Source: http://docplayer.it/1554697-Www-rechner-sensors-com.html
Timestamp: 2017-01-19 17:37:43+00:00
Document Index: 138860576

Matched Legal Cases: ['arte 5', 'arte 5', 'arte 0', 'arte 10', 'arte 11', 'arte 15', 'arte 15']

1 Catalogo Sensori Magneto- Resistivi2 Registrazione N.: Per tutte le transizioni vengono applicate le più aggiornate Condizioni generali di vendita e di consegna per prodotti e servizi dell industria Elettrica ZVEI, le condizioni supplementari dei diritti di proprietà e i supplementi elencati sulle nostre conferme d ordine e/o fatture. Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. RECHNER Germany 03/2014 IT - Ristampa anche parziale, solo con il nostro consenso. Edizione Marzo Con l uscita di questo catalogo perdono di validità tutti gli stampati precedenti relativi ai sensori RECHNER della serie Magneto-Resistivi Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/ RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (3 Indice sensori magnetoresistivi MRS Pagina Tecnologia, Montaggio, Applicazioni 4-6 Regolazione 6 Termini tecnici 7-8 Esempi di Applicazioni 9 Descrizione del codice 10 Modelli, Dati tecnici, Dimensioni, Collegamenti Norme Indice in ordine di numero articolo 22 Indice in ordine di codice articolo 22 Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/2014 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (4 TECNOLOGIA MONTAGGIO APPLICAZIONI I sensori magnetoresistivi (MRS rilevano il cambiamento del flusso magnetico di materiali ferromagnetici. Essi sono adatti per il rilevamento della velocità di rotazione, di ruote dentate ma anche per misure statiche. Le aree di utilizzo possono essere costruzione di motori pesanti, veicoli ferroviari, grandi motori diesel e turbine. I sensori magnetoresistivi (MRS lavorano come un ponte magnetico di Wheatstone. Essi reagiscono a tutti i materiali ferromagnetici. Il dente o l intervallo di una ruota dentata, che passa nell area attiva del sensore, ha un influenza differente sul campo magnetico. Il cambiamento del campo magnetico viene trasformato per ottenere un segnale di uscita in corrente. Abbiamo due serie differenti: Serie S 3 fili PNP o NPN...-N 2 fili Serie S 4 fili PNP o NPN...-Z 4 fili PNP con segnale d uscita sfasato con rilevamento della direzione di rotazione I componenti degli MRS sono montati in custodie in plastica o metallica e incapsulati con resina epossidica. Le plastiche utilizzate per le custodie sono: I metalli utilizzati per le custodie sono: PA (poliammide 6.6 fibra di vetro rinforzata PEEK (polyetheretherketone (FDA 21 CFR VA acciaio inossidabile, materiale n oppure n (conforme FDA MS ottone cromato o nichelato Siccome la parte attiva è ottenuta da un blocco di materiale, il grado di protezione è IP 68 nella parte frontale. Per la produzione (tecnica SMT vengono utilizzati solo componenti elettronici, circuiti integrati e circuiti ibridi pre-testati. La temperatura ambiente standard permessa dipende dal modello e varia da -40 fino a +125 C (vedere scheda tecnica. Il rilevamento in assenza di contatto non richiede nessun tipo di forza per essere attuato. Non ci sono problemi di rimbalzi, di corrosione del sensore o di manutenzione e la vita del sensore è indipendente dalla frequenza di funzionamento. Gli MRS possono essere utilizzati in macchine, sistemi e veicoli per il rilevamento senza contatto, per il monitoraggio e il posizionamento, come generatori d impulsi per conteggi, rilevamento della velocità e in tante altre applicazioni (vedere pagina 9. Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/ RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (5 I collegamenti dei sensori magnetoresistivi MRS devono essere separati o schermati dalle grosse linee di alimentazione, poichè in casi estremi nonostante il circuito di protezione integrato, un picco di tensione induttivo può distruggere i sensori. Soprattutto nel caso di collegamenti > 5 m si consigliano cavi schermati o doppini. Occorre evitare il controllo diretto di lampade elettriche, poichè al momento dell accensione la corrente è molto maggiore della corrente nominale e può distruggere lo stadio di uscita del sensore. Per le apparecchiature immerse in un campo elettromagnetico, prodotto da emettitori/ripetitori di onde lunghe, medie e corte poste non direttamente nelle vicinanze del rilevatore capacitivo, occorre porre particolare attenzione per eliminarne gli effetti che comporterebbero anomalie nel funzionamento e falsi segnali. I sensori a 2 e 3 fili con uscita binaria possono essere utilizzati in connessione seriale o parallela, come per i contatti meccanici. Occorre fare attenzione alle cadute di corrente e alle tensioni residue U d, che devono essere moltiplicate a seconda del numero di sensori connessi in serie. CONNESSIONE IN SERIE CONNESSIONE IN PARALLELO 2 fili DC 3 fili DC NPN Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/ fili DC PNP RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (6 MAX. COPPIA DI SERRAGGIO Materiale custodia Filetto PA 6.6 PPO Ottone Acciaio VA Per prevenire danneggiamenti alle filettature durante il montaggio, fare attenzione ai valori di massima coppia applicabili. I valori indicati in tabella si riferiscono all uso dei dadi forniti insieme al sensore. M 12 x 1 1 Nm 1 Nm 15 Nm 15 Nm M 18 x 1 1,7 Nm 1,7 Nm 28 Nm 40 Nm max. LUNGHEZZA DELLA FILETTATURA Filetto: M 12 x 1 M 18 x 1 max. lunghezza 8 mm 12 mm A causa delle tolleranze di filettatura specificate dallo standard DIN 13 utilizzato in Germania, la massima lunghezza della filettatura di fissaggio è soggetta a delle restrizioni. La lunghezza della parte filettata per il fissaggio non deve infatti superare i valori illustrati in tabella. Nel caso di blocchi di fissaggio più lunghi RECHNER consiglia di fare un foro cieco in modo da rispettare la massima lunghezza della filettatura di fissaggio. REGOLAZIONE E possibile il rilevamento di velocità con l uso di una ruota dentata da modulo 4 fino a modulo 1 e fino ad un massimo di frequenza di 25 khz. Per il rilevamento di velocità/direzione di rotazione i sensori magnetoresistivi (MRS devono essere montati radialmente rispetto alla direzione del moto e con la tacca di riferimento verticale ad esso. Il grafico mostra le distanze di montaggio e la frequenza di rilevamento a seconda del modulo della ruota dentata: Dist. di rilevamento Smax (mm 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Frequenza dei cicli operativi f (Hz Esempio: MRS-300-M18- M= Modulo 1 1 M= Modulo 4 4 Tacca di riferim. in alto Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/ RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (7 TERMINI TECNICI Salvo diverse indicazioni, i dati tecnici vengono specificati come di seguito: +24 C, U B = 24 V DC. Distanza di rilevamento operativa / S a All interno della distanza di rilevamento operativa il sensore lavora in stabilità, considerando tutte le tolleranze specificate. Ritardo E il tempo che utilizza il sensore per entrare in funzione dopo il collegamento con la tensione di lavoro. E un campo in millisecondi. Materiali custodie L impiego della plastiche da noi