Source: http://docplayer.fr/321437-Manuel-operationnel-release-software-n-2-21-appareil-professionnel-automatique-pour-la-determination-de-la-vitesse-d-erythosedimentation-ves.html
Timestamp: 2018-10-22 20:08:33+00:00
Document Index: 41809781

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

MANUEL OPERATIONNEL. Release software N Appareil professionnel automatique pour la détermination de la vitesse d érythosédimentation (VES) - PDF
MANUEL OPERATIONNEL. Release software N Appareil professionnel automatique pour la détermination de la vitesse d érythosédimentation (VES)
Download "MANUEL OPERATIONNEL. Release software N 2.21. Appareil professionnel automatique pour la détermination de la vitesse d érythosédimentation (VES)"
1 MANUEL OPERATIONNEL Release software N 2.21 Appareil professionnel automatique pour la détermination de la vitesse d érythosédimentation (VES) (breveté)
2 PRODUCTEUR DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SpA Via delle Rose 10, Monteriggioni (SI), Italy Tél Fax RESPONSABLE LEGAL ADMINISTRATEUR DELEGUE Dr. Francesco Cocola SIEGE LEGAL et ADMINISTRATIF Via S. Vittore 36/1, MILANO, Italy Tél Fax SERVICE D ASSISTANCE TECHNICAL SUPPORT/CUSTOMER CARE Via del Pozzo 5, Monteriggioni (SI), Italy Tél Fax Pour le Marché USA DIESSE INC W 38 Place, Unit B1 Hialeah, FL 33012, U.S.A. Phone: (305) DIESSE-3 Fax: (305) SERVICE ASSISTANCE DIESSE INC W 38 Place, Unit B1 Hialeah, FL 33012, U.S.A. Phone: ASSISTANCE TECHNIQUE DIESSE INC. - CUSTOMER CARE 1690 W 38 th Place, Unit Bi Hialeah, FL Tél. 1 (877) Fax. (305)
3 Les informations contenues dans ce Manuel sont susceptibles de modifications sans préavis. Aucune partie de ce Manuel ne peut être reproduite sous toute forme ou moyen électronique ou mécanique que ce soit, pour aucun usage, sans la permission écrite de DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.p.A. Imprimé en 2008 (Total des pages: 103) ATTENTION Ce Manuel est composé de 103 pages. Ne l utiliser que s il est complet, dans le cas contraire, DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. décline toute responsabilité. Il est possible de demander l envoi d un nouvel exemplaire au Service Customer Care - Via del Pozzo 5, Monteriggioni (SI), Italy. Tél Fax ; Normes Appliquées à ce document : UNI EN 591 II Edition (Novembre 2001) CEI EN II Edition Fascicule 6290 (Novembre 2001) 3
4 REVISIONS MANUEL LISTE DES REVISIONS DU MANUEL DESCRIPTION MODIFICATIONS APPR. 1.0 du 12/2006 Version Officielle R&D director 2.0 du 04/2007 Version Officielle R&D director Application du Manuel Ce manuel s applique aux modèles suivants de Ves-Matic Cube 200 : Code DIESSE Description du Modale 10370/S VES-MATIC CUBE 200 prédisposé pour rack SYSMEX 10370/A VES-MATIC CUBE 200 prédisposé pour rack ADVIA BAYER 10370/BC VES-MATIC CUBE 200 prédisposé pour rack BECKMAN COULTER 4
5 SYMBOLOGIE Légende des Symboles Graphiques adoptés sur l appareil [Norme Européenne : EN980:2003]. Appareil satisfaisant les conditions requises de la directive européenne pour les dispositifs diagnostics in vitro (98/79/EC). Appareil conforme aux standards CSA pour le marché Canadien et USA. C US Dispositif médico-diagnostic in vitro. Date de fabrication. Numéro de Série. Légende de Symboles Electriques et de Sécurité adoptés sur l appareil. Prudence, danger de décharge électrique Attention, lire le Manuel, bien observer les symboles concernant la sécurité. RAEE : Appareillage Electrique-Electronique Obligation de Collecte différenciée conformément au D.L.25/07/2005 n 151(Italie), mise en œuvre des directives 2002/96/CE et 2003/108/CE Légende des Symboles adoptés dans le document ATTENTION, potentiel de danger de lésions personnelles, toutes les conditions indiquées dans le texte l accompagnant doivent être connues et comprises avant de procéder. ATTENTION, potentiel de danger d endommagement de l appareil, toutes les conditions indiquées dans le texte l accompagnant doivent être connues et comprises avant de procéder. REMARQUE, information importante. BIOHAZARD, danger de contamination avec substance potentiellement infectée. 5
6 LIMITATIONS ET PRECAUTIONS D USAGE Avant d installer et d utiliser l appareil, pour un usage correct et sûr, on conseille de lire attentivement les précautions et les instructions contenues dans ce manuel d emploi. Il est important que ce Manuel de mode d emploi soit conservé en même temps que l appareil pour pouvoir le consulter. En cas de vente ou de transfert, veiller à ce que ce Manuel suive le Ves-Matic Cube 200 pour permettre aux nouveaux utilisateurs de s informer sur le fonctionnement et sur les précautions d usage. On recommande de faire utiliser l appareil uniquement à du personnel agréé et compétent. L installation doit être effectuée par un technicien agréé Diesse Diagnostica Senese S.p.A. comme il devra figurer dans le Rapport d installation fourni séparément avec l Installation Check Guide. Il devra être transmis au Service Technique Diesse Diagnostic Senese S.p.A. préposé afin de pouvoir permettre l efficacité des interventions éventuelles d assistance après l installation. Il est important que ce Manuel de mode d emploi soit rangé avec l appareil pour faciliter les consultations. En cas de vente ou de transfert, s assurer que le livret accompagne bien toujours le Ves-Matic Cube 200 pour permettre au nouveau propriétaire de s informer sur le fonctionnement et les précautions. L appareil Ves-Matic Cube 200 doit être utilisé par du personnel de laboratoire qualifié et préalablement formé par Diesse Diagnostica Senese S.p.A. ou par des entreprises désignées par cette dernière. EN CAS D INCENDIE OU DE DANGER EN GENERAL, ETEINDRE L APPAREIL ET DEBRANCHER LE CABLE D ALIMENTATION. DEBRANCHER la machine du réseau d alimentation avant toute intervention technique ou en cas de mauvais fonctionnement de l appareil. Seule la pression des doigts est admise pour taper les commandes de l écran et du clavier. Il est interdit d OPERER sur la machine tandis que des parties sont en mouvement (il est permis uniquement de taper les commandes sur le clavier). ATTENTION : ne JAMAIS déplacer MANUELLEMENT les translateurs des racks. 6
7 Réactifs et Consommables Les éventuels matériels et/ou accessoires fournis pour le Ves-Matic Cube 200 ont été spécialement conçus et ne peuvent être remplacés par d autres types de matériels ou fournitures. Si vous utilisez d autres types de matériels, les prestations de l appareil peuvent être sérieusement compromises. Diesse Diagnostica S.p.A. décline toute responsabilité des performances du produit si des réactifs et des matériels non originaux sont utilisés. Pour toute intervention d entretien : -débrancher la machine du réseau d alimentation -utiliser les dispositifs de protection individuelle prévus par les normes en vigueur -ne pas enlever les protections et ne pas ignorer les dispositifs de sécurité Les échantillons non correctement traités pourraient ne pas garantir un bon résultat final. Un usage impropre et un entretien non effectué ou incorrect pourraient compromettre sérieusement le processus d analyse. Les conditions requises de sécurité et de performance de l appareil ne sont plus garanties au cas où serait employé, pour alimenter l appareil, un modèle de câble différent de celui qui est fourni, compatible avec la tension du réseau du pays d installation. DANGERS DE BIOCONTAMINATION Du matériau potentiellement infecté est traité. Quand on utilise un système d analyse comme le Ves-Matic Cube 200 il faut prendre toutes les précautions concernant le risque biologique. Les échantillons ne demandent pas de procédures de préparation. Les échantillons doivent être écoulés conformément aux directives de laboratoire et aux lois locales. Bien respecter les mesures de sécurité individuelle et collective prévues pour l opérateur et appropriées aux locaux de travail. Respecter les DIRECTIVES en matière de sécurité et les normes législatives en vigueur. En cas de fuite de matériau biologique, pendant le cycle de travail, pour nettoyer les surfaces externes de l appareil, utiliser les dispositifs prévus pour la sécurité personnelle et respecter les normes d assainissement (voir paragraphe 5.2). Tous les matériels fournis doivent être éventuellement mis au rebut conformément aux lois locales. 7
8 Sommaire 1 CHAPITRE PRESENTATION DE L APPAREIL DESCRIPTION GENERALE DE L APPAREIL Modèles Ves-Matic Cube Compatibilité avec les éprouvettes utilisées pour l examen hemochromocytométrique MATERIEL FOURNI AVEC L APPAREIL SPECIFICATIONS TECHNIQUES SCHEMA PAR BLOCS DESCRIPTION TECHNIQUE DE L APPAREIL INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT CHAPITRE PREPARATION ET CONTROLES AVANT L INSTALLATION MISE EN PLACE LIMITATIONS ET PRECAUTIONS D USAGE CHAPITRE ALLUMAGE DE L APPAREIL DESCRIPTION DU LOGICIEL Menu principal Menu Archives Menu des Parametrages CHECK DEVICE LECTURE GUIDEE DE LA PAGE IMPRIMEE DES RESULTATS CHAPITRE DESCRIPTION GENERALE D UN CYCLE D ANALYSES VES DANS LE VES MATIC CUBE DESCRIPTION DETAILLEE Premier allumage Préparation de l échantillon Précautions d usage et limitations Séquence de préparation d un examen Conclusion du cycle d analyses Conclusion de l activité d analyses quotidienne CHAPITRE 5: RECOMMANDATIONS GENERALES NETTOYAGE/DESINFECTION DE L APPAREIL REMPLACEMENT DU PAPIER DANS L IMPRIMANTE REMPLACEMENT DES FUSIBLES CHAPITRE TROUBLESHOOTING GESTION AUTONOME DE QUELQUES PROBLEMES Procédure pour l accès au Module de Classement Procédure d accès partiel au Module d Analyses Liste de quelques messages d erreur et leur solution
9 7 CHAPITRE 7 : LECTEUR DE CODE BARRRES EXTERNE LIAISON A L HOST COMPUTER Préambule: Informations Techniques Préambule : Représentation Hexadécimale ASCII (HEX-ASCII) Remarque générale : Retard sur la réponse Message Demande Eprouvettes à traiter : Commande 0x Message de Réponse avec Données par Commande 0x Message d Envoi des Résultats : Commande 0x Message d Envoi de Données Echantillon QC (Contrôle Qualité) : Commande 0x Exemple de Protocole sériel...90 BIBLIOGRAPHIE...93 ANNEXE A : DECLARATION DE CONFORMITE CE...94 ANNEXE B : CERTIFICAT DE GARANTIE...95 ANNEXE C : FORMULAIRE DE DEMANDE D ASSISTANCE...98 ANNEXE D : ACCESSOIRES, PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES...99 ANNEXE E : FORMULAIRE DE DEMANDE D ACCESSOIRES, PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES ANNEXE F : METHODE MANUELLE DE REFERENCE POUR LA DETERMINATION DE LA VES SELON LES LIGNES DE CONDUITE ANNEXE G : INSTRUCTIONS RAPIDES
10 1 CHAPITRE PRESENTATION DE L APPAREIL 1.2. DESCRIPTION GENERALE DE L APPAREIL Modèles Ves-Matic Cube Compatibilité avec les éprouvettes utilisées pour l examen hemochromocytométrique 1.3 MATERIEL FOURNI AVEC L APPAREIL 1.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 1.5. SCHEMA PAR BLOCS 1.6 DESCRIPTION TECHNIQUE DE L APPAREIL 1.7 INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT 1.1 PRESENTATION DE L APPAREIL Le Ves-Matic Cube 200 est un appareil de comptoir conçu et programmé pour déterminer la vitesse d érythrosédimentation (VES); il est à chargement continu et random. Il est en mesure d analyser jusqu un un maximum de 180 échantillons de sang par heure. L appareil exécute l analyse des échantillons directement sur les éprouvettes provenant de compteurs de globules utilisé au laboratoire, c est pourquoi il n y a besoin ni d un double prélèvement, ni d un transvasement de matériau biologique. L appareil est géré par un Tablet Pc et son fonctionnement sera décrit plus en détails dans les paragraphes qui suivent. L examen est effectué en automatisation totale (agitation et lecture) et les résultats, obtenus en 20 minutes seulement, sont confrontables avec ceux qui sont obtenus grâce à la méthode de Westergren en 1 heure (réf. bibl. 1-10). L appareil, qui est programmé pour travailler toujours avec la correction de température activée, ramène les résultats à la température de 18 C selon le nomogramme de Manley (graphique 1.1) ; toutefois, en fonction des besoins de laboratoire, on peut désélectionner la correction de température. Graph.1.1 Nomogramme de Manley 10
