Source: https://www.yumpu.com/it/document/view/49692132/linee-di-indirizzo-in-materia-di-gestione-dei-gas-medicinali-saluter
Timestamp: 2019-08-17 13:31:49+00:00
Document Index: 81763151

Matched Legal Cases: ['art. 50', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 6', 'arte 6', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 1', 'art. 1']

linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali - Saluter
Composizione del Gruppo Multidisciplinare GasMedicinaliPersonale delle Aziende Sanitarie RegionaliPaola Antonioli medico AOU FerraraGerardo Bellettato ingegnere AUSL FerraraMara Cavana farmacista AOU ModenaPaolo Cenni ingegnere AUSL RiminiLoretta Ferri coord. inferm. AUSL BolognaAngelo Frascarolo ingegnere AOU ModenaMassimo Garagnani ingegnere AUSL ModenaMassimo Magnani perito ind. AO Reggio EmiliaMonica Mussoni farmacista AUSL RiminiRoberto Romagnoli farmacista AOU BolognaPasquale Romio ingegnere AUSL BolognaElisabetta Sanvito ingegnere AUSL BolognaCoordinamento: Direzione Generale Sanità e Politiche Sociale della RegioneEmilia RomagnaFabio RombiniServizio Strutture Sanitarie e Socio - SanitarieAlessandro FraticelliServizio Strutture Sanitarie e Socio - SanitarieDaniela CaratiServizio Politica del FarmacoMauro MazzolaniServizio Politica del FarmacoGiampiero PiriniGruppo Regionale Tecnologie Sanitarie© Regione Emilia Romagna 2011Tutti i diritti riservatiLa riproduzione in parte o totale, o la traduzione di questo documento non sonoconsentiteIl presente documento è stato prodotto, da un gruppo multidisciplinare di esperti, sumandato della Commissione Regionale Dispositivi Medici, che opera in seno alla DirezioneGenerale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.Copia del documento in formato elettronico può essere richiesta alla Segreteria delServizio Politica del Farmaco, Viale Aldo Moro 21, 40127 Bologna, tel. 051 5277291 fax051 5277061 email: segrpfm@regione.emilia-romagna.itoppure può essere scaricata dal sito internet al link:http://www.saluter.it/ssr/aree-dellassistenza/assistenzafarmaceutica/dispositivi-mediciUn particolare ringraziamento è indirizzato ai Responsabili dei Servizi coinvolti delleAziende Sanitarie e della Regione Emilia-Romagna, che hanno messo a disposizione iprofessionisti per redigere il presente documento.Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 3
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 4
Indice1. INTRODUZIONEPremessa, Oggetto, Obiettivi, Ambito di applicazione pag. 6Glossario e Acronimi pag. 72. LA RILEVAZIONE NELLE AZIENDE SANITARIEIntroduzione alle norma UNI EN ISO 7396-1 e 7396-2 pag. 9Presentazione del questionario pag. 9Elaborazione del questionario pag. 103. ESITI DEL QUESTIONARIO, CRITICITÀ EMERSE ED INDIRIZZI REGIONALIPremessa pag. 12Le responsabilità funzionali pag. 12I controlli i qualità dei gas pag. 16Ulteriori aspetti trattati pag. 194. TABELLE RIASSUNTIVE CON INDIRIZZI REGIONALI pag. 215. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVIRiferimenti legislativi di ambito farmaceutico pag. 27Riferimenti legislativi di ambito impiantistico pag 27Farmacopea pag. 28Linee Guida pag. 29Norme tecniche pag. 306. ALLEGATIA. Farmacopea (Monografie) pag. 34B. Il questionario somministrato pag. 56Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 5
1. IntroduzionePremessaLa gestione dei gas medicinali, ai quali si sta gradualmente estendendo l’obbligo diottenere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC)* e quindi la disciplina suimedicinali per uso umano, presenta nuove criticità rispetto al passato; tali criticitàriguardano la produzione, l’autorizzazione, i controlli di qualità e, in particolare,l’individuazione delle responsabilità in ogni parte della catena di produzione/stoccaggio edistribuzione. Inoltre le responsabilità, i controlli e le procedure si modificano in relazionealle modalità di stoccaggio e distribuzione del gas al paziente. Tali criticità devono essereaffrontate con la collaborazione di diverse Unità Operative poiché, in quanto medicinali,essi richiedono la competenza dei Servizi Farmaceutici, ma poiché sono prodotti e/ostoccati e distribuiti con l’ausilio di attrezzature e impianti soggetti alla disciplina suidispositivi medici, essi richiedono anche la competenza dei Servizi Tecnici, dei Servizi diIngegneria Clinica, delle Direzioni Mediche e dei Servizi Tecnico - Infermieristici.Al fine di rilevare lo stato di applicazione delle normative sui gas medicinali sono statisomministrati alle Aziende Sanitarie un questionario strutturato, basato essenzialmentesulle norme UNI EN ISO 7396-1 e 7396-2 e un modulo di rilevazione delle criticità arisposta aperta, i cui esiti costituiscono la base sulla quale è stato sviluppato il presentedocumento.*Sono esenti da tale obbligo i medicinali preparati dalle Farmacie delle Aziende Sanitarieper uso internoOggettoLinee di indirizzo regionali per la gestione (produzione, acquisto, stoccaggio,distribuzione, somministrazione) dei gas medicinali presso le Strutture delle AziendeSanitarie della Regione Emilia-Romagna.ObiettiviDefinire un sistema omogeneo di gestione dei gas medicinali fornendo un indirizzo sulsistema organizzativo e sulle modalità di esecuzione dei controlli tecnici e di qualità suigas medicinali prodotti, acquistati, stoccati e distribuiti nelle strutture del ServizioSanitario Regionale, al fine di garantire una somministrazione sicura al pazienteminimizzando il rischio clinico.Ambito di applicazioneLa gestione e l’utilizzo dei gas medicinali nelle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, con particolare riguardo ai Servizi coinvoltiLinee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 6
