Source: http://docplayer.fi/99302-2-1-kannettavien-mittarien-laatuvaatimukset-5-2-2-mittarin-vastuuhenkilo-5.html
Timestamp: 2018-01-20 05:47:59+00:00
Document Index: 14314971

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset Mittarin vastuuhenkilö 5 - PDF
2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset Mittarin vastuuhenkilö 5
Download "2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset 5 2.2 Mittarin vastuuhenkilö 5"
1 OHJE VAL 4 / Kannettavien säteilymittarien laatu- ja tarkastusvaatimukset 1 Jo h d a n t o 5 2 Kannettavat mittarit säteilyvalvonnassa Kannettavien mittarien laatuvaatimukset Mittarin vastuuhenkilö 5 3 Säteilymittarin toiminnan tarkastusmenettely Perusteet mittareiden tarkastukselle Vastuu kannettavien mittareiden tarkastamisesta ja tarkastusaikaväli Tarkastustoiminnan turvallisuuslupa Tarkastustoimenpiteet Mittarin hylkääminen ja tarkastuksen yhteydessä havaitut puutteet 6 LIITE A Kannettavat pelastustoiminnan säteilymittarit 7 A.1 Yleistä 7 A.2 Säteilyn yleismittari 7 A.3 Säteilyn perusmittari 8 A.4 Henkilöannosmittari 8 A.4.1 Aktiivinen annosnopeus-annosmittari 8 A.4.2 Passiivinen annosmittari 8 A.5 Säteilyn yleis- ja perusmittareilta vaadittavat yleiset ominaisuudet ja niiden testaus 9 A.6 Kirjallisuutta 12 LIITE B Ulkoisen säteilyn aiheuttama annosnopeus 13 LIITE C Ta r k a s tu s t o i m i n n a n tu r v a l l i s u u s l u p a ja va s t a ava n j o h t a j a n p ä t ev y ys 14 LIITE D Tarkastusmittausten tekeminen 15 LIITE E Kannettavan säteilymittarin tarkastuspöytäkirja 16 Tämä ohje korvaa Säteilyturvakeskuksen julkaiseman ohjeen VAL 1.3 Kannettavat säteilymittarit. Ohje käytöstä varmistusmittauksiin sekä mittareiden tarkastus- ja laatuvaatimukset, Helsinki 2008 ISSN ISBN (nid.) Edita Prima Oy 2008 ISBN (pdf) ISBN (html) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address Laippatie 4, Helsinki Postiosoite / Postal address PL / P.O.Box 14, FIN Helsinki, FINLAND Puh./Tel. (09) , Fax (09) ,
2 OHJE VAL 4 / Ohjeen käyttäjille Valtakunnallisen säteilytilanteen jatkuva valvonta perustuu ulkoisen säteilyn annosnopeutta mittaaviin automaattisiin säteilymittausasemiin. Kannettavilla säteilymittareilla tehtävät ulkoisen säteilyn annosnopeuden mittaukset ovat tarpeen esimerkiksi automaattisten mittausasemien poikkeuksellisten havaintojen varmentamisessa. Lisäksi kannettavia mittareita käytetään raja- ja tullivalvonnassa, pelastus- ja väestönsuojelutoiminnassa sekä omatoimisessa varautumisessa. Tämän ohjeen kohderyhmä ovat pelastuslaitokset, joilla on tärkeä osuus säteilytilanteen valvonnassa, sekä muutkin kannettavien mittarien käyttäjät. Ohje soveltuu myös omatoimiseen varautumiseen. Ohjeessa esitetään vaatimukset kannettaville säteilymittareille ja niiden testaukselle. Näiltä osin ohjeen kohderyhmänä ovat myös kannettavien säteilymittarien tarkastuksia tekevät organisaatiot, mittarien valmistajat ja maahantuojat sekä mittareita testaavat laboratoriot.