11 Signification clinique de la VES L appareil fournit des informations sur la vitesse d érythrosédimentation (VES) qui reflète la mesure de la rapidité avec laquelle les érythrocytes sédimentent. La valeur de la VES mesurée à un moment déterminé est influencée par la concentration plasmatique de quelques protéines, cette concentration s avère modififiée dans des situations d inflammation et aussi dans certaines pathologies, par exemple quelques néoplasmes. De plus, la valeur de la VES se ressent de quelques propriétés des érythrocytes et de la valeur de l hématocrite. Des valeurs très élevées de la VES sont caractéristiques de myélome multiple, leucémies, lymphomes, carcinomes du sein et du poumon, arthrite rhumatoïde, LES, infarctus pulmonaire. Elle est élevée dans les infections de n importe quel type, dans les carcinomes en présence de métastases hépatiques, dans les maladies inflammatoires aiguës et chroniques. Fonctionnement général de l appareil : Le sang collecté dans les éprouvettes pour l examen hemochromocytométrique, est soigneusement mélangé par l appareil ; puis les échantillons restent au repos pendant un délai préétabli, pour que se produise la sédimentation. Grâce à des détecteurs analogiques (groupes opto-électroniques) l appareil détermine automatiquement le niveau de sédimentation des érythrocytes, puis les données sont traitées et ensuite automatiquement imprimées ou affichées sur l écran (en cas de liaison à l host, lire le paragraphe 7.2). Les résultats d analyses sont le fruit du traitement des lectures ; les valeurs obtenues sont mises en corrélation avec la méthode de référence de Westergren (citrate). L appareil est configuré pour exprimer les résultats de la mesure de la VES en unités Westergren citrate, cependant, au moment de l installation, il est possible, selon les exigences du laboratoire, sélectionner la modalité d expression des résultats en unités Westergren EDTA. Pour sélectionner cette modalité, contacter un technicien spécialisé et autorisé par DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. Valeurs normales de la VES (Westergren citrate) La valeur de la VES est normalement comprise entre 1 et 10 mm chez l homme et entre 1 et 15 mm chez la femme ; dans des conditions pathologiques, elle peut augmenter jusqu à des valeurs de 100 mm et plus. Range de normalité pour l appareil Ves-Matic Cube 200 (valeurs exprimées en unités Wetergen citrate). HOMMES jusqu à 10 mm FEMMES jusqu à 15 mm Ces valeurs doivent être considérées comme purement indicatives et varient en fonction de l âge et du sexe. Valeurs normales de la VES (Westergren EDTA) En général, vu que la valeur de la VES varie avec l âge et le sexe, les valeurs de références devraient respecter cette caractéristique et être stables par rapport au sexe et aux décades de vie. Les valeurs de référence doivent être établies par le laboratoire et en harmonie avec les Lignes de conduite sur la détermination des valeurs de référence. Il y a de plus d autres valeurs cliniques (ex.: le niveau 11
12 d hémoglobine, certains médicaments, le cycle menstruel, la grossesse, le tabagisme) qui peuvent influencer la valeur de la VES et qui donc peuvent se refléter aussi sur les valeurs de référence physiologiques. Pour l évaluation des valeurs en EDTA, consulter le tableau présent dans le document de référence: ICSH Recommendations for measurement of erythrocyte sedimentation rate. J. Clin. Pathol. 1993; 46: DESCRIPTION GENERALE DE L APPAREIL Légende fig vue de face fermé : 1 Unité de contrôle de l appareil avec écran pourvu d un Touch Screen (Tablet PC) 2 Imprimante 3 Porte de l espace de rangement des 4 racks 4 Ouverture pour introduire le rack porteéchantillons dans le module de classement. Fig vue de devant fermé Légende fig vue de face ouvert : 1 Espace de chargement rac échantillons 2 Lecteur interne de Code barres 3 Pince de prélèvement de l éprouvette Fig vue de devant ouvert 12
13 1 Légende fig Vue arrière 1 Panneau Connexions Externes 2 Boîtier d alimentation 2 fig Vue arrière fig Détail Panneau Connexions 2 Légende fig Détail Panneau Connexions 1 Connecteur RS232 (pour liaison à Host Computer) 2 Connecteur EXTERNAL BARCODE 3 Connecteur USB_CLIENT 4 Connecteur USB_HOST 1 2 fig Détail Boîtier Alimentation Légende fig Détail Boîtier Alimentation 1 Interrupteur I [ON] / O [OFF] 2 Prise Filtrée avec logement Porte-fusibiles 13
14 1.2.1 Modèles Ves-Matic Cube 200 Actuellement, l appareil Ves-Matic Cube 200 est produit en trois modèles différents, qui en permettent la compatibilité avec le type de rack du compteur de globules existant dans le laboratoire. Les modèles disponibles sont les suivants: Ves-Matic Cube 200 prédisposé pour un compteur de globules SYSMEX Ves-Matic Cube 200 prédisposé pour un compteur de globules ADVIA BAYER Ves-Matic Cube 200 prédisposé pour un compteur de globules BECKMAN COULTER Ves- Matic Cube 200 Modèle pour compteur de globules SYSMEX [Code 10370/S] : Ce modèle est prédisposé pour un Rack Modèle SYSMEX : ces racks sont de couleur blanche à 10 positions avec une chemise (indiquée par la flèche). Rack Sysmex Porte Rack Sysmex Ves-Matic Cube 200 Modèle pour Compteur de globules Advia Bayer [10370/A] : Ce modèle est prédisposé pour un Rack Modèle ADVIA BAYER : ces racks sont de couleur grise à 10 positions. Rack Advia Bayer Porte Rack Advia Ves-Matic Cube 200 Modèle pour Compteur de globules BECKMAN COULTER [10370/BC] : Ce modèle est prédisposé pour un Rack Modèle BECKMAN COULTER : ces racks sont de couleur noire, à 12 positions. Rack Beckman Coulter Porte rack Beckman Coulter 14
15 1.2.2 Compatibilité avec les éprouvettes utilisées pour l examen hemochromocytométrique VACUETTE VACUTAINER (BD) RUBBER SARSTEDT (GREINER BIO-ONE) [RUBBER CAP, BD, (Voir Note!) TERUMO] Dimensions (mm) Modèle fig Tous les modèles de Ves-Matic Cube 200 produits sont configurés pour utiliser les mêmes éprouvettes provenant du compteur de globules existant dans le laboratoire. On rappelle toutefois qu il n est pas possible d utiliser en même temps deux types d éprouvettes différents, dont les dimensions, et notamment la hauteur, conditionnent le mouvement de quelques parties mécaniques de l appareil. Les éprouvettes compatibles sont celles décrites dans la figure Les modèles d éprouvettes décrits dans la figure sont assez différents entre eux en hauteur, et la forme et la taille du bouchon aussi. La hauteur de l éprouvette conditionne le réglage et le mouvement de groupes de parties mécaniques internes, il est donc fondamental, au moment de l installation, d établir dans le menu de Service le modèle d éprouvette utilisé ; cette intervention sur le logiciel de configuration n est permise qu aux Techniciens Autorisés par DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. Il est formellement interdit d utiliser en même temps, avec le même appareil, des modèles d éprouvettes différents. 15
16 En cas de typologie d éprouvette non envisagée dans les exemples ci-dessus, vous pouvez demander la programmation de l appareil pour le rendre compatible avec la typologie d éprouvette souhaitée ; cette intervention doit être effectuée uniquement par un technicien spécialisé et agréé par DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. L utilisation d éprouvettes de type Sarstedt nécessite des modifications mécaniques de certaines composantes de l appareil: groupe expulseur et tube du dispositif d introduction (où il faut ajouter une glissière enclenchable) ; il faut aussi utiliser de nouveaux maillons spécifiques de la chaîne analytique (pour toute précision, s adresser à un technicien spécialisé et agréé DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.) 16
17 1.3 MATERIEL FOURNI AVEC L APPAREIL Le Ves-Matic Cube 200 est fourni avec le matériel suivant : 1 Manuel de mode d emploi ANGLAIS (sur papier) [Ref : R ] 1 CD Ves-Matic Cube 200 Manuel de mode d emploi Multilingue [Ref : R ] 2 Racks Porte-échantillons [Ref : R ] 2 Extensions Introduction Rack [Ref : R ] 2 Poignées de soulèvement [Ref : R ] 2 Clés Microswitch V.2 [Ref : R ] 1 Rouleau de papier thermique H.mm L=57 D=50 [Ref : R ] 2 Fusibles 5A Retardé 5x20mm UL [Ref : R ] 1 Câble d alimentation 3x0.75 L=2m SCHUKO 90 -C13 [Ref : R ] 1 Câble d alimentation SVT PRISE USA/PRISE VDE 2MT UL [Ref : R ] 1 Lecteur Barcode Z-3080+Câble CAB50607-R9 [Ref : R ] 1 Packing list 1 Guide d installation 1 Warranty Card 1 Final Inspection report En fonction du modèle produit sont fournis les accessoires suivants : Avec Ves-Matic Cube 200 modèle 10370/S, pour le compteur de globules SYSMEX 1 Porte-Rack Sysmex (avec Modèle CODE 10370/S) [Ref : R ] 1 Guide à la Programmation ALPHA-60M [ZEBEX] [Ref : R ] Avec Ves-Matic Cube 200 modèle 10370/A pour le compteur de globules ADVIA BAYER 1 Porte-Rack Bayer (avec Modèle CODE 10370/A) [Ref : R ] 1 Guide à la Programmation ALPHA-60M [ZEBEX] [Ref : R ] Avec Ves-Matic Cube 200 modèle 10370/A pour le compteur de globules BECKMAN COULTER 1 Porte-Rack BeckC (avec Modèle CODE BC) [Ref : R ] 1 DS [DATALOGIC] CD USUER MANUEL [Ref : R ] Rack Porte-échantillons Clés Microswitch V.2 Lecteur Barcode Z-3080+Câble CAB50607 Fusibles 5A Retardé 5x20 mm UL 17
18 Câble d Alimentation 3x0.75 L=2m SCHUKO 90 - C13 Extension Introduction Rack Rouleau papier thermique H.mm L=57 D=50 Câble d Alimentation SVT PRISE USA/PRISE VDE 2MT UL Consommables pouvant être achetés pour l utilisation de l appareil Eprouv Check-Device Transpondeur RF pour VES-MATIC CUBE 200 (1000 tests) [Ref : 10292] Eprouv Check-Device Transpondeur RF 5K pour VES-MATIC CUBE 200 (5000 tests) [Ref: 10291] Eprouv Check-Device Transpondeur RF 10K pour VES-MATIC CUBE 200 (10000 tests) [Ref: 10290] ESR Control 9ml (2 Bottles normal + 2 Bottles Abnormal) [Ref : 10430] ESR Control 9ml (1 Bottle normal + 1 Bottle Abnormal) [Ref : 10434] Papier thermique pour imprimante (1 pcs) [Ref : 10403] Les conditions requises de sécurité et de performance de l appareil ne sont plus garanties dans le cas où serait utilisé, pour alimenter l appareil, un modèle de câble différent de celui qui est fourni avec, compatible avec la tension du réseau du Pays d installation. Les conditions requises de sécurité et de performance de l appareil ne sont plus garanties dans le cas où l appareil serait utilisé avec du matériel différent de celui qui est fourni et indiqué ci-après : lecteur barcode externe, rack porte-échantillons moulé, extension introduction rack, fusibles retardés 5A (5x20 mm) UL, guide de programmation du barcode reader interne, porte-rack compatibles avec le modèle Ves-Matic Cube 200 fourni. 18
19 1.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES Alimentation Europe : ; Usa/Canada : Puissance Electrique Absorbée 265VA Fusibles 2 x 5,0 A Retardé (5 x 20 mm) UL Dimensions 650 x 680 x 690 mm ( l x h x p ) Poids Température ambiante Humidité relative autorisée Unité Centrale Ecran 70 Kg En état de marche de +15 à +35 C Entrepôt de + 5 C à + 45 C De 20 à 80% sans condensation Micro-processeur Intel XScale PXA MB; FLASH 64MB SDRAM TFT 800x 600 couleurs avec Touch Screen Unité de contrôle périphériques Fiches à micro-processeur sur Bus propriétaire Section analytique interne Step avancement chaîne Chaîne à 89 positions pour les éprouvettes 19 secondes dans le cycle d analyses Section introduction échantillons chariots pour accueil et transport des Racks typiques pour Hématologie Section collecte échantillons analysés Rack Porte-échantillons à 8x14 positions pour l archivage des éprouvettes traitées Groupes optiques Imprimante Interfaces Catégorie de Protection Standards de Sécurité EMC Catégorie d Installation Deux couples d éléments opto-électroniques (Led & Détecteur Analogique). Alfpha-numérique à papier thermique large de 58 mm, 36 caractères par ligne, vitesse 20 mm/sec. 2 x RS232C, 2 USB Host, 1 USB Client, 1 Slot Compact Flash CLASSE I CEI EN (Ed ); CAN/CSA-C22.2 Nr (Ed ); UL (Ed ) CEI EN (Ed ) II 19
20 1.5 SCHEMA PAR BLOCS LEGENDE : 1- Tablet PC (avec Ecran et clavier) 2- Imprimante 3- Interface Liaisons externes 4- Interface Sérielle 232/ Fiche de Relevé Rack 6- Lecteur Barcode Interne 7- Dispositif de transfert Avant 8- Dispositif de transfert Arrière 9- Extracteur Eprouvette (seulement Mod.AB et BC) 10- Translateur Droit 11- Translateur Gauche (Les schémas détaillés sont contenus dans le Manuel d Assistance) Fig.1-5 Schéma par blocs Ves-Matic Cube Groupe Pince 13- Introducteur Automatique d éprouvettes 14- Alimentateur 15- Groupe Moteur de la chaîne 16- Groupe Agitation 17- Groupe Lecture Groupe Lecture Groupe Expulseur 20- Dispositif de transfert éprouvette 21- Entraîneur Rack Porte-échantillons 20
21 1.6 DESCRIPTION TECHNIQUE DE L APPAREIL Le Groupe Porte est constitué de : TABLET PC - UNITE CENTRALE Il contient le Logiciel d application qui contrôle, gère et reçoit les données, par voie sérielle, en provenance des fiches périphériques à micro-processeur où résident les EEPROM dans lesquelles sont mis en mémoire tous les paramètres de l appareil. Il est pourvu de : UN ECRAN Il permet l affichage et l interaction (au moyen d un écran tactile) avec toutes les fonctions du logiciel. fig. 2.1 UN CLAVIER Les fonctions du clavier sont effectuées aussi bien par le système à écran tactile (fig.2.1), qui permet l interaction avec toutes les fonctions du logiciel de contrôle, que par les 7 boutons (fig.2.2) situés sur le cadre du Tablet PC : 1 2 Description des commandes des boutons : et 6 non actifs 2 le pointeur bouge vers le haut 3 le pointeur bouge vers la droite 4 le pointeur bouge vers le bas 5 le pointeur bouge vers la gauche 7 envoi ( enter ) Fig