Glossario e Acronimi(Limitato ai termini utilizzati nel documento)Acr. Termine Note(7396-1)RE Responsabile Persona con la più alta responsabilità esecutivaesecutivo(App. G.3.2)dell’organizzazione inclusa la definizione delle risorse e la nominadel personale correlate alla gestione degli impianti.E’ responsabile dell’attuazione della politica di gestionedell’impianto attraverso il monitoraggio e l’attuazione delDocumento di gestione operativa nel suo insieme.Può delegare responsabilità specifiche che devono esserechiaramente definite del documento di gestione operativa.RTSPAPCCQRMDRIDPDResponsabiletecnico dellestrutture(App. G.3.3)Personaautorizzata(App. G.3.4)Personacompetente(App. G.3.5)Controlloredella qualità(App. G.3.6)Medicodesignato(App. G.3.7)Infermieredesignato(App. G.3.8)Personadesignata(App. G.3.9)Persona con responsabilità operativa globale dell’impianto conconoscenza tecnica ed esperienza per tutte le fasi di gestionedell’impianto stesso. In particolare è responsabile del correttomantenimento dell’impianto.E’ responsabile del monitoraggio e dell’attuazione del Documentodi gestione operativa e deve garantire che tutte le PA e le PC(assunte o appaltate) siano qualificate e in possesso dellenecessarie competenze tecniche.E’ responsabile della gestione quotidiana dell’impianto o disezioni di esso e, specificamente, autorizza gli interventi di lavorosugli impianti garantendo l’informazione a tutti i RID interessati.Deve garantire che tutte le PC e le PD siano qualificate e inpossesso delle necessarie competenze tecniche e che il lavoro siaeseguito da personale addestrato o da appaltatori specializzaticertificati in conformità alla ISO 13485 ai fini normativi e alla ISO9001:2000 per la qualità.E’ responsabile della redazione del manuale di istruzionidell’intero sistema.E’ la persona addetta alla manutenzione o l’installatore cheesegue il lavoro sull’impianto secondo i compiti riportato al puntoG.5.4 “Procedura di autorizzazione di lavoro”.Potrebbe essere un farmacista ed è responsabile del controllo diqualità dei gas medicinali distribuiti dall’impianto a tutte le unitàterminali e somministrati ai pazienti per garantire la conformitàalle specifiche della Farmacopea.Deve essere garante della qualità anche per i gas autoprodotti.Punto di riferimento per tutte le comunicazioni relativeall’impianto tra il settore tecnico e il reparto clinico incluse lafornitura di bombole di emergenza e ogni nuova proceduraclinica che implichi modifiche ai fabbisogni di gas medicinali.Punto di riferimento per tutte le comunicazioni relativeall’impianto tra il settore tecnico e il proprio specifico reparto.Coordinandosi con la PA autorizza le interruzioni pianificate deigas medicinali, garantisce la continuità del servizio durantel’interruzione e l’informazione al personale di reparto.Dovrebbe attuare le azioni previste dal Documento di gestioneoperativa in caso di emergenza.Persona opportunamente addestrata e formata responsabiledell’esecuzione di specifiche operazioni sull’impianto (es. cambiobombole in rampa, prove dei sistemi di allarme, etc.).Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 7
ACR. TERMINE NoteAIC Autorizzazione all’Immissione in CommercioAIFA Agenzia Italiana del FarmacoAS Azienda SanitariaGM Gas MedicinaleDM Direzione Medica Servizio AziendaleIDGM Impianto distribuzione Gas MedicinaleRER Regione Emilia-RomagnaSF Servizio Farmaceutico Servizio AziendaleSIC Servizio Ingegneria Clinica Servizio AziendaleST Servizio Tecnico Servizio AziendaleSTI Servizio Tecnico-Infermieristico Servizio AziendaleSPF Servizio Politica del Farmaco Servizio RegionaleSPP Servizio Prevenzione e Protezione Servizio AziendaleSSR Servizio Sanitario RegionaleSSS Servizio Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie Servizio RegionaleUO Unità Operativa Sinonimo di Servizio per l’ASLinee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 8
2. La rilevazione nelle Aziende SanitarieIntroduzione alle norme UNI EN ISO 7396-1 e7396-2Le norma UNI EN ISO 7396-1 regolamenta gli impianti di distribuzione di gas medicinalicompressi e per vuoto; ad essa si affianca la norma UNI EN ISO 7396-2, che è riferitaagli impianti di evacuazione dei gas anestetici.Tali norme, emanate nell’ottobre 2007, sostituiscono rispettivamente le norme UNI EN737-2 e UNI EN 737-3, non più in vigore dal 1° maggio 2009.La norma 7396-1, oltre a stabilire i requisiti tecnici di progettazione, installazione,collaudo e certificazione degli impianti, introduce il concetto di gestione operativa,definendo i ruoli e i compiti delle varie figure coinvolte e le procedure gestionali.Presentazione del questionarioIl questionario ha lo scopo di rappresentare la situazione relativa ai gas medicinali nelle17 Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimentoall’applicazione delle norme UNI EN 7396-1 e 7396-2 e risulta suddiviso in due partiprincipali, la prima delle quali, di natura organizzativa/procedurale, è riferita all’AziendaSanitaria nel suo complesso, mentre la seconda, più strettamente correlata allapeculiarità degli impianti, riguarda le singole strutture ospedaliere.Gli items principali osservati nel questionario sono i seguenti:Con riferimento all’Azienda nel suo insieme:• Sono stati identificati i ruoli ai quali attribuire le funzioni previste in materia digestione dei gas medicinali? Sono stati nominati i soggetti che ricoprono tali ruoli?• Quali procedure sono state predisposte? Le suddette procedure rispondono acriteri di qualità?e, con riferimento alle singole strutture:• Quali gas sono distribuiti?• Quanti moduli di impianto, suddivisi per tipologia, rispondono al DLgs 46/97?• Quanti sistemi di distribuzione, suddivisi per tipologia, rispondono al DLgs 46/97?• Quale percentuale delle linee di distribuzione, suddivise per tipologia, risponde alDLgs 46/97?• Quale percentuale degli allarmi, suddivisi per tipologia, è installata sul totale diquelli dovuti? E quale percentuale degli allarmi installati è dotata di ripetizione?• Quali controlli di qualità vengono effettuati? Da quali Unità Operative? Con qualimodalità? Con quale frequenza? Quale soggetto verifica la corretta effettuazionedei controllo di qualità?• È previsto un piano di manutenzione programmata?• Quale percentuale degli impianti di evacuazione dei gas anestetici, suddivisi pertipologia, risponde al DLgs 46/97?Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 9
La struttura del questionario è la seguente:PRIMA PARTE (Azienda Sanitaria)1) Identificazione azienda e anagrafica compilatore2) Organizzazione aziendale3) ProcedureSECONDA PARTE (Struttura Ospedaliera)4) Gas distribuiti5) Identificazione dei moduli di impianto (Centrali di alimentazione)6) Sistemi di distribuzione7) Linee di distribuzione8) Sistemi di monitoraggio e di allarme9) Controlli di qualità dei gas forniti10) Controlli di qualità dei gas prodotti internamente11) Manutenzione programmata12) Tipologia degli impianti di evacuazione dei gas anesteticiIl questionario è riportato in allegato e prevede, oltre ai campi a compilazioneobbligatoria, la possibilità di riportare informazioni integrative nei campi note.Elaborazione del questionarioTutte le 17 Aziende Sanitarie Regionali destinatarie del questionario hanno provvedutoalla sua compilazione, per un totale di 70 strutture.Al fine di consentire una lettura sintetica degli esiti del questionario, sono stati estrapolatii dati ritenuti più significativi.Le percentuali sono riferite al totale delle 70 strutture.Per quanto concerne i dati di carattere organizzativo / procedurale, è emerso quantosegue:• Le figure sono state identificate nella maggior parte dei casi (69%), ma raramentene sono conseguite nomine (9%)• Le procedure sono state redatte nella maggior parte dei casi (74%), con due soliscostamenti significativi: manutenzione programmata (100%) e controllo deidocumenti (39%); solo una piccola parte delle procedure risponde a criteri diqualità (23%)• I controlli vengono svolti nella maggior parte dei casi (67%), e sono gestiti per lopiù dal Servizio Farmaceutico (58%) e, in misura minore, dal Servizio Tecnico(21%), a volte in maniere congiunta• La manutenzione programmata viene effettuata nella totalità dei casi (100%)Da quanto esposto, risulta che gli aspetti sui quali occorre intervenire risultano essere lenomine delle figure e, in misura minore, le procedure ed i controlli.Con riferimento ai dati di natura più strettamente tecnica, l’incidenza degli impiantirilevati è risultata essere la seguente*:• L’impianto per la distribuzione dell’ossigeno è presente nella totalità delle strutture(100%); la maggior parte delle strutture sono dotate di impianto di vuoto (81%),aria medicinale (73%), evacuazione dei gas anestetici (59%); in misura minorerisultano installati impianti per la distribuzione di aria tecnica (44%), N2O (31%)Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 10
e CO2 (23%); del tutto marginale risulta la diffusione degli impianti didistribuzione di argon (4%) e azoto tecnico (1%).*I suddetti dati si riferiscono alla presenza degli impianti, a prescindere dall’effettivoutilizzo degli stessi, conseguentemente le percentuali non costituiscono una misuradella somministrazione dei gas medicinali.• La maggior parte dei moduli di impianto risponde al DLgs 46/97 (77%)• La maggior parte dei sistemi di distribuzione risponde al DLgs 46/97 (81%)• La maggior parte delle linee di distribuzione risponde al DLgs 46/97 (62%)• La maggior parte degli impianti è dotata di allarmi (75%) e oltre la metà di questisono ripetuti (57%)Emerge quindi un buon livello di rispondenza al DLgs 46/97, in particolare per quantoriguarda i moduli di impianto, i sistemi di distribuzione e la dotazione degli allarmi,mentre gli adeguamenti delle linee potranno essere completati in concomitanza diinterventi di ristrutturazione generale.Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 11
3. Esiti del questionario, criticità ed indirizziregionaliPremessaDal questionario e dalla matrice di criticità è emerso che le problematiche più sentitesono riferite alle responsabilità funzionali e ai controlli di qualità; di conseguenza è aquesti argomenti che è stato dedicato maggior rilievo nel presente documento,sviluppandoli nei due paragrafi che seguono.Sono emerse ulteriori criticità significative, riferibili all’organizzazione, alla parte piùstrettamente tecnica (impianti, terminali, apparecchi biomedicali e accessori) e allebombole, che sono sommariamente trattate nel terzo paragrafo.Al termine del capitolo, una tabella di sintesi suddivisa per argomento riporta le criticitàemerse e l’indirizzo regionale.a. Le responsabilità funzionaliBreve sintesiL’appendice G3 della norma 7396-1 identifica le differenti funzioni da esercitare e lerelative responsabilità, descrivendo il ruolo individuale rispetto all’IDGM; l’appendice nonesclude che tali funzioni possano essere ricoperte da personale non dipendente dallastruttura sanitaria.I ruoli previsti sono i seguenti:a) Responsabile esecutivo (RE)b) Responsabile tecnico delle strutture (RTS)c) Persona autorizzata (PA)d) Persona competente (PC)e) Controllore della qualità (CQ)f) Medico designato (RMD)g) Infermiere designato (RID)h) Persona designata (PD)Per le funzioni corrispondenti ai suddetti ruoli, si rimanda al glossario specifico dellanorma tecnica.È opportuno rappresentare che frequentemente sono presenti apparecchiaturebiomedicali, dotate di marcatura CE ai sensi del DLgs 46/97 e s.m.i., stabilmenteconnesse all’IDGM, che provvedono all’erogazione dei gas medicinali al paziente (pensili,travi pensili, travi testa-letto); in tal caso esiste una certificazione che riguarda l’IDGMfino all’interfaccia di connessione con l’apparecchiatura biomedicale. Le competenzetecniche di gestione in questo caso possono far riferimento, oltre che al Servizio Tecnico,al Servizio preposto alla gestione delle apparecchiature biomediche stesse, checorrisponde in genere al Servizio Ingegneria Clinica.Gli esiti del questionarioGli orientamenti in tema di designazione sono risultati essere i seguenti, in ordine dinumerosità di scelta:Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 12
Funzione Attribuzione Designazioni attualiREResponsabile esecutivoDirettore Generale (41%)Condiviso Direttore Generale e DirettoreServizi Tecnici (7%)Dirigente Servizi Tecnici (7%)Direttore Servizi Tecnici (3%)Non attribuita (42%)RTSPAPCCQRMDRIDPDResponsabile tecnico dellestrutturePersona autorizzataPersona competenteControllore della qualitàMedico designatoInfermiere designatoPersona designataDirettore Servizi Tecnici (29%)Dirigente Servizi Tecnici (16%)Responsabile Impianti (15%)Condiviso Direttore Servizi Tecnici eDirettore Ingegneria Clinica (7%)Non attribuita (33%)Responsabile Impianti (28%)Tecnico dei Servizi Tecnici (25%)Condiviso Responsabile Impianti e Tecnicodei Servizi Tecnici (7%)Condiviso Responsabile Impianti eResponsabile Ingegneria Clinica (7%)Non attribuita (33%)Operatore Servizi Tecnici (51%)Operatore Ingegneria Clinica (7%)Non attribuita (42%)Farmacista (51%)Direttore Servizio Farmaceutico (13%)Non attribuita (36%)Medico di Direzione Sanitaria di Presidio(54%)Condiviso Medico di Direzione Sanitaria eDirettore Unità Operativa (10%)Non attribuita (36%)Coordinatore Infermieristico di Reparto(36%)Condiviso in varie forme (22%)Non attribuita (42%)Operatore Servizi Tecnici (33%)Condiviso Operatore Servizi Tecnici eInfermiere (19%)Non attribuita (48%)Risulta da quanto sopra che per ogni figura prevista dalla norma le scelte si sonoorientate in maniera ben definita.Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 13