utilizzate per le custodie si basa sulle indicazioni e specificazioni tecniche del produttore. Nonostante la RECHNER Sensors disponga di una vasta esperienza nell utilizzo delle plastiche, nei casi particolari è necessaria una verifica da parte dell utilizzatore. Cavo Per i modelli standard vengono usati cavi in PVC o in PUR. Occorre tenere presente che il cavo non dovrebbe essere mosso con temperature ambiente inferiori a 5 C. Il PVC non è adatto per applicazioni con liquidi a base d olio o con radiazioni UV. Il PUR non è adatto per un continuo contatto con l acqua. Per applicazioni speciali sono disponibili cavi in PTFE o in silicone. Distanza di rilevamento reale / S r E la distanza determinata a +20 C e alla tensione nominale. In questo caso si tiene conto delle variazioni specifiche della serie. La variazione max. è ± 10 %. Connessione seriale e parallela E possibile connettere i sensori di prossimità in serie o in parallelo. Occore fare attenzione poichè si sommano le cadute di tensione per il collegamento in serie e le tensioni residue per il collegamento in parallelo. A causa di ciò RECHNER consiglia la connessione di un massimo di tre sensori. Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/2014 Frequenza di cicli operativi La massima eccitazione e diseccitazione dell oscillatore del sensore in un secondo. Per assicurarsi della frequenza di cicli operativi, viene usato come base un impulso/vuoto con rapporto 1 : 2. Grado di protezione IP65: protezione dal contatto con parti conduttive, protezione dall ingresso di polvere e getti d acqua. IP67: protezione dal contatto con parti conduttive, protezione dall ingresso di polvere e protezione contro gli effetti dell immersione fino ad un metro di profondità e per 30 min. Variazioni di temperatura Lo scostamento del punto di intervento se la temperatura ambiente cambia. Inferiore di ± 10 % con gli MRS. RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (8 TERMINI TECNICI Modulo Diametro della ruota dentata in relazione al numero dei denti. M = D / Z M = Modulo D = Diametro primitivo Z = Denti Pitch D Pitch = M x π Lunghezza minima del dente 1,2 mm. 1,2 mm Distanza massima del sensore in funzione del modulo 1,5 Distanza massima in funzione del modulo Riferimento: modulo 2 mm a rapporto S/Sa = 100 % Rapporto S/Sa 1,25 1 0,75 0,5 0, Modulo m (mm Esempio: modulo 1 mm a rapporto S/Sa = 50 % (la distanza di rilevamento si dimezza Esempio: modulo 3 mm a rapporto S/Sa = 125 % (la distanza di rilevamento aumenta di 1/4 Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/ RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (9 ESEMPI DI APPLICAZIONI Frequenza di comando da 0.5 fino a 25kHz I sensori magnetoresistivi sono ideali per il controllo di velocità di ruote dentate ferromagnetiche o camme. Qui il vantaggio è l alta frequenza di comando fino a 25kHz. Le applicazioni tipiche dei sensori magnetoresistivi sono per esempio: Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/2014 ü Rilevamento di ruote dentate o camme ü Controllo di velocità e di direzione in macchine, motori, riduttori in macchine e veicoli agricoli Carrelli elevatori Macchine edili e gru ü Misurazione della lunghezza o rilevamento della posizione Macchine per la raccolta del legname ü Controllo della posizione di veicoli in corsia Con due denti si controlla e si corregge la posizione ü Rilevamento di giri dell albero dei motori primi ü Controllo di pompe idrauliche o motori idraulici Nella campo della tecnologia dei fluidi Nel caso in cui sull impianto ci sia poco spazio, un MRS-350 può sostituire due sensori induttivi nelle applicazioni in cui si debba controllare la direzione destra/sinistra, questo grazie ai due segnali in uscita. RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (10 DESCRIZIONE DEL CODICE MRS Se presente Y... = connessione a connettore Se presente OC = open collector Se presente K... = materiale speciale Con 3 o 4 fili S = normalmente aperto Ö = normalmente chiuso Z = segnale ad onda sfasata - riconoscimento velocità / direzione N = 2 fili DC 10 = 3 o 4 fili DC PNP 20 = 3 o 4 fili DC NPN 10, 16, M..., = versioni / misura filettata 300 = controllo della velocità 350 = controllo velocità e direzione di rotazione SENSORE MAGNETORESISTIVO Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/ RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (11 M 12 x1 Sensori magnetoresistivi Serie PNP Dimensione M 12 x 1 Materiale custodia: Acciaio VA I sensori magnetoresistivi rilevano gli oggetti ferromagnetici, come ruote dentate, camme, dischi da taglio, riduttori, ecc. Rilevamento senza contatto di movimenti radiali e assiali, funzionamento privo di usura ed esente da manutenzione. Campo di misurazione da 0 Hz a 25kHz. Ideale per il rilevamento affidabile di movimenti di rotazione sia lenti che veloci. Ruota dentata modulo 0,7...4,00 Larghezza dei denti della ruota 10 mm. Certificazione: Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/2014 Dati tecnici C 85 C Montaggio a filo Distanza di rilevamento operativa S a < 2 mm (Modulo 4, < 1 mm (Modulo 1 Esecuzione elettrica Funzione d uscita Tipo NPN Art. n. 3-fili DC Normalmente aperta Diagramma di collegamento n. Tipo PNP MRS-300-M12-10-S Art. n Diagramma di collegamento n. 4 Tensione di lavoro (U B V DC Corrente d uscita max. (I e 250 ma Caduta di tensione max. (U d 2,5 V Ondulazione residua permessa max. 10 % Consumo a vuoto (I o Tip. 15 ma Frequenza operatività min. / max. 0,5 Hz / 25 khz Temperatura ambiente C / 125 C* LED indicatore, stato operativo Giallo Protezione circuito Incorporato Grado di protezione IEC IP 67, IP 69K Norme EN Connessione Cavo 2 m, silicone, 3 x 0,34 mm² Materiale custodia VA n Materiale superficie attiva VA n Materiale coperchietto finale PEEK (FDA 21 CFR Made in Germany RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (12 M 12 x1 Sensori magnetoresistivi Serie PNP Dimensione M 12 x 1 Materiale custodia: PA I sensori magnetoresistivi rilevano gli oggetti ferromagnetici, come ruote dentate, camme, dischi da taglio, riduttori, ecc. Rilevamento senza contatto di movimenti radiali e assiali, funzionamento privo di usura ed esente da manutenzione. Campo di misurazione da 0 Hz a 25kHz. Ideale per il rilevamento affidabile di movimenti di rotazione sia lenti che veloci. Ruota dentata modulo 0,7...4,00 Larghezza dei denti della ruota 10 mm. Certificazione: Dati tecnici Montaggio a filo Distanza di rilevamento operativa S a < 2 mm (Modulo 4, < 1 mm (Modulo 1 Esecuzione elettrica 3-fili DC Funzione d uscita Normalmente aperta Tipo NPN Art. n. Diagramma di collegamento n. Tipo PNP MRS-300-M12-10-S-K Art. n Diagramma di collegamento n. 4 Tensione di lavoro (U B V DC Corrente d uscita max. (I e 250 ma Caduta di tensione max. (U d 2,5 V Ondulazione residua permessa max. 10 % Consumo a vuoto (I o Tip. 15 ma Frequenza operatività min. / max. 0,5 Hz / 25 khz Temperatura ambiente C LED indicatore, stato operativo Giallo Protezione circuito Incorporato Grado di protezione IEC IP 67 Norme EN Connessione Materiale custodia Materiale superficie attiva Materiale coperchietto finale Cavo 2 m, PUR, 3 x 0,14 