22 UN SIGNALISATEUR ACOUSTIQUE Il a le rôle de rappeler l attention de l opérateur pendant des phases particulières d exécution du cycle de travail : au moment de l allumage, il émet un signal particulier d allumage effectué, à chaque pression sur les boutons du clavier il émet un beep caractéristique, en outre pour signaler un problème il émet un signal d alarme particulier. UNE IMPRIMANTE Elle imprime les informations concernant les éprouvettes traitées (code barres, résultat VES) contenues dans le rack porte-échantillons et les données utiles concernant le cycle de travail (date, heure, température). Pour une description détaillée, voir le paragraphe 3.4. UN GROUPE DE MANUTENTION DES RACKS Les racks typiques pour l Hématologie sont introduits sur la partie avant de l appareil dans les logements prévus à cet effet ( chariots au total, 9 chariots accessibles à l opérateur) pour le transport. Au moyen du mouvement combiné de 2 dispositifs de transfert et de 2 translateurs, les racks sont tournés dans le sens contraire des aiguilles d une montre à l intérieur du module pour être transférés à l emplacement d acquisition de codes barres et ensuite à l emplacement de prélèvement d éprouvette du préparateur. UN GROUPE DE RELEVE DE LA PRESENCE D UN RACK Un système de leds permet à l opérateur de savoir quels sont les racks à enlever (led verte) et lesquels au contraire sont encore à traiter (led rouge) permettant un chargement random et en continu de l appareil. UN GROUPE DE LECTURE BARCODE Le groupe effectue la lecture du code barres de chaque échantillon de sorte que l appareil puisse opérer une Host Query afin de repérer les éprouvettes qui doivent être traitées pour la VES et doivent être introduites dans la chaîne porte-éprouvette sous-jacente. Les échantillons pour lesquels la VES n est pas demandée sont par contre laissés dans le rack et puis sont enlevés en même temps que ce dernier. UN GROUPE PINCE Ce groupe, assisté de 2 moteurs servant à la manutention verticale et horizontale de la pince, cette unité veille à prélever l éprouvette du rack pour hématologie et à transférer cette dernière dans le tube de l introducteur. UN GROUPE D INTRODUCTION Unité de liaison entre le module de préparation et le module d analyse, il sert à guider l éprouvette à traiter dans le maillon de la chaîne sous-jacente. 22
23 Module Analyses constitué par : UN GROUPE ALIMENTATEUR Composé principalement par 3 alimentateurs switching, il fournit les tensions d alimentation aux divers modules selon un critère de répartition de la charge. UNE CHAINE PORTE-EPROUVETTES La chaîne porte-éprouvettes est composée de 89 maillons où sont introduits les échantillons ; à l aide de deux roues de traction, la chaîne tourne dans le sens de la montre à l intérieur du module analyses, transférant les échantillons au groupe d agitation et ensuite aux groupes de lecture. La vitesse de manutention de la chaîne est établie afin de permettre aux échantillons de sédimenter pendant un délai de 20 minutes avant que soit effectuée la dernière lecture. UN GROUPE D AGITATION Unité chargée d effectuer l inclinaison et la rotation de 120 de la chaîne porte-éprouvettes pour un tronçon de 5 éprouvettes, afin de garantir la suspension homogène des globules rouges. UN GROUPE DE LECTURE 1 & 2 Sur chaque groupe, un moteur veille au soulèvement du groupe de lecture qui, grâce à un détecteur optique, vérifie que l échantillon contenu dans l éprouvette soit bien approprié et en relève le niveau de sédimentation. UN DETECTEUR DE TEMPERATURE Il mesure la température interne de l appareil et est situé à l intérieur du module analyses. La valeur de la température relevée est indiquée dans la fenêtre température présente sur l écran. UN GROUPE EXPULSEUR Il permet l expulsion de l éprouvette de la chaîne d analyses du module analyses et le transfert au rack porte-échantillons existant dans le module de classement. 23
24 Le Module de Classement : Au terme de la procédure d analyse, le groupe expulseur sert à enlever l éprouvette du maillon, en la poussant vers le haut, et à l introduire dans le tube du groupe de transfert de l éprouvette convenablement placé au-dessus de la chaîne. Le «Module de Classement» est constitué par : UN GROUPE DE TRANSFERT DE L EPROUVETTE Unité chargée de prélever l éprouvette analysée à l intérieur du module analyse et du placement de cette dernière dans le rack porte-échantillons à 112 positions disponibles. UN GROUPE D ENTRAINEMENT DU RACK Ce groupe bouge, à l aide de courroies situées sur la base, le rack porte-échantillons le long du module pour permettre au groupe de transfert de l éprouvette d occuper toutes les positions du rack. Les racks de classement expulsés par l appareil peuvent être gardés au réfrigérateur. Les racks de classement expulsés de l appareil peuvent être conservés au réfrigérateur. En cas de recherche d un échantillon particulier, le Ves-Matic Cube 200 fournit le code de ce dernier avec les coordonnées de l échantillons dans le rack porte-échantillons qui, à son tour, est identifié par un code spécial. 24
25 1.7 INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT L appareil Ves-Matic Cube 200, pour un bon fonctionnement, dépend d une tension de réseau et par conséquent, selon la DIRECTIVE EUROPEENNE 2002/96/CE du 27 janvier 2003 et modifications suivantes du Parlement Européen, est classé comme Appareillage Electrique-Electronique. [D.L.25/07/2005 n 151(Italie)] C est pourquoi : Il est formellement interdit de jeter l appareil dans les ordures solides ménagères sous peine de se voir infliger des sanctions conformément à la loi. Au terme du cycle de vie, il est obligatoire d effectuer une collecte séparée du produit : contacter le producteur ou le distributeur pour la mise au rebut ou redonner l appareil. Pour le Marché USA C est pourquoi : Au terme du cycle de vie il est obligatoire d effectuer une collecte séparée du produit : contacter le producteur ou le distributeur pour la mise au rebut ou redonner l appareil. 25
26 2 CHAPITRE PREPARATION ET CONTROLE AVANT L INSTALLATION 2.2 MISE EN PLACE 2.3 LIMITATIONS ET PRECAUTIONS L INSTALLATION doit être effectuée par un Technicien Installateur Agréé Diesse Diagnostica Senese S.p.A. comme il devra en résulter sur le Rapport d installation. Se rapporter à l Installation Check guide. La MISE HORS SERVICE et l EXPEDITION doivent être effectuées par un Technicien Agréé Diesse Diagnostica Senese S.p.A. 2.1 PREPARATION ET CONTROLES AVANT L INSTALLATION Pour la sécurité de l appareil et de l opérateur, il faut garantir les conditions suivantes : Le réseau d alimentation (catégorie d installation II), doit être compatible avec les spécifications de tension et de courant indiquées sur l étiquette de la matricule placée à l arrière de l appareil ; il convient de vérifier périodiquement l efficacité de l installation électrique des locaux. Le réseau et les prises doivent être pourvus d une liaison efficace à la terre, conformément aux normes en vigueur en matière d installations électriques. Avant d effectuer des liaisons à des appareils externes (host, PC, Lecteur Barcode), qu il faut toujours faire avec l appareil éteint, il faut vérifier la compatibilité (on renvoie aux manuels de mode d emploi correspondants) avec les spécifications indiquées au chapitre 7 et vérifier qu il existe une continuité dans la liaison de terre entre eux. La liaison avec un PC externe est possible si ce dernier est pourvu d un logiciel spécifique (Microsoft Activesink ). L opérateur doit être formé de façon qu il connaisse les procédures, les interdictions et les précautions d usage indiquées dans ce manuel en plus de celles qui concernent la sécurité sur le poste de travail. Le matériel pour la sécurité de l opérateur (gants, conteneurs pour la mise au rebut du matériel consommable utilisé, solutions détergentes pour le nettoyage de l appareil, voir paragraphe 5.2.) doit être toujours disponible. La mise en place de l appareil doit respecter les dispositions indiquées au paragraphe 2.2. IL EST FORMELLEMENT INTERDIT d enlever ou de modifier les dispositifs de sécurité et de protection de l appareil. 26
27 2.2 MISE EN PLACE Le laboratoire d analyses est le milieu de travail prévu pour cet appareil. Pour des besoins normaux de sécurité et vu la typologie d examen qu il effectue, l appareil doit être placé loin des sources de chaleur, dans des endroits ne pouvant être atteints par des liquides, dans des milieux dépourvus de poussières, sur des tables parfaitement horizontales et non soumises à des secousses ou à des vibrations. Le Vest-Matic Cube 200 a été déclaré conforme aux directives concernant les émissions électromagnétiques. Toutefois, il est conseillé de placer le Ves-Matic Cube 200 loin de possibles générateurs d Ondes Electro-magnétiques (ex. Réfrigérateurs, centrifuges de laboratoires) et d appareillage dépourvu de l estampillage CE, car cela pourrait interférer occasionnellement sur le bon fonctionnement de l appareil. On conseille d utiliser une table, avec une porte convenant au poids de l appareil, d une hauteur ne dépassant pas 80 cm, de sorte à garantir à l opérateur une position ergonomiquement correcte pendant l introduction des commandes sur le Tablet Pc et l introduction des racks porte-échantillons dans le module de préparation. 40 cm 40 cm fig vue de face avec extensions introduction du rack Il convient de prévoir sur les côtés de l appareil deux surfaces de 40 cm de largeur pour introduire et enlever correctement le rack porte-échantillons (Rack Porte-échantillons moulé) dans le module de classement (fig , fig et fig.2.2.3). De plus, afin de pouvoir accéder aux connecteurs placés à l arrière de l appareil, surtout, pour pourvoir agir en temps utile en cas de ranger sur l interrupteur et sur le câble d alimentation, il faut maintenir, sur le côté arrière de l appareil, la distance de sécurité de la cloison d au moins 20 cm. Pour la même raison il est formellement interdit de poser tout matériel que ce soit sur l appareil. 27
28 fig côté gauche du Ves Matic Cube 200 (Rack porte-échantillons à la sortie) fig côté droit du Ves Matic Cube 200 (Rack porte-échantillons à l entrée) Choisir une position près d une prise électrique libre de dérangements et sauts de tension. Ne jamais déplacer l appareil pendant qu il marche. Si cette opération était absolument obligatoire, avant d utiliser l appareil, revérifier les conditions énumérées dans ce paragraphe. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l appareil pour une période de temps déterminée, il convient de le débrancher du réseau d alimentation et de le protéger de la poussière. Pour déplacer l appareil, il faut toujours appliquer les poignées fournies avec ce dernier, comme il est montré par la séquence (fig.2.2.4, a, b, c) fig a fig b fig c 28
29 Pendant la manutention de l appareil, éviter de le heurter et de trop l incliner, car cela pourrait endommager l appareil. 1. S assurer que l'interrupteur d alimentation soit bien dans la position ETEINT «0» avant de continuer. 2. Effectuer les branchements avec les appareils externes (voir paragraphe 2.1). 3. Monter les extensions d introduction du rack comme le montre la séquence de photos. 4. Avant de brancher l appareil à l alimentation du réseau, s assurer que la tension du réseau soit compatible avec ce qui est indiqué sur l étiquette de matricule de l appareil. 5. Brancher la prise du câble d alimentation (utiliser le câble d alimentation fourni avec l appareil) à la prise qui se trouve à la droite de l interrupteur d alimentation générale (comme le montre la fig et la fig ). Brancher la prise du câble d alimentation au réseau. Figure Allumer l appareil, en commutant l interrupteur d alimentation, situé à gauche du câble d alimentation à l arrière de l appareil, sur la position «I» (fig ) 6. Au démarrage du programme d application, s assurer que l appareil soit bien configuré pour traiter les éprouvettes utilisées par le laboratoire, (la configuration rack/éprouvette, rack/tube, apparaît à l allumage de l appareil, voir paragraphe et fig. 3.2.a), autrement s adresser à l Assistance Technique pour le régler correctement en accédant aux paramétrages à partir du menu de Service. 7. Pour effectuer un cycle d essai et ensuite un cycle d analyses, consulter le chapitre 4 de ce manuel. Après une longue période d inutilisation de l appareil, il est conseillé de contacter l assistance technique pour contrôler le bon fonctionnement. 8. Cycle d essai : Introduire un rack d éprouvettes, avec les étiquettes appliquées et démarrer la procédure d analyse. Vérifier que l appareil exécute le «reset» initial de façon correcte, que la procédure se termine correctement sans interruptions, que les codes barres appliquées aux éprouvettes traitées aient bien été acquis par l appareil (l impression concernant le cycle d analyse exécuté facilite cette opération de contrôle). 29
