Source: https://diazilla.com/doc/680517/panoramica-aspetti-tecnologici-e-normatvi
Timestamp: 2020-02-29 05:48:21+00:00
Document Index: 176294596

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 6', 'arte 7', 'arte 8', 'arte 10', 'art 1', 'art 1', 'art 2']

Panoramica aspetti tecnologici e normatvi
Gas Smart Meters: una panoramica
sugli aspetti tecnologici, normativi e
Gas Smart Metering Equipmenet (GSME):
prof. ing. Furio Cascetta
[email protected] – 330.870609
La presente relazione si prefigge lo scopo di illustrare (sebbene sinteticamente) i processi e le dinamiche di sviluppo e di innovazione tecnologica connesse all’introduzione del cosiddetto “gas smart metering”, in conseguenza della Delibera ARG 155/08.
Non è scopo della presente relazione entrare nel dettaglio tecnico‐scientifico circa le prestazioni, i vantaggi ed i limiti tipiche di ogni tecnologia di misura, ne’ tantomeno quello di porre in comparazione diretta diverse tecniche di misura che si affacciano sul mercato della misura del gas (in conformità ai requisiti minimi della ARG 155/08).
Lo smart metering (basato su qualunque tecnologia di misura) rappresenta comunque una ricchezza per l’offerta di mercato ed un utile miglioramento della “qualità” della misura del gas.
Cos’è uno Smart Meter? Esistono diversi termini per identificare uno smart
– Intelligent Field Device (IFD)
– Intelligent Electronic Device (IED)
“A smart meter is a digital device that records the amount of electricity or gas you use and transmits this information to your utility provider. Smart meters allow flexible rates to be applied depending on time of use and ensure your utility bills are always based on actual readings rather than estimates.”
Cos’è uno Smart Meter? “A smart meter is usually a meter that records consumption of electric energy (but also gas & water) in intervals of an hour or less and communicates that information at least daily back to the utility for monitoring and billing purposes. Smart meters enable two‐way communication between the meter and the central system. Such an advanced metering infrastructure
(AMI) differs from traditional automatic meter reading (AMR) in that it enables two‐way communications with the meter.”
Cos’è uno Smart Meter? Cos’è uno Smart Meter? Cos’è uno Smart Meter? A differenza dei misuratori tradizionali che rilevano solo i
consumi totali di un’utenza, uno smart meter registra “quando, come e quanto” una risorsa (elettricità, gas, acqua) viene consumata. Per soddisfare a questi requisiti funzionali uno smart meter si basa su diverse unità:
• unità metrologica (modulo di misura vero e proprio)
• unità di memorizzazione (data‐storage o data‐logging)
• unità di comunicazione (trasmissione a distanza)
• unità di elaborazione (microprocessore)
Cos’è uno Smart Meter? Cos’è uno Smart Meter? Cos’è uno Smart Meter? elaborazione del segnale
sensore/trasduttore
Cos’è uno Smart Meter? In uno Smart Meter (IFD = Intelligent Field Device) vi sono alcune proprietà
connesse al sensore vero e proprio (sensor/transducer):
• variabile fisica rilevata,
• tipologia di output del sensore (segnale elettrico analogico o digitale)
• curva caratteristica (taratura iniziale): lega la grandezza fisica misurata al segnale di misura elettrico generato dal sensore,
• identificativo del trasduttore: numero di serie, matricola, ecc.
• limiti di impiego: valori di misura minimo e massimo, condizioni ambientabili accettabili, stabilità di taratura, ripetibilità, ecc.
Cos’è uno Smart Meter? Se ne deduce che, a stretto rigore, uno Smart Meter è un misuratore (gruppo di misura) basato su un sensore che genera un segnale di misura primario di natura elettrica (analogico o digitale) che viene poi “elaborato” seconda l’architettura di un IFD prima rappresentata.
Uno Smart Meter è quindi uno strumento intrinsecamente elettronico, ossia basato su un principio fisico “digitale”.
