Source: http://docplayer.fi/39171007-Synergy-bhr-mom-tekonivelen-keskipitkan-aikavalin-kliinisradiologiset-tulokset.html
Timestamp: 2019-11-18 16:02:34+00:00
Document Index: 8716982

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset - PDF
Download "Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset"
1 Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset Pyry Jämsä, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Aleksi Reito ja Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa We analysed the mid-term clinical and radiological results of 87 consecutive cementless large-diameter head metal-on-metal total hip replacements (Synergy- BHR) performed for 80 patients at COXA Hospital over Mean age of the patients was 59 years and median follow up time 4.4 years (range, ). Harris hip score (HHS) increased from 47 points preoperatively to 93 points at 1-2 year follow-up examination (p<0.001). The five-year survival rate was 96% (95% CI %), with revision for any reason as the end point. Two of the revisions were performed for ARMeD. In conclusion, this hip replacement provided patients with a good clinical outcome in the mid-term. Longer-term follow-up, however, is required to see, whether these results stand the test of time. Perinteisen lonkkatekonivelen toiminnalliset tulokset ja pysyvyys on useissa yksittäisten klinikoiden ja väestötason tutkimuksissa todettu erinomaisiksi vanhemmilla yli 55-vuotiailla potilailla (1). Nuoremmilla potilailla ongelmana on ollut sementtikiinnitteisten tekonivelten irtoaminen, ja toisaalta sementittömien kuppiosien muovisen liukupinnan liiallinen kuluminen (2). Kuitenkin sementittömien varsien pysyvyys on ollut erinomainen myös nuoremmilla alle 55-vuotiailla potilailla (3). Yrityksenä ratkaista nuorempien potilaiden lonkkatekonivelten ongelmat kehitettiin 1990-luvun loppupuolella nk. moderni pinnoitetekonivel, jossa päästään hyödyntämään isoa metal-on-metal (MOM) liukuparia. Pinnoitetekonivelleikkauksen lyhyen ja keskipitkän aikavälin tulokset ovat olleet lupaavia (4 7). Ei ole kuitenkaan näyttöä, että leikkaustulos millään mittarilla arvioituna olisi parempi pinnoitetekonivelleikkauksen kuin perinteisen varrellisen tekonivelen jälkeen (8 10). Lisäksi pinnoitetekonivelen saaneilla potilailla on kaksinkertainen riski joutua uusintaleikkaukseen femurkomponentin irtoamisen tai periproteettisen murtuman vuoksi tavanomaisen sementittömän varsiosan saaneisiin verrattuna (11). Parhaat tulokset pinnoitetekonivelistä on raportoitu saadun isokokoisilla (mies)potilailla, joilla reisiluun pää on suuri. Sen sijaan pientä nuppia käytettäessä luksaatiot ovat yleisempiä ja uusintaleikkauksen riski on suurentunut (12 14). Pinnoitetekonivel ei sovellu kaikille nuorille potilaille joko poikkeavan anatomian tai reisiluun pään heikon luuaineksen vuoksi. Tästä syystä kehitettiin nk. modulaarinen pinnoitetekonivel, jossa moderniin sementittömään varsiosaan yhdistetään isokokoinen metallinen nuppiosa ja lonkkamaljakon puolella käytetään samaa yksiosaista sementitöntä metallikuppiosaa kuin pinnoitekonivelleikkauksessakin. BHR (Birmingham Hip Resurfacing) on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti ollut käytetyin pinnoitetekonivel, jonka keskipitkän aikavälin tulokset ovat olleet hyvät sekä yksittäisten klinikoiden että myös kansallisten tekonivelrekisterien aineistoissa (4 7,13). Samaa liukuparia hyödyntävää isonuppista MOM-tekoniveltä (sementitön Synergy -varsiosa yhdistettynä BHR -kuppiin) on käytetty myös maailmalla runsaasti, mutta sen tuloksista on olemassa vasta lyhyen aikavälin tuloksia (13). Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää tekonivelsairaala Coxassa vuosina tehtyjen Synergy- BHR MOM-tekonivelleikkausten toiminnalliset tulokset ja pysyvyys keskipitkässä seurannassa. 324 SOT