30 2.3 LIMITATIONS ET PRECAUTIONS D USAGE EN CAS D INCENDIE OU DE DANGER EN GENERAL, ETEINDRE L APPAREIL ET DEBRANCHER LE CABLE D ALIMENTATION DEBRANCHER la machine du réseau d alimentation, avant toute intervention technique ou en cas de mauvais fonctionnement de l appareil. Il est formellement interdit d OPERER sur la partie du bas de la machine tandis qu il y a des parties en mouvement (il n est permis que de taper les commandes sur l écran tactile et/ou d introduire et enlever les racks de la partie du haut). Limitations concernant le Chek device (consommables pouvant être achetés pour l utilisation de l appareil) : l appareil est pourvu d éprouvettes spéciales VES Check Device Transponder RF (voir paragraphe 1.3) destinées à recharger le compteur de tests («Check Device») de l appareil ; elles sont introduites comme une éprouvette normale dans le rack porte-échantillons : la recharge du compteur de tests a lieu automatiquement et l éprouvette «Check Device Transponder RF» vide est enlevée de l appareil comme un quelconque échantillon (voir paragraphe 3.3.). En utilisant d autres types de matériels, les prestations de l appareil peuvent être sérieusement compromises. Diesse S.p.A décline toute responsabilité sur les prestations de l appareil si sont utilisés des matériels différents de ceux indiqués dans ce manuel. Toutes les éprouvettes Check Device fournies sont mono-usage et ne peuvent être réutilisées. Toutes les éprouvettes Check Device sont des dispositifs électroniques et quand elles sont vides, elles doivent être jetées conformément aux lois en vigueur. Du matériel potentiellement infecté est traité. Quand on utilise le Ves-Matic Cube 200 il faut adopter toutes les précautions concernant le risque biologique. Le consommable doit être jeté conformément aux directives de laboratoire et aux lois en vigueur. Respecter les mesures de sécurité individuelle et collective prévues pour l opérateur et appropriées aux locaux de travail. Respecter les DIRECTIVES en matière de sécurité et conformes aux normes législatives en vigueur. 30
31 3 CHAPITRE ALLUMAGE DE L APPAREIL 3.2 DESCRIPTION DU LOGICIEL : MENU PRINCIPAL o Description des commandes et des informations en mode Vue Mod. Analyses o Procédure décharg. du rack o Procédure décharg. échantillons. o Procédure décharg. porte-échantillons o Description des commandes et des informations en mode Vue Mod. de Préparation. o Codes couleur rack en «Vue Mod. Préparat.» o Codes couleur positions internes rack (échantillons) en mode «Vue Mod. Préparat.» o Description des commandes et des informations en mode Vue Données. o Fonction de Recherche MENU ARCHIVES o Description des commandes et des informations en mode Archives Historiques o Description des commandes et des informations en mode Archives Pending o Description des commandes et des informations en mode Archives Quality Check MENU DES PARAMÉTRAGES o Langue o Paramétrages du Contrôle de la Qualité o Set Date/Time o Température (paramétrage de la correction) 3.3 CHECK DEVICE 3.4 LECTURE GUIDEE DE LA PAGE IMPRIMEE DES RESULTATS 3.1 ALLUMAGE DE L APPAREIL Allumage Après avoir vérifié l installation de l appareil comme l indique le chapitre 2, s assurer que la portière soit bien fermée et commuter l interrupteur d alimentation, situé à la gauche du câble d alimentation sur l arrière de l appareil, sur la position allumé «I» (fig. 2.5). Démarrage du Système Après l allumage, en appuyant sur la touche Marche, l appareil exécute un Check initial ( Reset ). Cette opération est indispensable et permet de vérifier le bon fonctionnement de toutes les unités internes et contrôler que les parties sujettes au mouvement soient bien dans la bonne position. Au démarrage du système, pendant les contrôles initiaux, il apparaît sur l écran la Version Logiciel installée sur l appareil et ensuite l indication RESET EN COURS. 31
32 3.2 DESCRIPTION DU LOGICIEL Menu principal Ainsi se présente l affichage du menu principal. Au démarrage de l appareil, pendant environ 3 secondes, s affiche la configuration sur le type d éprouvette et de rack (dans l ex.rack/tube Selection se trouvent un Rack SYSMEX et une éprouvette VACUTAINER BD). La touche Back permet de retourner à l écran principal et la touche Confirm de confirmer l association choisie, qui peut être sélectionnée en attendant 3 secondes et sans appuyer sur aucune touche) (fig. 3.2 a) fig. 3.2.a Grâce au Menu Principal (fig.3.2.b), en utilisant les touches de fonction, on peut : Démarrer l analyse avec le Ves-Matic Cube 200 Accéder au menu de service Modifier le mode d affichage (ex. «Vue Mod. Analyse», «Vue Mod. Prépar.», «Vue Données») Décharger les éventuels échantillons restés dans la chaîne d analyse du module analyses Décharger les racks de classement Décharger les racks de chargement, s il y en a, du Module de Préparation Accéder aux données en archive de l appareil 32
33 Tableau vidéo Vue analyses Vue chargement Vue donnée Arrêt Alarme Extr. rack Extr. échant. Extraction trieur Trieur ID Trieur Positions Restantes Check Device Temps restant à l acuquisition du résultat suivant 27,5 C- 87,5 F Température Chercher Paramétrages Logiciel Release Date/Heure Marche Arrêt Compteur du nombre total d échantillons transférés du module de préparation au module d analyse fig.3.2.b Archives Barre Informations Description des commandes et des informations communes aux trois modes Marche : démarre le cycle d analyses La commande Marche permet d initialiser l appareil pour les procédures d analyses. Après avoir sélectionné Marche, un Reset de l appareil est effectué au terme duquel il sera possible d introduire les échantillons, procéder au cycle d analyses. Arrêt : interrompt l activité de l appareil. La commande Arrêt permet d interrompre les procédures d analyses de l appareil et permet de sauvegarder toutes les données des échantillons analysés ; en effet, au terme de la routine journalière normale, et avant d éteindre l appareil, il est conseillé de presser sur la touche Arrêt pour permettre d enlever éventuellement les échantillons encore présents dans le module de Classement. Si on presse sur la touche Arrêt pendant les procédures d analyses, il apparaît automatiquement sur l écran une demande de confirmation de Arrêt avec le message suivant : Arrêt analyses : êtes-vous sûr? NON OUI (fig.3.2 c). Ceci évite à l utilisateur des interruptions involontaires du cycle d analyses. 33
34 Arrêt analyses : Etes-vous sûrs? NON OUI 12:10 fig.3.2.c Temps d'arrêt restant 0:00 Temps d arrêt dépassé. Analyses annulées fig.3.2.d 34
35 La confirmation de la touche OUI active automatiquement un compteur du Temps d'arrêt restant (compte-secondes décroissant, d une durée de 90 secondes), ce délai maximum d interruption permet à l opérateur d intervenir rapidement sans changer la sédimentation. Le délai passé en Arrêt apparaît dans la fenêtre Résultat suivant qui est enregistrée sous Temps d'arrêt restan. Au terme de l intervention, qui doit durer moins de 90 secondes, il suffit de presser sur la touche Marche et l appareil reprend son activité d analyse. Si le cycle d analyse est «redémarré» dans les 90 secondes, l appareil reprend l analyse des échantillons présents dans la chaîne d analyse et complète la lecture des VES respectives) Les données relatives aux éprouvettes présentes dans la chaîne d analyse pendant le «Temps d'arrêt restant» ne sont pas perdues et l association du code barre de chaque échantillon à la position correspondante dans la chaîne d analyse est gardée de sorte à garantir une bonne correspondance entre les données de l échantillon (notamment l association ID/résultat). Si le cycle d analyse n a pas redémarré dans les 90 secondes, la séance d analyses est annulée et, après la pression de la touche Marche, les échantillons présents dans la chaîne ne sont pas expulsés, mais sont dirigés vers un nouveau cycle d analyses (agitation, première lecture, sédimentation, deuxième lecture, expulsion) sans que cela entraîne un décrément du check device. Sur la barre des informations apparaît le message Temps d'arrêt dépassé. Analyses annulées qui disparaît au Reset suivant (fig. 3.2.d). Archives : permet l accès au database de l appareil. Paramétrages: permet l accès au menu de configuration de l appareil (voir Paragraphe Menu PARAMÉTRAGES). Chercher : permet la recherche d un échantillon à l intérieur de l appareil. Vue Analyses : permet l affichage graphique des processus internes au Ves-Matic Cube 200 concernant le module d analyses. Vue Chargement : permet l affichage graphique des processus dans la partie supérieure du Ves-Matic Cube 200 concernant le module de chargement des racks (module de préparation) provenant du compteur de globules. Vue Données : permet l affichage des données des échantillons présents dans le cycle d analyses. Arrêt Alarme : désactive les alarmes sonores de l appareil. Trieur ID : indique le numéro d identification (code barres) du Rack porte-échantillons utilisé. Trieur positions libres: indique combien de positions sont encore disponibles dans le porteéchantillons. Check Device : indique le nombre de tests que peut encore exécuter l appareil. La couleur verte de la fenêtre indique que plus de 1000 tests sont disponibles, la couleur orange indique qu il y a entre 500 et 1000 tests disponibles, le jaune qu il en reste de 500 à 0 tests, tandis que le rouge indique qu il n y a plus de tests disponibles. Ceci détermine le blocage automatique du transfert des échantillons du module préparateur au module analyses. Les échantillons déjà présents dans le module analyses sont de toute façon lus et les résultats relatifs de la VES sont affichés. Avec le compte-test à 0, l appareil est bloqué, donc pour effectuer d autres tests, il faut recharger le Check Device (voir paragraphe 3.3). Temps d arrêt restant : indique le délai d attente pour le résultat d analyses suivant. Température : indique la température interne de l appareil en C et en F. 35
36 Barre informations: affiche des informations importantes, comme par ex. le code erreur (voir le tableau au paragraphe 6.1 Troubleshooting ). Compteur du nombre total d échantillons transférés par le module de préparation au module d analyses: il indique le nombre total d échantillons transférés du module de préparation au module d analyse. Pour afficher le nombre total de tests exécutés par l appareil au cours de sa «vie», il faut contacter un technicien autorisé par DIESSE Diagnostica Senese s.p.a. Fenêtre OUVERT/FERME: (OUVERT avec fond rouge ; FERME avec fond vert) indique l état du détecteur présent sur le couvercle du Module de Préparation. Pour permettre le déroulement normal du cycle d analyses, lorsque le couvercle est fermé, cette fenêtre doit présenter la mention «fermé». Date /heure : indique date et heure. SW X.XX : indique la version du Logiciel installée sur l appareil. En plus des commandes et des informations communes décrites dans le paragraphe précédent, il est possible de voir sur l écran une animation on line du status des éprouvettes, en termes de position concernant les divers composants de l appareil ; cette caractéristique peut se constater aussi grâce à la différente coloration de l échantillon, comme il est expliqué dans le tableau vidéo ci-dessous. = new (nouvel échantillon à analyser) = mixed (échantillon en train d être mélangé) = sedimentation (échantillon en sédimentation) = completed (échantillon analysé avec succès) Tableau video Extraction Rack : permet de déplacer les racks de la zone arrière du module de préparation à la zone avant pour en permettre le déchargement. En effet, à chaque pression de la touche de déchargement rack, le rack subit une translation d une position, presser plusieurs fois sur la touche déchargement du rack jusqu à l obtention de la position souhaitée. Extraction Echantillons : après le balayage sur la chaîne porte-échantillons permet de décharger automatiquement tous ceux qui ont été relevés. La procédure est utile par ex. en cas d interruption forcée du cycle d analyse. Extraction trieur : permet l expulsion du rack porte-échantillons. = Low/High/Error (échantillon pour lequel s est produit un problème : niveau de sang insuffisant, excessif ou une erreur ; pour plus de détails, voir par. 3.4) une erreur Procédure Extraction du Rack La procédure de Extraction du rack, permet de récupérer des racks présents dans la partie arrière de la zone de chargement; par exemple pour récupérer un échantillon urgent ou pour une interruption forcée du cycle d analyse. SEQUENCE DES OPERATIONS 1 L appareil doit être en Arrêt 36