5 Ohje VAL 4 / Johdanto Tämän ohjeen päätarkoitus on antaa käytännön toimintaohjeet pelastustoiminnassa ja väestönsuojelussa käytettävien kannettavien ulkoisen säteilyn annosnopeusmittarien tarkastuksesta. Lisäksi ohjeessa esitetään pelastustoiminnassa ja väestönsuojelussa käytettäville kannettaville säteilymittareille asetettavat laatu- ja tekniset vaatimukset. 2 Kannettavat mittarit säteilyvalvonnassa STUK 2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset Pelastusviranomaisille annetun ulkoisen säteilyn valvontaohjeen (Ulkoisen säteilyn valvontaohje pelastusviranomaisille, VAL 3) mukaisesti automaattisilla säteilymittausasemilla on oltava yksi tai useampi säteilyn yleis- tai perusmittari. Kyseisiä mittareita käytetään ensisijaisesti varmistusmittauksiin mittausaseman ilmoittaessa poikkeavasta havainnosta. Säteilyturvakeskus hankkii kannettavat säteilymittarit automaattisille mittausasemille. Säteilyturvakeskus myös vastaa näiden mittareiden tarkastuksesta. Pelastustoiminnan ja väestönsuojelun kannettavilla säteilymittareilla täydennetään mittausasemien tuottamaa säteily tilannekuvaa. Kan nettavilla mittareilla tehtävissä säteilymittauksissa on usein kyse väestön turvallisuudesta ja mittauksia saatetaan joutua tekemään yllättävissä olosuhteissa vähäisen kokemuksen turvin. Siksi on tärkeää, että mittari on helppokäyttöinen ja toimintakuntoinen ja että sillä voidaan mitata ulkoisen säteilyn annosnopeus luotettavasti. Yleiset ohjeet kannettavien mittarien asianmukaiseen käyttöön on annettu ohjeen VAL 3 luvussa 7, Varmistusmittauksen tekeminen kannettavalla säteilymittarilla. Hankittaessa kannettava säteilymittari pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun tulisi suosia sellaisia mittareita, joilla annosnopeuden mittausalueen alaraja on riittävän alhainen (ulkoisen säteilyn normaalin annosnopeuden luokkaa). Havaitsemiskynnyksen tulisi olla 0,1 mikrosievertiä tunnissa (µsv/h) tai sitä pienempi. Liitteessä A on kuvattu kannettavien mittareiden laatu- ja tekniset vaatimukset. Vaatimukset täyttävien mittareiden tarkkuus on riittävä ja ne toimivat luotettavasti vaativissakin olosuhteissa. Liitteessä B on esimerkkejä ulkoisen säteilyn annosnopeuksista. 2.2 Mittarin vastuuhenkilö Kaikilla pelastustoimintaa ja väestönsuojelua varten hankituilla kannettavilla säteilymittareilla täytyy olla paikallinen vastuuhenkilö (säteilysuojeluvastaava tms.). Vastuu henkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että mittari on asianmukaisesti tarkastettu (kohta 3.2) ja huollettu, sekä varmistua paristojen käyttökunnosta. Lisäksi mittarin vastuuhenkilön on varmistettava, että mittaria osataan käyttää oikein. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla ja ne on säilytettävä samassa paikassa kuin kyseinen mittari. Vastuuhenkilön on varmistettava, että mittarin käyttäjät tuntevat erilaisten hälytysäänien ja symbolien merkityksen. Esimerkiksi annosnopeus- ja annoshälytyksiä ei saa sekoittaa keskenään. 3 Säteilymittarin toiminnan tarkastusmenettely 3.1 Perusteet mittareiden tarkastukselle Pelastustoiminnan ja väestönsuojelun käyttöön tarkoitettujen kannettavien mittareiden luotettavuus ja käytettävyys on otettu huomioon mittareille asetetuissa vaatimuksissa. Mittareiden käyttöikä on yleensä pitkä, ja yksittäiset mittarit saattavat ajan kuluessa vikaantua tai niiden mittausominaisuudet muuttua siinä määrin, että mittarien antamia tuloksia ei enää voi pitää luotettavina. Tämän vuoksi mittareiden mittaustulosten luotettavuus on määrävälein tarkastettava ja tarvittaessa mittarit on kalibroitava. Tällaisen tarkastuksen tekemiseen tarvitaan säteilylähde (ks. kohta 3.3). Mittareiden käyttäjien on syytä omaehtoisesti varmistua mittareiden toimintakunnosta säännöllisesti, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Toimintakunto varmistetaan kytkemällä mittari päälle ja toteamalla, että annosnopeuslukema on samaa tasoa kuin normaalisti kyseisellä paikalla havaittu taustasäteilyn annosnopeus. os Jos mit- 5
