes et les équipements de tests disponibles en France.
6.2.2. Test de pénétration de la monocouche ou du composite multicouche
La validation du matériau peut être réalisée selon les exigences suivantes de :
— L’EN 13274-7:2019 sur 3 échantillons après le nombre de lavage préconisés par le fabricant du
— Selon le protocole d’essai de la direction générale pour l’armement (DGA) sur 3 échantillons après
le nombre de lavage préconisés par le fabricant du masque ;
— À dire d’experts suite au cahier de spécifications techniques de la monocouche ou du composite
Les essais sont réalisés au choix avec un flux d’aérosol de NaCl (particule solide) ou de l’huile de
paraffine (particule liquide) avec les échantillons ayant subi le nombre de lavages préconisés par le
6.2.3. Test de résistance du jeu de brides
La vérification de la résistance de jeu de brides à la traction est faite sur 3 sujets d’essais minimum de
morphologies différentes.
6.2.4. Test de résistance respiratoire
La vérification de la résistance respiratoire est faite, pour la méthode 2, sur une machine à respirer
réglée à 30 l/min (20 x 1.5) l/min.
La vérification de la résistance respiratoire est faite, pour la méthode 3, pour un débit constant de 160
–––– 7.
Marquage et notice d’information
Les masques barrières doivent être marqués de façon claire et durable sur le plus petit emballage
disponible commercialisable ou doivent être lisibles à travers l’emballage si celui-ci est transparent.
a/ Le nom, la marque commerciale ou tout autre moyen d’identification du fabricant ou du
b/ Le numéro du présent document et la désignation visible « Masque barrière ».
e/ L’instruction suivante : « Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement
Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). »
f/ Le pictogramme de la mise en place du masque barrière pouvant se substituer à la notice
Figure 3 — Notice de mise en place du masque barrière
–––– 8.
Confection d’un masque barrière
Les dimensions et la forme des pièces de la monocouche ou du composite multicouche doivent être
conçues de façon qu’à l’issue de l’assemblage avec le jeu de brides (et éventuellement la barrette
nasale), le masque barrière puisse être ajusté à la morphologie de l’utilisateur.
Les assemblages des pièces peuvent être réalisés par un soudage par ultrasons ou par coutures.
Lors de la confection, les conditions d’hygiène doivent être maîtrisées de façon à réduire les risques
de contamination. Les conditions d’hygiène restent à la discrétion du fabricant.
La confection doit être suivie d’un nettoyage des masques barrières avant mise en conditionnement
et avant utilisation.
Un exemple de masque barrière de type « Bec de canard » est donné en 8.2. Un exemple de masque
barrière « à plis » est donné en 8.3.
Des exemples de patrons à l’échelle 1:1 (prêts à imprimer ou à découper) sont disponibles sur le site :
https://bit.ly/MasquesBarrieres.
8.2.1. Dimensionnement
8.2.1.1. Monocouche ou composite multicouche
Il est recommandé d’utiliser le dimensionnement suivant pour la monocouche ou le composite
multicouche du masque barrière de type « Bec de canard » :
Figure 4 — Bec de canard - Dimensionnement de la monocouche ou du composite multicouche
8.2.1.2. Jeu de brides
Il est recommandé d’utiliser le dimensionnement suivant pour le jeu de brides du masque barrière de
type « Bec de canard » :
Figure 5 — Bec de canard - Dimensionnement du jeu de brides
8.2.2. Mode opératoire
Pour réaliser un masque barrière de type « Bec de canard », il est recommandé de suivre les étapes
suivantes. Les types de points décrits pour la fabrication en série suivent la norme NF ISO 4915:2015.