37 2 Presser plusieurs fois sur la touche Extaction RACK tant que le rack à enlever n est pas placé dans la zone avant de l espace de chargement (module de préparation) 3 Enlever le rack et répéter les phases 1 et 2 selon les besoins. Procédure Extraction des Echantillons La procédure Extraction échantillons, permet de récupérer toutes les éprouvettes présentes dans la zone d analyse de l appareil ; pour récupérer un échantillon urgent ou à cause d une interruption forcée du cycle d analyse. SEQUENCE DES OPERATIONS EN CAS D INTERRUPTION FORCEE DU CYCLE D ANALYSES 1 Presser sur la touche MARCHE 2 A la fin du reset introduire un rack porte-échantillons dans la zone dédiée (fig ) 3 Presser sur la touche ARRĚT 4 Presser sur la touche EXTRACTION ECHANT. et attendre la fin de la procédure. EN CAS DE EXTRACTION D ECHANTILLONS SANS COUPURE DE COURANT, SUIVRE LA PROCEDURE A PARTIR DU POINT 3 (introduire un rack porte-échantillons si besoin est). Procédure Extraction Trieur. La procédure Extraction Trieur, permet de récupérer automatiquement toutes les éprouvettes présentes dans la zone de rangement de l appareil (rack porte-échantillons); ceci par exemple pour récupérer un échantillon urgent ou en raison d un blocage de l appareil dû à une interruption forcée du cycle d analyse. SEQUENCE DES OPERATIONS EN CAS D INTERRUPTION FORCEE DU CYCLE D ANALYSE 1 Presser sur la touche ARRĚT 2 Presser sur la touche Extraction ECHANT. et attendre la fin de la procédure. Description des commandes et des informations en mode Vue Mod. de Préparat. fig. 3.2 e 37
38 En plus des touches décrites dans le paragraphe précédent, il est possible de voir une animation on line du chargement et du chargement des racks dans le module de préparation (fig. 3.2 e). Codes couleur Rack en Vue Mod. de préparat. GRIS : Position vide. JAUNE : Nouveau Rack avant la lecture du code barre des éprouvettes. ROUGE : Rack en attente d être traité après la lecture du code barre des éprouvettes. VERT : Rack déjà traité et donc à enlever. ATTENTION! Dans le module de préparation à la hauteur de chaque porte-rack, il y a une led ; si elle apparaît verte, elle indique la position libre (fig. 4.1.a) ou un rack traité, si elle apparaît rouge (fig.4.1.e) elle indique un rack à traiter (et donc à ne pas enlever). ATTENTION! L introduction du nouveau rack contenant les échantillons à traiter doit suivre ce qui est indiqué sur l étiquette jaune placée sur la partie avant gauche du module de préparation (voir figure 3.2. bis). Fig bis: introduire entièrement le rack dans son porte-rack. Les codes barre des éprouvettes, une fois le rack introduit, doivent être visibles sur le côté gauche en position d arrêt. Avant d introduire ou d enlever un rack, attendre l allumage d au moins une led ; cette condition inique que les porte-rack sont en position d arrêt. Fig bis 38
39 Codes couleur positions internes du Rack en Vue Mod. de Préparat. BLANC : position vide. VERT : éprouvette dans l attente d être traitée après la lecture du code barres et autorisation par l Host Computer. GRIS : éprouvette à ne pas traiter, après la lecture du code barres suite à la non autorisation par l Host Computer. VERT + GRIS : éprouvette en attente d être traitée par autorisation de l Host Computer, mais avec code barres absent ou illisible. ROUGE : éprouvette qui devait être traitée, mais qui ne l a pas été suite à des problèmes mécaniques. ROSE : éprouvette ChecK Device (voir paragraphe 3.3). TURQUOISE : éprouvette repérée dans le rack suite à la procédure de recherche de l échantillon. Description des commandes et des informations en mode Vue Données Page suivante fig 3.2.f Page suivante : permet d afficher les pages suivantes. En plus des touches décrites dans le paragraphe précédent, il est possible d avoir des informations sur les échantillons en cours d analyses. En effet, dans la fenêtre, sont indiquées (fig. 3.2.f) : POS : position de l échantillon dans la chaîne. 39
40 ID : code d identification de l échantillon. READ1 : lecture n 1 correspondant au niveau de toute la colonne de sang après l agitation, cette donnée ne peut être affichée qu après avoir tapé le code d accès spécial (L accès à ces informations n est permis qu au personnel autorisé par DIESSE Diagnostica Senese S.p.a.) READ2 : lecture n 2 correspondant au niveau de la colonn e d érythrocytes après la sédimentation. cette donnée ne peut être affichée qu après avoir tapé le code d accès spécial (L accès à ces informations n est permis qu au personnel autorisé par DIESSE Diagnostica Senese S.p.a.) ESR: résultat de la VES. Fonction de Recherche fig. 3.2.g La touche de Chercher permet de repérer un échantillon à l intérieur du Ves-Matic Cube 200 et éventuellement de le récupérer en introduisant le numéro de code barres (fig 3.2 g) au moyen du clavier et en pressant sur la touche OK, il sera également possible d afficher la position où l échantillon est situé. En effet, dans la fenêtre, il apparaîtra l indication : ECHANTILLON TROUVÉ DANS LE MODULE Liste de mentions possibles de description du module : Chargeur (Préparateur) Analyseur Classeur 40
41 Après avoir trouvé l échantillon, le logiciel le montrera sur l écran en le soulignant en TURQUOISE (code couleur spécifique) indiquant la position occupée par l éprouvette et trouvée suite à la procédure de recherche échantillon. La touche OK est remplacée par les touches OUI et NON pour pouvoir répondre à l option proposée et concernant le retrait de l échantillon en question. Retrait de l échantillon En pressant sur la touche OUI commencera la procédure de récupération de l échantillon. ATTENTION La procédure de récupération de l échantillon engendre différents événements en fonction du module intéressé, où l échantillon a été trouvé. Module de Préparation (Chargeur) Si l éprouvette se trouve dans le module CHARGEUR, l analyse des échantillons n est pas interrompue! L'événement qui en découle provoque cependant l annulation de toutes les opérations de prélèvement des éprouvettes des racks de chargement ; le Ves-Matic Cube 200 déplacera tous les racks dans la zone frontale de déchargement afin de permettre le retrait de l éprouvette recherchée. Module d Analyses Si l éprouvette se trouve dans le module ANALYSEUR, l'analyse des échantillons est interrompue! L'événement qui en découle entraînera l annulation de toutes les opérations de prélèvement des éprouvettes des racks de chargement et d analyse. Le Ves-Matic Cube 200 lancera les procédures de déchargement des échantillons et donc le déchargement du porte-échantillons pour permettre le retrait de l éprouvette recherchée. Module Classeur Si l éprouvette se trouve dans le module CLASSEUR, l'analyse des échantillons n est pas interrompue! L'événement qui en découle entraîne cependant l expulsion du rack porte-échantillons pour permettre le retrait de l éprouvette recherchée. De plus, l appareil demandera l introduction d un nouveau rack porte-échantillons vide. 41
42 3.2.2 Menu Archives En sélectionnant la commande ARCHIVES du menu principal, on accède aux fonctions du menu ARCHIVES. DB Historique : permet d accéder aux archives historiques des échantillons présents dans le DataBase. DB Mémoire tampon : permet d accéder aux archives des échantillons en souffrance présents dans le DataBase. Les échantillons en souffrance sont ceux qui n ont pas encore été envoyés à Host ou en tout cas qui n ont pas été sauvegardés dans les archives historiques. DB CQ : permet d accéder aux archives historiques des échantillons de contrôle de la qualité présents dans le DataBase. Retour : permet de revenir au MENU PRINCIPAL. fig. 3.2.h DATABASE (ARCHIVES) On compte 3 archives (fig. 3.2.h) : Le Database Historique (fig. 3.2 i) contient jusqu à un maximum de échantillons gérés de manière circulaire. Dans ces archives sont sauvegardés uniquement les échantillons dont l host computer, ou l opérateur, a autorisé l analyse. Il est possible de voir, imprimer et envoyer à host uniquement les résultats de ces derniers. Uniquement pour ces derniers est diminué le compteur de tests du check device. Dans la page d affichage de ce database les échantillons envoyés à host sont marqués d un astérisque (fig ). Le Database Mémoire tampon (fig. 3.2 j) contient : 1) Les échantillons déjà traités pour lesquels l host n a pas encore autorisé l analyse. Le résultat de ces échantillons ne peut être affiché. La durée de séjour dans ce database d un échantillon, et toutes les données concernant ce dernier, est limitée à 72 heures (on considère comme début le 42
43 champ date/heure de l échantillon en question) (fig ), au-delà desquelles chaque information concernant l échantillon est effacée. L appareil, pendant la période de stand-by, cherche à communiquer avec l host pour savoir lequel des échantillons pendings doit être sauvegardé et rendu disponible à l opérateur, et lequel au contraire doit être effacé. 2) Les échantillons dont on n a pas réussi à lire le code barres ; dans ce cas, l opérateur doit ouvrir les archives des Pendings et introduire les codes manquants (cela peut être fait à l aide du lecteur externe de code barres ou bien à la main grâce au clavier virtuel windowsce). L appareil commande ainsi à demander pour ces derniers aussi l autorisation à l host. L opérateur peut forcer manuellement l autorisation à l host d un ou plusieurs échantillons pendings, en effet il peut sélectionner l échantillon et presser sur Envoyez à host. Cette manoeuvre de forçage entraîne le passage à l host des données concernant l échantillon, le transfert de ces dernières des archives pendings aux archives historiques ainsi que la diminution du compteur de test du check device. (voir paragraphe 3.3 ) Si l appareil travaille sans liaison à l host, il n y aura pas dans ces archives les échantillons dont on n a pas réussi à lire le code barre. En ouvrant les archives des pendings, il sera affiché, pour ces échantillons, la position dans le rack porte-échantillons et le résultat de la VES; l introduction des codes manquants correspondants devra être exécutée par l opérateur en utilisant le lecteur externe de code barre ou bien à la main à l aide du clavier virtuel windowsce comme indiqué dans le paragraphe Description des commandes et des informations en modalité Archives Pending Le Database Control Qualite (fig. 3.2 k) contient les Archives Historiques concernant les résultats des échantillons VES Control, ce database a une gestion autonome par rapport aux données correspondantes. Description des commandes et des informations en mode Archives Historiques fig. 3.2.i 43
44 Montrer tout tous les échantillons présents dans les Archives Historiques du DataBase sont énumérés. Chercher : équivaut à un enter, a un rôle de recherche de l échantillon d après le code. Chercher : équivaut à un enter, a un rôle de recherche de l échantillon d après la date. De [jj/mm/aaaa] à [jj/mm/aaaa] la présence en automatique de la date du jour en cours facilite la recherche des échantillons analysés à cette date. Pour rechercher les échantillons analysés à une autre date, il faut introduire dans les champs correspondants l intervalle de temps à l intérieur duquel on souhaite effectuer la recherche, ou bien utiliser le champ de recherche du code. Sélectionner tout : sélection instantanée de tous les échantillons présents : Déselect. tout : désélection instantanée de tous les échantillons présents. Envoi SIL : envoie à host le/les échantillon/s sélectionné/s au moyen de la checkbox. Supprimer : élimine le/les échantillon/s sélectionné/s. Imprimer : imprime la liste des échantillons qui ont été sélectionnés au moyen de la checkbox Flèche HAUT : permet d exécuter une sélection multiple d échantillons en faisant défiler la liste vers le haut. Flèche BAS : permet d exécuter une sélection multiple d échantillons en faisant défiler la liste vers le bas. Retour : permet de revenir au MENU PRINCIPAL. En plus des touches décrites dans le paragraphe précédent, d autres informations sont présentes : Nb enr. dans archives : nombre total d échantillons présents dans les archives historiques du database. Nb enr. dans liste : nombre total d échantillons présents dans la liste qui apparaît sur l écran. Liste erreurs : interprétation des lettres indiquant un code d erreur. En outre dans la fenêtre sont indiqués : Code : code de l échantillon et check box correspondante pour permettre la sélection de cet échantillon. HOST : s il existe [*] près du code numérique d identification de l échantillon, cela signifie que l échantillon a déjà été envoyé à host. Date : date d exécution de l analyse. Heure: heure de l exécution de l analyse. ESR : résultat de la VES. Erreurs : code d erreur. ID Rack : identification du rack porte-échantillons. Pos R : position dans le rack porte-échantillons (identifiée par un code alphanumérique). Description des commandes et informations en mode Archives Mémoire tampon Les échantillons définis comme "PENDING" se réfèrent à tous les résultats qui n ont pas été "déchargés" sur Host computer (ex. par absence temporaire de liaison) ou qui en tout cas ne sont pas présents dans les archives historiques. 44
