Source: https://es.scribd.com/doc/313319982/RM-N-355-2014-MINAM
Timestamp: 2020-08-04 15:30:20
Document Index: 232404142

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 39', 'Artículo 2', 'artículo 1']

RM-N°-355-2014-MINAM | Química | Ingeniería
guardarGuardar RM-N°-355-2014-MINAM para más tarde
Mezcla de Efluente-rio
DO Optical Technology
ftgtsotrrción*linisterint
trf :s<-Z0L4-fufIMLgvl
Lima, lgoci,Z0t{
Visto, el Memorando N" 334-2014-MINAMA/MGA
del Viceministerio de Gestión
Ambiental; así como el Informe Técnico N' 475-2014-M|NAMA/MGA,/DGCA de ta
Dirección General de Calidad Ambiental, y demás antecedentes; y,
Que, el numeral 22 del artículo 2" de la Constituc¡ón Política del Perú establece
que toda persona t¡ene derecho a gozar de un amb¡ente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida;
Que, el artículo 3" de la Ley N" 2861 1, referido al rol de Estado en materra amb¡ental, dispone que éste a través de sus ent¡dades y órganos correspondientes diseña y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumpl¡miento de las obligaciones y responsabilidades
contenidas en d¡cha Ley;
,riíl3.,
Que, el Decreto Legislativo No 1013, que aprueba la Ley
de Creac¡ón,
Organización y Funciones del Min¡sterio del Amb¡ente establece como su función general el diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial
ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella, de ese m¡smo modo, el literal e)
del artículo 7 del mencionado Decreto Legislativo establece como una de sus funciones
específicas, aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para
la aplicac¡ón de los Estándares de Calided Ambiental (ECA) y Límites Máx¡mos
Permisibles (LMP) en los diversos niveles de gobierno;
Que, la Polít¡ca Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto Supremo N'012-
2009-M|NAM, consigna entre los L¡neamientos de Política del Eje de
Gestión lntegral de la Calidad Ambiental - referidos a la calidad del a¡re, el establecer
medidas para prevenir y mitigar los efectos de los contaminantes del aire sobre la salud de las personas;
Que, asimismo, la Agenda Nacional de Acción Ambiental - AgendAmbiente Peru 2013-2014, aprobada por Resolución Ministerial N' 026-2013-M|NAM, determina
como responsabilidad del Ministerio del Amb¡ente, dentro de su Objetivo I - Reducir los niveles de contam¡nac¡ón del aire - la elaboración de guías y protocolos para realizar la v¡gilancia y monitoreo de la cal¡dad de aire;
Que, en ese sentido, el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección
General de Calidad Ambiental, ha elaborado una propuesta de "Protocolo Nacional de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones - CEMS', instrumento que perm¡tirá estandar¡zar los procedimientos del monitoreo continuo de emis¡ones en fuentes estacionarias, y con ello evaluar la cal¡dad del aire, en función del cumplimiento de los Limites Máximos Permisibles establecidos v los Estándares Nacionales de Cal¡dad Ambiental del Aire;
el citado proyecto, previo a su aprobación,
debe ser sometido a consulta
pública, con la finalidad de contar con las sugerencias y/o comentar¡os de los
interesados, conforme lo establece el artículo 39" del Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-MINAM; por lo que,
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría General, de la Dirección General de Calidad Ambiental y de la Oficina de Asesoría Juríd¡ca;
- De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, la Ley No 28611, Ley General del Ambientei y, del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta C¡udadana en Asuntos
Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-MlNAM.
Artículo lo.- Disponer la publicación del Proyecto de "Protocolo Nacional de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones - CEMS', que como Anexo forma parte
Ambiente (http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas),
sugerencias y/o
contados a pafir de la oubl¡cac¡ón de la oresente Resolución Ministerial en el Diario
comentarios de los interesados, por un plazo de diez (10) días hábiles,
Dicha oublicación se realizará en el Portal Web institucional del
Artículo 2o.- Las sugerenc¡as y/o comentarios sobre el proyecto normativo señalado en el artículo 1" de la presente resolución, deberán ser remitidas, por escrito, al Ministerio del Ambiente, cuya sede se encuentra ubicada en la Avenida Javier Prado
Oeste N'
1440, San lsidro -
Lima, ylo a
dirección elecfónica
cal¡daddela¡re(Am¡nam.oob.pe.