mm² PA PA PA Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/2014 Made in Germany 12 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (13 M12x1 Sensori magnetoresistivi Serie PNP Dimensione M 12 x 1 Materiale custodia: Acciaio VA I sensori magnetoresistivi rilevano gli oggetti ferromagnetici, come ruote dentate, camme, dischi da taglio, riduttori, ecc. Rilevamento senza contatto di movimenti radiali e assiali, funzionamento privo di usura ed esente da manutenzione. Campo di misurazione da 0 Hz a 25kHz. Ideale per il rilevamento affidabile di movimenti di rotazione sia lenti che veloci. Ruota dentata modulo 0,7...4,00 Larghezza dei denti della ruota 10 mm. Con connettore M 12 x 1 Certificazione: Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/2014 Dati tecnici C C Montaggio a filo Distanza di rilevamento operativa S a < 2 mm (Modulo 4, < 1 mm (Modulo 1 Esecuzione elettrica Funzione d uscita Tipo NPN Art. n. 3-poli DC Normalmente aperta Diagramma di collegamento n. Tipo PNP MRS-300-M12-10-S-Y5 Art. n Diagramma di collegamento n. 4 Tensione di lavoro (U B V DC Corrente d uscita max. (I e 250 ma Caduta di tensione max. (U d 2,5 V Ondulazione residua permessa max. 10 % Consumo a vuoto (I o Tip. 10 ma Frequenza operatività min. / max. 0,5 Hz / 25 khz Temperatura ambiente C / 125 C* LED indicatore, stato operativo - Protezione circuito Incorporato Grado di protezione IEC IP 67, IP 69K Norme EN Connessione Connettore M 12 x 1 Materiale custodia VA n Materiale superficie attiva VA n Materiale coperchietto finale Made in Germany RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (14 M 12 x1 Sensori magnetoresistivi Serie fili Dimensione M 12 x 1 Materiale custodia: PA I sensori magnetoresistivi rilevano gli oggetti ferromagnetici, come ruote dentate, camme, dischi da taglio, riduttori, ecc. Rilevamento senza contatto di movimenti radiali e assiali, funzionamento privo di usura ed esente da manutenzione. Campo di misurazione da 0 Hz a 25kHz. Ideale per il rilevamento affidabile di movimenti di rotazione sia lenti che veloci. Ruota dentata modulo 0,7...4,00 Larghezza dei denti della ruota 10 mm. Certificazione: Dati tecnici Montaggio a filo Distanza di rilevamento operativa S a < 2 mm (Modulo 4, < 1 mm (Modulo 1 Esecuzione elettrica 2-fili DC Funzione d uscita Normalmente aperta Tipo MRS-300-M12-N-K Art. n Tensione di lavoro (U B 7, V DC Corrente d ingresso, area attiva libera Tip. 7 ma Corrente d ingresso, area attiva coperta Tip 14 ma Auto induttanza (L 100 μh Auto capacità (C 500 pf Caduta di tensione max. (U d 2,5 V Ondulazione residua permessa max. 10 % Consumo a vuoto (I o Tip. 7 ma Frequenza operatività min. / max. 0,5 Hz / 25 khz Temperatura ambiente C LED indicatore, stato operativo - Protezione circuito Incorporato Grado di protezione IEC IP 67 Norme EN Connessione Cavo 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm² Materiale custodia PA Materiale superficie attiva PA Materiale coperchietto finale PA Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/2014 Made in Germany 14 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (15 M 18 x1 Sensori magnetoresistivi Serie PNP Dimensione M 12 x 1 Materiale custodia: Acciaio VA I sensori magnetoresistivi rilevano gli oggetti ferromagnetici, come ruote dentate, camme, dischi da taglio, riduttori, ecc. Rilevamento senza contatto di movimenti radiali e assiali, funzionamento privo di usura ed esente da manutenzione. Campo di misurazione da 0 Hz a 25kHz. Ideale per il rilevamento affidabile di movimenti di rotazione sia lenti che veloci. Ruota dentata modulo 0,7...4,00 Larghezza dei denti della ruota 10 mm. Certificazione: Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/2014 Dati tecnici Montaggio a filo Distanza di rilevamento operativa S a < 4 mm (Modulo 4, < 2 mm (Modulo 1 Esecuzione elettrica 3-fili DC Funzione d uscita Normalmente aperta Tipo NPN Art. n. Diagramma di collegamento n. Tipo PNP MRS-300-M18-10-S Art. n Diagramma di collegamento n. 4 Tensione di lavoro (U B V DC Corrente d uscita max. (I e 250 ma Caduta di tensione max. (U d 2,5 V Ondulazione residua permessa max. 10 % Consumo a vuoto (I o Tip. 15 ma Frequenza operatività min. / max. 0,5 Hz / 25 khz Temperatura ambiente C / 125 C* LED indicatore, stato operativo Giallo Protezione circuito Incorporato Grado di protezione IEC IP 67, IP 69K Norme EN Connessione Cavo 2 m, silicone, 3 x 0,34 mm² Materiale custodia VA n Materiale superficie attiva VA n Materiale coperchietto finale PEEK (FDA 21 CFR C 85 C Made in Germany RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (16 M12x1 Sensori magnetoresistivi con rilevamento della direzione di rotazione Serie PNP Dimensione M 12 x 1 Materiale custodia: Acciaio VA I sensori magnetoresistivi rilevano gli oggetti ferromagnetici, come ruote dentate, camme, dischi da taglio, riduttori, ecc. Rilevamento senza contatto di movimenti radiali e assiali, funzionamento privo di usura ed esente da manutenzione. Campo di misurazione da 0 Hz a 25kHz. Ideale per il rilevamento affidabile di movimenti di rotazione sia lenti che veloci. Ruota dentata modulo 0,7...4,00 Larghezza dei denti della ruota 10 mm. Certificazione: Dati tecnici 125 C C Montaggio a filo Distanza di rilevamento operativa S a < 2 mm (Modulo 4, < 1 mm (Modulo 1 Esecuzione elettrica Funzione d uscita Tipo NPN Art. n. 4-fili DC Normalmente aperta Diagramma di collegamento n. Tipo PNP MRS-350-M12-10-S Art. n Diagramma di collegamento n. 2 Tensione di lavoro (U B V DC Corrente d uscita max. (I e 250 ma Caduta di tensione max. (U d 2,5 V Ondulazione residua permessa max. 10 % Consumo a vuoto (I o Tip. 15 ma Frequenza operatività min. / max. 0,5 Hz / 25 khz Temperatura ambiente C / 125 C* LED indicatore, stato operativo Verde / giallo Protezione circuito Incorporato Grado di protezione IEC IP 67, IP 69K Norme EN Connessione Cavo 2 m, silicone, 4 x 0,14 mm² Materiale custodia VA n Materiale superficie attiva VA n Materiale coperchietto finale PEEK (FDA 21 CFR BK = controllo velocità WH = rilevamento della direzione Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/2014 Made in Germany 16 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (17 M18x1 Sensori magnetoresistivi con rilevamento della direzione di rotazione Serie PNP Dimensione M 18 x 1 Materiale custodia: Acciaio VA I sensori magnetoresistivi rilevano gli oggetti ferromagnetici, come ruote dentate, camme, dischi da taglio, riduttori, ecc. Rilevamento senza contatto di movimenti radiali e assiali, funzionamento privo di usura ed esente da manutenzione. Campo di misurazione da 0 Hz a 25kHz. Ideale per il rilevamento affidabile di movimenti di rotazione sia lenti che veloci. Ruota dentata modulo 0,7...4,00 Larghezza dei denti della ruota 10 mm. Certificazione: Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/2014 Dati tecnici C 85 C Montaggio a filo Distanza di rilevamento operativa S a < 4 mm (Modulo 4, < 2 mm (Modulo 1 Esecuzione elettrica Funzione d uscita Tipo NPN Art. n. 4-fili DC Normalmente aperta Diagramma di collegamento n. Tipo PNP MRS-350-M18-10-S Art. n Diagramma di collegamento n. 2 Tensione di