2 Taulukko 1. Potilaiden demografiset tiedot. Mies/nainen (potilaiden lkm.) 51/29 Keski-ikä (vaihteluväli) 59 (27-78) vuotta BMI keskimäärin (vaihteluväli) kg/m ( ) Diagnoosi Primaari artroosi 62 (71,3%) Sekundaariartroosi Legg- Perthes Calven jälkitila 6 (6,9%) Sekundaariartroosi Epifyseolyysin jälkitila 4 (4,6%) Sekundaariartroosi: DDH:n jälkitila 2 (2,3%) Reisiluun kaulan murtuma 6 (6,9%) Kaputnekroosi 7 (8,0%) Taulukko 2. HHS:n kehitys leikkauksen jälkeen. HHS HHS pain HHS yli 80 Preoperatiivinen käynti (keskihajonta) 47 (16) 20 (6) 1,1 % 1. kontrolli (keskihajonta) 92 (18) 44 (8) 77,6 % 2.kontrolli (keskihajonta) 93 (13) 44 (9) 71,8 % Aineisto ja menetelmät Tutkimukseen otettiin mukaan Tekonivelsairaala Coxassa välisenä aikana tehdyt 87 ensimmäistä perättäistä Synergy- BHR tekonivelleikkausta (80 potilasta). Mediaani seuranta-aika oli 4,4 vuotta. 5 potilasta (5 lonkkaa) kuoli seurannan aikana keskimäärin 3,2 vuotta leikkauksesta (vaihtelu 1,8-3,6v). Potilaiden demografiset tiedot on esitetty taulukossa 1. Tutkimuksessa analysoitavat pre-, peri- ja postoperatiiviset tiedot oli tallennettu Coxan Tekoset- potilastietojärjestelmään prospektiivisesti ja ne analysoitiin retrospektiivisesti. Postoperatiivet tiedot arvioitiin kahdelta eri ajankohdalta: 1 3 kk ja 1 2 vuotta leikkauksesta. Harris Hip Score (HHS) oli tallennettu sekä pre- että postoperatiivisilla käynneillä. Tiedot komplikaatioista kerättiin potilaiden sairauskertomuksista. Komplikaatioiksi luettiin kaikki uusintaleikkaukseen johtaneet syyt, sekä lisäksi sellaiset komplikaatiot, jotka eivät ole välttämättä johtaneet uusintaleikkaukseen (syvät laskimotukokset, keuhkoemboliat, sydän- ja aivotapahtumat, hematoomat, tekonivelen sijoiltaanmeno, murtumat, pinnalliset infektiot ja haavan paranemisongelmat). Kupin asento arvioitiin digitaalisista rtg-kuvista AGFA Orthopaedic Tools -ohjelmalla. Anteversio laskettiin Reiton ja työtovereiden kuvaaman menetelmän avulla (15). Inklinaatiota vastaavana arvona käytettiin acetabulum-kupin reunasta reunaan piirretyn suoran ja istuinkyhmyjen välisen suoran välistä kulmaa. Samasta lonkasta saaduista kahdesta eri inklinaation ja anteversion arvosta laskettiin keskiarvo virheen vähentämiseksi. Hyväksi kupin asennoksi määriteltiin seuraavat: anteversio ja inklinaatio Wilcoxonin testiä ja parillisten otosten T-testiä käytettiin vertaamaan preoperatiivisia ja postoperatiivisiä tuloksia toisiinsa. Edellisessä analyysissä suljettiin pois kaikki lonkkamurtumapotilaat (n=6). Kruskal- Wallis ja Mann-Whitney testejä käytettiin arvioimaan eri tekijöiden vaikutusta HHS:n kasvuun. Inklinaation yhteyttä vinkumiseen tutkittiin Mann-Whitneyja khiin-neliö-testillä. Survival analyysissä käytettiin Kaplan-Meierin eloonjäämismallia. Eri tekijöiden vaikutusta tekonivelen pysyvyyteen arvioitiin Cox-regression monimuuttujamallin avulla. P-arvoa < 0,05 pidettiin merkittävinä. Tilastollisiin analyyseihin käytettiin SPSS 19.0 ohjelmaa. Tulokset HHS ja HHS for pain paranivat merkittävästi leikkauksen jälkeen (p< 0,001). Preoperatiivisesti HHS ja SOT 325