6 STUK Ohje VAL 4 / tarin ilmoittama annosnopeus eroaa aikaisemmin samalla paikalla havaitusta taustasäteilystä enemmän kuin 50 %, mittarin toiminta on tarkastettava. 3.2 Vastuu kannettavien mittareiden tarkastamisesta ja tarkastusaikaväli Mittarin omistaja huolehtii yhdessä mittarin vastuuhenkilön kanssa siitä, että pelastustoimen ja väestönsuojelun käytössä olevat säteilymittarit ovat asianmukaisesti tarkastettuja. Pelastustoiminnassa pelastuslaitoksen tulee nimetä mittarin vastuuhenkilöksi paikallinen pelastusviranomainen. Viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut hälytyslaitteet ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, joihin säteilymittarit katsotaan kuuluviksi, on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettuna ja ne on tarkastettava asianmukaisesti (ks. PeL 22 ). Asianmukaiseksi tarkastusväliksi suositellaan viittä vuotta. Omatoimisessa varautumisessa käytettävät kannettavat säteilymittarit suositellaan myös tarkastettavaksi viiden vuoden välein. 3.3 Tarkastustoiminnan turvallisuuslupa Kannettavien säteilymittarien tarkastukseen tarvitaan 137 Cs säteilylähde, jonka käyttö edellyttää Säteilyturvakeskuksen myöntämää turvallisuuslupaa. Liitteessä C on lisätietoja turvallisuusluvasta ja säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyysvaatimuksista. 3.4 Tarkastustoimenpiteet Ensimmäiseksi tarkastetaan mittarin yleiskunto: mittarin kuori ei saa olla vaurioitunut ja kaikkien toimintojen on käynnistyttävä siten kuin laitteen käyttöohjeessa on mainittu. Mittarin yleisen kunnon tarkastuksen jälkeen on tehtävä kolme säteilymittausta, jotka on kuvattu liitteessä D. Tarkastajan tulee varmistaa, että mittarin käyttöohje on tallessa ja helposti saatavilla. Mikäli tarkastus tapahtuu jossain muualla kuin mittarin käyttöpaikalla, tarkastajalle on mittarin lisäksi toimitettava nähtäväksi kyseisen mittarin käyttöohje. Säteilymittarin tarkastaja laatii tarkastuksesta pöytäkirjan (liite E), joka toimii tarkastustodistuksena. Tarkastuksen jälkeen tarkastajan on kiinnitettävä säteilymittariin tarra, josta käy ilmi tarkastuksen lopputulos (Hyväksytty/ Hylätty), tarkastuksen suorittaja ja tarkastuspäivämäärä. 3.5 Mittarin hylkääminen ja tarkastuksen yhteydessä havaitut puutteet Mikäli mittari on vikaantunut tai ei läpäise tarkastusta hyväksytysti, sitä ei saa käyttää säteilymittaukseen ennen kuin se on korjattu ja/tai kalibroitu uudelleen. Jos mittaria ei korjata tai kalibroida uudelleen, on se poistettava käytöstä. Mikäli mittarissa ei ole omaa sisäistä tarkistussäteilylähdettä, se voidaan hävittää esimerkiksi viemällä mittari elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Jos mittarissa on oma sisäinen säteilylähde, asianmukaista hävittämistapaa on tiedusteltava Säteilyturvakeskuksesta. Mikäli mittarin korjaus ja kalibrointi pystytään tekemään tarkastuksen yhteydessä, muutosten jälkeen on tehtävä uusintatarkastus. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että myös ensimmäisen tarkastuksen tulos kirjataan tarkastuspöytäkirjan Huomioita ja lisätietoja -kohtaan (ks. liite E). Kaikista mittarin toiminnassa tarkastuksessa havaituista puutteista on tehtävä tarkastuspöytäkirjaan merkintä Huomioita ja lisätietoja -kohtaan. Nämä huomautukset ovat samalla mittarin vastuuhenkilölle annettuja kehotuksia korjata havaitut puutteet. 6
7 Ohje VAL 4 / STUK LIITE A Kannettavat pelastustoiminnan säteilymittarit A.1 Yleistä Pelastustoiminnan ja väestönsuojelun säteilymittareille on niiden erityisen käytön vuoksi omat vaatimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että mittausten tarkkuus on riittävä ja mittarit toimivat luotettavasti vaikeissakin olosuhteissa. Nämä vaatimukset poikkeavat jossain määrin kansainvälisistä säteilymittaristandardien suosituksista. Tässä liitteessä esitetään vaatimukset säteilyn yleis- ja perusmittareiden ominaisuuksille. Kohdassa A.5 on standardin IEC ( ) mukaiset suositukset mittareiden ominaisuuksille. Ne ovat englanniksi, jotta niiden vertailu lähdestandardin kanssa olisi helppoa. A.2 Säteilyn yleismittari Mitattavat suureet ovat vapaa annosekvivalenttinopeus (lyhyesti annosnopeus) ja vapaa annosekvivalentti (lyhyesti annos). Säteilyn yleismittari on tarkoitettu toimimaan laajalla annosnopeusalueella ja monissa mittaustarkoituksissa. Säteilyn yleismittarin perusvaatimukset esitetään