lavoro (U B V DC Corrente d uscita max. (I e 2 x 250 ma Caduta di tensione max. (U d 2,5 V Ondulazione residua permessa max. 10 % Consumo a vuoto (I o Tip. 15 ma Frequenza operatività min. / max. 0,5 Hz / 25 khz Temperatura ambiente C / 125 C* LED indicatore, stato operativo Verde / giallo Protezione circuito Incorporato Grado di protezione IEC IP 67, IP 69K Norme EN Connessione Cavo 2 m, silicone, 4 x 0,34 mm² Materiale custodia VA n Materiale superficie attiva VA n Materiale coperchietto finale PEEK (FDA 21 CFR BK = controllo velocità WH = rilevamento della direzione Made in Germany RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (18 M12x1 Sensori magnetoresistivi con rilevamento della direzione di rotazione Serie PNP Certificazione: Dimensione M 12 x 1 Materiale custodia: Acciaio VA I sensori magnetoresistivi rilevano gli oggetti ferromagnetici, come ruote dentate, camme, dischi da taglio, riduttori, ecc. Rilevamento senza contatto di movimenti radiali e assiali, funzionamento privo di usura ed esente da manutenzione. Campo di misurazione da 0 Hz a 25kHz. Ideale per il rilevamento affidabile di movimenti di rotazione sia lenti che veloci. Ruota dentata modulo 0,7...4,00 Larghezza dei denti della ruota 10 mm. Riconoscimento della direzione grazie alla valutazione di due canali in uscita sfasati di 45. Con segnale d uscita sfasato Dati tecnici 125 C C Montaggio a filo Distanza di rilevamento operativa S a < 2 mm (Modulo 4, < 1 mm (Modulo 1 Esecuzione elettrica Funzione d uscita Tipo PNP 4-fili DC Normalmente aperta MRS-350-M12-10-Z Art. n Diagramma di collegamento n. 2 Tensione di lavoro (U B Corrente d uscita max. (I e Caduta di tensione max. (U d V DC 2 x 250 ma 2,5 V Ondulazione residua permessa max. 10 % Consumo a vuoto (I o Frequenza operatività min. / max. Temperatura ambiente LED indicatore, stato operativo Protezione circuito Grado di protezione IEC Tip. 15 ma 0,5 Hz / 25 khz C / 125 C* Verde / giallo Incorporato IP 67, IP 69K Norme EN Connessione Cavo 2 m, silicone, 4 x 0,14 mm² Materiale custodia VA n Materiale superficie attiva VA n Materiale coperchietto finale PEEK (FDA 21 CFR BK = controllo velocità WH = rilevamento della direzione Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/2014 Made in Germany 18 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (19 M18x1 Sensori magnetoresistivi con rilevamento della direzione di rotazione Serie PNP Certificazione: Dimensione M 18 x 1 Materiale custodia: Acciaio VA I sensori magnetoresistivi rilevano gli oggetti ferromagnetici, come ruote dentate, camme, dischi da taglio, riduttori, ecc. Rilevamento senza contatto di movimenti radiali e assiali, funzionamento privo di usura ed esente da manutenzione. Campo di misurazione da 0 Hz a 25kHz. Ideale per il rilevamento affidabile di movimenti di rotazione sia lenti che veloci. Ruota dentata modulo 0,7...4,00 Larghezza dei denti della ruota 10 mm. Riconoscimento della direzione grazie alla valutazione di due canali in uscita sfasati di 45 Con segnale d uscita sfasato Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/2014 Dati tecnici C 85 C Montaggio a filo Distanza di rilevamento operativa S a < 4 mm (Modulo 4, < 2 mm (Modulo 1 Esecuzione elettrica Funzione d uscita Tipo PNP 4-fili DC Normalmente aperta MRS-350-M18-10-Z Art. n Diagramma di collegamento n. 2 Tensione di lavoro (U B Corrente d uscita max. (I e Caduta di tensione max. (U d V DC 250 ma 2,5 V Ondulazione residua permessa max. 10 % Consumo a vuoto (I o Frequenza operatività min. / max. Temperatura ambiente LED indicatore, stato operativo Protezione circuito Grado di protezione IEC Tip. 15 ma 0,5 Hz / 25 khz C / 125 C* Verde / giallo Incorporato IP 67, IP 69K Norme EN Connessione Cavo 2 m, silicone, 4 x 0,34 mm² Materiale custodia VA n Materiale superficie attiva VA n Materiale coperchietto finale PEEK (FDA 21 CFR BK = controllo velocità WH = rilevamento della direzione Made in Germany RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax (20 NORME I prodotti della Rechner Industrie Elektronik GmbH sono progettati e controllati in accordo con gli ultimi standards e specifiche, DIN - VDE - IEC, per strumenti elettronici ed elettrici. Per i prodotti nuovi e aggiornati vengono sempre utilizzate le ultime normative. Normative valide per rilevatori di prossimità e sensori: IEC apparecchiature di commutazione e di controllo a bassa tensione Dispositivi di comando ed elementi di commutazione - interruttori di prossimità. EN apparecchiature di commutazione e di controllo a bassa tensione - Parte 5 Dispositivi di comando ed elementi di commutazione - interruttori di prossimità - interfaccia a corrente continua per sensori di prossimità ed amplificatori switching (Namur Norme internazionali IEC apparecchiature di commutazione e di controllo a bassa tensione - Parte 5 Circuiti di controllo ad elementi di commutazione -sezione 2, interruttori di prossimità Draft IEC Dispositivi di controllo ed elementi di commutazione, interfaccia a corrente continua per sensori di prossimità ed amplificatori switching (Namur Norme per la protezione alle esplosioni DIN EN Atmosfere esplosive - Parte 0: apparecchiature - richieste generali EN Atmosfere esplosive - Parte 10-1: classificazione delle aree - atmosfere con gas esplosivo DIN EN Atmosfere esplosive - Parte 11: sistema di protezione a sicurezza intrinseca i DIN EN Apparecchiature elettriche per atmosfere con gas esplosivo - Parte 15: costruzione, test e marcatura dell apparecchiatura con il tipo di protezione n DIN EN Apparecchiature elettriche per atmosfere con gas esplosivo - Parte 15: costruzione, test e marcatura dell apparecchiatura con il tipo di protezione m DIN EN Apparecchiature elettriche per zone con potenziale pericolo di gas esplosivi Impianti elettrici in zone con pericolo d esplosione (escluse miniere Norme per la garanzia di qualità (SGQ - Sistema Gestione Qualità DIN ISO (EN GSQ di prodotti e servizi Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (03/ RECHNER Industrie-Elektronik GmbH Gaußstraße 8-10 D Lampertheim Tel. ( Fax ( Vedere altro
www.rechner-sensors.com CATALOGO SensorI Capacitivi EasyMount Sensori per Controllo di livello di liquidi Controllo di livello di merce sfusa Controllo della posizione di oggetti Controllo perdite 2 Registrazione Dettagli www.rechner-sensors.com
www.rechner-sensors.com Catalogo Prodotti certificati atex Gas: Zona 0, 1 e 2 Polvere: Zona 20, 21 e 22 Per tutte le transizioni vengono applicate le più aggiornate Condizioni generali di vendita e di Dettagli 1 1 0.85 0.75 0.7 0.45 0.4 0.3 0.24
SENSORI INDUTTIVI STANDARD Indice Tecnologia, Funzionamento, Regolazione, Curve, Montaggio Pag 254-259 Termini tecnici, Esempi di applicazioni Pag 260-261 Serie, Descrizione del codice Pag 262-263 Custodie Dettagli www.rechner-sensors.com
www.rechner-sensors.com CATALOGO SENSORI CAPACITIVI KAS Registrazione Nr.: 1327-01 Per tutte le transizioni vengono applicate le più aggiornate Condizioni generali di vendita e di consegna per prodotti Dettagli LA FORMA IDEALE PER I SENSORI CAPACITIVI - LA SERIE 26
