Source: http://docplayer.it/12578794-Il-nuovo-quadro-normativo-per-le-misure-in-laboratorio-dell-isolamento-acustico-di-elementi-di-edificio.html
Timestamp: 2018-08-20 02:05:30+00:00
Document Index: 136385803

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 3', 'arte 6', 'arte 8', 'arte 11', 'arte 16', 'arte 1', 'arte2', 'arte 2', 'arte 3', 'arti 1', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 3', 'arti 1', 'arte 5', 'arte 4']

Il nuovo quadro normativo per le misure in laboratorio dell isolamento acustico di elementi di edificio. - PDF
Download "Il nuovo quadro normativo per le misure in laboratorio dell isolamento acustico di elementi di edificio."
1 Il nuovo quadro normativo per le misure in laboratorio dell isolamento acustico di elementi di edificio. Dott. Andrea Bruschi, Dott. Andrea Celentano 1. INTRODUZIONE Il quadro normativo per la caratterizzazione in laboratorio dell isolamento acustico degli elementi di edificio dal 21 Ottobre del 2010 è stato completamente revisionato. Le storiche norme della serie UNI EN ISO 140, sono state ritirate e sostituite da una nuova serie denominata UNI EN ISO 10140, costituita da cinque parti. Nella sostanza, i contenuti tecnici non cambiano, ma sono riorganizzati e diversamente distribuiti, recependo alcuni aspetti emersi in questi ultimi anni e rendendo più agevole e flessibile il loro futuro aggiornamento. La nuova serie è in lingua inglese, ma seguirà prossimamente la versione italiana. Le norme interessate al ritiro ed alla loro sostituzione sono le seguenti: UNI EN ISO 140-1: 2006 Acustica - Misurazione dell isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio Parte 1: Requisiti per le attrezzature di laboratorio con soppressione della trasmissione laterale ; la norma forniva le specifiche riguardanti le caratteristiche che i laboratori di prova dovevano avere per la misura dell isolamento acustico di elementi di edificio ed era applicabile alle attrezzature di laboratorio con soppressione delle trasmissioni da elementi laterali e/o dotate di isolamento strutturale tra la camera di emissione e la camera di ricezione; UNI EN ISO 140-3: 2006 Acustica - Misurazione dell isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 3: Misurazione in laboratorio dell isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio ; la norma forniva i metodi di laboratorio per la misura del potere fono isolante per via aerea di elementi di edificio come pareti, pavimenti, porte, finestre, elementi di facciata e facciate, ad eccezione di quegli elementi classificati come elementi edilizi di piccole dimensioni; UNI EN ISO 140-6: 2000 Acustica - Misurazione dell isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio Parte 6: Misurazioni in laboratorio dell isolamento dal rumore di calpestio di solai ; la norma specificava un metodo di laboratorio per la misura della trasmissione del rumore di calpestio nei solai utilizzando un generatore normalizzato di calpestio. Il metodo era applicabile a solai con o senza rivestimento; UNI EN ISO 140-8: 1999 Acustica - Misurazione dell isolamento acustico in edificio Parte 8: Misurazione in laboratorio della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di pavimentazioni su un solaio pesante normalizzato ; la norma specificava un metodo per la misura delle proprietà acustiche dei rivestimenti di pavimentazioni dal punto di vista della riduzione della trasmissione del rumore da calpestio su un solaio pesante normalizzato; UNI EN ISO : 2005 Acustica - Misurazione dell isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 11: Misurazione in laboratorio della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di pavimentazioni su un solaio leggero normalizzato ; la norma, analoga alla UNI EN ISO 140-8, prevedeva la misura su varie tipologie di solai leggeri, più utilizzate nei paesi nordici, fornendo inoltre, in appendici dal carattere informativo, metodi alternativi per la generazione/simulazione del rumore di calpestio; UNI EN ISO : 2006
