Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/31000/orden-itc-1922-2010-de-12-de-julio-por-la-que-se-regula-el-control-metrologico-del-estado-sobre-lo
Timestamp: 2017-09-23 11:01:01
Document Index: 11603289

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 15', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 2', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15']

Orden ITC/1922/2010, de 12 de julio, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos de pesaje de funcionamiento automático de los tipos seleccionadoras ponderales, instrumentos gravimétricos de llenado, totalizadores continuos y discontinuos y básculas puente de ferrocarril, en las fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Legislación > Resultados > Orden ITC/1922/2010, de 12 de julio, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre...
ORDEN ITC/1922/2010, DE 12 DE JULIO, POR LA QUE SE REGULA EL CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE LOS TIPOS SELECCIONADORAS PONDERALES, INSTRUMENTOS GRAVIMÉTRICOS DE LLENADO, TOTALIZADORES CONTINUOS Y DISCONTINUOS Y BÁSCULAS PUENTE DE FERROCARRIL, EN LAS FASES DE VERIFICACIÓN DESPUÉS DE REPARACIÓN O MODIFICACIÓN Y DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA (BOE DEL 16)
Capítulo II. Verificación después de reparación o modificación (Arts.3 a 9)
Art. 4. Actuaciones de los reparadores
Art. 5. Sujetos obligados y solicitudes
Art. 6. Ensayos y ejecución
Art. 7. Errores máximos permitidos
Art. 8. Conformidad
Art. 9. No superación de la verificación
Capítulo III. Verificación periódica (Arts. 10 a 15)
Art. 11. Sujetos obligados y solicitudes
Art. 12. Ensayos y ejecución
Art. 13. Errores máximos permitidos
Art. 14. Conformidad
Art. 15. No superación de la verificación periódica
Segunda. Normativa general de aplicación a los procedimientos administrativos
Anexo I. Requisitos aplicables a las personas o entidades que reparen o modifiquen instrumentos de pesaje de funcionamiento automático
Anexo II. Boletín de identificación de instrumentos de pesaje de funcionamiento automático
Anexo III. Requisitos esenciales en la verificación de instrumentos de pesaje de funcionamiento automático
Anexo IV. Ensayos, equipamiento, patrones y documentos normativos
Articulo 1. Objeto.-1. Constituye el objeto de esta orden, la regulación del control metrológico del Estado, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica, de los instrumentos de pesaje de funcionamiento automático.
Artículo 2. Fases de control metrológico.-1. El control metrológico del Estado establecido en esta orden es el que se regula en el capítulo III del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, que se refiere a la fase de instrumentos en servicio, de los instrumentos de pesaje de funcionamiento automático descritos en el artículo 1 de esta orden.
Artículo 3. Definición.-Se entiende por verificación después de reparación o modificación, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado z) del artículo 2 del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, el conjunto de exámenes administrativos, visuales y técnicos que pueden ser realizados en un laboratorio o en el lugar de uso, que tienen por objeto comprobar y confirmar que los instrumentos de pesaje de funcionamiento automático de los tipos regulados por la presente orden en servicio mantienen, después de una reparación o modificación que requiera rotura de precintos, las características metrológicas que le sean de aplicación, en especial en lo que se refiere a los errores máximos permitidos, así como que funcionen conforme a su diseño y sean conformes a su reglamentación específica y, en su caso, al diseño o modelo aprobado.
Artículo 4. Actuaciones de los reparadores.-1. La reparación o modificación de los instrumentos de pesaje de funcionamiento automático sometidos a control metrológico será realizada por las personas o entidades a las que se refiere el artículo 15.1 del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio. Deberán contar con los medios técnicos enumerados en el anexo I de la presente orden.
Artículo 5. Sujetos obligados y solicitudes.-1. El titular del instrumento de pesaje de funcionamiento automático deberá comunicar a la Administración pública competente, o en su caso, al organismo autorizado de verificación metrológica, su reparación o modificación, indicando el objeto de la misma y especificando cuales son los elementos sustituidos, en su caso, y los ajustes y controles efectuados. Antes de su puesta en servicio, deberá solicitar la verificación del mismo.