Smart meter = Misuratore elettronico = Misura digitale
Cos’è uno Smart Meter? Esistono anche dei misuratori ibridi: sono basati sull’impiego di un sensore di misura (contatore) di tipo meccanico tradizionale;
in questo caso il segnale di misura primario è solitamente una rotazione o uno spostamento (segnale meccanico analogico) di un organo meccanico che viene “trasformato” in un impulso. L’impulso viene quindi trasmesso alle successive unità di elaborazione elettronica del misuratore (gruppo di misura). Le funzioni “smart” vengono svolte dall’unità di memorizzazione, elaborazione e trasmissione a distanza (non dall’unità di misura vera e propria).
vera e propria)
Misuratore ibrido = sensore meccanico (misura analogica) + modulo di elaborazione elettronico
Cos’è uno Smart Meter? Esistono quindi due diversi approcci allo smart metering del gas:
• un approccio più “conservativo” (o se si vuole con minor tasso di innovazione) basato sull’impiego delle tradizionali tecniche di misura meccaniche (con principio fisico di tipo “dinamico”), con l’aggiunta dell’unità elettronica (smart) di elaborazione e di trasmissione dati
• un approccio più “innovativo”, basato sull’impiego di tecniche di misura digitali (con principio fisico di tipo “statico”), sempre in presenza delle necessarie funzioni smart di elaborazione e di trasmissione dei dati.
Cos’è uno Smart Meter? E’ evidente che i due diversi approcci non vanno visti in antitesi o in contrapposizione, ma al contrario sono l’espressione di una vivacità di soluzioni tecnologiche e di innovazione che le Aziende del metering offrono al mercato sia al fine di rispondere alle aspettative dell’Ente Regolatore (AEEG), sia al fine di migliorare complessivamente la “qualità” della misura del gas.
I contatori ibridi e quelli elettronici quindi rappresentano soluzioni a diverso grado di innovazione tecnologica, che concorrono ad innalzare il livello qualitativo della misura. Gas Smart Meter: misura digitale (per flussi piccoli)
Cos’è uno Smart Meter? Si vuole precisare che le immagini prima riportate non sono esaustive del mercato, ma vogliono solo esemplificare alcune soluzioni tecnologiche proposte da alcuni Costruttori.
Analogamente, non è detto che un Costruttore metrico faccia una scelta strategica “univoca”, ma potenzialmente può sviluppare ed offrire al mercato entrambe le soluzioni tecnologiche (ibrido e elettronico), lasciando alle aspettative e alla sensibilità dei Distributori la scelta finale.
Le medesime precisazioni valgono anche per le slides successive.
Gas Smart Meter misura digitale
(per flussi medio‐grandi)
The use of ultrasonic flowmeters
to measure natural gas flow gained
momentum following the publication
of AGA-9 in June 1998. This report
Association gives criteria for using
ultrasonic flowmeters for custody
transfer of natural gas. The AGA
had previously issued reports on
flowmeters (AGA-3) and turbine
flowmeters (AGA-7).
publication of AGA-9, the AGA has
also issued a report on the use of
Coriolis flowmeters (AGA-112003).
Gas Smart Meter misura digitale (per flussi medio‐grandi)
Gas Smart Meter: misura analogica (ibridi)
Dinamico Vs. Statico
I contatori gas a seconda del principio fisico di misura possono
essere classificati in 2 categorie:
misuratori meccanici o dinamici (misura analogica):
misuratori meccanici o dinamici (misura analogica) si basano sul movimento di alcuni componenti del gruppo di misura e sul conseguente conteggio di un parametro legato alla dinamica di misura.
Esempio: mis. volumetrici (a pistoni rotanti, a parete deformabile)
mis. a turbina
misuratori elettronici o statici (misura digitale):
misuratori elettronici o statici (misura digitale) assenza di parti in movimento nella camera di misura (ridotta interferenza tra fluido e gruppo di misura).
Esempio: mis. ad ultrasuoni
mis. termo‐massici
In entrambi i casi è stata sviluppata una soluzione tecnologica migliorativa rispetto alla “qualità” complessiva della misura:
nei misuratori meccanici o dinamici (misura analogica):
nei misuratori meccanici o dinamici (misura analogica) l’impiego di materiali più idonei e il dispaly digitale tendono a minimizzare i possibili effetti del tempo (l’usura), con conseguenti danneggiamenti (parziali o completi) e riduzione della funzionalità di alcuni particolari e componenti particolarmente sollecitati da un punto di vista meccanico.
nei misuratori elettronici o statici (misura digitale):
nei misuratori elettronici o statici (misura digitale) l’impiego di un principio di misura statico concettualmente previene l’insorgere dell’usura e del conseguente possibile deterioramento; altri problemi tecnici sono stati nel tempo affrontati e risolti (ad esempio il riconoscimento del gas per i
termo‐massici e la stabilità dei trasduttori ad ultrasuoni).