6,1 6.2
DEL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS)
PARA LA SELECCIÓN DE PARAMETROS
LA SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS
7 .2.1
CONS1DERACIONES GENERALES PARA LA INSTALACION, PUE9TA EN
MARCHA Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS CEM
7.4 UBICACIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN Y PUNTO DE MEDICIÓN
7.4.1 DEL CEMS DE GASES (CEMSG)
7.4.4 7.4.3 UBtCACTÓN
DEL CEMS DE FLUJO (CEMS
DEL CEMS DE MP (CEMS-fl1lP)
FLUJ-O) ',,.,i:
",,,;::'
UBtCActóN DEL 6EMS DE opActDAó (OEMS_OP)
SISTEMAS DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES DE GASES (CEMSG)
8.1.1 TIPOS
DE SISTEMAS DE MONITOREO
SISTEMAS DE MONITOREO IN SITU
SISTEMAS DE MONITOREO EXTRACTIVOS
8.1.2,1
SISTEMAS EXÍÉACTIVOS COMPLETOS O DIRECTOS
SISTEMAS EXTRACTIVOS CON DILUCIÓN
8.2 COMPONENTES DEL CEMS6; SISTEMAS DE IVIUESTREO Y METODOLOGIA DE
8.2,1 COMPONENTES
DEL CEMSG
8.2,1.1
SONDA DE MUESTREO (PROBETA)
Lf NEA DE TRANSPORTE DE MUESTRA (UMBILICAL)
&9 '
S|STqMA
BÓMBADEMUESTREO
DE ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRA
8.2.1'5 SISTEMAS DE
ADOUISICIÓN, TRATAMIENTO Y
coMUNlcAcloN sATc
t:82;1.7'i cASETAcEMS
METÓEOLOGÍA DE ANALISIS
. MoNtroRES ForoANALlTtcos
8.2.2.2 CROMATOGRAFIA DE GASES (GC) CON DETECTOR POR
'.r. '
8.2.?,3
loNlzAclÓN DE LLAMA (FlD)
FLUORESCENCIA ATÓMICA PARA LA MEDICIÓN DE
8.3,;,.,:¡:
MEDIDORES CONTINUOS DE LA VELOCIDAD
SENSORULTRASONICO
SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO (CEMS-MP)
INSTRUMENTACIÓNYMETODOLOGIAS
9.1,1 OPACIMETROS
9.1,2 OPACIMETROS
DINAMICOS (CENTELLEOÓPrlco)
ELECTRODINAIVIICOS
9.1.4 DISPERSIÓN DE LUZ (LIGTH SCATTERING)
9.1.5 ATENUACIÓN BETA
DE VALIDACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
10.1 PARA SISTEMAS DE MONITOREO CONTINUO DE GASES CEMSG
10.1.1 CALTBRACIÓN
w@MffiWHt
10,1.1.1 CRITERIOS PARA EL USO DE LOS GASES DE
10.1.1.2 DETERMINACION DEL VALOR SPAN Y RANGOS DE
10.1.2 ENSAYOS DE VAL|DAC|óN (DC, EL, ER)
1O.1,2.1 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE LA DESVIACIÓN DE LA cALtBRACtON (DC)
10.1.2.2 PROCEDIMIENTO
10.1.2.i pRocEDtMtENTo
DE ENSAYO DE LINEALIDAD
DE ENsAyo DE ExAclrub
Éelnr¡vn
10,1.2,4 DETERMINACIÓN
DEL TIEMPO DE RESPUESTA
10.1,3 REcoLEccIÓN DE MUESTRA PARA LAAPLICACIÓN DEL METoDo DE
'10.1.3.2
stT|o DE MEDtctóN puNTo DE MEDtctóN
10,1.4 ECUACIONES
(DC, EL, ER)
APLICABLES A LOS ENSAYOS DE VALIDACbN
'ri;.
{¡''.