Artículo 6. Ensayos y ejecución.-1. El instrumento de pesaje de funcionamiento automático deberá superar un examen administrativo, consistente en la identificación completa del instrumento y la comprobación de que éste reúne los requisitos exigidos para estar legalmente en servicio. Será realizado tomando como base la información aportada por el solicitante en el boletín de identificación establecido en el anexo II y de una inspección visual del instrumento. Se comprobará especialmente que el instrumento posee el marcado CE y el marcado adicional de metrología como consecuencia de haber sido sometido a alguno de los procedimientos de evaluación de la conformidad indicados en el anexo X del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, y los marcados correspondientes a los controles posteriores de instrumento en servicio, si procede, y que la placa de características cumple los requisitos requeridos en cada caso.
Artículo 7. Errores máximos permitidos.-Los errores máximos permitidos en la verificación después de reparación o modificación serán los indicados en el anexo III de esta orden.
Artículo 8. Conformidad.-1. Superada la fase de verificación después de reparación o modificación, se hará constar la conformidad del instrumento de pesaje de funcionamiento automático para efectuar su función, mediante la adhesión de una etiqueta en un lugar visible del instrumento verificado, que deberá reunir las características y requisitos que se establecen en el anexo I del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, especificando en la misma el tipo de instrumento de que se trate. Se emitirá asimismo el correspondiente certificado de verificación. El verificador procederá a reprecintar el instrumento.
Artículo 9. No superación de la verificación.-Cuando un instrumento de pesaje de funcionamiento automático no supere la verificación después de reparación o modificación, deberá ser puesto fuera de servicio hasta que se subsane la deficiencia que ha impedido la superación. Se hará constar esta circunstancia mediante una etiqueta de inhabilitación de uso, cuyas características se indican en el anexo I del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, especificando en la misma el tipo de instrumento de que se trate. En el caso de que dicha deficiencia no se subsane se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que sea retirado definitivamente del servicio.
Artículo 10. Definición.-Se entiende por verificación periódica, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado aa) del artículo 2 del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, el conjunto de exámenes administrativos, visuales y técnicos que pueden ser realizados en un laboratorio o en el lugar de uso, que tienen por objeto comprobar y confirmar que los instrumentos de pesaje de funcionamiento automático de los tipos regulados en la presente orden, en servicio, mantienen desde su última verificación las características metrológicas que les sean de aplicación, en especial en lo que se refiere a los errores máximos permitidos, así como que funcionen conforme a su diseño y sean conformes a su reglamentación específica y, en su caso, al diseño o modelo aprobado.
Artículo 11. Sujetos obligados y solicitudes.-1. Los titulares de instrumentos de pesaje de funcionamiento automático en servicio, estarán obligados a solicitar a la Administración pública competente, o en su caso a un organismo autorizado de verificación su verificación periódica, antes de que se cumplan dos años de la anterior verificación, o haya trascurrido dicho periodo de tiempo desde su puesta en servicio, quedando prohibido su uso en el caso de que no se supere esta fase de control metrológico, o cuando no disponga el instrumento en lugar visible de la etiqueta de verificación en vigor.
Artículo 12. Ensayos y ejecución.-1. El instrumento de pesaje de funcionamiento automático deberá superar un examen administrativo, consistente en la identificación completa del instrumento y la comprobación de que éste reúne los requisitos exigidos para estar legalmente en servicio. Será realizado tomando como base la información aportada por el solicitante en el boletín de identificación establecido en el anexo II de esta orden y una inspección visual del instrumento. Se comprobará especialmente que el instrumento posee el marcado CE y marcado adicional de metrología como consecuencia de haber sido sometido a alguno de los procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en el anexo X del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, que incorpora el marcado correspondiente a la verificación en servicio, en el caso de que haya sido sometido a ella, que dispone y no han sido alterados los precintos preceptivos y que la placa de características cumple los requisitos especificados en cada caso.