3 Taulukko 3. Liikelaajuuden muutos leikkauksen jälkeen. Fleksio Ekstensio Sisärotaatio Ulkorotaatio Adduktio Abduktio Kokonaisliikelaajuus Liikelaajuuden muutos postop vs preop tilanne (95% CI) +18 (12-25 ) +14 (9-18 ) +21 (16-25 ) +19 (15-23 ) +15 (12-18 ) +20 (17-23 ) +107 ( ) Taulukko 4. Saavutettu kupin asento. Lukumäärä (osuus) Anteversio alle 10 3 (4,1%) Anteversio (79,7%) Anteversio yli (16,2%) Inklinaatio alle 35 3 (4,1%) Inklinaatio (59,5%) Inklinaatio (21,6%) Inklinaatio yli (14,9%) Asento keskimäärin (vaihteluväli) 22,8 (2,8-38,1 ) 47,5 (27,2-62,7 ) Taulukko 5. Nuppikokojakauma Nuppikoko Lonkkien Osuus lukumäärä 42mm 7 8,0% 46mm 24 27,6% 50mm 24 27,6% 54mm 30 34,5% 58mm 2 2,3% HHS for pain olivat 47 ja 20 pistettä, 1 3kk päästä leikkauksesta 92 ja 44 pistettä, millä tasolla ne pysyivät 2 3 vuoden jälkitarkastuksessakin (taulukko 2). Iällä, BMI:llä, nuppikoolla tai sukupuolella ei todettu olevan vaikutusta HHS muutokseen. Lonkkien liikelaajuudet paranivat merkittävästi leikkauksen jälkeen (p<0,001), kuten taulukossa 3 on esitetty. Aineistossamme ei todettu yhtään luksaatiota. 8 potilasta (8 lonkkaa, 11,3%) kertoi lonkan pitäneen jonkinlaista ääntä (vinkunaa, kitinää, rahinaa) seurannan aikana. 7 potilasta (7 lonkkaa, 9,1%) koki muljahduksen tunnetta ja muita subluksaatioon viittaavia tuntemuksia. Potilaat, joiden lonkasta kuului ääntelyä, eivät kuitenkaan päätyneet seuranta-aikana uusintaleikkaukseen muita potilaita useammin. Hyvä kupin anteversioasento saavutettiin 80% lonkista (n=59) ja hyvä inklinaatio puolestaan 60% (n=44) lonkista (taulukko 4). Nuppikokojakauma on esitetty taulukossa 5. Revisioita tehtiin yhteensä neljä. Kahdelle potilaalla (2 lonkkaa) tehtiin kuppirevisio ARMeD- reaktion (adverse reaction to metal debris) vuoksi. Näistä potilaista toisella kupin anteversio oli hivenen korostunut (anteversio 33 ja inklinaatio 47 ). Toisella potilaalla kupin asento oli hyvä (22 ja 50 ) Yhdellä potilaalla varsirevisio tehtiin jalan pitenemisestä johtuvien selkäoireiden helpottamiseksi. Yhdelle potilaalle tehtiin syvän varhaisvaiheen infektion vuoksi nupinvaihto ja debridement. Neljällä potilaalla todettiin pinnallinen haavainfektio, joka hoidettiin kaikilla haavarevisiolla. Infektio ei uusinut yhdelläkään näistä potilaista seuranta-aikana. Yhdellä potilaalla kivulias lihashernia johti uusintaleikkaukseen, jossa m. tensor fasciae latae suturoitiin uudestaan kiinni. Yhtään aseptista komponenttien irtoamista ei aineistossamme todettu. Viiden vuoden survival oli 96,3% (95% CI 92,2-100%) kaikki revisiot huomioon ottaen. Iällä, sukupuolella, BMI:llä, anteversiolla, inklinaatiolla tai nuppikoolla ei todettu olevan vaikutusta revisioriskiin. Pohdinta Lonkan tekonivelleikkauksella, sementitöntä varsiosaa ja pinnotetekoniveltä vastaavaa isonuppista metalli-metalli liukuparia käyttäen, saavutettiin hyvä 326 SOT