ApprofondimentiSi ritiene che i ruoli maggiormente identificati per le varie figure definite siano coerenticon le funzioni previste dalla norma 7396-1.Si suggerisce di limitare le responsabilità alle Direzioni e ai Servizi piùstrettamente competenti.Pare incoerente attribuire il ruolo di PD a personale infermieristico, in quanto si ritieneche il ruolo sia eminentemente tecnico.Si ritiene che la condivisione delle responsabilità sia, per quanto possibile, da evitare e,se valutata necessaria, sia posta in essere in modo da garantire il miglior eserciziodell’impianto, individuando chiaramente le singole responsabilità.In particolare, per quanto concerne il ruolo di RID, si ritiene che debba essere ricopertoesclusivamente dal coordinatore infermieristico, evitando il coinvolgimento del Direttoredi Unità Operativa o di infermieri esperti, pur se adeguatamente formati.Si ritiene che la gestione ottimale degli impianti possa avvenire solo mediante lacollaborazione di tutte le professionalità coinvolte.Sulla base dei dati sopra esposti, si può ipotizzare la seguente organizzazione tipo*:Funzione Attribuzione **Direttore Generalea RE Responsabile esecutivob RTS Responsabile tecnico delle strutturec PA Persona autorizzata***d PC Persona competentee CQ Controllore della qualitàf RMD Medico designatog RID Infermiere designatoh PDPersona designatao Direttore Servizio Tecnicoo Responsabile Impianti diPresidio/Stabilimentoo Responsabile Impianti diPresidio/Stabilimentoo Responsabileapparecchiature cheutilizzano gas medicinalio Operatore Servizio Tecnicoo Operatore ServizioIngegneria ClinicaDirigente Farmacista diPresidio/StabilimentoDirigente Medico di DirezioneSanitaria diPresidio/StabilimentoCoordinatore Assistenziale diU.O./Area AssistenzialeOperatore Servizio Tecnico*in linea di principio è raccomandata la nomina di personale interno all’Azienda, adeccezione della Persona Designata e della Persona Competente (riferimento appendice G3.4 e G 3.5)Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 14
** Le responsabilità relative alle funzioni b, c, d possono essere attribuite all’una oall’altra delle professionalità indicate.*** Il ruolo dei PA deve essere ricoperto da una figura tecnica in possesso di unaconoscenza specifica dell’impianto e delle apparecchiaturePoiché l’obiettivo finale è quello di garantire al paziente la somministrazione in sicurezzadel gas medicinale e che questa viene effettuata attraverso ulteriori dispositivi medici avalle dell’impianto, è necessario coinvolgere il Servizio di Ingegneria Clinica sulla basedelle specifiche responsabilità di gestione delle apparecchiature coinvolte.Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 15
. I controlli di qualità dei gasBreve sintesiCome definito nell’appendice G.2.2 della norma 7396-1, i gas medicinali sono classificaticome prodotti medicinali rientranti nell’ambito delle norme farmaceutiche e pertantosoggetti alle stesse procedure di approvvigionamento, controllo documentale econservazione; a tali procedure la norma 7396-1 aggiunge anche quella di controllo diqualità del gas.In particolare, i controlli esercitati dal CQ, che è “responsabile della qualità dei gasmedicinali distribuiti dall’IDGM a tutti i terminali e somministrati ai pazienti pergarantire che siano conformi alle specifiche della farmacopea”, devono riferirsi a tutti igas medicinali impiegati presso le strutture di sua competenza.L’interpretazione del capoverso citato porta a ritenere che i controlli analitici di qualità suigas medicinali erogati al paziente possano avvenire immediatamente a valle dellesorgenti di alimentazione e non sulle singole unità terminali, e possano essere riferiti aigas compressi e/o miscelati, ritenendo idonea la certificazione prodotta dal fornitore per igas forniti e immessi tal quali nell’IDGM.Gli interventi di manutenzione/fermo impianto, come previsto dalla normativa, richiedonospecifici ulteriori controlli.A seconda della complessità e della specificità di ogni impianto, si possono tuttaviaeffettuare prove di qualità anche sulle unità terminali nei punti ritenuti critici e/omaggiormente distanti dalla sorgente di alimentazione.Per quanto concerne il gas medicinale distribuito direttamente al paziente da bombola,compete al CQ la responsabilità del controllo documentale, in relazione alle certificazioniprevisteGli esiti del questionarioIl questionario richiedeva di attestare l’avvenuta effettuazione dei controllo di qualità deigas forniti e dei gas prodotti. In particolare i controlli richiesti erano:• per i gas forniti: la certificazione documentale del fornitore, la certificazionedocumentale del gas fornito come farmaco\composto chimico\materia prima, laverifica di qualità sulle unità terminali;• per i gas prodotti: la verifica di qualità del gas alla fonte, la verifica di qualità sulleunità terminali.Per ognuno dei suddetti controlli si richiedeva di specificare: il servizio coinvolto (chesovraintende al controllo), le competenze (l’articolazione dell’attività), la frequenza ed ilsoggetto controllore (che effettua materialmente i controlli).La rilevazione dell’esito si è concentrata sull’avvenuta esecuzione dei controlli e suiservizi coinvolti.È emerso che i controlli vengono effettuati nella maggior parte dei casi (67%), con unapercentuale maggiore per i controlli documentali su fornitori e gas forniti (mediamente82%) ed inferiore per i controlli alla fonte dei gas prodotti (61%) e ai terminali di gasforniti e prodotti (mediamente 55%). Ai controlli sovraintendono per lo più il ServizioFarmaceutico (59% dei casi) e, in misura minore, il Servizio Tecnico (21%); in alcuni casiquesti controlli vengono gestiti congiuntamente, per le specifiche competenze, daentrambi i suddetti servizi, mentre in casi marginali ad alcuni controlli, ad esempio quellisulla certificazione del fornitore, sovraintende il Servizio Acquisti.Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 16
ApprofondimentiOccorre premettere che i controlli, pur essendo un’attività peculiare del CQ, coinvolgonoanche ulteriori figure (in particolare PA), in quanto il CQ raramente è in possesso dellecompetenze impiantistiche necessarie; conseguentemente oltre al Servizio Farmaceuticosono chiamati in causa anche altri Servizi, segnatamente Servizio Tecnico e ServizioIngegneria Clinica in relazione alla collocazione dell’unità terminale.Per quanto concerne la continuità di erogazione dell’IDGM, deve essere garantitadal RTS. Tutti i Servizi coinvolti devono operare secondo procedure condivise, chedefiniscano chiaramente ruoli, azioni e responsabilità.Si puntualizza che in caso di esito sfavorevole dei controlli devono essere attuate leprocedure di emergenza (G.5.3), predisposte presso ogni Azienda, per attivare lemodalità alternative di erogazione.Le Aziende sanitarie hanno riferito difficoltà nella definizione dei criteri di controllo.La Farmacopea, pur definendo i parametri di qualità dei controlli, non ne definisce lafrequenza.Le indicazioni che seguono rappresentano un riferimento che potrà essere affinato aséguito della valutazione dei rischi effettuata localmente dalle Aziende Sanitarie.L’esperienza delle Aziende