Artículo 13. Errores máximos permitidos.-Los errores máximos permitidos en la verificación periódica son los indicados en el anexo III de esta orden.
Artículo 14. Conformidad.-1. Superada la fase de verificación periódica, se hará constar la conformidad del instrumento de pesaje de funcionamiento automático para efectuar su función, mediante la adhesión de una etiqueta en un lugar visible del instrumento verificado, que deberá reunir las características y requisitos que se establecen en el anexo I del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, especificando en la misma el tipo de instrumento de que se trate. Se emitirá asimismo el correspondiente certificado de verificación.
Artículo 15. No superación de la verificación periódica.-Cuando un instrumento de pesaje de funcionamiento automático no supere la verificación periódica deberá ser puesto fuera de servicio hasta que se subsane la deficiencia que ha impedido la superación. Se hará constar esta circunstancia mediante una etiqueta de inhabilitación de uso, cuyas características se indican en al anexo I del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, especificando en la misma el tipo de instrumento de que se trate. En el caso de que dicha deficiencia no se subsane se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que sea retirado definitivamente del servicio.
Disposición transitoria única. Instrumentos en servicio.-1. Las seleccionadoras pondérales automáticas y los instrumentos de pesaje de totalización continua, que se encuentren en servicio con anterioridad al 30 de octubre de 2006 al amparo de las Órdenes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático y de 30 de diciembre de 1988, por la que se regulan los instrumentos de pesaje de totalización continua, en las que se establecen, respectivamente, sus prescripciones técnicas, deberán solicitar la verificación periódica establecida en el capítulo III de la presente orden, antes de transcurridos seis meses de su entrada en vigor.
Disposición final segunda. Normativa general de aplicación a los procedimientos administrativos.-En lo no particularmente previsto en esta orden y el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, los procedimientos administrativos, a que den lugar las actuaciones reguladas en esta orden, se regirán por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la legislación específicas de las Administraciones públicas competentes.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
NIF/CIF: ........................................................................................................................................................
Dirección: ......................................................................................................................................................
Localidad: ......................................................................................................................................................
Teléfono: ................. Fax: ....... Email: ........................................................................
Tipo de instrumento: .......................................................................................................................................
Fabricante: .......................................................................................................................................................
Marca:...................... Modelo: .................... Número de serie: ........................................................................
Lugar de ubicación: ..........................................................................................................................................
Fecha de instalación/puesta en servicio: .....Organismo notificado: .......................................................
Fecha de última verificación: ......Verificador: ....................................................................................
Utilización (art. 1): .......... Producto pesado: ............................................................................
Campo de medida (máx.-min.): ..... Unidad de medida: .....................................................................
Clase de exactitud: ........ División de escala: ................................................................................
Valor máximo de tara: ... Rango de temperatura de funcionamiento: .......................................................
Rango de caudales (Qmin - Qmax):
Rango de velocidades (Vmin - Vmax):
Cargas de totalización mínima (?min):
El efecto máximo de los dispositivos de puesta a cero y de mantenimiento de cero, no deberán superar el 4% del Max del instrumento. El rango del dispositivo de puesta a cero inicial no debe superar 20% Max. Para instrumentos con un dispositivo inicial de puesta a cero con rango superior al 20% del alcance máximo, se debe comprobar la exactitud del instrumento desde el rango máximo del dispositivo hasta el alcance máximo y los errores obtenidos deben ser inferiores a los máximos permitidos.
El efecto máximo de los dispositivos de puesta a cero y de mantenimiento de cero no debe superar el 4% del Max del instrumento. El rango del dispositivo de puesta a cero inicial no debe superar 20% Max.
El efecto máximo de los dispositivos de puesta a cero no debe superar el 4% del Max del instrumento.
El efecto máximo de los dispositivos de puesta a cero no debe superar el 4% del Máx. del instrumento.