a) Préparer le morceau de monocouche ou les morceaux de composite
multicouche comme indiqué dans le paragraphe 8.2.1.1 ;
Industriel : Table de découpe
Artisanal : Ciseaux
b) Constituer, éventuellement, le composite multicouche ;
c) Glacer (Réaliser une pré-couture)
le tour de l’ensemble à 1 cm des
Industriel : point 301 ou 401 ou
Artisanal : piqueuse plate,
point droit ou zigzag
d) Ourler les 2 bords longs, de façon
à avoir l’ourlet vers l’intérieur ;
Industriel : point 301 ou 401
e) Plier selon la ligne de pliure,
endroit contre endroit (extérieur
contre extérieur) et piquer les
bords. Retourner ;
f) Préparer un jeu de brides (deux élastiques souples ou deux bandes
textile) comme indiqué dans le paragraphe 8.2.1.2
g) Assembler le jeu de
brides sur le masques ;
Sur le masque, rabattre la pointe formée au
niveau du point D (voir patron) à l'intérieur du
masque. Glisser l'élastique sous la pointe. Fixer
la pointe par couture (parallèle à l'élastique)
ou soudure. Refaire la même opération avec
l'autre pointe au niveau du point D' (voir
patron). Assembler (ou nouer) les 2 extrémités
de l'élastique. Fixer ainsi, l'élastique peut
coulisser.
Industriel : ultra-son (système à
la continue de type molette)
Figure 6 — Exemple de masque barrière de type « Bec de canard »
Masque barrière « à plis »
8.3.1. Dimensionnement
8.3.1.1. Monocouche ou composite multicouche
multicouche du masque barrière « à plis » :
Figure 7 —à plis - Dimensionnement de la monocouche ou du composite multicouche
La confection du masque en tissu peut également être effectuée à l’aide d’un patronage de différentes
pièces assemblées par coutures.
8.3.1.2. Jeu de brides
Il est recommandé d’utiliser le dimensionnement suivant pour le jeu de brides du masque barrière « à
plis » :
Figure 8 —à plis - Dimensionnement du jeu de brides
8.3.2. Mode opératoire
Pour réaliser un masque barrière « à plis », il est recommandé de suivre les étapes suivantes. Les types
de points décrits pour la fabrication en série suivent la norme NF ISO 4915:2015.
Préparer le morceau de monocouche ou des morceaux de composite
multicouche comme indiqué dans le paragraphe 8.3.1.1 ;
d) Ourler le haut et le bas du
masque barrière en repliant un
ourlet de 1,2 cm à l'intérieur ;
Piquer les plis en pliant A1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le premier bord ;
Piquer les plis en pliant A1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le deuxième bord ;
Préparer un jeu de brides (deux élastiques souples ou deux bandes
textile) comme indiqué dans le paragraphe 8.3.1.2
Pour une bride élastique, pour un passage derrière les oreilles glacer un
élastique sur le bord droit en haut et en bas (élastique vers l’intérieur)
puis glacer l'autre élastique sur le bord gauche en haut et en bas
(élastique vers l’intérieur).
Pour une bride élastique, pour un passage derrière la tête glacer un
élastique sur le bord droit en haut puis sur le bord gauche en haut
(élastique vers l’intérieur) puis glacer l'autre élastique le bord droit en
bas puis sur le bord gauche en bas (élastique vers l’intérieur).
Pour une bride textile, en glacer une sur le bord droit et une autre sur le
bord gauche.
Figure 9 — Exemple de masque barrière « à plis »
–––– 9.
Des consignes d’usage, une banque d’image et d’affiches et des liens vers des sites proposants des
tutoriels se trouvent sur le site AFNOR : https://bit.ly/MasquesBarrieres
Il est rappelé que des mesures de protection collective doivent être prises en priorité sur les mesures
L’utilisation du masque barrière doit se faire en prenant compte de la compatibilité de son utilisation
avec le port d’équipements de protection individuelle (EPI) (lunettes de protection, casque de
protection, protections individuelles contre le bruit, etc.).
a/ Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique
b/ Pour une réutilisation de masque, s’assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable selon les
recommandations du paragraphe 9.4 ;
c/ Repérer le haut du masque ;
d/ Placer le masque barrière sur le visage, la barrette nasale (si existante) sur le nez ;
e/ Tenir le masque barrière de l’extérieur et passer les élastiques ou les liens en étoffe du jeu de
brides derrière la tête, de part et d’autre des oreilles, sans les croiser ;
f/ Abaisser le bas du masque barrière sous le menton ;
g/ Vérifier que le masque couvre bien le menton ;
h/ Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez ;
i/ Vérifier que le masque barrière soit correctement mis en place. Pour cela il convient de contrôler
l’étanchéité et la gêne respiratoire. Pour vérifier l’étanchéité, couvrir le masque d’un film
plastique et en inspirant, le masque doit se plaquer sur le visage ;
L’utilisation d’un sac plastique n’est pas préconisée.
j/ Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains. Chaque fois que le masque
Exemples d'affiches décrivant la mise en place du masque et le contrôle d’étanchéité.