Sanitarie evidenzia che i controlli sugli impianti in fase dicollaudo e la presenza di pressione positiva all’interno degli stessi rendono remota lapossibilità che si verifichino contaminazioni tali da modificare la qualità del gasdistribuito.Sulla base di tali evidenze derivate dall’esperienza, per tutti i gas medicinali, sipropongono controlli semestrali immediatamente a valle delle sorgenti dialimentazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione/fermo impianto che, comeprevisto dalla normativa, richiedono specifici ulteriori controlli.Come detto, in dipendenza dalla complessità e dalla specificità di ogni impianto, sipossono effettuare prove di qualità anche sulle unità terminali nei punti ritenuti criticie/o maggiormente distanti dalla sorgente di alimentazione, con frequenza semestrale oannuale.Le suddette frequenze possono essere soggette a modificazione in relazione agli esiti deicontrolli; la diminuzione della frequenza è comunque ammessa solo dopo il primobiennio.Per la produzione di aria medicinale tramite compressori non oil-free i controllidevono essere effettuati con frequenza maggiore rispetto a quella semestraleprecedentemente indicata, secondo l’analisi dei rischi effettuata.Dovrà essere predisposto un registro dettagliato dei controlli effettuati nel corso deltempo.Al fine di migliorare la gestione dei controlli, può essere utile dotarsi di idonei programmiinformatici, eventualmente acquisiti in ambito di Area Vasta o Regionale.Per quanto riguarda le forniture di gas medicinali per serbatoi criogenici fissi e mobili,si ritiene idoneo procedere ai controlli documentali del gas periodicamente consegnato,conservandone la relativa documentazione.Con riferimento ai gas medicinali forniti in contenitori mobili (bombole), è necessarioverificare la presenza dei documenti previsti dalla normativa vigente (foglio illustrativo edetichettatura).Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 17
La gestione di tali controlli è da attribuirsi al CQ, in collaborazione con le altre figureprofessionali coinvolte nel processo.L’effettuazione del controllo documentale da parte di soggetti non strettamentecompetenti quali il Servizio Acquisti, è da evitare.Si ritiene che i costi sostenuti per i controlli di qualità condotti debbano essere considerationeri di struttura.Le Aziende sanitarie hanno riferito difficoltà nel reperire ad oggi laboratori certificati perl’esecuzione dei controlli, stante l’incertezza sui requisiti che tali strutture devonorispettare. Si puntualizza che la nota AIFA del 22.06.2011, di risposta ai quesiti postidalla Regione Emilia Romagna (AIFA/UAO/65110/P/I. 5.i.99.1), si limita a richiedere peril soggetto esecutore dei controlli, l’abilitazione professionale, la responsabilitàcontrattuale a sostituire il farmacista nel controllo di qualità e l’utilizzo di metodi di analisivalidati.È in corso la verifica per procedere a centralizzare il Servizio a livello Regionale o di AreaVasta.È necessario che ogni Azienda predisponga un documento che definisca le modalità diesecuzione dei controlli con riferimento alla dotazione strumentale, alla frequenza, aisoggetti coinvolti, sia quando eseguiti da operatori interni, sia quando affidati a dittaesterna all’Azienda.Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 18
c. Ulteriori aspetti trattatiOrganizzazioneLe principali criticità riguardano:• la formazione, da migliorarsi in termini di completezza e continuità;• la valutazione dei rischi organizzativi e gestionali, per la sua complessità intrinseca;• la manutenzione, anche in relazione ai costi.Si tratta di criticità di portata generale per le quali non è possibile formulare un indirizzodi dettaglio; l’auspicio è che la condivisione delle esperienze a livello regionale possafavorire il superamento delle suddette criticità.Impianti, terminali, accessori e apparecchi biomedicaliLe principali criticità riguardano:• la scarsa comunicazione e integrazione tra Servizi nella gestione di impianti eattrezzature;• le certificazioni dell’impianto, in relazione all’adeguamento per sezioni di impianto eall’integrazione di componenti quali travi testa-letto e pensili;• le diverse tipologie di prese terminali che comportano problematiche sulla compatibilitàdegli apparecchi collegabili all’IDGM;• i requisiti degli impianti di evacuazione dei gas anestetici in relazione alla sicurezza delpaziente;• ulteriori aspetti tecnici riguardanti l’architettura della rete, la presenza di quadri disecondo stadio inidonei, gli allarmi, la prevenzione incendi.Per quanto concerne le criticità inerenti l’integrazione tra Servizi e le certificazioni sipossono delineare modalità operative tese al superamento delle stesse; con riferimentoagli aspetti tecnici, si ritiene che si possa realizzare nel tempo un programma diadeguamento coerente con gli interventi di ristrutturazione generale, così da portareprogressivamente al superamento delle problematiche emerse.Distribuzione in bomboleLe principali criticità riguardano:• il ricorso eccessivo alle bombole nei locali adibiti ad ambulatorio,• la mancata standardizzazione delle dimensioni delle bombole e dei riduttori dipressione;• il non corretto trasporto e utilizzo delle bombole;• la difficile rintracciabilità delle bombole.L’installazione di un impianto per gas medicinali negli ambulatori, seppur non cogente aifini dell’autorizzazione, deve essere valutata in relazione all’attività svolta, tenendopresente che è preferibile la distribuzione mediante IDGM rispetto all’utilizzo dellebombole.Sulla mancata standardizzazione delle dimensioni e dei riduttori, in assenza di standardnormativi, si suggerisce di inserire nei capitolati di gara specifiche clausole finalizzate aduniformare la tipologia di fornitura a garanzia della sicurezza nell’utilizzo (esempio:bombole provviste di valvola riduttrice).Il trasporto e l’utilizzo corretti e la rintracciabilità devono essere garantiti mediante lapredisposizione e l’osservanza di idonee procedure.Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 19
Autoproduzione di ossigenoGli aspetti relativi alla produzione di ossigeno presso i singoli stabilimenti ospedalieritramite concentratori saranno oggetto di approfondimento in linee di indirizzo di futuraemanazione.Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 20