':.;,. :
. :.f
10.1.5 ENSAYOS PARA AUDITORIAS CEMSG
10,2 PARA SISTEMAS DE MONITOREO CONTINUO DE PARTICULAS CEMS.MP
'10,2,1 ENSAYOS MARGEN ERROR
10.2.2 ENSAYOS DE CORRELACIÓN 10.2,2,1 ECUACIONES ENSAYOS DE
10,2,2.2 CRITERIOS DE ACEPTAC 10.2,2.3 EXTRAPOLACIÓNDE
MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS
10,2.3
10.2.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA) PARA CEMS-MP
10.2,4.1 CHEQUEOS
,10.2.4.2
10.2.4.3 ACEPTACIÓN DE LAS AUDITORÍAS
10.2.4.4 FRECUENCIA Y ORDEN
10.3 VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO CONTINUO DE OPACIDAD
Y AUDITORIAS DE CAMPO
10.3,2 PERIODO DE PRUEBA OPERACIONAL
12. OBTENCTON,
12,1 OBTENCION DE DATOS
12.3 REGISTRO DE DATOS
12,4 TRANSMISIÓN DE DATOS EN LINEA
ANALISIS DE DATOS ANÓMALOS Y SUSTITUCIÓN DE DATOS PERDIDOS
12.5.1 PROCEDIMIENTO
12.5.2 PROCEDIMIENTO
DE SUSTITUCIÓN DE DATOS ETAPA INICIAL
DE SUSTITUCIÓN DE DATOS ETAPA ESTANDAR
NES DE UNIDADES
RMINACIÓN DE EMISIONES EN MASA
ES Y REPORTE DE INFORMES 14.f]:. INFORME PREVIO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CEMS.
INFORME PREVIO DE VALIDACIÓN
14.3 AVISO DE REALIZACIÓN
DE VALIDACIÓN, AUDITORÍA Y REVALIDACIÓN
14.4 INFORME DE RESULTADOS DE VALIDACIÓN, AUDITORIA Y REVALIDACIÓN
LA VALIDACIÓN DEL CEMS
14,6 REPORTES DE MONITOREO
14,7 OTROS AVISOS
15 GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES
PROTOCOLO NACIONAL DE SISTEMAS DE MONITOREO CONTINUO DE
I.INTRODUGCIÓN
EMTSToNES (CEMS)
Habiéndose desarrollado en los últimos años, un incremento del nivel industrial en nuestro
país, que involucra mayores y diversas empresas del sector productivo, con emisiones
importantes de sus Chimeneas, Se hace neCeSario mantener ba¡o observa6¡ón cont¡nua la
tendencia de estas em¡s¡ones
Las emisiones de las fuentes estacionarias provenientes de las operaciones y procesos
industriales y energéticos, está compuesto por gases y partículas, que oonhibuyen
a la contaminación del ambiente. Para determinar la cantidad de
emitidos de las fuente estacionar¡as en forma continua y permanente, se
establece un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (en inglés CEMS), qL¡e permite el muestreo y medición de la concentración de varios contaminantes, en forma ¡nstantánea,
reporta las cond¡c¡ones de operación y resultados de medición en forma remota, de las
fuentes estacionarias de todas las act¡vidades productivas y energéticas, que en sus
operacrones y procesos generen emlslones.
real y que, mediante un sistema de adquisición y transferpncia de datos en línea,
Dado que en el medio existe una variedad
de equ¡pos de monitoreo de emisiones con
y metodologías diferentes, con la finalidad de estándarizar el proceso del
monitoreo continuo de gases contaminantes y Éadíoulas producidas por las actividades
industriales y energéticas,
el Ministerio del Ambienté'(Ml|,{sM) que implementa y ejecuta la
Polít¡ca Nac¡onal del
Ambiente, ha elaborado el "Prolocolo Nacional de Sistemas de
Monitoreo Continuo de Em¡s¡ones", como una herramienta para proporcionar a los diferentes actores, los criterios para la selección de las metodologías de monitoreo continuo, ubicación
de los puntos de monitoreo y operaóión de los.equipos, así como auditorías de control que
garantizan el aseguramiento de la cal¡dad.