4 toiminnallinen tulos Harris hip scorella mitattuna. Seurannan aikana huolestuttavan monella potilaalla kuitenkin ilmeni tekonivellonkassa poikkeavaa ääntelyä tai subluksaatiotuntemuksia isosta nuppikoosta huolimatta. Kupin asento oli keskimäärin hyvä anteversion ollessa 23 ja inklinaation 48 astetta. Kuitenkin yli kolmenneksella potilaista kupin inklinaatio oli yli 50º. Tutkitun tekonivelen 5-vuotis pysyvyys oli hyvä (96%). Seuranta-aikana jouduttiin kahteen lonkkaan tekemään liukuparirevisio ARMeDin vuoksi. Yhtään kupin tai varren aseptista irtoamista ei todettu seuranta-aikana. Tutkimuksessamme on muutamia heikkouksia. Seurannan päätetapahtumana oli revisio, minkä tiedetään olevan karkea mittari leikkauksen onnistumiselle. Koska systemaattista metalli-ionien kartoitusta tai MAR MRI / UÄ kuvantamista ei tehty, voi potilaidemme joukossa luonnollisesti olla piileviä AR- MeD -tapauksia. Pienehkön potilasaineiston (n=87) ja vähäisten revisioleikkausmäärien vuoksi itse revisiotapahtumia on vähän, joka vaikeuttaa syy-seuraus suhteiden löytämistä. Vahvuutenamme on kuitenkin valikoimaton potilasaineisto; tutkimukseen otettiin kaikki perättäiset Synergy- BHR artroplastiat tutkimusaikaväliltä. Tutkimuksessamme havaittu hyvä 5-vuotispysyvyys on täysin vertailukelpoinen BHR- pinnoitusartroplastiasta saatuihin tuloksiin (4,5,7,16), mukaan lukien omasta klinikastamme raportoidut BHR-pinnoitteen 6-vuotistulokset (4). Varrellisten meganupillisten metalli-metallitekonivelten tuloksista on vasta hyvin vähän julkaistua tietoa. Tutkimastamme tekonivelmallista on saatavilla vasta lyhyen aikavälin tuloksia (13). Bollanin ja työovereiden (17) sementtikiinnitteisen varren ja meganupin yhdistelmää tutkivassa tutkimuksessa 5-vuotis pysyvyys oli vain 92%. Ko. tutkimuksessa huonon tuloksen taustalla oli kartion ja nupin välisen liitoksen kuluminen ja varren passiivisen korroosion aiheuttamat ARMeD-reaktiot. Englannin ja Walesin tekonivelrekisterin tuoreimmassa katsauksessa meganupillisten MOM-tekonivelten keskimääräinen 5-vuotispysyvyys oli myös merkittävästi huonompi, kuin tutkimuksessamme havaittu (18). Tähän tulokseen voi vaikuttaa luonnollisesti se, että aineistomme pohjautuu tekonivelkirurgiaan keskittyneeseen yksikköön ja rekisteritulokset ovat aina väestöpohjaisia. Hartin ja työtovereiden retrievaltutkimuksessa todettiin, että kupin pysty asento lisää metallisen liukuparin kulumista (19). Toisaalta Markerin ja kumppaneiden (20) aineistossa kupin inklinaatiolla ei todettu yhteyttä revisioriskiin. BHR-komponenteillakin on todettu veren metalli-ionien nousevan, kun kupin inklinaatio on yli 55 astetta (21). Pienikokoisia komponentteja käytettäessä kupin asennon merkitys kuitenkin todennäköisesti korostuu, vaikka tässäkin asiassa on mallikohtaisia eroja (22). Bernasek ym totesivat, että yli 45 asteen inklinaatio lisäsi heidän aineistossaan vinkumisen riskiä (23). Joka tapauksessa on huolestuttavaa, että tekonivelkirurgiaankin keskittyneessä yksikössämme yli kolmanneksella potilaita kupin inklinaatio oli tässä aineistossa yli 50 astetta. Kupin asemoinnin haastavuudesta kertoo myös se, että Langtonin ja kumppaneiden tuoreessa tutkimuksessa todettiin, että kolme kokenutta ison volyymin tekonivelkirurgia saavutti optimaalisen kupin asennon alle 30% pinnoitetekoniveleikkauksista (24). Yhteenvetona voidaan todeta, että lonkan tekonivelleikkauksella Synergy BHR meganupillista MOMtekoniveltä käyttäen voidaan saavuttaa hyvä toiminnallinen tulos ja 5-vuotispysyvyys. Tuloksemme ovat vertailukelpoisia kansainväliseen kirjallisuuteen verrattuna. MOM-tekonivelen ollessa kyseessä leikkauksen pitkäaikaistulos ja mahdollisten ARMeD reaktioiden todellinen ilmaantuvuus nähdään kuitenkin vasta pidemmän seurannan