4. Tabelle riassuntive con indirizzi regionaliResponsabilità funzionaliCriticitàAttribuzioni condivise delle responsabilitàfunzionaliAttribuzione di responsabilità a profiliprofessionali non pienamente attinenti(es: attribuzione della responsabilità diPersona Designata a personaleinfermieristico)Indirizzo RegionaleEvitare per quanto possibile responsabilitàcondivise e individuare le singoleresponsabilità nelle procedure aziendaliAttenersi ai profili coerenti con leresponsabilitàControlliCriticitàDefinizione di criteri per i controlli (punti,frequenza) per le diverse tipologie di gasDifficoltà nel definire i requisiti deilaboratoriDifficoltà a reperire laboratori idonei perl’effettuazione dei controlliRuoli dei Servizi non ben definiti inrelazione ai controlliCQ farmacista privo delle competenzeimpiantistiche richiesteCQ farmacista non in grado di definire ipunti di prelievo come richiestogliMancanza di Gare Regionali o di AreaVasta per l’attribuzione dei controlliIndirizzo RegionaleGas miscelati o compressi: controllisemestrali immediatamente a valle dellasorgente di alimentazione, ad eccezionedell’aria autoprodotta mediante compressorinon oil free che richiede frequenza maggiore;ulteriori controlli: semestrali o annuali suipunti terminali distanti e/o critici. Le suddettefrequenze possono essere aumentate inrelazione all'esito della valutazione dei rischi oad altre circostanze che lo rendanoopportuno.Requisiti stabiliti da nota AIFA 22.06.2011AIFA/UAO/65110/P./I. 5.i.99.1, in riferimentoa abilitazione professionale, utilizzo di metodidi analisi validati, assunzione di responsabilitàda contratto.La predisposizione del documento di gestioneoperativa previsto dall’allegato G comporta ladefinizione dei ruoli in parola.Le competenze impiantistiche restano a caricodi RTS e/o PA che collaborano ai controlli perla parte di competenzaPunti di prelievo stabiliti in accordo con RTS,PA, RMD, RID, secondo apposita proceduraÈ in corso di valutazione l’affidamento delServizio mediante Gare Regionali o di AreaVastaLinee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 21
Mancanza di procedure condivise tra STe SFAmbiguità sulla responsabilità dellacontinuità di erogazioneMancanza di un programma informaticoa supporto della gestione dei gasmedicinaliLa predisposizione del documento di gestioneoperativa previsto dall’allegato G comporta laredazione di queste procedure.A carico del ST in relazione alla funzionalitàdell’impianto, a carico del Servizio cheprovvede all’approvvigionamento in relazioneall’autonomia delle sorgentiEssendo le realtà impiantistiche eorganizzative variabili sul territorio, si ritieneche l’istanza sia condivisibile ma l’acquisizionedebba essere gestita a livello locale o di AreaVastaLinee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 22
Organizzazione generaleCriticitàFormazione insufficiente e discontinua, conparticolare riferimento al personale tecnico einfermieristico, per il rischio incendio ed ilsignificato degli allarmi cliniciDifficoltà nella valutazione dei rischiorganizzativi e gestionaliPeriodicità manutenzione dei dispositivicollegabili (flussimetri), anche in base airelativi costiIndirizzo RegionaleLa predisposizione del documento digestione operativa previsto dall’allegato Gcomporta l’effettuazione di idoneiprogrammi di formazioneCompilare la matrice delle responsabilitàdopo adeguato confronto tra i ServiziinteressatiSeguire le istruzioni del fabbricanteconformemente alla destinazione d’usoDifficoltà nel redigere i piani manutentivi È sempre necessario redigere i pianimanutentivi seguendo le istruzioni delfabbricante e tenendo conto dell’analisi deirischi effettuata (appendice F)Impianti, terminali, apparecchiature biomedicali e altri dispositivi mediciCriticitàIndirizzo RegionaleGestione impropria di erogatori e flussimetri Rendere appropriata la gestione dierogatori e flussimetri mediante lapredisposizione e l’osservanza di idoneeprocedureScarsa comunicazione e integrazione traServizio Ingegneria Clinica e Servizio Tecnico(es: acquisizione e collaudo apparecchiaturebiomedicali)Gestione dei terminali di erogazionecongiuntamente da più Servizi invece che dauno soloScarso coinvolgimento del Servizio TecnicoInfermieristico per acquisto e manutenzioneapparecchiature biomedicali e dispositivimediciResponsabilità non ben definita dellamanutenzione dei terminali degli apparecchiintegrati nell’impiantoMigliorare la comunicazione tra i Servizimediante la predisposizione e l’osservanzadi idonee procedureDefinire rigorosamente le competenzemediante la predisposizione e l’osservanzadi idonee procedureCoinvolgere per la parte di competenza ilServizio Tecnico InfermieristicoLa manutenzione degli apparecchi nonintegrati nell’impianto è a carico delServizio Ingegneria Clinica; per gliapparecchi integrati nell’impianto ilsuddetto Servizio ha facoltà, caso per caso,di eseguire l’intervento direttamente o diassegnare l’intervento al fabbricantedell’apparecchio o a ditta terza qualificataLinee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 23
Difficoltà inerenti le certificazioni di impiantiadeguati solo parzialmenteDifficoltà inerenti la classificazione dei pensilicome impianti o apparecchiSi ritiene idonea la certificazioneall’interfaccia per le sezioni di impiantoadeguateLa difficoltà principale consiste nellacertificazione all’interfaccia, ad esempio traimpianto e pensile. L’interpretazioneconsiste nel considerare le valvole diintercettazione come unità terminalidell’IDGM, anche se non specificatamenteprevisto dalla norma.Per quanto riguarda la trave testa letto, chesi configura come dispositivo medico diclasse IIb, i componenti relativi ai gasmedicinali (tubazioni e prese terminali)devono essere considerati parte integrantedell’IDGM in quanto non intercettati.Per quanto riguarda l’impianto di gasevacuazione collocato nei pensili, inanalogia agli impianti, possiamoconsiderare quale interfaccia la valvola diintercettazione a monte del pensile. Inalternativa si può prevedere laterminazione sul pensile senza valvola diintercettazione e in questo caso icomponenti relativi al’impianto di gasevacuazione(tubazioni e prese) devonoessere considerati parte integrante dellostesso.Difficoltà nell’attestare sicurezza equivalenteper impianti antecedenti all’obbligo dimarcatura CE (DLgs 46/97)Effettuare una valutazione e analisi delrischio per gli impianti antecedenti al 14giugno 1998Difficoltà nell’adeguare gli impianti al di fuoridelle ristrutturazioni generaliNella predisposizione dei piani diristrutturazione generale occorre tenerepresente anche le criticità degli IDGM, cosìda consentirne l’adeguamento secondo unalogica di priorità ai fini della sicurezza delpazienteRete primaria non ad anello Trattasi di requisito non cogente,comunque adottabile a séguito divalutazione del rischioAlcuni quadri di secondo stadio in zone nonintensive a riduttore singoloRequisito previsto dalla norma 7396-1 manon dalla precedente 737-1, risulta quindicogente solo per gli impianti messi inservizio a partire dal 1 maggio 2009.Eventuali adeguamenti possono derivaredalla valutazione dei rischiLinee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 24