taulukossa A.I. Taulukko A.I. Säteilyn yleismittarin perusvaatimukset. Ominaisuus Annosnopeusalueen alaraja Annosnopeusalueen yläraja Annosalueen alaraja Annosalueen yläraja Vaatimus 0,1 µsv/h 10 Sv/h 1 µsv 10 Sv Pölyn- ja vedenpitävyys Kotelointiluokka IP 65 * * Standardi SFS-EN siten tulkittuna, että mittarin sisällä ei saa olla lainkaan vettä testin jälkeen. Muut vaatimukset: Mittarin on oltava helppokäyttöinen, sen on toimittava ulkokäytössä (kylmässä, kosteassa, pimeässä), sen on oltava hyvin häiriösuojattu ja se on voitava puhdistaa helposti pesemällä. Mittarissa on oltava tai siihen on voitava liittää erillinen anturi pintakontaminaation mittaamista varten. Pintakontaminaation havaitsemiskynnyksen (pienimmän havaittavissa olevan aktiivisuuskatteen) suurenergisille beetasäteilijöille ( 90 Y/ 90 Sr) on oltava 4 Bq/cm². Tämän vaatimuksen katsotaan toteutuneen, jos aktiivisuuskatteen 4 Bq/cm² aiheuttama lukeman kasvu on vähintään kolminkertainen taustalukemien keskihajontaan nähden, kun tausta-annosnopeus on 0,2 μsv/h. Paristojen on oltava tyyppiä, joka on luetteloitu pidettäväksi poikkeusolojen valmiusvarastoissa. Mittarissa on oltava jatkuvatoiminen äänisignaali annosnopeuden ja sen muutoksen havaitsemista varten. Mittarissa on oltava selvä merkintä annosnopeusalueesta, jolle mittari on tarkoitettu. Kulloinkin käytössä olevan mittayksikön (esimerkiksi µsv/h tai msv/h) tulee näkyä joko käyttökytkimistä tai näytöstä. Annosmuisti ei saa tyhjentyä, kun mittari kytketään pois toiminnasta tai siihen vaihdetaan paristot. Toimintojen asettelujen on oltava loogisia. Mittausanturin vaihto tai muu vastaava toimenpide ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa käyttövirhettä. Hälytyskynnykset on voitava kytkeä pois käytöstä, kun jatkuvatoiminen äänisignaali on käytössä. Suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Lisäksi suositellaan, että mittariin voidaan liittää pitkävartinen anturi etäältä tehtäviin suurten annosnopeuksien mittauksiin herkkä ulkoinen anturi laajalla alueella olevien pienten säteilylähteiden etsimiseen. Edelleen suositellaan, että mittarissa on tietoliikenneliitäntä selkeä äänisignaali, joka kytkeytyy toimintaan kun annosnopeus tai annos ylittää asetetun hälytysrajan analoginen näyttö annosnopeuden muutoksen nopeaa havaitsemista varten suojapussi mittarin kontaminoitumisen välttämiseksi. 7
8 STUK Ohje VAL 4 / LIITE A Kannettavat pelastustoiminnan säteilymittarit Mittarin ja sen kaikkien lisävarusteiden on kestettävä pitkäaikaista varastointia ja kuljetusta ulkoilmassa. Kohdassa A.5 esitetään taulukot hyvän mittarin ominaisuuksista ja niiden testauksesta. A.3 Säteilyn perusmittari Mitattavat suureet ovat vapaa annosekvivalenttinopeus (lyhyesti annosnopeus) ja vapaa annosekvivalentti (lyhyesti annos). Säteilyn perusmittarin perusvaatimukset ovat taulukossa A.II. Taulukko A.II. Säteilyn perusmittarin perusvaatimukset. Ominaisuus Annosnopeusalueen alaraja Annosnopeusalueen yläraja Annosalueen alaraja Annosalueen yläraja Vaatimus 0,1 µsv/h 10 msv/h* 1 µsv 1 Sv Pölyn- ja vedenpitävyys Kotelointiluokka IP 54 ** * Raja perustuu teknisiin näkökohtiin. Korkeampi yläraja on suositeltava. ** Standardi SFS-EN siten tulkittuna, että mittarin sisällä ei saa olla lainkaan vettä testin jälkeen. Lisäksi: Suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Paristojen on oltava tyyppiä, joka on luetteloitu pidettäväksi poikkeusolojen valmiusvarastoissa. Mittarissa on oltava jatkuvatoiminen äänisignaali annosnopeuden ja sen muutoksen havaitsemista varten. Kohdassa A.5 esitetään taulukot hyvän mittarin ominaisuuksista ja niiden testauksesta. A.4 Henkilöannosmittari Henkilöannosmittarilla tarkoitetaan henkilökohtaisen säteilyannoksen seurantaan käytettävää mittaria. A.4.1 Aktiivinen annosnopeus-annosmittari Mitattava suure on henkilöannosekvivalentti¹ H p (10) (lyhyesti syväannos). Sopiva annosalue on 1 µsv...10 Sv. Kotelointiluokan tulee olla vähintään IP 54, standardin SFS-EN mukaan siten, että testin jälkeen mittarin sisällä ei ole lainkaan vettä Lämpötilavälillä C mittarin tarkkuuden on oltava ±20 %. Aktiivisen annosnopeus-annosmittarin ominaisuuksia ja niiden testausta