2 Acustica - Misurazione dell isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio Parte 16: Misurazione in laboratorio dell incremento del potere fono isolante mediante rivestimento neo- addizionale ; la norma, che era a completamento della UNI EN ISO 140-3, descriveva un metodo di laboratorio per la misura dell incremento del potere fono isolante di pareti e di pavimenti quando sono ricoperti da un rivestimento addizionale; UNI EN : 1993 Acustica. Misura dell isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misura in laboratorio dell isolamento acustico per via aerea di piccoli elementi di edificio ; la norma prevedeva un metodo di misura in laboratorio dell isolamento dai rumori aerei, di piccoli elementi di edificio con area minore di 1 m2, come canali di aerazione, griglie, griglie o prese d aria, cassonetti, condutture elettriche o idrauliche. Nella nuova serie 10140, la valutazione dei vari indici unici prodotti dalle misure di isolamento acustico aereo e di calpestio continua ad essere effettuata secondo le classiche norme del 2007 UNI EN ISO 717 parte 1 e parte2. Le norme relative alle misure di isolamento in opera (ISO e 5 per il rumore aereo, ISO per il rumore di calpestio, ISO per situazioni particolari), non sono state revisionate. Per quanto riguarda il capitolo precisione ed incertezza delle misure, la nuova serie non modifica il riferimento normativo principale, attualmente allo stato di working draft (WD), costituito dalla norma UNI EN :1994 Acustica. Misura dell isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio. Determinazione, verifica e applicazione della precisione dei dati. Il diagramma seguente riassume la struttura della nuova serie e le relazioni che intercorrono con il quadro normativo precedente. Dal diagramma si nota la presenza delle due parti che svolgono la funzione di collettore, la parte 2, che specifica i metodi di prova per le misure dell isolamento aereo, e la parte 3 che si occupa dell isolamento del rumore da calpestio. Le parti 1, 4 e 5 sono norme comuni e di servizio alle precedenti. Il nuovo quadro normativo: UNI EN ISO : : Regole di applicazione per prodotti particolari ; la norma contiene nove appendici ognuna delle quali si occupa di definire la campionatura, la preparazione, il montaggio e le condizioni di funzionamento necessarie per eseguire le misure di isolamento aereo o di calpestio su varie tipologie di elementi di edificio; UNI EN ISO : : Procedure e requisiti di misurazione ; questa parte si occupa di definire le procedure di misura e la strumentazione necessaria per eseguire le misure di isolamento aereo o di calpestio; UNI EN ISO : 2010 Requisiti per le apparecchiature e le strutture di prova ; la parte si occupa principalmente di definire le caratteristiche che devono avere le apparecchiature e le camere di prova, in un certo senso, svolge il ruolo che aveva la vecchia UNI EN ISO Esaminiamo più nel dettaglio, quali sono le principali caratteristiche della nuova famiglia di norme e quali relazioni intercorrono con quelle da poco sostituite.
3 2. MISURE DELL ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA Le misure dell isolamento acustico per via aerea, nel nuovo quadro normativo sono state raccolte nella parte 2 della nuova serie: UNI EN ISO : 2010 Misurazione in laboratorio dell isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio Parte 2: Misurazione dell isolamento acustico per via aerea. Per quanto riguarda il metodo di misura l unica modifica degna di nota è l introduzione del riferimento alla ISO per la misura dei tempi di riverbero nelle camere che risulta più appropriata dalla ISO 354 impiegata in precedenza, ma che all atto pratico non modifica il procedimento di misura. Si può pertanto affermare che le nuove norme non comportano alcuna revisione tecnica del metodo di misura e pertanto si mantiene completamente la possibilità di Figura 1. Ambiente per la misura dell isolamento acustico aereo verticale secondo norma UNI EN ISO :2010 (Laboratorio Istituto Giordano) sicuramente la creazione di una parte specifica, la 1, che raccoglie le condizioni di preparazione e di prova per tutta una serie di prodotti di interesse, mentre nella vecchia versione le modalità di allestimento e prova erano divise tra varie parti della norma, alcune oltretutto non revisionate da molti anni. La ISO risulta quindi composta da una serie di capitoli (tecnicamente si tratta di appendici normative), ognuno dedicato a una specifica classe di prodotti con precise indicazioni sulle dimensioni e numerosità dei campioni, le modalità di posa e di giunzione con le strutture delle camere acustiche, eventuali grandezze addizionali misurabili, ecc. A oggi le appendici pubblicate confrontare le misure eseguite secondo le nuove e le vecchie norme. La modifica più interessante è Figura 2. Posa di pavimento per la misura dell isolamento acustico aereo orizzontale secondo la norma UNI EN ISO :2010 (Laboratorio Istituto Giordano) riguardano partizioni verticali, porte pedonali, finestre, vetri, piccoli elementi tecnici, chiusure oscuranti e rivestimenti di parete (p.es. contropareti a secco). La ISO è stata pensata come una norma in continua evoluzione, alla quale verranno aggiunte nuove appendici man mano che verranno standardizzate le condizioni di allestimento e prova per nuovi prodotti, o verranno revisionate le esistenti per dettagliare maggiormente gli aspetti non chiari. Bisogna tuttavia notare che, a causa della grande varietà di prodotti e soluzioni costruttive in commercio, spesso tipiche del nostro mercato