El monitoreo continuo de gáies y particulas en fuentes estacionariasse ha convertido en una necesidad fundamental en países indu'strializados y aquellos en vías de industrialización,
dado que les permite a las industrias el control de las emisiones, evaluar la eficiencia del sistema de tratam¡ento utilizado, lo cual les garantizará el cumplimiento de la normat¡va nacional vigente. Asimismo,.:rpermitirá a la autoridad ambiental, evaluar el cumpl¡miento de los planes, políticas dé confol y fiscalización ambiental, lo cual conllevará a garantizar que
no se exceden lo$'1,íniiles Máximos Permisibles establec¡dos y por ende, que no haya
repercusión en la calidad del a¡re, que implique sobrepasar los Estándares de Calidad
Ambiental, minimizándose de esta forma el riesgo de afectac¡ón de la salud de la población.
En la actual¡dad, c¡ertos sectores industriales cuentan con Límites Máximos Permisibles de Emisiones y Protocolos de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones, establec¡dos por el sector correspondiente. Durante el año 1996, se promulgó la Resolución Ministerial N"315- 96-EMA/MM, que establece los Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos Presentes en Emisiones Gaseosas Proven¡entes de las Un¡dades Minero-Metalúrgicas, que
con su Protocolo para el Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones. En el año 2002,
aorueban los Limites Máx¡mos Permisibles de Emisiones de Material Part¡culado
nte de los Hornos de la Industria Cementera, mediante Decreto Supremo N'003- 2002-PRODUCE. En el año 2009. se aDrueban los Límites Máximos Permisibles para las
emisiones de la Industria de Harina y Aceite de Pescado
Harina de Residuos
Hidrobiológicos, para los contaminantes Sulfuro de Hidrógeno y Maler¡al Particulado, mediante Decreto Supremo N'011-2009-M|NAM, que cuenta con su Protocolo para el
Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones, aprobado mediante Resolución Ministerial N'194-
w@ffiMffi
2010-PRoDUCE. As¡mismo, se tiene en otros sectores industriales,
014-201o-M|NAM, que establece los Límites Máximos
supremo N"
permisibles para las Emisiones
Gaseosas y de Partículas de las Actividades del sub sector Hidrocarburos, este sector
cuenta con su Protocolo de Monitoreo de calidad de Aire y Emisiones. El subseclor
Electricidad aprobó mediante Decreto supremo N"29-94-EM, el
4.0, Em¡s¡ones a ta
Ambiental en las Actividades Eléctricas, que
Atmósfera, establece el reporte de las emisiones en
en el Anexo 2 parte
¡rg/m3,
de partículas Totales en
de Azufre (so¿), Monóxido
suspens¡ón (PTS) y/o humos de combustión (opacidad), Dióxido
de Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NOr, Ptomo (pb) y Oxígeno (Oz).
Los mencionados Protocolos existentes de cada sector, así como el Protocolo de Monitoreo
de Emisiones Atmosféricas, aprobado mediante Resolución Ministerial
DM, establecen el muestreo y mediciones de varios parámetros de gases med¡ante mediciones puntuales. Asimismo, señala como orros
No 026-2ooo-lT|Ncl-
¡nantes,
chimeneas, los referidos a la EPA 40 CFR parte 60 y parte
75, que
monitoreo continuo de emisiones; más no establece lo
implementación y aseguramiento de la calidad de estos sistemas.
El Ministerio del Ambiente, como ente rector delSistema tiene por función desarrollar, dirigir, supervisar y ejecutar
Ia cual señala que es necesario integrar los mecanismos
contaminación bajo criterios inlersectoriales, de
continua. Es por ello, que a Ia fecha el MINAM ambiental sobre emisiones, en forma conjunta las enl¡dades fiscalizadoras y aquellas a
metalúrgicas, siderúrgicas,
termoeléctricas;
de esta forma. siendo
del Amb¡ente, el control de la
inistrat¡va y mejora
actualizando normativa ucrados, así como con para las actividades minero
papel, ladrillos y centrales
diversas las act¡vidades, la
composic¡ón de sus em¡siones v Ia
monitoreo continuo, dado que nos
cantidad relativa y la variación a
idad del aire, es necesario realizar un
confiable sobre la composic¡ón,
, de las emisiones a la atmósfera,
fuentes estac¡onarias, se aplicará para la medición continua a tiempo real de las emisiones, estandarizando los sistemas de monitoreo, respecto a la selección y operación de equipos, las metodologfa de muestreo y medición, asf como los criterios básicos para el diseño e implementación del sistema, el aseguramiento de la calidad de los datos y la validación, que
establecidos; así
como el reporte final de los resultados de las mediciones, con el fin de vigilar en forma continua, las emis¡ones a la atmósfera de los diversos sectores industriales y energéticos,
permitan obtener dqtos' confiables, dentro de los límites
CEM para su implementación deberán considerar la medición de los
y los parámetros establecidos por la normativa del sector competente y
autor¡dad ambiental nacional; y de ser el caso, la medición
del flujo de gases y de humedad
u otros parámetros complementarios, que sean necesarios para
concentración de la emisión.