45 ATTENTION : 1. On rappelle qu un échantillon PENDING, si l appareil est relié à host, n affiche pas le résultat de la VES! 2. Chaque fois que le Ves-Matic Cube 200 envoie un résultat à Host et/ou les archives dans les Archives Historiques, est diminué le compteur de tests d examens pouvant être exécutés (visible dans la Fenêtre Check Device en Mod.Vue Analyses et Mod.Vue chargement.)! fig. 3.2.j Montrer tout : tous les échantillons présents dans les Archives Mémoire Tampon du DataBase sont énumérés. Chercher: fonction de recherche de l échantillon d après le code ou la date. Sélectionner tout : sélection instantanée de tous les échantillons présents. Déselction. tout : désélection instantanée de tous les échantillons présents. Mise à jour code : permet la saisie d un code barres au moyen du clavier de WindowsCE, au cas où il n aurait pas été lu en automatique par l appareil ; le clavier apparaîtra automatiquement en tapant le code barre désiré dans le champ au-dessus de cette commande. Lire code barres : permet la saisie d un code barres, au moyen du lecteur de code barres externe, au cas où il n aurait pas été lu par le lecteur interne à l appareil. Vers arch. hist.: envoie à host le/les échantillon/s sélectionné/s à l aide de la checkbox Supprimer : élimine le/es échantillon/s sélectionné/s. Flèche HAUT : permet d exécuter une sélection multiple d échantillons en faisant défiler la liste vers le haut. Flèche BAS: permet d exécuter une sélection multiple d échantillons en faisant défiler la liste vers le bas 45
46 Retour : permet de revenir au MENU PRINCIPAL. En plus des touches décrites au paragraphe précédent, d autres informations sont présentes : Nb enr. archives : nombre total d échantillons présents dans les Archives Pending du database. Nb enr. dans liste : nombre total d échantillons présents dans la liste sur l écran. Liste erreurs : interprétation des lettres indiquant un code d erreur. En outre dans la fenêtre sont indiquées : Code : code de l échantillon. Date : date d exécution de l analyse. Heure : heure d exécution de l analyse. ID Rack : identification du rack porte-échantillons Pos R : position de l échantillon dans le rack classeur (identifiée par un code alphanumérique). Description des commandes et des informations en mode Archives Controle Qualite ATTENTION On rappelle qu un échantillon QUALITY est géré de façon indépendante fig. 3.2.k Montrer tout : affiche tous les échantillons présents dans les Archives Quality du DataBase. Chercher : fonction de recherche de l échantillon d après le code ou la date. Sélectionner tout : sélection instantanée de tous les échantillons présents. Désélectionner tout : désélection instantanée de tous les échantillons présents. Envoi SIL : envoie à host le/es échantillon/s sélectionné/s. Supprimer : élimine le/les échantillon/s sélectionné/s. 46
47 Imprimer : imprime la liste des échantillons qui ont été sélectionnés au moyen de la checkbox. Export DB QC: permet d exporter le Database de l Archive CQ en format texte. Flèche HAUT : permet d exécuter une sélection multiple d échantillons en faisant défiler la liste vers le haut. Flèche BAS : permet d exécuter une sélection multiple d échantillons en faisant défiler la liste vers le bas. Retour : permet de revenir au MENU PRINCIPAL. En plus des touches décrites au paragraphe précédent, d autres informations sont présentes : Nb enr. archive : nombre total d échantillons présents dans les archives historiques du database. Nb enr. dans liste : nombre total d échantillons présents dans la liste sur l écran Liste erreurs : interprétation des lettres indiquant un code d erreur. En outre dans la fenêtre sont indiquées : Code : code de l échantillon. SIL: s il y a un *] près du code numérique d identification de l échantillon, cela signifie que l échantillon a été envoyé à host. Date : date d exécution de l analyse. Heure : heure d exécution de l analyse ESR: résultat de la VES Erreurs : code d erreur ID Rack : identification du rack porte-échantillons. Pos R : position de l échantillon dans le rack porte-échantillons (identifiée par un code alphanumérique). Num. Lot : le numéro du Lot de l échantillon CQ Date pérempt. : Date de validité de l échantillon CQ Val Min : Valeur minimum pouvant être obtenue avec l échantillon CQ Val Max : Valeur maximum pouvant être obtenue avec l échantillon CQ 47
48 3.2.3 Menu des Parametrages Description des commandes et des informations du Menu des Paramétrages fig. 3.2.l Cette fonction permet d accéder à quelques procédures de mise à jour et de service (fig. 3.2 l) : Langue, Paramétrages du Q.C., Copie Log., Mise à jour SW, Date/Heure, Corr. Température, Form. Utilisateur, Service. Langue : Permet de sélectionner la langue, en effet en tapant cette commande il apparaît la fenêtre : Select language (fig. 3.2.m). Pour régler dans l appareil la langue sélectionnée, il suffit de presser sur l écran la touche correspondante. 48
49 fig. 3.2.m Paramétrages du CQ (Contrôle Qualité) (fig. 3.2 n) La fenêtre de paramétrages du Contrôle de la Qualité permet de régler tous les paramètres des échantillons de QC de sorte que le Ves-Matic Cube 200 puisse les reconnaître et archiver séparément des échantillons normaux. Pour régler n importe quel paramètre du QC sélectionner, en le touchant, un des champs blancs disponibles (code barres, numéro du lot, date de péremption, val min, val max), il apparaîtra aussitôt un clavier virtuel de WindowsCE pour la saisie des valeurs. Pour effacer les erreurs de frappe éventuelles, il suffit de toucher à la droite des caractères à effacer et d utiliser la touche BS (Back Space), permettant d effacer un caractère à la fois. EXPLICATION DES SECTIONS : Niveau Normal : zone réservée aux paramètres du QC pour une valeur NORMALE d VES (se référer aux instructions techniques fournies avec l échantillon de contrôle). Niveau Anormal: zone réservée aux paramètres du QC pour une valeur ANORMALE/PATHOLOGIQUE de Ves (se référer aux instructions techniques fournies avec l échantillon de contrôle). EXPLICATION DES CHAMPS : Code barres : saisir le code barres présent sur la/les éprouvette/s du/des échantillon/s de QC. Num. Lot : saisir le numéro du lot de l échantillon de QC que l on trouve sur l emballage. Date de validité : saisir la date de péremption de l échantillon de QC que l on trouve sur l emballage. Val. Min : saisir la valeur minimum pouvant être obtenue par l échantillon de QC que l on trouve dans les instructions techniques. Val.max : saisir la valeur maximum pouvant être obtenue par l échantillon de QC que l on trouve dans les instructions techniques. 49
50 COMMANDES de la fenêtre Paramétrages du Contrôle de la Qualité : Confirmer : sauvegarde les données introduites et/ou modifiées Retour : permet de revenir au MENU PRINCIPAL (c est-à-dire «PARAMÉTRAGES») fig. 3.2.n Pour régler tout type de paramètre, sélectionner un des champs blancs disponibles ; il apparaîtra aussitôt le clavier virtuel de WindowsCE pour la saisie des valeurs. Pour effacer les éventuelles erreurs de frappe, il suffit de toucher sur la droite des caractères à effacer et d utiliser la touche «BS» (Back Space), permettant d effacer un caractère à la fois. Pour compléter les informations sur le Contrôle Qualité, on renvoie à la lecture du paragraphe 3.4 de ce manuel et des instructions techniques fournies avec l échantillon de contrôle. Date/Heure : permet de sélectionner le format de la date et de régler la date et l heure du système. En pressant sur cette touche apparaît la fenêtre Set Date/Time (fig. 3.2 o). EXPLICATION DES SECTIONS : Date : Paramétrage du format de la date DD/MM/YYYY: format avec jour/mois/année MM/DD/YYYY: format avec mois/jour/année Pour compléter la sélection du Format de la date, confirmer l opération avec la touche Confirmer, retourner à Vue Analyses, éteindre et rallumer l interrupteur général de l appareil. Après cette opération, la date sera affichée dans le format sélectionné. Réglage de la date EXPLICATION DES CHAMPS : 50
51 DD : régler le jour en utilisant les touches + et - MM : régler le mois en utilisant les touches + et - YY : régler l'année en utilisant les touches + et - Heure : Paramétrage de l heure EXPLICATION DES CHAMPS : HH : régler l'heure de la journée en utilisant les touches + et - MM : régler les minutes en utilisant les touches + et - SS : régler les secondes en utilisant les touches + et - COMMANDES de la fenêtre des Paramétrages Set Date/Time : Confirmer : sauvegarde les données saisies et/ou modifiées. Retour : permet de revenir au MENU PRINCIPAL. fig. 3.2.o Correrction Temp: Permet d activer/désactiver la correction automatique des résultats en fonction de la température (quand la correction automatique de la température est activée, la fenêtre correspondante est colorée en vert et porte l inscription ACTIVÉE, quand est désactivée la fenêtre correspondante, elle est rouge et porte l inscription DESACTIVEE ). Paramétres utilisateur (User settings) (fig. 3.2 p) DESCRIPTION DES CHAMPS : 51
52 ESR MAX VAL : ce champ permet à l utilisateur, d après ses propres besoins, de régler la valeur d VES ( ESR MAX VAL ) au-delà de laquelle on désire répéter un nouveau cycle d analyses ( RETRY ). Par conséquent, tous les échantillons dont la VES s avèrerait supérieure à la valeur établie, seront automatiquement soumis à un nouveau cycle d analyses. MAX NUM RETRY : ce champ permet de fixer aussi le nombre de répétitions du cycle d analyses ( MAX NUM RETRY ) concernant l échantillon dont la VES serait supérieure à la valeur préétablie ; le nombre maximum de répétions autorisées pour chaque échantillon est de trois. fig.3.2.p DESCRIPTION DES CHAMPS Touch Screen calib: la pression de cette touche permet de régler, de façon temporaire, le calibrage du tablet PC. La procédure à suivre est guidée et au terme de cette dernière apparaîtront de nouveau les «Paramétrages Usager». Le calibrage obtenu n est que temporaire ; en effet, il est perdu quand on éteint l interrupteur général. Positioner step : cette commande doit être utilisée uniquement par des opérateurs experts ; elle permet en effet de récupérer rapidement une éprouvette de la chaîne d analyse. Après avoir ouvert le panneau frontal de l appareil et avoir introduit les clés microswitch pour empêcher l arrêt complet de ce dernier, il est possible de provoquer, en pressant plusieurs fois sur cette touche, l avancement de l éprouvette désirée jusqu au point où l accès manuel pour le retrait de cette dernière est permis. Back (en arrière) : permet de revenir au MENU PRINCIPAL (c est-à-dire «PARAMÉTRAGES»). Back(Retour): permet de retourner au MENU PRINCIPAL (c est-à-dire REGLAGES ). Export Files: la pression de cette touche permet de copier sur la compact flash les files suivants: COUNTERS (INI.File), ERRORLOG (TXT.File), EVENTS (TXT.File), LOG (TXT.File), Vescube 52
53 (DB.File), Vescube (INI.File). La procédure à suivre est la suivante: insérer la compact flash dans la fente relative, comme indiqué à la figure 3.2.q, la touche Export files s activera illuminant de blanc la commande, appuyer ensuite sur la touche et attendre que l opération soit termine avant d enlever la compact flash. Fig. 3.2.q Service : Permet l accès, au moyen d un mot de passe, au menu de service de l appareil. L accès à cette fonction n est autorisé qu au personnel agréé par DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. Retour Permet de revenir au MENU PRINCIPAL (c est-à-dire «PARAMÉTRAGES»). 3.3 CHECK DEVICE Le check device est un dispositif électronique permettant à l appareil de disposer d un nombre défini de tests exécutables. Pour chaque résultat, le check device automatiquement subit une diminution du nombre de test à sa disposition. Une fois qu est épuisée la charge de tests à sa disposition, il faut recharger l appareil en utilisant l éprouvette «Check Device Transponder RF» (fig. 3.3 a) (voir paragraphe 1.3). L éprouvette se présente dans les dimensions et l aspect comme une éprouvette normale d hémochrome et doit être traité comme telle ; en effet, pour recharger l appareil, il suffit d introduire une nouvelle éprouvette «Check Device Transponder RF» dans un rack en même temps que les éprouvettes contenant les échantillons et la destiner au cycle d analyses : l éprouvette «Check Device Transponder RF» transfèrera automatiquement la recharge à l appareil. Au terme de l opération, l éprouvette «Check Device Transponder RF» est vide et n est plus réutilisable, l enlever du rack porte-échantillons où elle est placée et la destiner au rebut conformément aux normes en vigueur. La présence de l éprouvette «Check Device Transponder RF» dans l appareil est signalée sur l écran par la couleur rose (code couleur) qui la distingue. Lorsque le résultat est 53