Clase 0,5 0,05 % de la carga totalizada durante un numero entero de vueltas de la cinta a máximo caudal.
Clase 1 0, 1 % de la carga totalizada durante un numero entero de vueltas de la cinta a máximo caudal.
Clase 2 0,2 % de la carga totalizada durante un numero entero de vueltas de la cinta a máximo caudal.
El efecto máximo de los dispositivos de puesta a cero y de mantenimiento de cero no debe superar el 4 % del Max del instrumento. El rango del dispositivo de puesta a cero inicial no debe superar 20% Max.
Carga neta (m) expresada en escalones de verificación (e) Error medio máximo permitido para instrumentos de clase X
XI XII XIII XIIII
0 < m ?50 000 0 < m ? 5 000 0 < m ? 500 0 < m ? 50 ± 1 e
50 000 < m ? 200 000 5 000 < m ? 20 000 500 < m ? 2 000 50 < m ? 200 ± 2 e
200 000 < m 20 000 < m ? 100 000 2 000 < m ? 10 000 200 < m ? 1 000 ± 3 e
Valor de masa de la carga neta m (g) Desviación típica máxima permitida (en porcentaje de m o en gramos) para factor de designación de clase X(1)
m ? 50 0.6 %
50 < m ? 100 0.3 g
100 < m ? 200 0.3 %
300 < m ? 500 0.2 %
500 < m ? 1 000 1.0 g
1 000 < m ? 10 000 0.1 %
10 000 < m ? 15 000 10 g
15 000 < m 0.067 %
Carga neta (m) expresada en escalones de verificación (e) Error máximo permitido para instrumentos de clase Y
Y(I) Y(II) Y(a) Y(b)
0 < m ? 50 000 0 < m ? 5 000 0 < m ? 500 0 < m ? 50 ± 2 e
50 000 < m ? 200 000 5 000 < m ? 20 000 500 < m ? 2 000 50 < m ? 200 ± 3 e
200 000 < m 20 000 < m ?100 000 2 000 < m ? 10 000 200 < m ? 1 000 ± 4 e
Valor de la masa de la carga de llenado m (g) Desviación máxima permitida para cada carga de llenado con respecto a la media correspondiente a la clase X(1)
m ? 50 9 %
50 < m ? 100 4,5 g
100 < m ? 200 4,5 %
200 < m ? 300 9 g
300 < m ? 500 3 %
500 < m ? 1000 15 g
1000 < m ? 10000 1,5 %
10000 < m ? 15000 150 g
15000 < m 1 %
El máximo error permitido para cada clase de exactitud será el indicado en el cuadro 5 redondeado al escalón de totalización más cercano. Los máximos errores permitidos se aplican para cargas iguales o superiores a la carga de totalización mínima (min.).
Clase de exactitud Error máximo permitido de la masa de la carga totalizada
0,2 ± 0,2 %
1 ± 1,0 %
2 ± 2 %
El máximo error permitido para cada clase de exactitud será el indicado en el cuadro 6 redondeado al escalón de totalización más cercano. Los máximos errores permitidos se aplican para cargas iguales o superiores a la carga de totalización mínima (min.).
Clase de exactitud Error máximo permitido. Porcentaje de la masa del vagón o del tren según sea aplicable
2 ± 2,0 %
Cuando se proceda al pesaje de vagones enganchados, se permite que hasta un 10% de los resultados de pesaje en movimiento de dichos vagones obtenidos en uno o más pasos del tren puedan superar el error máximo permitido correspondiente al epígrafe 2.5.1, no obstante, no deberán superar el doble de dicho valor.
2.2 El conjunto de pesas debe permitir ensayar al instrumento hasta su alcance máximo, excepto aquellos instrumentos con alcance máximo (Max) mayor de 1000 kg, en los que el conjunto de pesas deberá ser al menos el mayor valor de 1000 kg o 50% del Max. Para el caso de básculas puente de ferrocarril, en su lugar deberá utilizarse vagones contrastados y convoy adecuados.