LA FORMA IDEALE PER I SENSORI CAPACITIVI - LA SERIE 26 Una volta sviluppati per ottimizzare il rilevamento di prodotti viscosi e adesivi, i sensori capacitivi della serie 26 si sono rivelati risolutori Dettagli 1 1 1 0.8 0.7 0.6 0.4 0.4 0.37 0.3
SENSORI CACITIVI STANDARD Indice Tecnologia, Funzionamento, Regolazione, Curve, Montaggio Pag 4-9 Termini tecnici, Esempi di applicazioni Pag 10-11 Serie, Descrizione del codice Pag 12-14 Custodie cilindriche Dettagli PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO SEGNALI IN USCITA SENSORI CAPACITIVI SENSORI CAPACITIVI LA MAGGIORE AREA DI COM- PETENZA DELLA RECHNER
ondo Il mondo dei sensori capacitivi Sensori capacit SENSORI CAPACITIVI PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO SEGNALI IN USCITA I sensori capacitivi sono una componente importante ed indispensabile nell automazione Dettagli Sensore induttivo cilindrico miniaturizzato M5 AD1. Sensori di Prossimità
Sensore induttivo cilindrico miniaturizzato M5 AD1 Sensori di Prossimità Catalogo Cod. CAT3IAD1373601 Datasheet - AD1 - italiano - Ed.01/2014 2/3 Prodotti induttivi miniaturizzati Serie AD1 induttivi cilindrici Dettagli SENSORI DI FLUSSO Indice Tecnologia, Funzionamento Pag 354 Utilizzo, Installazione Pag 355 Montaggio, Regolazione, Visualizzazione Programmazione Pag 356 Pag 357 Descrizione del codice, Termini tecnici Dettagli Sensore di giri bicanale GEL 2471 Sensore per ruote dentate conduttrici d'elettricità
Sensore di giri bicanale GEL 4 Sensore per ruote dentate conduttrici d'elettricità Informazioni tecniche Ultimo aggiornamento 05.0 Descrizione Sensore di giri di provata applicazione basato sul principio Dettagli Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura
Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura Diagramma di selezione VF KEYF VF KEYF1 VF KEYF2 VF KEYF3 VF KEYF7 VF KEYF AZIONATORI UNITA DI CONTATTO 1 2 21 22 2NO+1NC FD FP Dettagli VALVOLE ISO 5599/1 SERIE SAFE AIR
Partendo da una serie di valvole robusta ed affidabile come quelle a norma ISO 5599/1, sono state aggiunte alcune caratteristiche peculiari quali la presenza di un sistema di diagnostica dello stato della Dettagli Caratteristiche tecniche. Circuito di controllo. 40 ms Tempo di ricaduta in mancanza di alimentazione t R. Circuito d uscita
di espansione CS ME01 Caratteristiche tecniche Custodia Custodia in poliammide PA 6.6, autoestinguente V0 secondo UL 94 Grado di protezione IP40 (custodia), IP20 (morsettiera) Dimensioni vedere pagina Dettagli Sensori magnetici di prossimità a scomparsa Serie CST-CSV
Sensori magnetici di prossimità a scomparsa Serie - - Reed - Effetto di Hall S E R I E I finecorsa magnetici a scomparsa / sono sensori di prossimità che hanno la funzione di rilevare la posizione del Dettagli Elevata affidabilità e nuovo design per applicazioni industriali standard con il miglior rapporto prezzo-prestazioni.
Sensore di prossimità cilindrico EB Elevata affidabilità e nuovo design per applicazioni industriali standard con il miglior rapporto prezzo-prestazioni. Tutti modelli standard M8, M, M8 e M0 Singola e Dettagli Tecnica dei sensori Controllo pneumatico della posizione Serie MS01. Prospetto del catalogo
Prospetto del catalogo 2 Controllo pneumatico della posizione, modulo di collaudo MS01 Blocco di collaudo MS01-PA, variante I, con valvola 2 x /2 piastra di collegamento in Poliammide, rinforzata in fibra Dettagli Sensore magnetico di sicurezza codificato serie SR B
Sensore magnetico di sicurezza codificato serie SR B Diagramma di selezione 0 +NO NC+NO I contatti si intendono a protezione chiusa CONTATTI AZIONATORE SENSORE SM B0F distanza di azionamento mm SM B0F Dettagli KJR. Metal detector ad anello. Applicazione. Metal detector ad anello KJR. Funzionamento
Metal detector ad anello Con riserva di modifi che! Edizione 0903 KJR Applicazione I sensori ad anello utilizzati nei nostri sistemi di separazione dei metalli, vengono impiegati anche come componenti Dettagli Dimensioni. Dati tecnici. Dati generali Funzione di un elemento di commutazione Contatto NC NAMUR Distanza di comando misura s n 2 mm
Dimensioni M12x1 4 17 32 35 0102 LED Codifica PEPPERL+FUCHS NCB2-12GM35-N0 Caratteristiche Linea comfort 2 mm allineato Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508 Allacciamento Schema elettrico N / N0 Dettagli Trasmettitore di pressione per applicazioni industriali Tipi MBS 3000 e MBS 3050
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Scheda tecnica Trasmettitore di pressione per applicazioni industriali Tipi MBS 3000 e MBS 3050 Il trasmettitore di pressione MBS 3000 è progettato per l'utilizzo nelle applicazioni Dettagli Sensore magnetico di sicurezza codificato serie SR A
Modulo di sicurezza CS AR-01 Caratteristiche tecniche Custodia Custodia in poliammide PA 6.6, autoestinguente V0 secondo UL 94 Grado di protezione IP40 (custodia), IP20 (morsettiera) Dimensioni vedere Dettagli Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura
Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura Diagramma di selezione VF KEYF VF KEYF1 VF KEYF2 VF KEYF3 VF KEYF7 VF KEYF AZIONATORI UNITA DI CONTATTO 1 2 21 22 2NO+1NC FD FP Dettagli Serie LS. Indicatori elettrici di posizione per attuatori rotativi
0 ndicatori elettrici di posizione per attuatori rotativi Costruzione Gli indicatori elettrici di posizione della serie GEMÜ LS servono a segnalare e controllare la posizione dei raccordi girevoli. A seconda Dettagli Connettori Food & Beverage
Connettori Food & Beverage M8 M M Steel Connettori per elettrovalvola 7/8 0 Connettori per le esigenze specifiche del settore Food & Beverage 0 UNA SOLUZIONE PULITA Food & Beverage LE ESIGENZE SPECIFICHE Dettagli Scheda tecnica online. WTR1-P421A12 ZoneControl FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO
Scheda tecnica online WTR1-P421A12 ZoneControl A B C D E F L'immagine potrebbe non corrispondere Dati tecnici in dettaglio Caratteristiche Informazioni per l'ordine Tipo Cod. art. WTR1-P421A12 7028797 Dettagli Collegamento elettrico
Fotocellula a tasteggio energetica Disegno quotato Con riserva di modifiche DS_ET318B_it_50123663.fm it 01-2013/06 50123663 10-30 V DC A 2 LS 500 Hz 1 1000mm 5 450mm (con ottica angolare a 90 ) Fotocellula Dettagli Interruttori di sicurezza ad azionatore separato
Interruttori di sicurezza ad azionatore separato Diagramma di selezione VF KEYF VF KEYF1 VF KEYF2 VF KEYF3 VF KEYF VF KEYF AZIONATORI UNITA DI CONTATTO 5 6 9 scatto rapido sovrapposti FD FP FL FC 21 22 Dettagli ATTUATORE CON VITE A SFERE. DIMENSIONI DI INGOMBRO La = Lc + Corsa Corsa. Attacco base con foro filettato BA. Supporto posteriore SP
ATTUATORE CON VITE A SFERE UBA 0 DIMENSIONI DI INGOMBRO La = Lc + Corsa Corsa Lc Interruttori reed finecorsa FCM T prof. 7 Attacco base con foro filettato BA (motore con freno) (motore con encoder) Supporto Dettagli Sensore di velocità MiniCoder GEL 247
Sensore di velocità MiniCoder GEL 47 Montaggio a flangia Informazioni tecniche 1.06 La famiglia di prodotti MiniCoder della Lenord + Bauer offre soluzioni di minimo ingombro per la misurazione senza contatto Dettagli Mototamburo 80S. Descrizione del prodotto. Tipi di materiale. Dati tecnici. Opzioni. Accessori. Informazioni per l ordinazione