Figure 10 — Exemple d'affiche décrivant la mise en place du masque et le contrôle d’étanchéité
(INRS : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20758)
NOTE Le masque barrière ne doit pas comporter des soupape(s) inspiratoire(s) et/ou expiratoire(s).
(INRS : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20759)
Figure 11 — Positionnement du jeu de brides selon les modèles
c/ Retirer le masque barrière en saisissant par l’arrière les élastiques du jeu de brides sans toucher
d/ Placer le masque barrière à jeter dans un contenant spécifique comme décrit dans le paragraphe
9.5 ;
e/ Placer le masque barrière à laver dans un contenant spécifique (sac plastique propre) ;
Figure 12 — Retrait du masque en le tenant le plus possible par le jeu de brides
Le lavage et le séchage du masque barrière doit être conforme aux préconisations du fabricant (notice
d’utilisation, instructions d'entretien ou formation).
Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge, en procédant
à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage.
la sortie de lavage. Les masques barrières ne doivent pas sécher à l’air libre. En blanchisserie
industrielle, il convient d’utiliser les séchoirs et sécheuses. Pour le séchage domestique, il convient
d’utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et se laver les mains après). Dans tous les
cas, les masques barrières doivent être séchés complètement (c’est-à-dire toutes les couches à cœur),
voire sur-séchés.
Une inspection visuelle (avec des gants de protection ou des mains lavées) doit être réalisée après
chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout dommage du masque barrière (moindre
d'ajustement, déformation, usure, etc.), le masque barrière doit être jeté.
Les masques barrières doivent être jetés dans une poubelle munie d’un sac plastique (de préférence
avec couvercle et à commande non manuelle, voir Figure 14). Un double emballage est recommandé
pour préserver le contenu du premier sac en cas de déchirure du sac extérieur, lors de la collecte.
Figure 13 — Exemple de poubelle avec couvercle et à commande non manuelle
Un sac hydrosoluble peut être utilisé afin, lors de la phase de lavage si le masque le permet, de limiter
les contacts des personnes avec des masques souillés.
Les masques barrières souillés peuvent être jetés dans les poubelles pour déchets biologiques
Figure 14 — Exemple de poubelle pour déchets biologiques
Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage.
Il convient de ne pas le mettre en position d’attente sur le front ou sous le menton pendant et après
Durant une même période de 4h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s’il est retiré selon les
consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible, et remis selon
La durée de port doit être conforme à la notice d’utilisation si existante. Dans tous les cas, elle sera
inférieure à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-journée).
Rappel des gestes barrières essentiels même avec le port du
Figure 15 — Gestes barrières COVID-19
Figure 16 — Respect des règles de distanciation sociale, même avec un masque
La liste suivante comprend des exemples d’utilisation du masque barrière qu’il faut éviter et qui est
nourrie des retours d’expériences recensés :
a/ Le masque barrière ne peut pas être utilisé pour la protection vis-à-vis des produits chimiques.
b/ Le masque barrière ne doit pas être congelé. L’agent viral est conservé et à 4°C il ne perd pas son
caractère infectieux.
c/ Les règles de distanciation sociale doivent être respectées malgré le port du masque barrière.