El propós¡to del protocolo, es poner a disposic¡ón de la autoridad amb¡ental, sectores competentes, la entidad fiscalizadora, consultoras, empresas industriales y Ia población; un
instrumento de gestión amb¡enta¡ que permitirá realizar Ia vigilancia y el control de las
emisiones de las fuentes estacionarias, mediante sistemas estandarizados de monitoreo
continuo de emisiones.
Ley N' 2861 1 , Ley General del Ambiente y su modificator¡a Decreto Legislativo N'
'1055.
Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente.
Decreto Supremo N" 007-2008-MlNAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Minister¡o del Ambiente.
Estándares de Calidad Ambiental de Aire y otros
Decreto Supremo N" 074-2001-PCM, establece el Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.
Decreto Supremo No 069-2003-PCM, aprueba el Valor Anual de
Decreto Supremo N' 009-2003-5A y Decreto Supremo N' 012-2005-SA; ,Reglamento
Estados de Alerias Nac¡onales para Contaminantés del Aire y su
mod¡f¡cator¡a.
Decreto Supremo No 003-2008-M|NAM,
Ambiental para Aire.
Decreto Supremo N' 006-2013-MlNAM, apruebá¡ Disposiciónes Complementarias
para la aplicación del Estándar de Calidad Ambientál de Aire.
Resolución Ministerial No 026-
Monitoreo de Emisiones Atmosférieas.
NCI-DM, aprueba el Protocolo para el .,,.
Monitoreo de Calidad de Aiiq.j/ Emisiones para actividades Minero
Protocolo de Monitoreo de galidad de Aire y Emisiones Sub Sector Hidrocarburos.
Resolución Ministerial. Nq194-2010-PRODUCE, aprueban Protocolo para el
Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y Calidad del Aire de la Industr¡a de Harina y
Aceite de Pescado y Hariná de Residuos H¡drob¡ológ¡cos.
N' 003-2002-PRODUCE, aprueba
los Niveles Máximos
en emrsrones gaseosas
los Límites Máximos
Valores Referenciales oara las act¡vidades industriales de cemento,
bre y papel.
mo N" 011-2009-M|NAM,
aprueba los Límites Máximos Permisibles
(LMP) para emisiones de la Industria de Harina y Aceite de Pescado y Har¡na de
Residuos Hidrobiológicos.
Decreto Supremo N' 014-2010 MINAM, aprueba los Límites Máximos Permisibles Dara las Emisiones Gaseosas v de Partículas de las Actividades del Sub Sector
. Estandarizar los orocedimientos del monitoreo continuo de emisiones en fuentes
estacionarias, que comprende la métodología de mueslreo
los procedimientos de control y
análisis, eslableciendo
aseguramiento de la calidad, el reg¡stro y la
trasmisión de datos, para garant¡zar la confiabilidad y trazabilidad de los resultados. -
6.2 OBJETIVOS ESPEC¡FICOS
Establecer los lineamientos técnicos que permitirán a las
empresas¡mplementar
sistema de gestión ambiental de control de em¡siones, mediante sistemas de mon¡toreo continuo, que les permita contar con sistemas de alerta y alarma para
emisiones que excedan los niveles permitidos, con el objetivo
compromisos ambientales asumidos, asf como medio
de mejorar la eficiencia
product¡va med¡ante la optimización de recursos, principalmente energéticos.
obtener información sufic¡ente bajo la observación continua de la tendencia de la emisión, que permitirá evaluar su comportamiento en función del ciclo productivo y
su variación en función
o Evaluar la eficiencia del sistema de iratamiento imDlementado.
garantizar que no se exceden los Llm¡tes Máximos Permisibles ende que no haya repercusión en la calidad del aire, que
Estándares de Calidad Ambiental del aire.