Prese terminali di tipologia eterogenea Predisporre un programma dinormalizzazione delle prese, ove possibileComplessità dei capitolati di gara pereterogeneità terminaliLayout impianti di realizzazione non recenteinidoneo rispetto ad esigenze di prevenzioneincendiManca la remotizzazione degli allarmi allacentrale emergenzeDifficile inquadramento normativo degliimpianti di evacuazione dei gas anestetici,con particolare riferimento ai rischi per ilpaziente non trattati dalla norma, quale adesempio quello derivante dalle pressioninegativeProgettazione degli interventi tenendo contodell’accessibilità per la manutenzioneVedere punto precedenteIntegrazione tra le attività di progettazione/ manutenzione degli IDGM e le attivitàfinalizzate al rilascio e al mantenimento delCertificato di Prevenzione IncendiDeve essere assicurata la remotizzazionedegli allarmi operativi in luogo presidiato 24ore su 24, 365 giorni all’annoÈ necessario regolare attentamente lapressione di funzionamento dell’impianto,per garantire l’espulsione dei gas espiratidal paziente senza danneggiarne l’apparatorespiratorio e senza impedire il correttofunzionamento del ventilatore polmonareper anestesia.Tenere ben presente tale necessità in fasedi progetto, sia per nuovi impianti che perinterventi su impianti esistenti, pur sapendoche in alcuni casi, come ad esempio nellesale operatorie più vecchie, il problemarisulta di difficile soluzioneLinee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 25
Gestione delle bomboleCriticitàManca istruzione operativa sulla gestionebomboleControlli insufficienti sulla gestione dellebomboleDifficoltà nella rintracciabilità dellebomboleUtilizzo e trasporto improprio dellebomboleEccessivo ricorso a bombole nellestrutture ambulatorialiFavorire le fonti fisse rispetto allebombole anche in emergenzaDimensioni bombole non standardizzateRiduttore di pressione bombole nonstandardizzatoIndirizzo RegionaleLa predisposizione del documento di gestioneoperativa previsto dall’allegato G comporta laredazione delle istruzioni operative.Provvedere con regolamentazione internaLa predisposizione del documento di gestioneoperativa previsto dall’allegato G comporta laredazione delle istruzioni operative.Provvedere con regolamentazione internaProvvedere con regolamentazione interna,ricorrendo possibilmente ad un sistemainformatizzato di registrazioneProvvedere con adeguati e ripetuti corsi diformazione e procedureL’installazione di un impianto per gasmedicinali negli ambulatori, seppur noncogente ai fini dell’autorizzazione, deveessere valutata in relazione all’attività svolta,tenendo presente che è preferibile ladistribuzione mediante IDGM rispettoall’utilizzo delle bomboleVedi sopraInserire nei capitolati di gara specificheclausole finalizzate ad uniformare la tipologiadi fornitura a garanzia della sicurezzanell’utilizzo (esempio: bombole provviste divalvola riduttrice)Inserire nei capitolati di gara specificheclausole finalizzate ad uniformare la tipologiadi fornitura a garanzia della sicurezzanell’utilizzo(esempio: bombole provviste divalvola riduttrice)Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 26
5. Riferimenti legislativi e normativiRiferimenti legislativi di ambito farmaceutico• D. Lgs. 219/06, art. 50 ( e sue modifiche e integrazioni):“Autorizzazione alla produzione di medicinali”• Decreto Ministeriale 29 febbraio 2008“Disposizioni di attuazione dell’Art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 esuccessive modificazioni”graduale estensione a tutti i gas medicinali dell’obbligo di ottenere l’AIC:dal 1° gennaio 2010 per l’ossigenodal 1° luglio 2010 per l’azoto protossidodal 1° gennaio 2011 per l’aria medicinaledal 1° gennaio 2012 per altri gas e miscele di gas• DM 18.11.2003“Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali”Riferimenti legislativi di ambito impiantistico• D. Lgs. 46/97 - “Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i DispositiviMedici”• D. Lgs 37/10 - "Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative aidispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi"• D. Lgs. 93/00 - “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature apressione"Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 27
FarmacopeaFarmacopee Italiana ed Europea per le monografie dei gas gestiti dalle Aziende Sanitariedella Regione Emilia Romagna (caratteri, produzione, identificazione, saggi,conservazione, impurezze)Farmacopea Titolo monografia Simbolo Numero PaginaUfficialeXI Ed. Ossigeno O 2 0417 1642XI Ed. Azoto N 2 1247 617XI Ed. Azoto protossido N 2 O 0416 619XI Ed. Aria medicale 1238 599XI Ed. Carbonio diossido (Anidride CO 2 0375 767carbonica)XII Ed. Preparazioni farmaceutiche // 0523 902pressurizzateFarmacopea Titolo monografiaNumero PaginaEuropea(versione inglese)7.0 Aria medicinale sintetica // 01/2008:1684 13337.0 Argon Ar 07/2010:2407 14167.0 Ossido nitrico NO 01/2008:1550 2581Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 28
Linee Guida(Principali documenti di riferimento)Linee Guida Emanate dalla Commissione Europea• Norme di Buona Fabbricazione (GMP)*All. 6 “Produzione di gas medicali” (http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm)*Sono esenti da tale obbligo i medicinali preparati dalle Farmacie delle Aziende Sanitarieper uso internoLinee Guida Emanate da Assogastecnici• Assogastecnici - 1° edizione maggio 2001“Produzione di aria medicale presso le strutture ospedaliere”• Assogastecnici - edizione dicembre 2003“Linee guida validazione processi produzione gas medicinali”• Assogastecnici - edizione dicembre 2003“Linea Guida Indicazioni Produzione Gas Medicinali”• Assogastecnici - 2° edizione novembre 2004“Applicazione Dir. 93/42/CE dispositivi medici settore impianti gas medicali• Assogastecnici - 1° edizione settembre 2005“Gestione dei dispositivi medici: Impianti di distribuzione di gas medicinali nellastruttura sanitaria. Protesi respiratorie di impiego domiciliare”• Assogastecnici - 1° edizione marzo 2006“Linea Guida per la fornitura e l'uso in condizioni di sicurezza di apparecchiature perossigenoterapia”• Assogastecnici - edizione gennaio 2011“ Guida alla classificazione e modalità di fornitura di miscele di gas in ambitosanitario”• Assogastecnici - 2° edizione gennaio 2011“Applicazione direttiva 93/42 Dispositivi Medici – Rilascio parziale di impianti gasmedicinali”• Assogastecnici - 3° edizione gennaio 2011“Applicazione direttiva 93/42 Dispositivi Medici – Settore Impianti Gas Medicinali”Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 29