koskevat vaatimukset on esitetty standardissa IEC A.4.2 Passiivinen annosmittari Mitattava suure on henkilöannosekvivalentti H p (10) (lyhyesti syväannos). Annosalueen on oltava msv. Suhteellinen sisäinen virhe saa olla enintään ±20 %. Tämän vaatimuksen on täytyttävä vähintään kuukauden mittausjaksolla normaaleissa huoneolosuhteissa. Passiivisille annosmittareille voidaan tehdä muitakin laatutestejä standardiluonnoksen IEC FDIS mukaan. Mittarien teknisistä tiedoista tulee käydä ilmi niiden ympäristöolosuhteiden (lämpötila, kosteus, jne.) arvot, joilla mittarit läpäisevät testit. ¹ Rintataskussa/rinnassa käytettäviksi tarkoitetuissa mittareissa annos tarkoittaa eri suuretta kuin kehosta loitommalla pidettävissä mittareissa (vrt. kohdat A.2 ja A.3) kehosta siroavan säteilyn vuoksi. Käytännössä ero on kuitenkin merkityksetön. 8
9 Ohje VAL 4 / STUK Kannettavat pelastustoiminnan säteilymittarit LIITE A A.5 Säteilyn yleis- ja perusmittareilta vaadittavat yleiset ominaisuudet ja niiden testaus Taulukko A.III. Radiation characteristics of directional dose equivalent (rate) meters. Characteristics under test or influence quantity Relative intrinsic error of directional dose equivalent (rate) (Minimum) rated range of influence quantity Limits of variation IEC subclause Four orders of magnitude ± 20 % 5.1 Beta radiation energy and angle of incidence X and gamma radiation energy and angle of incidence Angle of incidence beta radiation Angle of incidence X and gamma radiation Overload E max of beta radiation 500 kev to 4 MeV and 0 to ± 45 from reference direction 10 kev to 30 kev and 0 to ± 45 from reference direction ± 40 % 5.2 ± 40 % to ± 90 from reference direction To be stated by the manufacturer 0 to ± 90 from reference direction To be stated by the manufacturer 100 times the range maximum for range maxima up to and including 0,1 Sv/h Indication to be off-scale on the high side or dose equivalent (rate) meter to indicate overload (for 5 min) * times the range maximum or 10 Sv/h, whichever is the greater, for range maxima more than 0,1 Sv/h Effects of neutron radiation Not applicable Response to be stated by the manufacturer * Note that manufacturer shall state both the time taken by the assembly to reach the off-scale reading and the time to return to the on scale reading following the beginning or end of overexposure. 5.5 Taulukko A.IV. Characteristics of ambient dose equivalent (rate) meters. Characteristics under test or influence quantity Relative intrinsic error of ambient dose equivalent (rate) X and gamma radiation energy and angle of incidence Angle of incidence X and gamma radiation Overload (Minimum) rated range of influence quantity Limits of variation IEC subclause Four orders of magnitude ± 20 % kev to 1,5 MeV or 20 kev to 150 kev and 0 to ± 45 from reference direction ± 40 % to ± 90 from reference direction To be stated by the manufacturer 100 times the range maximum for range maxima up to and including 0,1 Sv/h 10 times the range maximum or 10 Sv/h, whichever is the greater, for range maxima more than 0,1 Sv/h Indication to be off-scale on the high side or dose equivalent (rate) meter to indicate overload (for 5 min) 6.3 Effects of neutron radiation Not applicable Response to be stated by the manufacturer 6.4 9
10 STUK Ohje VAL 4 / LIITE A Kannettavat pelastustoiminnan säteilymittarit Taulukko A.V. Electrical, mechanical and environmental characteristics of directional and ambient dose equivalent (rate) meters. Characteristics under test or influence quantity Statistical fluctuation: dose equivalent rate, H (Minimum) rated range of influence quantity Limits of variation IEC subclause H < 1 µsv/h 15 % 5.7, µsv/h H < 11 µsv/h (16 H/1 µsv/h) % H 11 µsv/h 5 % Response time Not applicable H < 10 msv/h: < 10 s to indicate 90 % of change H > 10 msv/h: 2 s 7.2 Zero drift Period of 4 h Analogue display, 2 % of scale maximum angular deflection Digital display, 2 in least significant digit For dose equivalent (rate) meters without set-zero control Stability of zero indication with variation of temperature +5 C to +40 C Analogue display, ±2 % of scale maximum angular deflection Digital