Evaluar el cumplimiento de los Límites Máximos suficiente que perm¡tan su determinación, revisión o Evaluar el cumplim¡ento de los planes, políticas de
por parte de la autoridad y los sectores invol
ocas¡onada por las
esta forma el riesgo de
7. DISEÑO DEL SISTEMA DE
EI diseño de un CEMS es específ¡co fuente emisora puede ser muy
actividad industrial. del operación de la chimenea.
cada chimenea.
em¡siones, y a los
E EMTSTONES (CEMS)
estacionaria, debido a que cada
ya que su emisión es propia de la
a los parámetros de
en forma individual para
como condicionado
necesar¡os asociados a
la medición continua de
para su funcionamiento, de esta forma el
GEMS tiene comc co.mponéiate''é: sonda y línea de muestreo, analizadores, equrpos
complementar¡os tales cOmó 1",¡edidores de flujo, s¡stemas de acondicionamiento de muestra (en caso de eer necesário)i sistema de calibración, sistema de adquisición y transmisión de
datos, además de ld infraestructura básica donde se instalará el s¡stema.
7.I CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PARÁMETROS
Los parámelros que pueden considerarse para un sistema CEM son varios y van desde
Material Particulado, Opacidad, diversos t¡pos de gases tales como
COz, H:S'COV, Hg, HT, hasta la Medición coniinua de Métales usando XRF (Sb, As, Ba, Cd, Ca Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Hg, Mn, Ni, Se, Ag, Sn, T¡, Tl, V, Zn). Para la setección de ros
parámetros se tendrán las siguientes consideraciones:
SOz, SO¡, NO*, CO,
Parámetros regulados
Parámetros establec¡dos en los instrumentos de gestión ambiental, así como los exigidos posteriormente por la ent¡dad fiscalizadora,
Parámetros no regulados por la normativa de emisiones vigente y que, debido a naturaleza, generen un gran riesgo de afectación a la calidad del aire; para esto
pueden considerar aquellos parámetros establecidos en los LMP internacionales.
en las normativas de emisiones del sector industrial.
wEM@tf%:i-'.
. Parámetros no regulados
que tienen relación con los procesos productivos, mater¡as
primas, combustible empleado, como medio de mejorar la eficiencia productiva
mediante la optimización de recursos, pr¡ncipalmente energéticos.
7.2 cRtrERtos pARA LA selecctóH oe uerooot-ocíls
Una vez establecidos los parámetros a monitorear, se elegirá la metodologia de medición y
el equipamiento necesario, considerando los siguientes criterios:
. La metodología
riguroso a lo
de medición de la instrumentación debe ofrecer un cumplimiento
requerido para su validación y durante las auditorias de los CEMS.
As¡mlsmo, deberá proporcionar los resultados de la medición en las unidades que se establezca en las normativas de emisiones vigentes
¡ Las metodologías de medición y los lineamientos cons¡derados en el presente
protocolo se encuentran en relación a lo recomendado por la EPA 40 CFR Parte 60 y
Parte 75; en el caso de los
considerados ni
contaminantes, parámetros técnicos y operativos no
presente protocolo, se consideraran las
metodologias automáticas continuas y los lineamientos establecidos para ellos, en la
7.2.1 CRTTERIOS TÉCNtCOS
Selectividad.- M¡de la capacidad
oresencia de otras sustancias un de otros componentes presentes que
Especificidad.- Indica el grado de ¡
Exactatud.- La medida del valor
La prueba de exactitud referencia y estima la i
identificada por el
Sensibilidad.-
o pára
identificar y cuantificar en
, no teniendo interferencias de la concentración. determinación,
el valor real del Darámetro.
del instrumento con la del método de
minima que puede ser detectada o
be ser sensible a los cambios notables de los
el rango de interés del parámetro a analizar.
las medidas.- El Instrumento debe repoÉar y
cuando reDetidamente analiza una muestra con la
Tiempo de respuesta de lectura.- La velocidad de respuesta del instrumento debe
funcionar con rapidez frente al cambio de concentración del gas, para graficar fielmente los cambios de concentrac¡ón del contaminante muesireado durante el
periodo que está siendo analizado.