Descrizione del prodotto Tipi di materiale Applicazioni Caratteristiche Grazie alla sua potenza, all affidabilità e all assenza di manutenzione, questo mototamburo è ideale per trasportatori di piccoli Dettagli FINE CORSA MINIATURIZZATI "UNI"
FINE CORSA MINIATURIZZATI "UNI" REED E MAGNETORESISTIVI per cilindri pneumatici P95-IT-R FINE CORSA MAGNETICI MINIATURIZZATI "UNI" GENERALITA' I fine corsa magnetici sono interruttori elettrici che reagiscono Dettagli ucs-15/cee/qm Estratto dal nostro catalogo on-line: Stato: 2015-10-26
Estratto dal nostro catalogo on-line: ucs-15/cee/qm Stato: 2015-10-26 microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / T +49 231 975151-0 / F +49 231 975151-51 / E info@microsonic.de microsonic Dettagli Contatti porta ad apertura positiva serie DS A
Contatti porta ad apertura positiva serie DS A Caratteristiche tecniche Interruttore di sicurezza a doppia interruzione ad apertura positiva. Adatto per il controllo di porte automatiche di ascensori. Dettagli Pressostato di pressione differenziale
Pressostato di pressione differenziale La ditta svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello internazionale di sensori e dispositivi di controllo per la misurazione di temperatura e pressione. x Dettagli Sensori magnetici a scomparsa Serie CST - CSV e CSH
Sensori magnetici a scomparsa Serie CST - CSV e CSH > Sensori Serie CST-CSV-CSH Reed - Elettronici» Integrati nel profilo dei cilindri» Le tre serie CST - CSV - CSH coprono l intera gamma dei cilindri Dettagli ABB i-bus EIB / KNX Terminali di uscita SA/S
Manuale di prodotto ABB i-bus EIB / KNX Terminali di uscita SA/S Sistemi di installazione intelligente Questo manuale descrive il funzionamento dei terminali di uscita SA/S con i loro programmi applicativi Dettagli Contatti porta ad apertura positiva serie DS A
Contatti porta ad apertura positiva serie DS A Caratteristiche tecniche Interruttore di sicurezza a doppia interruzione ad apertura positiva. Adatto per il controllo di porte automatiche di ascensori. Dettagli AIUTO PER LA SCELTA. Sensori a forcella per il riconoscimento di pezzi piccoli. Prodotti ed aperture di chiave [mm]
AIUTO PER LA SCELTA per il riconoscimento di pezzi piccoli Applicazione Prodotti ed aperture di chiave [mm] GS 04 a pagina 428 Aperture: 20 / 30 / 50 / 80 / 120 / 220 GSL 04 a pagina 428 Aperture: 30 / Dettagli ALLEGATO A7 SCHEDA TECNICA CONTATERMIE
ALLEGATO A7 SCHEDA TECNICA CONTATERMIE CALCOLATORE F4 Campi applicativi F4 é utilizzabile per misura e monitoraggio di impianti di riscaldamento dove sono richieste le piú avanzate funzioni del calcolatore. Dettagli Scheda tecnica online L29SE-3DP3430 L29 BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO
Scheda tecnica online L29SE-3DP3430 L29 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Dati tecnici in dettaglio Caratteristiche Distanza di lavoro Numero di raggi 1 Informazioni per l'ordine Tipo L29SE-3DP3430 Dettagli Barriera da campo Ex d/ex i Tipo 3770
Barriera da campo Ex d/ Tipo 770 Figura 1 Tipo 770 montato su posizionatore HART Tipo 780 Edizione Gennaio 1999 Istruzioni operative e di montaggio EB 879 it 1. Costruzione e funzionamento La barriera Dettagli Caratteristiche tecniche. Alimentazione. Circuito di controllo. < 50 ms Tempo di ricaduta t R1
Modulo di sicurezza CS DM-01 Caratteristiche tecniche Custodia Custodia in poliammide PA 6.6, autoestinguente V0 secondo UL 94 Grado di protezione IP40 (custodia), IP20 (morsettiera) Dimensioni vedere Dettagli Caratteristiche tecniche. Circuito di controllo. > 50 ms Tempo di eccitazione t A
Modulo di sicurezza CS AR-91, conforme EN 81 Modulo per le manovre di livellamento al piano degli ascensori conforme EN 81 Caratteristiche principali o start controllato Collegamento dei canali d ingresso Dettagli AMBER/forkline. segnalazione per carrelli elevatori CATALOGO GENERALE
AMBER/forkline segnalazione per carrelli elevatori CATALOGO GENERALE AMBER/forkline segnalazione per carrelli elevatori La linea completa di segnalatori AMBER comprende anche: AMBER/serviline Un ampia Dettagli OFFICINE OROBICHE S.p.A. 1/5 MANUALE ISTRUZIONI sensori MAGNETICI per strumenti serie 2000
OFFICINE OROBICHE S.p.A. 1/5 MANUALE ISTRUZIONI sensori MAGNETICI per strumenti serie 2000 1. DESCRIZIONE STRUMENTO Gli interruttori magnetici sono utilizzati per essere montati sui lati esterni degli Dettagli Pressione differenziale Picostat
Pressione differenziale Picostat La ditta svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello internazionale di sensori e dispositivi di controllo per la misurazione di temperatura e pressione. s Applicazioni Dettagli Interruttori di posizione precablati serie FA
Interruttori di posizione precablati serie FA Diagramma di selezione 01 08 10 11 1 15 1 0 guarnizione guarnizione esterna in esterna in gomma gomma AZIONATORI 1 51 5 54 55 56 5 leva leva regolabile di Dettagli Scheda tecnica. Pressostato tipo CS 520B1237
Agosto 2002 DKACT.PD.P10.A2.06 520B1237 Introduzione I pressostati della serie CS fanno parte della gamma dei prodotti Danfoss destinati al controllo della pressione. Tutti i pressostati CS sono dotati Dettagli Moduli per arresto d'emergenza e ripari mobili
Gertebild ][Bildunterschrift Modulo di sicurezza per il controllo dei pulsanti di arresto di emergenza e dei ripari mobili Certificazioni Caratteristiche del dispositivo Gertemerkmale Uscite a relé a conduzione Dettagli Sensori magnetici a scomparsa Serie CST - CSV e CSH
> Sensori Serie CST-CSV-CSH Sensori magnetici a scomparsa Serie CST - CSV e CSH Reed - Elettronici»» Integrati nel profilo dei cilindri»» Le tre serie CST - CSV - CSH coprono l intera gamma dei cilindri Dettagli Dimensioni Ø85. max. 76 G1½/1½ NPT. LKL-P1 con inserto elettronico. Funzione. Collegamento elettrico F 1 F 2 F 2 L1 N. Alimentazione (PE)
Interruttore del Limite di Livello Conduttivo Dimensioni Ø85 Ø66 max. 76 max. 63 G1½/1½ NPT LKL-P1 con inserto elettronico Ø5 20 Ø4 22/23.5 37/38.5 145 100 4.000 mm (4 poll.... 12 piedi) G1½/1½ NPT LKL-P1 Dettagli Dispositivi per l'arresto di emergenza e per i ripari mobili
Caratteristiche del dispositivo ripari mobili Gertebild ][Bildunterschrift Modulo di sicurezza per il controllo dei pulsanti di arresto di emergenza e dei ripari mobili Certificazioni Gertemerkmale Uscite Dettagli ACCESSORIES Generatore d Impulsi V2.0-Ex Bollettino Tecnico
03.22 Caratteristiche: Applicazione: 50 impulsi per rivoluzione del tamburo di misura Per uso con TG05 a TG50, BG4 a BG100 Uni-direzionale Utilizzabile in zone ex-proof 3 Il generatore di impulsi per contatori Dettagli Flussostato per liquidi
594 59P0 Flussostato per liquidi Per liquidi nelle tubazioni di DN 0 00. QE90 Portata contatti: Pressione nominale PN5 max. 30 AC, A, 6 A max. 48 DC, A, 0 W Contatto pulito tipo reed (NO / NC) Custodia Dettagli Dimensioni. Allacciamento elettrico
Dimensioni 55 27 Altezza del campo protettivo Lunghezza alloggiamento 85 28 52 Codifica d'ordine Barriera luminosa di sicurezza con 2 uscite semiconduttore separate e a prova di errore Allacciamento elettrico Dettagli Interruttore magnetotermico 2216-S...