54 positif, sur la barre de dialogue de l appareil apparaîtra le message «recharge check device effectuée» fig. 3.3 a éprouvette Check Device Transponder RF Fonctionnement du check device : A. Quand le résultat d un échantillon est sauvegardé dans le database historique, et qu il est éventuellement imprimé, le compteur du check device est diminué. B. Si l appareil travaille sans liaison à host, tous les résultats sont sauvegardés dans les archives historiques, imprimés, affichés, et pour chacun le compteur du check device est diminué. Les résultats correspondant aux échantillons avec un code barre non lisible sont sauvegardés dans les archives pendings (voir Archives Mémoire Tampon du paragraphe ). C. Si la machine est configurée pour travailler avec une liaison à host, seules les éprouvettes dont l host computer a demandé l analyse seront analysées, puis les résultats seront imprimés, affichés, sauvegardés dans les archives historiques et envoyés à host, et, par conséquent, le compteur de tests du check device est diminué. Toutes les autres ne seront pas analysées. D. En cas d absence temporaire de liaison à host, l appareil procèdera comme suit : 1. Les éprouvettes seront toutes traitées et les données temporairement (72 heures) sauvegardées dans les archives appelées Database des Pending. Les données de ces éprouvettes sont toutes affichables sur l écran, sauf le résultat de l analyse. 2. Au moment de la mise en place de l éprouvette dans le rack porte-échantillons, il sera uniquement imprimé le code barres et la position de l éprouvette dans le rack porteéchantillons lui-même, le résultat de l analyse par contre ne sera pas imprimé. 3. A la fin du cycle d analyse, l appareil, à intervalles réguliers et pour un maximum de 72 heures, continuera à interroger l host pour savoir lequel des échantillons pending déjà analysés sont effectivement demandés. 4. Les résultats concernant les éprouvettes demandées par l host sont transférés et sauvegardés dans les archives historiques et envoyés à l host en question. Le compteur de tests check device sera donc diminué. Les résultats concernant les échantillons non demandés par l host sont effacés par le Database des Pending. 5. S il n a pas été possible de réactiver la liaison avec l host, l opérateur peut entrer dans les archives des Pendings et forcer manuellement l acceptation d un ou plusieurs échantillons, dont les données seront immédiatement imprimées, envoyés à l host (si possible) et sauvegardés dans les archives historiques. Le compteur de tests du check device sera diminué. 6. Après 72 heures de séjour dans les archives des Pending (en souffrance), les données des éprouvettes peuvent être effacées. 7. Si, à cause de la non liaison à host, la machine ne réussit pas à transmettre les résultats des éprouvettes acceptées, ceux-ci sont copiés et mis en mémoire dans les archives historiques. 54
55 L appareil essaiera cycliquement de les transmettre à l host pendant 72 heures, au-delà desquelles les données sont disponibles uniquement dans les archives historiques. 8. L opérateur peut effectuer le re-send à host des données d un ou plusieurs échantillons présents dans le database historique. Dans ce cas, l appareil essaiera cycliquement de transmettre à host les données des échantillons en question pendant un maximum de 72 heures. E. En cas d épuisement du nombre de tests exécutable pendant l activité d analyse, l appareil sauvegarde, pendant 72 heures et dans des archives virtuelles, toutes les données concernant les échantillons analysées (jusqu à un maximum de données), les résultats correspondants ne seront pas affichables tant que le compteur de tests ne sera pas rechargé. Cette sauvegarde temporaire (72 heures) permet de mener à terme l activité d analyse, de ne pas perdre les données des échantillons analysés et donc de ne pas devoir les répéter ; en même temps, le laboratoire a le temps suffisant de procéder à un nouveau transponder pour recharger le compteur de tests. Le nombre de tests disponibles dans l appareil est indiqué par le nombre précis dans la fenêtre prévue à cet effet (fig. 3.2.b). De plus, la couleur de cette dernière avertit l utilisateur du nombre de tests disponibles restant ; en effet, le vert indique la possibilité d exécuter plus de 1000 tests, l orange qu il reste entre 1000 et 500 tests, le jaune indique que les tests disponibles sont compris entre 500 et 0, tandis que le rouge avertit qu il ne reste plus de tests. 3.4 LECTURE GUIDEE DE LA PAGE IMPRIMEE DES RESULTATS Le Ves-Matic Cube 200 imprime en temps réel les résultats correspondant à chaque échantillon. La page imprimée avec en-tête des résultats concernant les 112 échantillons présents dans un rack porte-échantillons (classeur) s obtient dans deux cas : 1) Lorsque le rack porte-échantillons (classeur) est complet. Dans ce cas, l appareil fera automatiquement glisser le rack porte-échantillons jusqu à la sortie, placée en bas sur le côté gauche de l appareil (fig ). A partir de cette position, on peut extraire entièrement le rack porte-échantillons. Pendant ce temps, l imprimante finira d imprimer les résultats des échantillons contenus dans ce rack porte-échantillons qui apparaîtront comme il est montré sur la fig. 3.4.a et 3.4.b. 2) Quand, en fin de journée, la routine de l analyse est terminée, et après avoir pressé sur la touche «Arrêt». Dans ce cas, la séquence des opérations est la suivante : pression sur la touche «Arrêt», activation et pression de la touche «Extraction Trieur» permettant de faire glisser le rack porte-échantillons jusqu à la sortie et d avoir la feuille imprimée des résultats concernant les échantillons contenus dans ce rack porte-échantillons qui apparaîtront comme il est montré sur la fig. 3.4a. Dans les deux cas il apparaîtra l en-tête où l on peut lire selon cet ordre le nom DIESSE, le nom de l appareil, la release de logiciel (V Xxx), l inscription EDTA pour les résultats exprimés en unités Westergren EDTA/1h ou bien rien ne sera spécifié pour les résultats exprimés en unités Westergren citrate/1h (voir fig. 3.4.a et 3.4.b) selon le réglage sélectionné dans le laboratoire au moment de l installation (voir paragraphe 1.1), le numéro de matricule de l appareil (SN), la température relevée à l intérieur de l appareil (en C- F), la correction de température (active = «ON», non active = «OFF»), la date (DD/MM/YYYYou MM/DD/YYYY, voir paragraphe 1.1) et l heure (HH/MM/SS) 55
56 d exécution de l analyse, les codes barre, la valeur correspondante de la VES et la position de l échantillon dans le rack porte-échantillons (classeur) identifiée par un code alphanumérique (POS NUM). Au terme de la liste des échantillons et des données correspondantes (au maximum il y a 112 échantillons) apparaît le code barre du rack porte-échantillons (COD PORTE-ECHANTILLONS). Si les échantillons contenus dans ce porte-échantillons sont moins de 112, cas relatif au point 2 de ce paragraphe la liste indiquera uniquement le numéro des échantillons contenus dans ce rack et les données correspondantes. Quand on utilise un échantillon de contrôle (voir paragraphe 3.2) dans l impression des résultats, les inscriptions suivantes apparaissent (fig. 3.4 a): QC PASS xx/xx; N.Lot xxxx; Péremption DD/MM/YY; xxxxxx (bar code du QC); la valeur de la VES lue pour cet échantillon de contrôle et sa position dans le rack porte-échantillons. Pour évaluer le résultat obtenu, faire référence aux instructions techniques fournies avec l échantillon de contrôle. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DIESSE S. p. A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * VES MATIC CUBE 200 V SN: XX TEMPERATURE : XX C XX F TEMPERATURE CORRECTION : ON DATE : DD/MM/YYYY ( MM/DD/YYYY) TIME : HH/MM/SS ID WEST POS BarCode 1H NUM QC PASS 1/12 N. Lotto xxxxx Scadenza : DD/MM/YYYY QC ID Bar Code 5 C1 QC PASS 38/64 N. Lotto xxxxx Scadenza : DD/MM/YYYY QC ID Bar Code 45 B B B B B B HIGH B B LOW A A A ERR A A4. 19 A A * A1 COD. PORTACAMPIONI : 1234 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DIESSE S. p. A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * VES MATIC CUBE 200 V EDTA SN: XX TEMPERATURE : XX C XX F TEMPERATURE CORRECTION : ON DATE : DD/MM/YYYY ( MM/DD/YYYY) TIME : HH/MM/SS _ ID WEST POS BarCode 1H NUM QC PASS 15/28 N. Lotto xxxxx Scadenza : DD/MM/YYYY QC ID Bar Code 20 C1 QC PASS 58/88 N. Lotto xxxxx Scadenza : DD/MM/YYYY QC ID Bar Code 66 B B B B B B HIGH B B LOW A A A ERR A A4. 36 A A * A1 COD. PORTACAMPIONI: 4321 fig. 3.4 a fig. 3.4 b dans le cercle rouge, la modalité d expression des résultats est mise en évidence selon la méthode manuelle Westergren EDTA (mm/h/edta) 56
57 Quand dans la colonne «ID BarCode» apparaît une série de points, cela signifie que le lecteur interne de codes barre n a pas lu ce code, mais a analysé tout de même l échantillon dont il indique la position dans le rack porte-échantillons correspondant (dans l exemple, fig. 3.4a, dans B1 le résultat est affiché car la liaison à host n est pas active, en cas de liaison active à host, on renvoie à la description du paragraphe «Menu Archives») ; les données relatives à cet échantillon sont mises en mémoire dans les Archives Pending. L opérateur peut alors procéder selon ce qui est décrit au paragraphe 3.2. «Menu Archives : DB Historique et DB Mémoire Tampon». Dans la colonne «WEST 1H» (en référence tant aux résultats exprimés en unités Westergren citrate qu'à ceux exprimés en unités Wetsergren EDTA) peuvent être prévus les messages suivants : «ERR» signifie que l appareil n a pu relever aucun «point caractéristique» utile pour les lectures, on conseille donc d observer l échantillon et, après avoir exclu les problèmes d étiquettes, de caillots etc, répéter l analyse. «LOW» signifie que la quantité de sang de l échantillon est insuffisante 1,5 ml). Contrôler le niveau de l échantillon ; dans le cas où il serait inférieur à 1,5 ml, répéter le prélèvement. «HIGH» signifie que la quantité de sang de l échantillon est trop élevée (> 4 ml). Contrôler qu il existe bien un espace d air entre le bout du bouchon et le niveau de l échantillon. Si le niveau dans l éprouvette était effectivement trop élevé, enlever, après avoir mélangé, 500 µl de sang environ et répéter le test. «xx*»: valeur de la VES avec un astérisque (par exemple «43*» comme dans la figure 3.4a) signifie que l appareil a lu une valeur, mais avertit l opérateur que l état de l échantillon ne répond pas à ce qui est spécifié au paragraphe (figures a, b, c). Il est conseillé à l opérateur de contrôler l échantillon pour exclure les problèmes d étiquettes, de caillots etc. et décider s il veut valider le résultat obtenu ou bien répéter l analyse. HIGH Eprouvette avec niveau d échantillon trop haut ; supérieur à 4 ml:. LOW Eprouvette avec niveau d échantillon trop bas ; inférieur à 1,5 ml. Contrôler qu il y ait bien un peu d air entre le bout du bouchon et le niveau de l échantillon. Si le niveau dans l éprouvette était trop haut, enlever, après avoir mélanger, environ 500 ul de sang et répéter le test. Contrôler le niveau de l échantillon ; s il est inférieur à 1,5 ml répéter le prélèvement. 57