Re'presentat¡vidad.- Los datos obtenidos de los sistemas de medic¡ón deben ser
reFeséntativos de la fuente.
As¡m¡smo, deben ser considerados factores como la disponibilidad ¡nmediata de sensores, consumibles y repuestos, así como la disponibilidad de contar con personal capacitado a
nivel local para el mantenimiento del s¡stema.
7.3 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS CEM.
la chimenea o ducto debe contar con puertos de toma de muestra con condiciones
apropiadas para el anclaje de la sonda. Asimismo la temperatura exterior de la ch¡menea no debe poner en riesgo la integridad de los operadores, durante la medición con el método de referencia y durante el mantenimiento.
@MMrffi
La plataforma de trabajo debe estar a una distancia vertical del
maniobrabilidad del equipamiento durante la instalación, mantenimiento
puerto, que permita ra
Deberá contar con piso y escaleras firmes y antideslizantes. El acceso debe ser fácil y
seguro, contando con escaleras y barandas para la seguridad del personal.
El suministro de energía eléctrica debe contar con protección necesaria para evitar los
cortos circuitos y choques eléctricos.
La instalación del sistema debe seguir un proced¡miento pre establecido, para no obviar
ninguna actividad, se deberá considerar lo siguiente:
Desempaque y verificación de fodos los componentes, elementos del sistema. en el
lugar de su instalac¡ón.
Elaborar el listado de conformidad de los equ¡pos y el listado de elementos con
Después de la instalación el titular o propietario del sistema, debe solicitar al
proveedor un informe técnico de la instalación, puesta en marcha y operativ¡dad del
CEMS instalado que incluirá mín¡mamente:
Los resultados de la calibración realizada.
La capacitación impartida y la competencia con que cuenta el personal a
cargo del sistema CEM. Incidencias y observaciones durante la puesta en marcha. El estado de operatividad en que se encuentra el sistema. Frecuencia de mantenimiento preventivo recomendado.
El titular o propietario del CEMS, además deberá solicitar al proveedor del sistema to
sigu¡ente:
Proced¡miento de instalación de componentes y caseta. Procedim¡ento del montaje y los diagramas de diseño del sistema. Procedim¡ento de calibración. Procedimiento de activación de la operación del sistema. Especificaciones para el mantenimiento preventivo y su frecuencia. L¡stado de fallas más comunes y acciones correctivas. Proced¡miento de recolecclón y transmisión de datos.
Procedimiento de desactivación y desinstalación
del s¡stema CEM
componentes. Incluirá el procedimiento de desmontaje, al término de la
operatividad de la industria. Manuales técnicos, instrucciones operativas y otros documentos relativos a la
operación de los equipos y al mantenimiento. Certificados del CEMS.
L¡sta de repuestos y partes de cambio más frecuente, durante el
mantenimiento oreventivo.
Lista de consumibles.
7,4 UBICAGIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓT,¡ V PUHTO DE MEDICIóN
7.4,I, UBICACIÓN DE CEMS DE GASES CEMSG
Los criterios para la instalación y operación del CEMS de gases (CEMSG), deberá ceñirse a
lo establec¡do en la PS-2 del anexo B de la CFR 40 parte 60 y en la CFR 40 parte 75 de I
US-EPA y principalmente se consideraran los sigu¡entes:
La ubicación debe ser en un lugar accesible de la chimenea o ducto, donde las
mediciones de concentrac¡ón del contam¡nante o tasa de emisión, sean d¡rectamente
representat¡vas o puedan ser corregidas para ser representativas de las emisiones
totales de la fuente, o de la sección transversal del lugar de medición
El lugar elegido debe ser representativo y debe permitir que
pase la prueba de Exactitud Relativa que se establece en
este protocolo. Las co