Liste des matériaux recommandés pour la confection
du masque barrière
Les listes des matériaux et des résultats proviennent des sources suivantes :
— (1), Direction Générale de l'Armement (DGA). Le tableau de la liste des matériaux en A2, résume
les principales caractéristiques des composites multicouches contrôlés selon les protocoles
d'essais de la DGA et les résultats des vérifications (mise à jour du 25 mars 2020) ;
— (2), Société française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) et Société Française des Sciences de la
Stérilisation (SF2S) (utilisation de feuilles de stérilisation à base de nontissés voie fondue de type
SMS/SMMS). Le tableau de la liste des matériaux en A2 résume les principales caractéristiques des
feuilles stérilisation à base de nontissé voie fondue de type SMS/SMMS (mise à jour du 21 mars
L’AFNOR ne s’engage pas sur la performance des matériaux cités par les différentes sources. Il est
recommandé que le fabricant se renseigne auprès de la source concernant l’emploi des matériaux et
que les fournitures de matières soient accompagnées des attestations des sources identifiées.
Des informations complémentaires sur des matériaux peuvent être trouvées dans les études
— Étude et développement de structures fibreuses nontissées dédiées à la filtration de particules
fines dans l'air, Julien Payen. http://www.theses.fr/2009VALE0037 (thèse) ;
— Fonctionnalisation antibactérienne de structures textiles filtrantes en nontissés, Gwladys
Bénistant. http://www.theses.fr/2010VALE0051 (thèse)
Monocouche ou composite multicouche
(respirabilité)
Protection aux
Nontissé,
type ouate
type « Bec de
barrière « à
des 2 couches
par liage
(texturé)
« 120 fils »
(rectiligne,
trame)
filtration barrière
(Barrier Filtration
Efficiency - BFE)
Reliance SMS
Amcor®
Sterichamps S4
Lavage impossible
Liste de jeu de brides
5 cycles de
pour s’appliquer autour du visage pour — Ne pas utiliser des étoffes bloquant le passage
Annexe B (informative)
Liste de laboratoires français pouvant réaliser les
essais des masques barrières
La liste suivante comprend les laboratoires pouvant réaliser les essais comme décrits dans le
paragraphe 6 du présent document. (Les laboratoires cités ne sont tous accrédités selon l’ISO 17025).
Tests pouvant être réalisés
Pénétration de la monocouche ou du composite
multicouche (§ 5.1.7.)
EN 13274-7 §6
Méthode d’essai au
EN 13274-7 §7
Méthode d’essai à
SUDEUROPE
Mme Marjorie SAINT GENIS
marjorie.saintgenis@apave.com
Mme Ewa MESSAOUDI
ewa.messaoudi@honeywell.com
M. Victor MOCHO
victor.mocho@irsn.fr
M. François GAIE-LEVREL
francois.gaie-levrel@lne.fr
M. Benoit BOUTILLIER
b.boutillier@matisec.fr
(§ 5.1.10.)
Procédure DGA
Essai au débit
(soutien temporaire)
EN 132:1999, Appareils de protection respiratoire – Définitions de termes et pictogrammes.
EN 149:2001+A1:2009, Appareils de protection respiratoire – Demi-masques filtrants contre les
particules – Exigences, essais, marquage.
EN 13274-7, Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai - Partie 7 : détermination de la
pénétration des filtres à particules.
EN 14683 + AC:2019, Masques à usage médical — Exigences et méthodes d'essai.
ISO 4915:2015, Textiles - Types de points - Classification et terminologie
IS0/TS 16976-2:2015, Appareil de Protection Respiratoire – Facteurs humain – Part 2:
Gouvernement Français, Informations Coronavirus, https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
IFTH, Masques de protection simplifiés.
INRS, Masques de protection respiratoires et risques biologiques : foire aux questions, 03/03/2020,
Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Nouveau coronavirus (2019-nCov) : conseils au grand
public – Quand et comment utiliser un masque ?,
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-andhow-to-use-masks
Société française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) et Société Française des Sciences de la Stérilisation
(SF2S), Avis de la société française des sciences de la stérilisation et de la société française d’hygiène
hospitalière concernant les matériaux utilisées en alternative pour la confection des masques de
protection, 21/03/2020, https://www.sf2s-sterilisation.fr/wp-content/uploads/2020/03/Avisconjoint-SF2S-SF2H_Confection-Masques_23.03.2020_10h03.pdf
AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres.pdf (PDF, 1.3 Mo)
barriere masque protection resistance respiratoire essai multicouche lavage barrieres brides monocouche afnor materiaux masques composite
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01939506.