Interruttore magnetotermico 226-S... Descrizione Interruttore magnetotermico a uno e due poli in un design compatto con attuatore con guida, meccanismo con scatto libero, diverse caratteristiche di scatto Dettagli * Deve essere specificata la profondità e la durata dell immersione!
PRDS5 Sensore angolare magnetico con uscita incrementale Sensore angolare magnetico da 0 fino a 360 in custodia piatta Campo di misura 0 fino a 360 Grado di protezione IP67 / IP69K, opzionale IP68* Uscita Dettagli Trasmettitore di pressione OEM con tecnologia a film sottile Per idraulica mobile Modello MH-2
Misura di pressione elettronica Trasmettitore di pressione OEM con tecnologia a film sottile Per idraulica mobile Modello MH-2 Scheda tecnica WIKA PE 81.37 Applicazioni Monitoraggio del carico Limitazione Dettagli CS FS-1 Caratteristiche tecniche Custodia Generali Modulo temporizzatore di sicurezza con contatti ritardati all eccitazione Alimentazione
odulo di sicurezza CS S-1 Caratteristiche tecniche Custodia Custodia in poliammide PA 6.6, autoestinguente V0 secondo UL 94 Grado di protezione IP40 (custodia, IP20 (morsettiera Dimensioni vedere pagina Dettagli R35/8G R60/8G R120/3G. Istruzioni per l uso Operatori tubolari a corrente continua. Informazioni importanti per l allacciamento elettrico.
R35/8G R60/8G R120/3G IT Istruzioni per l uso Operatori tubolari a corrente continua Informazioni importanti per l allacciamento elettrico. Istruzioni per l uso Indice Introduzione... 4 Garanzia... 4 Istruzioni Dettagli Trasmettitore di pressione per gas medicali Modello MG-1
Misura di pressione elettronica Trasmettitore di pressione per gas medicali Modello M-1 Scheda tecnica WIKA PE 81.44 Applicazioni Distribuzione e stoccaggio dei gas medicali Trattamento con ossigeno per Dettagli Elettrovalvole a comando diretto Serie A
> Elettrovalvole Serie A CATALOGO > Release 8.6 Elettrovalvole a comando diretto Serie A / vie - 3/ vie NC e NO Monostabili - bistabili (con memoria magnetica) Attacchi M5 - G1/8 - R1/8 - cartuccia ø4 Dettagli Programma di vendita Interfaccia Uomo-Macchina
IT DE Programma di vendita Interfaccia Electronic-Key-System EKS RS232 seriell RS422 ETHERNET Omologazione Particolarità/vantaggi specifi ci Esecuzione Informazioni generali Materiale custodia Temperatura Dettagli IL PRIMO GENERATORE BREVETTATO A MAGNETI PERMANENTI MULTISTADIO. Catalogo in Italiano
IL PRIMO GENERATORE BREVETTATO A MAGNETI PERMANENTI MULTISTADIO Catalogo in Italiano IL PRIMO GENERATORE BREVETTATO A MAGNETI PERMANENTI MULTISTADIO Indice Corporate Tecnologia Italiana al servizio del Dettagli Pressostato di sovrapressione per gas, aria, gas di combustione GW A4/2 HP
di sovrapressione per gas, aria, gas di combustione 5.04 Printed in Germany Edition 07. Nr. 4 656 6 Caratteristiche tecniche Il pressostato GW A4 HP è un pressostato regolabile secondo EN 854 (GW 6000 Dettagli MANUALE DI ISTRUZIONI IT 10-11
F111.HT.01 Sensore a Turbina per installazioni in carico MANUALE DI ISTRUZIONI IT 10-11 INDICE 1. Introduzione 2 1.1 Istruzioni per la sicurezza 2 2. Descrizzione 2 Caratteristiche principali... 3 Dati Dettagli Manometro per pressione assoluta con contatti elettrici Versione in acciaio inox Modello 532.53
Misura di pressione meccatronica Manometro per pressione assoluta con contatti elettrici Versione in acciaio inox Modello 532.53 Scheda tecnica WIKA PV 25.02 per ulteriori omologazioni vedi pagina 3 Applicazioni Dettagli Moduli per arresto d'emergenza e ripari mobili
Gertebild ][Bildunterschrift Modulo di sicurezza per il controllo dei pulsanti di arresto di emergenza e dei ripari mobili Certificazioni Caratteristiche del dispositivo Gertemerkmale Uscite a relé a conduzione Dettagli Rivelatori di fughe gas Serie CIVIC1 - CIVIC4
Rivelatori di fughe gas Serie - Caratteristiche principali - Adatti per applicazioni domestiche e industriali. - Funzionamento mediante elettronica con autodiagnostica. - Collegabili fino a 4 sensori IP44 Dettagli Brushless. Brushless
Motori Motori in in corrente corrente continua continua Brushless Brushless 69 Guida alla scelta di motori a corrente continua Brushless Riduttore 90 Riddutore Coppia massima (Nm)! 0,6,7 30 W 5,5 max. Dettagli Sensore capacitivo M18 cilindrico C18. Sensori di Prossimità
Sensore capacitivo M18 cilindrico 18 Sensori di Prossimità atalogo od. AT3I11261652 Datasheet 18 italiano d.01/2012 2/3 Prodotti capacitivi cilindrici Serie 18 capacitivi cilindrici www.microdetectors.com Dettagli Sensori di temperatura per cuscinetti Rosemount (Tipo WEX 926)
Sensori di temperatura per cuscinetti Rosemount (Tipo WEX 926) Bollettino tecnico Febbraio 2014 00813-0102-4926, Rev. AC Misura non intrusiva su applicazioni con cuscinetti. Tenuta dell olio per una maggiore Dettagli Controlgas 3 Sistema di rivelazione fughe di gas
Controlgas 3 Sistema di rivelazione fughe di gas Termoidraulica Scheda tecnica 52 IT 02 1 Indice Controlgas 3... 3 Elettrovalvole a riarmo manuale per gas... 6 Testi di capitolato... 14 2 Controlgas 3 Dettagli OM3 - EPI 2 Modulo Interfaccia Locale Manuale di istruzione e manutenzione. Importante. Importante. Avvertenza. Avvertenza. Avvertenza.