kautta. Kirjallisuus 1. Makela K, Eskelinen A, Pulkkinen P, Paavolainen P, Remes V. Cemented total hip replacement for primary osteoarthritis in patients aged 55 years or older: results of the 12 most common cemented implants followed for 25 years in the Finnish Arthroplasty Register. J Bone Joint Surg Br. 2008;90- B: Eskelinen A, Remes V, Helenius I, Pulkkinen P, Nevalainen J, Paavolainen P. Total hip arthroplasty for primary osteoarthrosis in younger patients in the Finnish arthroplasty register. 4,661 primary replacements followed for 0-22 years. Acta Orthop. 2005;76: Eskelinen A, Remes V, Helenius I, Pulkkinen P, Nevalainen J, Paavolainen P. Uncemented total hip arthroplasty for primary osteoarthritis in young patients: a mid-to long-term follow-up study from the Finnish Arthroplasty Register. Acta Orthop. 2006;77: Reito A, Puolakka T, Pajamaki J. Birmingham hip resurfacing: Five to eight year results. Int Orthop 2011;35: McMinn DJ, Daniel J, Ziaee H, Pradhan C. Indications and results of hip resurfacing. Int Orthop 2011;35: Treacy RB, McBryde CW, Pynsent PB. Birmingham hip resurfacing arthroplasty. A minimum follow-up of five years. J Bone Joint Surg Br. 2005;87-B: Treacy RB, McBryde CW, Shears E, Pynsent PB. Birmingham hip resurfacing: a minimum follow-up of ten years. J Bone Joint Surg Br. 2011;93-B: SOT 327
5 8. Eastaugh-Waring SJ, Seenath S, Learmonth DS, Learmonth ID. The practical limitations of resurfacing hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2006;21: Zywiel MG, Marker DR, McGrath MS, Delanois RE, Mont MA. Resurfacing matched to standard total hip arthroplasty by preoperative activity levels - a comparison of postoperative outcomes. Bull NYU Hosp Joint Dis. 2009;67: Lavigne M, Therrien M, Nantel J, Roy A, Prince F, Vendittoli PA. The John Charnley Award: The functional outcome of hip resurfacing and large-head THA is the same: a randomized, double-blind study. Clin Orthop Rel Res. 2010;468: Springer BD, Connelly SE, Odum SM, Fehring TK, Griffin WL, Mason JB ym. Cementless femoral components in young patients: review and meta-analysis of total hip arthroplasty and hip resurfacing. J Arthroplasty. 2009;24: McBryde CW, Theivendran K, Thomas AM, Treacy RB, Pynsent PB. The influence of head size and sex on the outcome of Birmingham hip resurfacing. J Bone Joint Surg Am. 2010;92- A: AOA. Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry. Annual Report Accessed Lombardi AV Jr, Skeels MD, Berend KR, Adams JB, Franchi OJ. Do large heads enhance stability and restore native anatomy in primary total hip arthroplasty? Clin Orthop Rel Res. 2011;469: Reito A, Puolakka T, Paakkala A, Pajamäki J. Assessment of inter- and intra-observer reliability in the determination of radiographic version and inclination of the cup in metal-onmetal hip resurfacing. Int Orthop Carrothers AD, Gilbert RE, Jaiswal A, Richardson JB. Birmingham hip resurfacing: the prevalence of failure. J Bone Joint Surg Br. 2010;92-B: Bolland BJ, Culliford DJ, Langton DJ, Millington JP, Arden NK, Latham JM. High failure rates with a large-diameter hybrid metal-on-metal total hip replacement: clinical, radiological and retrieval analysis. J Bone Joint Surg Br. 2011;93: NJR. National Joint Registry for England and Wales. Annual report Hart AJ, Ilo K, Underwood R, Cann P, Henckel J, Lewis A ym. The relationship between the angle