4 nazionale e scarsamente rappresentate negli altri paesi d Europa, questa parte della norma risulta a oggi ancora incompleta nella definizione di alcuni aspetti che possono avere un effetto importante sulla precisione delle misure o sulla possibilità di confrontare risultati diversi ottenuti su prodotti simili. Allo scopo di superare queste difficoltà i gruppi di lavoro dell UNI stanno lavorando con grande impegno per pubblicare nuove norme o rapporti tecnici di complemento alle norme ISO. 3. MISURE DELL ISOLAMENTO DEL RUMORE DA CALPESTIO. Le misure dell isolamento del rumore di calpestio, nel nuovo quadro normativo sono state raccolte dalla parte 3: UNI EN ISO : : Misurazione dell isolamento del rumore da calpestio. Il documento descrive genericamente le apparecchiature, i metodi di misura e d allestimento dei campioni, smistando ulteriori dettagli alle parti 1,4 e 5. La preparazione e le caratteristiche dei solai sono descritte nelle appendici F ed H della norma UNI EN ISO In particolare l appendice H riveste un ruolo primario nella misura della riduzione del rumore di calpestio per la determinazione dell indice di valutazione Lw. I contenuti dell appendice H sono quasi coincidenti con quelli già presenti nelle vecchie norme UNI EN ISO e UNI EN ISO Vi sono piccoli aggiustamenti, come ad esempio offrire la possibilità, nel caso di campioni flessibili senza adesivo, di porre a solaio nudo la macchina da calpestio nella stessa posizione in cui era posizionato il provino; precedentemente era necessario effettuare due misure ponendo la macchina su ogni lato Figura 3. Ambiente per la misura dell isolamento del rumore di calpestio secondo la norma UNI EN ISO :2010 (Laboratorio Istituto Giordano) del campione. Le caratteristiche della macchina da calpestio sono definite nell appendice E della UNI EN , mentre nell appendice F sono descritte le sorgenti impattive alternative, già presenti nella vecchia norma UNI EN ISO La parte 5 include le caratteristiche dimensionali ed acustiche che le camere di prova ed i solai devono avere e le procedure per la qualificazione e/o verifica delle trasmissioni laterali. Nella parte 4 vi sono ulteriori requisiti di misura ed un breve paragrafo dedicato alla verifica delle trasmissioni di fiancheggiamento con l analisi della velocità vibrazionale degli elementi laterali. Nella vecchia serie questa metodologia era un informazione contenuta nell appendice D della norma UNI EN ISO (isolamento aereo), e nell appendice C della norma UNI EN ISO (isolamento da calpestio), ora è inserita a pieno titolo all interno della norma. 4. Conclusioni In sintesi, il nuovo quadro normativo è un intervento di revisione che non pregiudica l attività sperimentale pregressa. Per quanto riguarda l accreditamento dei laboratori di prova, cogenti per la direttiva CPD, o volontari a marchio ACCREDIA, è ragionevole
5 ipotizzare che il mutamento normativo comporterà solo variazioni degli elenchi prove e semplici aggiornamenti della documentazione procedurale interna. Dal punto di vista dei produttori, si ritiene che la maggior parte delle prove condotte in conformità alla precedente revisione delle ISO 140 possano essere considerate ancora valide, salvo verificare caso per caso quei prodotti per i quali non erano indicati con sufficiente precisione le modalità di preparazione e prova e per i quali pertanto i laboratori hanno dovuto stabilire dei codici di prova personalizzati. La revisione delle norme di prova è stata l occasione per ridare coerenza e solidità a una serie di metodi il cui scopo è duplice: da una parte si vuole permettere un confronto delle prestazioni dei prodotti ottenute in condizioni il più possibile omogenee e riproducibili, dall altra si vuole fornire ai progettisti la possibilità di impiegare nei modelli previsionali dei dati di ingresso affidabili che allo stato attuale delle conoscenze tecniche e scientifiche possono derivare solo da una sperimentazione diretta.