58 4 CHAPITRE DESCRIPTION GENERALE D UN CYCLE D ANALYSE VES DANS LE VES MATIC CUBE DESCRIPTION DETAILLEE PREMIER ALLUMAGE PREPARATION DE L ECHANTILLON PRECAUTIONS D USAGE ET LIMITATIONS SEQUENCE DE PREPARATION D UN EXAMEN CONCLUSION DU CYCLE D ANALYSE CONCLUSION DE L ACTIVITE D ANALYSE QUOTIDIENNE 4.1 DESCRIPTION GENERALE D UN CYCLE D ANALYSES VES DANS LE VES MATIC CUBE 200 VES (Erythrosedimentation rate en anglais) 1h. Elle fournit les résultats en accord avec la méthode Westergren citrate avec une lecture à une heure ; la durée globale de l analyse pour le premier échantillon est de minutes (24 pour les modèles Sysmex et Advia Bayer, 26 pour le modèle Beckman Coulter), puis les résultats sortent à une cadence de 19 secondes. Description du cycle d examen : Au début de l analyse, l unité effectue un tour de reconnaissance de la partie supérieure (fig. 4.1 a), où seront introduits les racks contenant les éprouvettes provenant de l examen hemochromocytométrique et en même temps effectue la lecture du code d identification de chaque échantillon. Introduire les échantillons dans les racks de façon à présenter le code barres au lecteur interne, comme le montre la figure (fig. 4.1 b, c, d, e). (Attention: au moment de l introduction des échantillons dans le rack, vérifier que l étiquette sur chaque éprouvette réponde bien aux spécifications décrites au paragraphe , auxquelles on renvoie, de sorte à réduire les éventuelles pannes mécaniques ou optoélectroniques). fig. 4.1 a fig. 4.1 b 58
59 fig. 4.1 c fig. 4.1 d fig. 4.1 e A ce moment-là est exécutée pour chaque échantillon une host query (si la liaison à host existe), afin de savoir si l échantillon sous identification a comme demande aussi l exécution de la VES. Après la reconnaissance des codes échantillons, les racks sont déplacés jusqu à la zone de la pince de prélèvement qui extrait de chaque rack uniquement les éprouvettes destinées à la VES, laissant celles pour lesquelles le test de la VES n a pas été demandé. Les échantillons pour la VES sont introduits un à un dans la chaîne sous-jacente du module d analyses et déplacés, avec un délai de pas de 19, vers la zone d agitation. Une fois entrés dans la zone d agitation (mixing unit), longue de 5 maillons, chaque échantillon subit une rotation de fois de suite par step ; par conséquent, après 5 steps à l intérieur de la zone d agitation, chaque échantillon a été mélangé 15 fois. A la sortie de la zone d agitation, l appareil exécute la première lecture pour déterminer le niveau total du sang Chaque éprouvette est ensuite déplacée avec un délai de pas de 19 jusqu au deuxième détecteur (employant pour ce trajet un délai global de 20 ). L appareil exécute ensuite la deuxième lecture, pour établir le niveau de la partie corpusculeuse,après la sédimentation, toutes les données sont traitées et les résultats exprimés sont référés à la VES citrate ou à la VES en unités Wetsergren EDTA selon le paramétrage sélectionné dans le laboratoire au moment de l installation (voir paragraphe 1.1). Les éprouvettes analysées sont enlevées une à une du maillon de la chaîne, grâce à un système d expulsion et placées dans un rack porte-échantillons dans des positions identifiées par des coordonnées alphanumériques. ATTENTION! Avant d introduire un nouveau rack contenant des échantillons à traiter, lire attentivement ce qui est indiqué sur l étiquette jaune sur la partie de devant gauche du module de préparation (paragraphe 3.2, figure 3.2. bis). 59
60 4.2 DESCRIPTION DETAILLEE Premier allumage Après avoir installé l appareil comme l indique le chapitre 2, s assurer que la portière soit bien fermée et commuter l interrupteur d alimentation, situé à la gauche du câble d alimentation à l arrière de l appareil, en position allumé «I». On rappelle qu il est formellement INTERDIT DE DEPLACER MANUELLEMENT le plan de logement des racks. Au premier allumage, afin de vérifier l état de l appareil et l efficacité du Groupe de Lecture Optique, on conseille de : Introduire le sang de contrôle ESR Control Normal et le sang de contrôle ESR Control Abnormal dans deux éprouvettes comme celles normalement utilisées dans le laboratoire pour l hémochrome, les mettre dans les racks et commencer un cycle d analyses. Au terme de l examen, contrôler que les résultats obtenus correspondent bien aux valeurs attendues (se rapporter à ce qui est indiqué dans les instructions techniques fournies avec la boîte d ESR Control). Attention le sang de contrôle, contenu aussi bien en ESR Normal que en ESR Abnormal, c est un sang de contrôle artificiel avec des caractéristiques particulières, comme une encapsidation très consistante et résistante. C est pourquoi, pour obtenir la fluidité nécessaire pour exécuter un test de contrôle correct, il faut agiter les échantillons longtemps et très soigneusement. De plus, il est important que le sang de contrôle, au moment où il est examiné, soit à température ambiante. Test de contrôle de la Qualité Les prestations de l appareil Ves-Matic Cube 200 peuvent être contrôlées à tout moment en utilisant la ESR Control. LA ESR Control est constitué par un matériau stable permettant d établir la précision du Ves-Matic Cube 200 et de toute la ligne Ves-Matic pour la mesure de la vitesse d érythrosédimentation. Les valeurs attendues, différentes par type d appareil, sont indiquées dans le feuillet illustratif à l intérieur de l emballage de la ESR Control (voir le paragraphe 1.3). Pour la conservation, la préparation et le mode d emploi du sang de contrôle, se référer au feuillet illustratif à l intérieur de l emballage du sang de contrôle Préparation de l échantillon Il n est demandée aucune préparation spécifique des éprouvettes, car le Ves-Matic Cube 200 utilise celles qui proviennent d un autre système d analyse (examen Hémochromocytométrique) ; en tout cas, on conseille de respecter les normes indiquées par l'icsh, dont nous citons les plus importantes : 60
61 Le sang devrait être collecté au moyen d un prélèvement d une durée maximale de 30 secondes et sans stase veineuse excessive. Le sang peut être collecté aussi bien avec des éprouvettes avec EDTA que sous vide et normales. On rappelle que le Ves-Matic Cube 200 utilise les éprouvettes provenant directement des compteurs de globules. Mélanger le sang aussitôt après le prélèvement avec au moins deux inversions complètes de l éprouvette. Echantillon approprié L échantillon peut être considéré approprié quand : l'examen est exécuté dans les quatre heures suivant le prélèvement. l examen est exécuté sur un échantillon de sang conservé à 4 pendant une période maximum de 24 heures. Dans ce cas, s assurer que l échantillon soit ramené à la température ambiante avant de le mettre dans l appareil pour le cycle d analyses. Inverser toujours l éprouvette avant de la mettre dans l appareil (ATTENTION) : pendant cette manœuvre, on ne doit pas faire arriver de caillots. ATTENTION : Vérifier que la fermeture de l éprouvette soit bien HERMETIQUE. Remplissage de l éprouvette Pour une bonne exécution de l examen de la VES par l appareil Ves-Matic Cube 200, le niveau de sang dans l éprouvette est fondamental. C est l appareil lui-même qui contrôle le bon remplissage de l éprouvette en mesurant le niveau et en le confrontant aux valeurs préétablies de tolérance de niveau maximum et minimum. En cas de remplissage excessif (supérieur à 4 ml) ou insuffisant (inférieur à 1,5 ml) l appareil imprime un message. Si le remplissage est excessif, il signale HIGH, si au contraire il est insuffisant, il signale LOW. Dans les deux cas il faut répéter l analyse avec la quantité de sang appropriée. Sur la page imprimée des résultats apparaît le même type de message. Contrôle de l étiquetage de l éprouvette : Modalité d Etiquetage des Echantillons et compatibilité avec le nombre d étiquettes. Les modèles de Ves Matic Cube 200 sont conçus pour travailler avec un maximum de 2 étiquettes, non superposées (Fig a) appliquées à l échantillon à analyser. Le Lecteur de codes barre interne, placé dans le Module de Préparation, est mécaniquement réglé pour travailler avec des étiquettes appliquées à l échantillon à au moins 3 mm au-dessus du bord arrondi de fond de l éprouvette (Fig a1); de plus, il est programmé pour lire des codes barre disposés à 90 par rapport au faisceau de lecture c est-à-dire avec le code perpendiculaire à l axe longitudinal de l éprouvette (Fig a2).Toutefois, il lit correctement aussi les codes barres inclinés par rapport à la position perpendiculaire (correcte) de +5 (Fig a3). 61
62 1 2 3 Fig a Hauteur correcte d application de l étiquette sur l éprouvette Les capteurs des groupes de lecture relèvent correctement les niveaux de sédimentation des échantillons à l intérieur de l éprouvette en lisant à travers un maximum de 3 couches de papier, le long de l axe de lecture. Par conséquent, le nombre maximum d étiquettes applicables est de 2 et devront être appliquées de sorte à être décalées entre elles d au moins 90 (Fig b). Fig b Nombre maximum d épaisseurs d étiquettes appliquées à l éprouvette et acceptés par Ves Matic Cube 200 Il est important de contrôler, avant l introduction dans l appareil, l adhérence parfaite aux éprouvettes des étiquettes apposées : les parties adhésives de l étiquette, si elles sont détachées, peuvent provoquer des frottements le long des groupes de transfert entre les différents modules (introducteur, expulseur et sorter), créer des problèmes d introduction et d extraction des maillons de la chaîne et entraîner des coincements dans les capteurs de lecture. Dans la figure 4.2.2c sont indiqués quelques exemples d étiquetage de l échantillon NON correct, causes potentielles de coincements mécaniques et/ou de problèmes de lecture des Capteurs Optoélectroniques. 62
63 Fig c Mode NON correct d étiqueter les échantillons 63
64 4.2.3 Précautions d usage et limitations Avant de commencer une procédure d analyse, s assurer que dans le module de préparation soient bien mis 20 porte-racks: dix dans la partie avant (unique partie accessible du module de préparation (figure 4.1 a), et dix dans la partie arrière (non accessible) du même module. Introduire le rack porte-échantillons (ou classeur), pour le classement des éprouvettes analysées, sur le côté droit ( D ) de l appareil comme l indique la flèche (figure a, c). S D D fig a S D fig b côté gauche fig c côté droit Sur le côté gauche de l appareil on trouve une extension pour introduire le rack porte-échantillons à la sortie contenant les échantillons analysés (fig b). En effet, le rack porte-échantillons coulisse de la droite vers la gauche. Ne pas éteindre l appareil pendant les phases de travail ou pendant la procédure de Reset. On doit éteindre l appareil EXCLUSIVEMENT après avoir pressé sur la touche de ARRĚT sur l écran, en attendant la fin des mouvements. 64
65 Les positions où est autorisé l accès manuel par l opérateur dans le Module de Préparation sont exclusivement les positions du 1 au 9 (fig d). Les racks dans les positions protégées par les deux couvertures latérales noires et tous les racks sur le côté arrière de l appareil NE doivent PAS être touchés pour ne pas fausser les mouvements automatiques et ne pas altérer les positionnements établis par l appareil. L extraction du Rack traité (dans les positions 1-9 du module de préparation) doit avoir lieu avec l appareil au repos et de la façon suivante : 1. Libérer le rack de la «dent» de retenue «T» (fig et f). 2. Enlever le rack horizontal en direction de l opérateur SANS LE SOULEVER (fig g). ATTENTION! Avant d introduire ou d enlever un rack, attendre l allumage d au moins une led, cette condition indique que les porte-racks sont en position d arrêt. ATTENTION Avant de commencer une procédure d analyse, s assurer que dans le module de préparation soient bien mis 20 porte-racks ; Mettre le rack porte-échantillons (pour l archivage des éprouvettes traitées) sur le côté droit de l appareil (fig c) Ne pas éteindre l appareil pendant les phases de travail ou pendant la procédure de Reset. Pour la sauvegarde du database, il est conseillable que l on éteigne EXCLUSIVEMENT après la pression de la touche de ARRĚT sur l écran, en attendant la fin des mouvements. Les positions où est autorisé l accès manuel par l opérateur dans le Module de Préparation sont exclusivement les positions du 1 au 9. Les racks dans les positions protégées par les deux couvertures latérales noires et tous les racks sur le côté arrière de l appareil NE doivent PAS être touchés pour ne pas fausser les mouvements automatiques et ne pas altérer les positionnements établis par l appareil. L extraction du Rack traité (dans les positions 1-9 du module de préparation fig d) doit avoir lieu avec l appareil au repos et de la façon suivante : 1. Libérer le rack de la «dent» de retenue «T» (fig e ; fig f). 2. Enlever le rack horizontal en direction de l opérateur sans le soulever (fig g). 9 1 T T 9 8 fig d fig e 65
MANUEL OPERATIONNEL. Version du logiciel N 2.24. Appareil professionnel automatique pour la détermination de la vitesse d érythrosédimentation (VES)
MANUEL OPERATIONNEL Version du logiciel N 2.24 Appareil professionnel automatique pour la détermination de la vitesse d érythrosédimentation (VES) (breveté) EXPLOITANT DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.p.A.