I contatori gas meccanici, dinamici (parti in movimento), sono soggetti ad usura (fatica), e al deterioramento/invecchiamento di alcuni componenti particolarmente sollecitati. Ne consegue che gli effetti prodotti dal tempo (in esercizio) possono potenzialmente
incidere sul mantenimento temporale delle prestazioni di misura (“performance degradation”). Dinamico Vs. Statico: alcuni esempi di possibili effetti del tempo e dell’usura
La verifica dell’integrità dei componenti del
totalizzatore ha evidenziato segni di
elevata corrosione dei supporti degli
alberini degli ingranaggi, che causa
l’interruzione della trasmissione dal
gruppo misura alle tamburelle.
Il contatore non conteggia pertanto il
passaggio del fluido di misura (il gas
fluisce all’interno del contatore che non
registra la misura).
totalizzatore ha evidenziato segni di degrado del
materiale dei pignoni di trascinamento posti tra
le tamburelle.
Tale anomalia non consente il corretto conteggio
del fluido di misura in quanto il movimento delle
tamburelle è a volte interrotto, permettendo il
movimento rotazionale delle stesse sia in
senso convenzionale (di incremento del
segnante ) e sia in senso di decremento del
segnante.
Prestazioni metrologiche dei misuratori elettronici di gas
Fonte: Libro Bianco “Smart
Meters and Smart Meter Systems”
Le prestazioni metrologiche dei misuratori statici di gas
Gas Meter A
MPE Limiits compliant with MID/EN1359/OIML R137
L1-Primary Standard
L2-Secodary Standard
Average Error [E%]
0.1 Qmax 0.2 Qmax
0.4 Qmax
0.7 Qmax
Esempio taratura “a nuovo” di un contatore termo-massico G4 (taratura primaria e
taratura secondaria
MPE Limits compliant with MID/EN1359/OIML R137
US_A#1
US_A#2
US_A#3
US_A#4
US_A#5
Esempio taratura “a nuovo” di 5 diversi contatori ad ultrasuoni G4 (taratura
primaria, master: campana gasometrica)
Le prestazioni metrologiche dei misuratori dinamici di gas
Number of gas meter 244
life time service 1 year
MPE Limits compliant with CEE-71/318
s= experimental standard
0,2Qm ax
0,5Qm ax
Qm ax
Valori medi delle tarature “a nuovo” effettuate su 244 contatori a membrana G4
(taratura primaria, master: campana gasometrica)
Tecniche di taratura (in laboratorio) dei misuratori di gas
Schema di sistema di taratura primaria (volume campione: campana gasometrica)
m = A Cd Cc ⋅
= A C d Cc ⋅
⎜ ⎟ T
Schema di sistema di taratura
secondaria - master: ugello sonico
(sonic nozzle)
A is the cross section of flow at nozzle throat (m²),
M is the molar mass of the gas (kg/mol),
m is the mass flow rate (kg/s),
p is the upstream gas pressure, at the nozzle inlet (Pa)
r is the ratio of the universal ideal gas constant to molar mass
of the gas (J/kg K)
R is the universal ideal gas constant (J mol-1K-1)
T is the upstream gas temperature, at the nozzle inlet (K).
Cd discharge coefficient (-)
Cc critical flow factor
Tecniche di taratura (in campo) dei misuratori di gas
Esempio di modifica del lay-out impiantistico (piping): by-pass per prevedere
l’installazione in situ di un misuratore di riferimento (master)
Il recente DM 16 aprile 2012 n.75 (pubblicato sulla G.U. n.132 del 8/6/2012), fissa (dopo anni di “vacatio legis”) il regolamento per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume.
In estrema sintesi è stato determinato che:
• i contatori gas con portata massima fino a (≤) ai 10m3/h sono esenti da verifica periodica; la validità temporale della marcatura metrologica è di 15 anni; questa categoria di contatori in Italia è al 100% rappresentata dai contatori a parete deformabile (meccanici, dinamici);
• i contatori gas con portata massima superiore ai 10 m3/h devono essere verificati con la seguente periodicità:
entro 15 anni : i misuratori volumetrici a parete deformabile,
entro 10 anni: i misuratori a turbina e a rotoidi (o pistoni rotanti),
entro 5 anni per i misuratori basati su altre tecnologie.
Per i dispositivi di conversione del volume:
entro 4 anni : nel caso in cui i sensori di p e T sono parti integranti del dispositivo;
entro 2 anni : nel caso in cui i sensori di p e T sono elementi sostituibili con altri analoghi, senza che sia necessario modificare le altre parti del dispositivo.