display, 1 in least significant digit For dose equivalent (rate) meters with set-zero control: Analogue display, ±10 % of scale maximum angular deflection Digital display, 3 in least significant digit 10 C to +40 C Analogue display, ±5 % of scale maximum angular deflection Digital display, 2 in least significant digit For dose equivalent (rate) meters with set-zero control: Analogue display, ±20 % of scale maximum angular deflection Digital display, 5 in least significant digit Warm-up time Not applicable Time to read within ±10 % of final value under 7.3 reference conditions to be stated Power supplies 7.4 a) Primary batteries For 40 h intermittent use ±5 % b) Secondary batteries For 12 h continuous use ±5 % c) A.C. mains voltage (if applicable) Orientation of dose equivalent (rate) meter Ambient temperature Relative humidity From 88 % to 110 % of nominal ±5 % supply voltage Any < ±2 % of full scale maximum angular deflection 8.2 Minimum rated range: ±10 % 9.1 a) Indoor use +5 C to +40 C b) Outdoor use 10 C to +40 C ±20 % (in the extended range) c) Outdoor use 25 C to +50 C ±30 % (in the extended range) a) Minimum rated range: 85 % at ±10 % C b) Up to 95 % relative humidity at ±10 % +35 C Atmospheric pressure 70 kpa to 106 kpa ±10 % 9.3 Sealing Not applicable Precautions to be stated 9.4 Storage 25 C to +50 C for three months To operate within specification
11 Ohje VAL 4 / STUK Kannettavat pelastustoiminnan säteilymittarit LIITE A Characteristics under test or influence quantity (Minimum) rated range of influence quantity Limits of variation IEC subclause Vibration: Frequency, Hz 10 to 500 No damage Maximum 10 acceleration, m/s² Number of axes 3 Test duration, h 10 Mechanical shock: 8.1, Maximum 300 No damage acceleration, m/s² Pulse duration, ms 6 Total number of shocks 3 per direction Direction of shocks 6 Taulukko A.VI. Maximum values of additional indications due to electromagnetic disturbances. Influence quantity or instrument parameter Minimum rated range of influence quantity Test according to Frequency Electrostatic discharge, charging voltage Radiated electromagnetic fields, field strength and modulation 0 kv to ± 8 kv air discharge 0 kv to ± 4 kv contact discharge 80 MHz to 2 GHz: 0 V/m to 10 V/m (r.m.s., unmodulated) 80 % AM (1 khz) Conducted disturbances 0 kv to ± 2 kv induced by fast transients 5/50 ns (t r /t h ) /burst, peak voltage Conducted disturbances induced by surges, peak voltage and rise time Conducted disturbances induced by radiofrequencies, frequency and voltage 50 Hz/60 Hz magnetic field, field strength Voltage dips/short interruptions, duration 0 kv to ± 2 kv non-sym. 0 kv to ± 1 kv sym. 1,2/50 (8/20) µs (t r /t h ) 150 khz to 80 MHz 0 V to 10 V (r.m.s., unmodulated) 80 % AM (1 khz) IEC disturbances per hour Maximum value of the additional indication* Criterion ** IEC subclause 0,7 H 0 B IEC % of time 0,7 H 0 A IEC IEC disturbances per hour 10 disturbances per hour 0,7 H 0 B ,7 H 0 B IEC % of time 0,7 H 0 A to 30 A/m IEC % of time 0,7 H 0 A ms (30 % reduction) 100 ms (60 % reduction) * H 0 is the lower limit of the effective range of measurement ** A: Device works properly during and after the test; B: Device works properly after the test; For details see IEC IEC disturbances per hour 0,7 H 0 B
12 STUK Ohje VAL 4 / LIITE A Kannettavat pelastustoiminnan säteilymittarit A.6 Kirjallisuutta 1. IEC ( ). Radiation protection instrumentation Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation. 2. IEC ( ). Portable, transportable or installed X or gamma radiation ratemeters for environmental monitoring Part 1: Ratemeters. 3. IEC ( ). Radiation protection instrumentation Portable, transportable or installed equipment to measure X or gamma radiation for environmental monitoring Part 2: Integrating assemblies. 4. IEC ( ). Radiation protection instrumentation Measurement of personal dose equivalents Hp(10) and Hp(0,07) for X, gamma and beta radiations Direct reading personal dose equivalent and/or dose equivalent rate dosemeters. 5. IEC (FDIS 2007) Passive integrating dosimetry systems for environmental and personal monitoring for external photon and beta radiation using electronic devices for data evaluation Part 1: General characteristics and performance requirements. 