on version and rate of wear of retrieved metal-on-metal resurfacings. J Bone Joint Surg Br. 2011;93-B: Marker DR, Zywiel MG, Johnson AJ, Seyler TM, Mont MA. Are component positioning and prosthesis size associated with hip resurfacing failure?. BMC Musculoskeletal Disorders 2010;11: Langton DJ, Sporowson AP, Joyce TJ, Reed M, Carluke I, Partington P ym. Blood metal ion concentrations after hip resurfacing arthroplasty. J Bone Joint Surg Br. 2009;91-B: Langton DJ, Jameson SS, Joyce TJ, Webb J, Nargol AV. The effect on component size and orientation on the concentration of the metal ions after resurfacing arthroplasty of the hip. J Bone Joint Surg Br. 2008;90-B: Bernasek T, Fisher D, Dalury D, Levering M, Dimitris K. Is Metal-on-Metal Squeaking Related to Acetabular Angle of Inclination?. Clin Orthop Rel Res. 2011;469: Langton DJ, Joyce TJ, Jameson SS, Lord J, Van Orsouw M, Holland JP ym. Adverse reactions to metal debris following hip resurfacing. J Bone Joint Surg Br. 2011;93-B: SOT
Durom-pinnoiteartroplastian kliinis-radiologiset tulokset keskipitkässä seurannassa
Durompinnoiteartroplastian kliinisradiologiset tulokset keskipitkässä seurannassa Ilkka Rauma, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Aleksi Reito ja Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa We evaluated the clinical
Pinnacle metalli-metalli -lonkkatekonivelen saaneiden potilaiden seurantatulokset moderneilla seurantamenetelmillä arvioituna
Pinnacle metalli-metalli -lonkkatekonivelen saaneiden potilaiden seurantatulokset moderneilla seurantamenetelmillä arvioituna Jyri Korhonen, Olli Lainiala, Teemu Moilanen, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala
PINNACLE METALLI-METALLI LONKKATEKONIVELEN SAANEIDEN POTILAIDEN SEURANTATULOKSET MODERNEILLA SEURANTAMENETELMILLÄ ARVIOITUNA
PINNACLE METALLI-METALLI LONKKATEKONIVELEN SAANEIDEN POTILAIDEN SEURANTATULOKSET MODERNEILLA SEURANTAMENETELMILLÄ ARVIOITUNA Jyri Korhonen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen
Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa
Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Tampere Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Kirjallisuudessa
Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille - kahdeksan yleisintä sementitöntä tekoniveltä 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo T.
Lonkan fiksaatiometodin valinta
Lonkan fiksaatiometodin valinta IX Valtakunnallinen tekonivelkurssi Turku Logomo24.4.2019 Mikko Manninen, Orton Lonkan tekonivelen kiinnitysmenetelmät Molemmissa komponenteissa voidaan käyttää joko kiinnityssementtiä
VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio
VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio Keskiviikko 3.4.2013 8.00 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro Polven tekonivel Moderaattori: Petri
Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa
Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa Suomen Artroplastiayhdistys VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.-21.4.2017 Tampere Tuukka Niinimäki Oulun yliopistollinen
VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere
VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere Ilmoittautuminen ja kahvi klo 8.00 9.00 Keskiviikko 19.4.2017 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro
V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa.