Norma numero :
UNI/TS 11291‐1:2010 Titolo : Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base
oraria - Parte 1: Caratteristiche generali del sistema di telegestione o telelettura
Data entrata in vigore : 24 febbraio 2010
Sommario : La specifica tecnica definisce l architettura del sistema di telelettura o
telegestione per i gruppi di misura delle reti di trasporto e distribuzione del gas
introducendo prescrizioni relative alle funzioni minime che devono essere svolte dai
dispositivi che lo compongono e che consentono la misura dei volumi di gas, la
conversione dei volumi di gas alle condizioni termodinamiche di riferimento, la
registrazione di dati di misura utili anche al bilanciamento delle reti di trasporto e
distribuzione e la loro trasmissione a distanza.
UNI/TS 11291‐2:2010 Titolo : Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base
oraria - Parte 2: Protocollo CTE
Sommario : La specifica tecnica descrive le caratteristiche del protocollo CTE,
definito dalla UNI/TS 11291-1 e destinato alla gestione locale e remota dei
dispositivi.Il protocollo CTE permette di svolgere le funzioni di trasporto dati con
maggiore efficienza e sicurezza rispetto a quanto oggi implementato, garantendo nel
contempo la piena compatibilità col protocollo esistente utilizzato per la telegestione
dei correttori di volume (non standard). L’uso del protocollo CTE permette sia la
gestione degli apparati già installati da parte di nuovi centri, sia la gestione di
apparati nuovi da parte di vecchi centri.
Norma numero : UNI/TS 11291‐3:2012 Titolo : Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas
su base oraria - Parte 3: Protocollo CTR
Data entrata in vigore : 06 settembre 2012
Sommario : La specifica tecnica descrive le caratteristiche del protocollo
CTR, definito dalla UNI/TS 11291-1. Il protocollo è concepito in modo da
efficienza e sicurezza, considerando che esso venga implementato su
apparati con limitate capacità alfanumeriche e/o particolari sistemi di
comunicazione, quali il GSM-SMS che impongono l’impiego di trame
limitate in lunghezza.
Norma numero : UNI/TS 11291‐4:2013
Titolo : Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas
su base oraria - Parte 4: Requisiti per gruppi di misura con portata
maggiore di 65 m3/h (contatore > G40)
Sommario: La presente specifica tecnica si applica a dispositivi di misura
del gas al servizio dei Punti di Riconsegna degli impianti di distribuzione
aventi portata massima maggiore di 65 m3/h alle condizioni di riferimento o
contatore > G40.
UNI/TS 11291‐5:2010 Titolo : Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base
oraria - Parte 5: Requisiti per gruppi di misura con portata da 16 m3/h fino a 65 m3/h
(contatore =G10 e =G40)
Sommario : La specifica tecnica stabilisce:- quali dati di misura debbano essere
rilevati e registrati dai diversi dispositivi considerati;- le prestazioni minime che
ciascuno dei gruppi di misura (GdM) considerati deve garantire ed i requisiti
costruttivi minimi cui deve rispondere per garantire dette prestazioni;- le adeguate
modalità per la trasmissione a distanza dei dati di misura stabiliti;- le operazioni di
manutenzione necessarie a garantire nel tempo le prestazioni specificate.La
specifica tecnica si applica ai GdM al servizio dei Punti di Riconsegna degli impianti
di distribuzione aventi portata massima compresa tra 16 m3/h e 65 m3/h alle
condizioni termodinamiche di riferimento, entrambi gli estremi inclusi o contatore =
G10 e = G40.
Norma numero : UNI/TS 11291‐6:2010 Titolo : Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas
su base oraria - Parte 6: Requisiti per gruppi di misura con portata minore
di 10 m3/h (contatore <G10)
Data entrata in vigore : 09 settembre 2010
Sommario : La specifica tecnica si applica ai GdM al servizio dei Punti di
Riconsegna degli impianti di distribuzione aventi portata massima minore di
10 m3/h alle condizioni di riferimento (o contatore < G10). La specifica
integra le disposizioni di cui alla UNI EN 13757-1 per gli aspetti legati al
proprio campo di applicazione.
Norma numero : UNI/TS 11291‐7:2011 Titolo : Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas
su base oraria - Parte 7: Sistemi di telegestione dei misuratori gas - SAC,
Concentratori, Ripetitori e Traslatori
Data entrata in vigore : 20 gennaio 2011
Sommario : La specifica tecnica specifica i requisiti costruttivi e funzionali
dei dispositivi Concentratori, Ripetitori, SAC e Traslatori, definiti nella
UNI/TS 11291-1 ed utilizzati nel sistema di telegestione finalizzato alla
telelettura e alla telegestione dei dispositivi di misura del gas al servizio di
Punti di Riconsegna delle reti di distribuzione.