6. IEC ( ). Environmental testing Part 2-1: Tests. Test A: Cold. 7. IEC ( ). Environmental testing Part 2: Tests. Test B: Dry heat. 8. IEC ( ). Environmental testing Part 2: Tests. Test Fc: Vibration (sinusoidal). 9. IEC ( ). Environmental testing. Part 2: Tests. Test Ea and guidance: Shock. 10. IEC ( ). Environmental testing. Part 2: Tests. Test Ed: Free fall. 11. IEC ( ). Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). 12. SFS-EN Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi). 13. IEC ( ). Information technology equipment Safety Part 1: General requirements. 14. SFS-EN 60950/A11 (1995). Safety of Information Technology Equipment. 15. ISO/IEC (2005). General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. 16. SFS-EN ISO/IEC (1999). Testauslaboratorioiden teknillinen pätevyys. Yleiset vaatimukset. 17. ISO (1988). Evaluation of surface contamination Part 1: Beta emitters (maximum beta energy greater than 0,15 MeV) and alpha emitters. 12
13 Ohje VAL 4 / STUK LIITE B Ulkoisen säteilyn aiheuttama annosnopeus Annosnopeus ilmaisee kuinka suuren annoksen ihminen saa tietyssä ajassa ollessaan säteilyn vaikutuspiirissä. Annosnopeuden yksikkö on sievertiä tunnissa (Sv/h). Kyseinen yksikkö on altistuksen kannalta suuri, minkä vuoksi ulkoisen säteilyn valvonnassa käytetään usein sen miljoonasosaa mikrosv/h (µsv/h) tai sen tuhannesosaa millisv/h (msv/h). Esimerkki: 1000 µsv/h = 1 msv/h. Taulukossa B.I on esimerkkejä ulkoisen säteilyn annosnopeuksista. Taulukko B.I. Esimerkkejä annosnopeuksista. Suojaustoimet (esim. sisälle 100 µsv/h suojautuminen) ovat tarpeen Isotooppihoitoa saaneesta potilaasta metrin etäisyydellä mitattu 30 µsv/h annosnopeus, jonka alittuessa potilas pääsee sairaalasta kotiin Tshernobylin onnettomuuden jälkeen 5 µsv/h suurin mitattu annosnopeus Suomessa Annosnopeus lennettäessä 12 kilometrin 5 µsv/h korkeudessa 1 µsv/h Kotieläintuotannon suojaaminen Annosnopeus, jonka ylittyessä Suomen 0,4 µsv/h automaattisen säteilyvalvontaverkon automaattinen mittausasema hälyttää 0,05 0,3 µsv/h Luonnon taustasäteilyn annosnopeus Suomessa Joissakin vielä käytössä olevissa vanhoissa mittareissa ulkoisen säteilyn annosnopeus ilmaistaan yksikössä röntgen tunnissa (R/h). Yksiköiden R/h ja Sv/h sekä niiden kerrannaisyksiköiden välillä voidaan näiden mittausten yhteydessä käyttää taulukossa B.II esitettyjä yksinkertaisia muunnoksia. Taulukko B.II. Yksiköiden muunnoskertoimia. Vanha yksikkö Uusi yksikkö 1 µr 0,01 µsv 10 µr 0,1 µsv 100 µr 1 µsv µr = 1 mr 10 µsv 10 mr 100 µsv 100 mr µsv = 1 msv mr = 1 R 10 msv 10 R 100 msv 100 R msv =1 Sv 13
14 STUK Ohje VAL 4 / LIITE C Tarkastustoiminnan turvallisuuslupa ja vastaavan johtajan pätevyys Jotta kannettavia säteilymittareita tarkastettaessa voitaisiin aikaansaada tämän ohjeen liitteessä D esitetyt vertailuannosnopeudet, on tarkastuksissa käytettävän 137 Cs-lähteen oltava niin voimakas, että sen aktiivisuus ylittää vapaarajan (Säteilyturvakeskuksen ohje ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta ja ilmoitusvelvollisuudesta, ). Tällaisen säteilylähteen käyttöön vaaditaan turvallisuuslupa, jonka Säteilyturvakeskus myöntää kirjallisesta hakemuksesta. Säteilyn turvallisen käytön perusedellytyksiä on, että säteilyn käyttöön liittyvät tehtävät on selkeästi määritelty ja että käyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt ovat päteviä tehtäviinsä. Säteilylain (592/1991) 18 :n mukaan säteilytoiminnan harjoittaja on turvallisuuslupaa hakiessaan velvollinen esittämään organisaatioselvityksen, jossa nimetään säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja ja esitetään tiedot säteilyä käyttävän henkilöstön pätevyydestä, tehtävistä, vastuunjaosta ja muista järjestelyistä. Säteilyn käyttöorganisaation yleiset vaatimukset on esitetty Säteilyturvakeskuksen ohjeessa ST 1.4 Säteilyn käyttöorganisaatio. Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyysalat on esitetty Säteily turvakeskuksen ohjeessa ST 1.8 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja pätevyyden edellyttämä säteilysuojelukoulutus. Kannettavien säteilymittarien tarkastustoiminnan turvallisuudesta vastaavan johtajan sopiva pätevyysala on umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa (ks. ohje ST 1.8, liite A). Vastaavaksi johtajaksi voidaan pätevöityä suorittamalla hyväksytysti eräiden oppilaitosten ja koulutusorganisaatioiden opetusohjelmiin kuuluvat säteilyn käytön turvallisuuteen liittyvät opinnot tai erikseen järjestettävä kuulustelu. Ajantasainen luettelo vastaavan johtajan koulutuksen ja kuulustelun järjestäjistä on mm. Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilla ProInfosivustolla kohdassa Säteilysuojelukoulutus, Vastaavan johtajan koulutus (www.stuk.fi/proinfo/koulutus/sateilysuojelu/ fi_fi/koulutusorganisaatiot_1/). Turvallisuuslupahakemuksesta täytyy käydä ilmi, että lupaa haetaan säteilymittarien tarkastus- ja kalibrointityöhön. 14
15 Ohje VAL 4 / STUK LIITE D Tarkastusmittausten tekeminen 1) Taustasäteilyn annosnopeuden mittaus Mittarin lukemaa (5 minuutin mittausjaksolla) verrataan toisen säteilymittarin¹ lukemaan olosuhteissa, joissa taustasäteilyn vertailuannosnopeus on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,1 mikrosv/h. Suurin sallittu poikkeama vertailumittarin lukemaan on ± 50 %. 2) Mittaukset 137 Cs-gammasäteilylähteellä Kahdessa erisuuruisessa annosnopeuskentässä tehdyillä mittauksilla varmistetaan, että mittari toimii oikein koko mittausalueellaan². Mittari asetetaan tunnetun 137 Cs-lähteen säteilykenttään ensin sellaiselle etäisyydelle, että vallitseva todellinen joko laskennallisesti arvioitu tai toisella, oikein toimivalla säteilymittarilla varmistettu vertailuannosnopeus mittarin kohdalla on 10 mikrosv/h 2 millisv/h. Toisessa mittauksessa etäisyys lähteestä valitaan sellaiseksi, ¹ Vertailumittarin suhteellisen mittausepävarmuuden kattavuuskertoimella 1 tulee olla pienempi kuin ±10 %. Vertailulaitteen kalibrointi on tarkastutettava kerran kahdessa vuodessa. Kalibroinnin on oltava metrologisesti jäljitettävissä. ² Useissa mittareissa on kaksi eri herkkyyksistä GManturia, joista toinen toimii pienillä annosnopeuksilla ja toinen suurilla annosnopeuksilla. että vertailuannosnopeus mittarin kohdalla on suurempi kuin 20 millisv/h; etäisyyden muuttamisen sijasta voidaan käyttää myös toista, voimakkaampaa säteilylähdettä. Näissä mittauksissa suurin sallittu poikkeama on ±30 %. 3) Hälytysrajojen tarkastus Mikäli tarkastettavassa säteilymittarissa on annosnopeuden hälytystoiminto, hälytysrajaksi asetetaan ennen tarkastusta arvo 0,4 mikrosv/h, joka on sama kuin valvontaverkon automaattiasemien ensimmäinen ns. ilmoitusraja. Tämä arvo myös jätetään tarkastuksen jälkeen mittarin hälytysrajaksi. Hälytystoiminto tarkastetaan 137 Cs-lähteen säteilykentässä seuraavasti: mittari asetetaan sille etäisyydelle lähteestä, jossa annosnopeus on enintään kaksi kertaa suurempi kuin asetettu hälytysraja. Hälytyksen tulee laueta viimeistään 60 sekunnin kuluttua mittarin asettamisesta. Lähes kaikilla ulkoisen säteilyn annosnopeutta mittaavilla säteilymittareilla on myös mahdollista mitata kertynyttä annosta. Tarkastuksessa varmistetaan, että mittarin annosmittaus toimii oikein. Annosrekisteri nollataan ennen ja jälkeen tarkastuksen. 15
16 STUK Ohje VAL 4 / LIITE E Kannettavan säteilymittarin tarkastuspöytäkirja OHJE VAL 4, LIITE E Kannettavan säteilymittarin tarkastuspöytäkirja Dnro 1. Tarkastettava mittari Malli: Sarjanumero: Sijaintipaikka: Vastuuhenkilö: 2. Tarkastus Yleiskunto tarkastettu: Käyttöohjeet tarkastettu: rasti ruutuun, mikäli tarkastus tehty rasti ruutuun, mikäli tarkastus tehty Taustasäteilymittaus Vertailumittari: Vertailuannosnopeus [µsv/h]: Annosnopeus [µsv/h]: Poikkeama [%]: Pistelähdemittaukset Lähde: Aktiivisuus: Mittaus 1: Etäisyys [m]: Vertailuannosnopeus [µsv/h]: Mittaus 2: Etäisyys [m]: Vertailuannosnopeus [µsv/h]: Hälytysrajat tarkastettu: Huomioita ja lisätietoja (tarvittaessa erillisellä liitteellä: Mittari hyväksytty Mittari hylätty Annosnopeus [µsv/h]: Poikkeama [%]: Annosnopeus [µsv/h]: Poikkeama [%]: Rasti ruutuun, mikäli tarkastus tehty (rasti ao. ruutuun) Syy: Liitesivuja (kpl) Päiväys: Tarkastajan allekirjoitus: Nimenselvennys (ja mahdollisesti leima): 16