V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Kokouspaikka: Crowne Plaza, 27 29.4. 2011, Helsinki. V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa.
YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes
YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA Ville Remes TEKONIVELLEIKKAUS ON YLEISIN KORVATTAVA POTILASVAHINKO 2008-2016 POTILASVAHINKOLAIN KORVAUSPERIAATTEET Vältettävyys Hoitovahinko Lääkkeen toimittamisvahinko
Lonkan ja polven. tekonivelseuranta. Antti Eskelinen Dosentti, apulaisylilääkäri
Lonkan ja polven tekonivelseuranta Antti Eskelinen Dosentti, apulaisylilääkäri Sidonnaisuudet (36 kk) Tutkimusrahoitusta (Coxalle) DePuy Luentopalkkioita DePuy, Duodecim-seura Taustaa Esityksen sisältö
Septinen infektio lonkan pseudotuumorissa metalli-metalli-liukupintapariin liittyen
Septinen infektio lonkan pseudotuumorissa metalli-metalli-liukupintapariin liittyen Sanna Ristolainen, Rami Madanat, Tatu Mäkinen, Lauri Handolin, Ville Remes HUS Töölön sairaala, HUS Peijaksen sairaala
Sanni Leppänen. POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEN VAIKUTUS POTILAIDEN TYÖKYKYYN JA KIPULÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Prospektiivinen 2 vuoden seurantatutkimus
Sanni Leppänen POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEN VAIKUTUS POTILAIDEN TYÖKYKYYN JA KIPULÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Prospektiivinen 2 vuoden seurantatutkimus Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta Lääketieteen lisensiaatin
Pinnoitetekonivelen tulokset 40-vuotiailla ja sitä nuoremmilla potilailla
Pinnoitetekonivelen tulokset 40-vuotiailla ja sitä nuoremmilla potilailla Aleksi Reito, Antti Eskelinen, Jorma Pajamäki, Timo Puolakka Tekonivelsairaala Coxa We analysed the results of metal-on-metal hip
Reisiluun calcar-alueen murtumien riskitekijät sementittömässä lonkan tekonivelleikkauksessa. Tapaus-verrokkitutkimus.
Reisiluun calcar-alueen murtumien riskitekijät sementittömässä lonkan tekonivelleikkauksessa. Tapaus-verrokkitutkimus. Simo Miettinen¹, Tatu Mäkinen2, Inari Kostensalo3, Keijo Mäkelä3, Jukka Kettunen¹,
Lonkkarevisiot. Maija Pesola oyl,, Keski-Suomen keskussairaala
Lonkkarevisiot Maija Pesola oyl,, Keski-Suomen keskussairaala Yleistä lonkkarevisioiden määm äärä riippuu aiemmin alueella käyteityistä proteesimalleista ja niiden käyttk yttäytymisestä varsirevisiot harvinaistuneet
METALLI METALLI-LIUKUPINTAISTEN LONKAN TEKONIVELLEIKKAUSTEN VARHAISVAIHEEN TULOKSET
METALLI METALLI-LIUKUPINTAISTEN LONKAN TEKONIVELLEIKKAUSTEN VARHAISVAIHEEN TULOKSET Henri Miettinen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Ortopedian, traumatologian
Lonkan ja lonkan tekonivelen kuvantaminen
Lonkan ja lonkan tekonivelen kuvantaminen Milja Holstila, MSK-radiologi, TYKS VTK-päivät 24.4.2019, Logomo 26.6.2019 Mitä kuvataan? Artroosi, FAI, dysplasia? Preoperatiivinen kuvaus: diagnoosi? Postoperatiivinen
Pitkäaikainen kipu polven tekonivelleikkauksen jälkeen on verrattain yleistä. Kipuja esiintyy
Pitkäaikainen kipu polven tekonivelleikkauksen jälkeen Pitkäaikainen kipu polven tekonivelleikkauksen jälkeen on verrattain yleistä. Kipuja esiintyy useammin uusintaleikkauksen kuin ensileikkauksen jälkeen.
POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULEVIEN TYÖIKÄISTEN POTILAIDEN TOIMINTAKYKY JA ELÄMÄNLAATU ENNEN LEIKKAUSTA
POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULEVIEN TYÖIKÄISTEN POTILAIDEN TOIMINTAKYKY JA ELÄMÄNLAATU ENNEN LEIKKAUSTA Sanna-Riina Nurmi Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö
Veren ja nivelnesteen tulehdusmerkkiaineet infektion ja metallireaktion erotusdiagnostiikassa ja metallireaktion vaikeusasteen arvioinnissa
Veren ja nivelnesteen tulehdusmerkkiaineet infektion ja metallireaktion erotusdiagnostiikassa ja metallireaktion vaikeusasteen arvioinnissa Jaakko Lassila, Olli Lainiala, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala
Miten valitsen tekonivelen?
Miten valitsen tekonivelen? Lonkka Polvi 1 Zimmer Biomet Your Progress. Our Promise. Kumppanisi potilaan hyväksi Your Progress. Our Promise. on sitoumuksemme toimia potilaan parhaaksi yhteistyössä terveydenhuollon
RETROSPEKTIIVINEN KOHORTTITUTKIMUS POLVEN SEMENTITTÖMÄSTÄ UNILATERAALISESTA OXFORD- TEKONIVELESTÄ COXASSA VUOSINA 2010-2012
RETROSPEKTIIVINEN KOHORTTITUTKIMUS POLVEN SEMENTITTÖMÄSTÄ UNILATERAALISESTA OXFORD- TEKONIVELESTÄ COXASSA VUOSINA 2010-2012 Teemu Hevonkorpi Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen
Lihavuus voi huonontaa polven tekonivelleikkauksen tulosta
Lihavuus voi huonontaa polven tekonivelleikkauksen tulosta Jaakko Järvenpää 2, Jukka Kettunen 1, Jarmo Heiskanen 1, Jukka Huopio 1, Juha Lumiaho 1, Hannu Miettinen 1 1Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian
Finnish Journal of Orthopaedics and Traumatology
Finnish Journal of Orthopaedics and Traumatology Julkaisija Suomen Ortopediyhdistys Ortopedföreningen i Finland ry. Publisher Finnish Orthopaedic Association Toimituksen osoite: SOT-lehti / Heikki Österman
Keskiviikko Europae Suomen ortopediyhdistys
Keskiviikko 20.11.2013 Europae Suomen ortopediyhdistys 10.00-13.00 Vapaat esitelmät Puheenjohtajina Jarmo Kangas Coxa & Ilkka Sinisaari Orton 10.00-10.05 Päivien avaus Suomen Ortopediyhdistyksen puheenjohtaja
Coxan tekonivelrekisterin validointi polven ensitekonivelleikkaukset Sanna Multanen, Ville Mattila, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa Vuonna 2009 Suomessa tehtiin polven ensitekonivelleikkauksia yhteensä
SYVENTÄVIEN OPINNÄYTETYÖ
SYVENTÄVIEN OPINNÄYTETYÖ Veren ja nivelnesteen tulehdusmarkkerit infektion ja metallireaktion erotusdiagnostiikassa ja metallireaktion vaikeusasteen arvioinnissa Tutkimusryhmä: LK Jaakko Lassila LK Olli
LÖYDÖKSET METALLIREAKTIOEPÄILYN VUOKSI UUSINTALEIKATUISSA LONKAN METALLI-METALLI- TEKONIVELISSÄ
LÖYDÖKSET METALLIREAKTIOEPÄILYN VUOKSI UUSINTALEIKATUISSA LONKAN METALLI-METALLI- TEKONIVELISSÄ Olli Lainiala Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Syyskuu 2012