KEYSTONE Il presente manuale è parte integrante del Manuale di istruzioni e funzionamento dell attuatore EPI 2 base (riferimento documento EBPRM-0091-IT). Indice 1 Modulo Opzionale OM3: Modulo Interfaccia Dettagli AUTOMAZIONE DI FABBRICA SENSORI INDUTTIVI E CAPACITIVI PANORAMICA
AUTOMAZIONE DI FABBRICA SENSORI INDUTTIVI E CAPACITIVI PANORAMICA SENSORI CAPACITIVI CILINDRICI E A BASE RETTANGOLARE SICUREZZA INTRINSECA Sensori capacitivi cilindrici e a base rettangolare Serie: Montaggio: Dettagli ABB i-bus EIB / KNX Terminali di ingresso binari BE/S
Manuale di prodotto ABB i-bus EIB / KNX Terminali di ingresso binari BE/S Sistemi di installazione intelligente Questo manuale descrive il funzionamento dei terminali di ingresso binari BE/S. Questo manuale Dettagli Indice 3-1. Sensori di prossimità agli ultrasuoni
Indice Informazioni generali Guida alla selezione rapida.................. pagina 3-2 Definizioni tecniche e terminologia........... pagina 3-3 Prodotti Serie 873P Uscita analogica o discreta....... pagina Dettagli Trasmettitore di temperatura analogico per sensori Pt100, configurabili via PC, con montaggio in testina Modello T24.10
Misura di temperatura elettrica Trasmettitore di temperatura analogico per sensori Pt100, configurabili via PC, con montaggio in testina Modello T24.10 Scheda tecnica WIKA TE 24.01 per ulteriori omologazioni Dettagli Finecorsa elettrico o pneumatico Tipo 4746
Finecorsa elettrico o pneumatico Tipo 4746 Applicazione Finecorsa con contatti induttivi, elettrici o pneumatici per l in - stallazione su valvole pneumatiche o elettriche, nonché su posi - zionatori elettropneumatici Dettagli PMIS3 POSIMAG Sensore di posizione magnetoresistivo
PMIS3 POSIMG Sensore di posizione magnetoresistivo Sensore PMIS3 molto robusto per applicazioni industriali Senza contatto, immune all'usura lta velocità di movimento Custodia robusta in metallo schermata Dettagli DISTRIBUTORI PROGRESSIVI
DISTRIBUTORI PROGRESSIVI DESCRIZIONE Ilc lube è il sistema di lubrificazione che identifica la distribuzione ed il dosaggio del lubrificante con un movimento progressivo di pistoni, pilotati uno dall altro Dettagli ABB i-bus KNX Modulo di monitoraggio e controllo carichi, MDRC SE/S 3.16.1
Dati tecnici ABB i-bus KNX Descrizione del prodotto Il modulo di monitoraggio e controllo carichi è un apparecchio di serie di design Pro M per l installazione nei sistemi di distribuzione. L apparecchio Dettagli Istruzioni per l'uso. Presa da muro / presa volante > 8575/13 > 8575/14
Istruzioni per l'uso Presa da muro / presa volante > 8575/13 > 8575/14 Indice 1 Indice 1 Indice...2 2 Dati generali...2 3 Avvertenze per la sicurezza...3 4 Conformità alle norme...3 5 Funzione...4 6 Dati Dettagli DL 2102AL DL 2102ALCC
DL 2102T01 Pulsante di Emergenza Pulsante di emergenza a fungo di colore rosso per il controllo manuale e la rapida apertura del circuito in caso di emergenza. Pulsante completo di un contatto normalmente Dettagli QPM2100D, QPM2102D QPM2160D, QPM2162D QPM2100, QPM2102 QPM2160, QPM2162 Sonde Qualità Aria da Canale
1 962 QPM2100D, QPM2102D QPM2160D, QPM2162D QPM2100, QPM2102 QPM2160, QPM2162 Sonde Qualità Aria da Canale QPM21 Impiego Con elemento sensibile CO 2 esente da manutenzione sulla base della misura ottica Dettagli RMG MESSTECHNIK GMBH. RMG GROUP OF COMPANIES UFFICIO ITALIA Via IV Novembre, 4 40013 Castel Maggiore (BO) Italia. Opuscolo nr. 3.
Contatore a turbina TRZ 03-L RMG MESSTECHNIK GMBH Opuscolo nr. 3.162-It RMG GROUP OF COMPANIES UFFICIO ITALIA Via IV Novembre, 4 40013 Castel Maggiore (BO) Italia un alimentazione di gas affidabile tutto Dettagli Posizionatore elettropneumatico Tipo 4763 Posizionatore pneumatico Tipo 4765
Posizionatore elettropneumatico Tipo 4763 Posizionatore pneumatico Tipo 4765 Applicazione Posizionatore a semplice effetto per valvole pneumatiche, la cui variabile di riferimento è un segnale elettrico Dettagli Pressione: Max di esercizio 12 bar (175 psi) (secondo NFPA T 3.10.17) Di scoppio 20 bar (290 psi) (secondo NFPA T 3.10.17)
FILTRI OLEODINAMICI Filtri sul ritorno con cartuccia avvitabile Pressione: Max di esercizio 12 bar (175 psi) (secondo NFPA T 3.10.17) Di scoppio 20 bar (290 psi) (secondo NFPA T 3.10.17) Corpo filtro Attacchi: Dettagli Accessori cilindro Elementi di bloccaggio, serie CL1 Unità di bloccaggio LU6. Prospetto del catalogo
Accessori cilindro Elementi di bloccaggio, serie CL1 Unità di bloccaggio LU6 Prospetto del catalogo 2 Accessori cilindro Elementi di bloccaggio, serie CL1 Unità di bloccaggio LU6 Unità di bloccaggio, Serie Dettagli Istruzioni per l'uso originali Sensore induttivo di sicurezza GF711S 80005280 / 00 05 / 2013
Istruzioni per l'uso originali Sensore induttivo di sicurezza GF7S 8528 / 5 / 23 Indice Premessa3. Spiegazione dei simboli 3 2 Indicazioni di sicurezza 4 2. Requisiti tecnici di sicurezza per l'applicazione Dettagli ATTUATORE ELETTRICO ROTATIVO SERIE SBD (AB1 E )
ATTUATORE ELETTRICO ROTATIVO SERIE SBD (AB1 E ) ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE 1) CARATTERISTICHE GENERALI pag. 1 2) ATTENZIONE pag. 1 3) DATI TECNICI pag. 1 4) INSTALLAZIONE pag. 2 5) COLLEGAMENTI Dettagli Componenti per centrale termica 0459IT ottobre 2012 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale
0459IT ottobre 0 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale Installazione L installazione del pressostato di blocco deve essere effettuata da personale qualificato. Il pressostato K374Y00 può essere montato Dettagli Termoresistenza per misure superficiali Modello TR50
Misura di temperatura elettrica Termoresistenza per misure superficiali Modello TR50 Scheda tecnica WIKA TE 60.50 per ulteriori omologazioni vedi pagina 9 Applicazioni Per la misura di temperature di superficiali Dettagli SensoridipressioneSDE1,condisplay
D08_02_001_E-SDE1 Sensori e strumenti di monitoraggio Sensori 2 intervalli di misurazione della pressione Misurazione della pressione relativa e/o differenziale Uscite elettriche PNP, NPN e con uscita Dettagli Unità di contatto singole automonitorate
Novità linea EROUND Unità di contatto singole automonitorate Caratteristiche principali Unità di contatto automonitorata. Segnala con l apertura del circuito elettrico la separazione dal dispositivo Versioni Dettagli caratteristiche generali
caratteristiche generali Serie CG/MG La nuova serie CG/MG di custodie fisse e mobili per connettori abbina la tenuta stagna IP68 e l elevata robustezza meccanica ai requisiti di protezione da disturbi Dettagli Alimentatore Switching (SMPS) Trifase per montaggio su barra DIN, tipo SMP23 24 V DC/10 A
tipo SMP3 4 V DC/0 A Descrizione Alimentatore Switching per montaggio su barra DIN, alimentazione con tensione trifase, alto rendimento, filtro integrale in ingresso, protezione sovratemperatura,power Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back