UNI/TS 11291‐8:2010 Titolo : Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base
oraria - Parte 8: Protocolli per la telegestione dei gruppi di misura per la rete di
Sommario : La specifica tecnica definisce quali protocolli devono essere utilizzati
per la comunicazione tra i componenti di un sistema di Telelettura o Telegestione di
gruppi di misura del gas per assicurare la interoperabilità dei componenti stessi e la
sicurezza e l autenticità delle informazioni scambiate. La specifica tecnica si applica
ai componenti del sistema per la telelettura o telegestione dei gruppi di misura per le
reti di distribuzione gas.
Norma numero : UNI/TS 11291‐10:2013
Titolo : Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione
del gas su base oraria - Parte 10: Sicurezza
Data entrata in vigore : 14 febbraio 2013
Sommario : La specifica tecnica definisce le prescrizioni relative
alla sicurezza dei dispositivi che sono utilizzati nella rete di
telegestione e per la sicurezza dei dati che sono scambiati tra i
dispositivi stessi.
Per i misuratori ad ultrasuoni:
ISO 17089: 2010 “Measurement of fluid flow in closed conduits – Ultrasonic meters
for gas – Part 1 – Meters for custody transfer and allocation measurement”
UNI EN 14236:2007 “Misuratori di gas domestici ad ultrasuoni”
Per i misuratori termo-massici:
ISO 14511:2001 “Measurement of fluid flow in closed conduits – Thermal mass
flowmeters”
E’ in corso di redazione da parte del CIG (in collaborazione con la
Commissione UNI- METROLOGIA) una norma tecnica sui misuratori
di gas basati sul principio massico (sotto-progetto “termo-massici).
Per i gas meters in genere:
OIML R 137-1&2: 2012 “Gas meters – Part 1: Metrological and technical
requirements – Part 2: Metrological controls and performances tests”
Altre considerazioni tecniche sullo smart metering
Non è scopo della presente relazione approfondire gli aspetti tecnici e le
problematicità connesse alla parte infrastrutturale e di
comunicazione/trasmissione dei dati.
• la durata effettiva in campo delle batterie (quella dedicata alla
“metrologia” e quella dedicata alla “comunicazione”) con un uso “reale” e
non simulato;
• le configurazioni ottimali delle architetture delle infrastrutture di TLC nel
caso di comunicazione punto-multipunto (in presenza di apparati
intermedi, quali concentratori, traslatori, ripetitori, ecc.), in termini di
copertura e di successo di raccolta dati dal campo;
• interoperabilità ed intercambiabilità.
Un sistema di telelettura e telegestione di contatori gas racchiude in se’
una vasta gamma di problematiche tecniche, sostanzialmente
raggruppabili in: quelle relative all’architettura di sistema (data
transmission) e quelle più propriamente metrologiche (smart metering).
La presente relazione ha voluto solo fornire alcuni spunti di riflessione,
principalmente concentrando l’attenzione sulla “misura vera e propria”.
In particolare, si è voluto evidenziare come lo smart metering, visto
nell’ottica del misuratore di gas, rappresenta anche un’opportunità di
ammodernamento delle tecniche di misura (innovazione tecnologica).
In ogni caso è convinzione diffusa che tutte le soluzioni tecnologiche
proposte nell’ambito del gas smart metering concorrono (con diverso
grado di innovazione e di investimenti in ricerca e sviluppo) a migliorare
la qualità della misura e l’efficienza del “sistema gas” a livello nazionale,
con positivi risvolti sia per i cittadini/utenti finali, sia per i Distributori di
gas (gestione ottimizzata della rete, bilanci fisici, ecc.).
E’ ovvio che valutazioni complessive nell’ottica della realizzazione
degli investimenti connessi col piano di sostituzione dei contatori
non posso prescindere dai necessari “approfondimenti di contesto”,
come ad esempio gli aspetti economici, le eventuali
certezze/incertezze del quadro normativo e legislativo, l’offerta
tecnologica disponibile sul mercato, la sensibilità e le aspettative dei
Distributori gas.
Brochure Smart Website
Sistema di fissaggio a parete regolabile in altezza
27 GENNAIO ore 15.00 OFFICINE CANTELMO
Contributo - Innovatori PA
Risultati parziali elaborazione schede di presentazione
Dischi diamantati da taglio universali SUPER CUTTING Ø 230 mm