Norme Tecniche(Principali documenti di riferimento)Norme Tecniche Relative agli impianti di gas medicinali• UNI ISO 7396-1:2010 Requisiti per la progettazione, l’installazione, ilfunzionamento, le prestazioni, la documentazione, le prove e l’accettazione degliimpianti di distribuzione dei gas medicali e gas per alimentare strumenti chirurgicinelle strutture sanitarie.• UNI 11100:2004 Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche disicurezza e di prestazione dei dispositivi medici - Impianti di distribuzione dei gasmedicali e del vuoto.• UNI EN 13348:2008 Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura pergas medicali o per vuoto• UNI EN ISO 7396-1:2010 Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1:Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto• UNI EN ISO 7396-2:2007 Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 2:Impianti di evacuazione dei gas anestetici• UNI 9507:2004 Impianti di distribuzione dei gas per uso medico. Unità terminali• UNI EN ISO 9170-1:2008 Unità terminali per impianti di distribuzione dei gasmedicali - Parte 1: Unità terminali per l'utilizzo con gas medicali compressi e vuoto• UNI EN ISO 9170-2:2008 Unità terminali per impianti di distribuzione dei gasmedicali - Parte 2: Unità terminali per impianti di evacuazione dei gas anestetici• UNI EN ISO 10524-1:2006 Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali.Parte 1: Riduttori di pressione e riduttori di pressione con flussometro• UNI EN ISO 10524-2:2006 Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali.Parte 2: Riduttori di pressione di centrale e di linea• UNI EN ISO 10524-3:2006 Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali.Parte 3: Riduttori di pressione incorporati nella valvola della bombola• UNI EN ISO 10524-4:2008 Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali.Parte 4: Riduttori per bassa pressione• UNI EN ISO 15002:2008 Dispositivi per la misurazione del flusso per ilcollegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali• UNI EN ISO 21969:2010 Collegamenti flessibili per alta pressione per l'utilizzo congli impianti per gas medicali• EC-1 UNI EN ISO 21969:2010 Collegamenti flessibili per alta pressione perl'utilizzo con gli impianti per gas medicali• UNI EN ISO 5359:2008 Tubi flessibili per bassa pressione per l'utilizzo con i gasmedicali• UNI ENV 737-6:2005 Impianti di distribuzione di gas medicali - Parte 6: Dimensionied assegnazione degli innesti per unità terminali per gas medicali compressi e pervuoto• EC 1-2005 UNI ENV 737-6:2005 Impianti di distribuzione di gas medicali - Parte 6:Dimensioni ed assegnazione degli innesti per unità terminali per gas medicalicompressi e per vuoto• UNI EN ISO 407:2005 Bombole piccole per gas medicali - Connessioni delle valvolea staffa con spine di sicurezza.Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 30
Diverse tipologie di apparecchiature elettromedicali si interfacciano con gli impianti di gasmedicali. Nell’ambito delle norme tecniche vi sono norme tecniche generali che siapplicano a tutte le apparecchiature elettromedicali, norme di dettaglio per specifichetipologie di apparecchiature elettromedicali e alcune norme su accessori.Norme Tecniche di carattere generale relative agli apparecchi elettromedicali• EN 60601-1:2006 Apparecchiature elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni generalirelative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali (CEI 62.5 Terzaedizione)• EN 60601-1-2:2010 Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni generali per lasicurezza fondamentale e prestazioni essenziali - Norma collaterale: Compatibilitàelettromagnetica - Prescrizioni e prove (CEI 62.50 Terza edizione)• EN 60601-1-6:2011 Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni generalirelative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali - Norma collaterale:usabilità (CEI 62-138)• EN 60601-1-8:2009 Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni generali disicurezza - Norma collaterale: Sistemi di allarme - Prescrizioni generali, prove e lineeguidaper sistemi di allarme usati in apparecchi e sistemi elettromedicali (CEI 62-137seconda edizione)• UNI EN ISO 1497:2009 Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi aidispositivi medici (CEI 62-121)• EN 62304:2006 Software per dispositivi medici - Processi relativi al ciclo di vita delsoftware (CEI 62-140)• EN 62353:2010 Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove daeffettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali (CEI 62-148)• UNI EN 1041:2010 Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici (CEI 62-151)• UNI EN 50103:1996 Guida per l’applicazione delle Norme EN 29001 ed EN 46001 edelle Norme EN 29002 e EN 46002 per l’industria dei dispositivi medici attivi(compresi gli impiantabili attivi). Sistema Qualità (CEI 62-72)Norme Tecniche di dettaglio relative a specifici apparecchi elettromedicali che,in funzione della destinazione d’uso, possono interagire con gli impianti dei gasmedicali o possono essere in qualche modo correlate• EN 60601-2-2:2011 Apparecchi elettromedicali Parte 2: Prescrizioni particolarirelative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali degli apparecchi edaccessori per elettrochirurgia ad alta frequenza (CEI 62-11)• EN 60601-2-19:2011 Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni particolarirelative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali di incubatrici perbambini (CEI 62-22)• EN 60601-2-20:2011 Apparecchi elettromedicali Parte 2: Prescrizioni particolarirelative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali di incubatrici datrasporto (62-41)• EN 60601-2-18/A1:2001 Apparecchiature elettromedicali Parte 2: Normeparticolari per la sicurezza delle apparecchiature endoscopiche (CEI 62-82)• EN 60601-3-1:1997 Apparecchi elettromedicali. Parte 3-1: Prescrizioni essenziali diprestazioni per apparecchi di monitoraggio transcutaneo della pressione parziale diossigeno e biossido di carbonio (CEI 62-85)• EN 60601-2-12 2007 Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari per lasicurezza dei ventilatori polmonari - Ventilatori per terapia intensiva (CEI 62-141)• EN 60601-2-13: 2007 Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari per lasicurezza e prestazioni essenziali di sistemi di anestesia (CEI 62-142)• UNI EN ISO 9919:2009 Apparecchiature elettromedicali - Requisiti particolari per lasicurezza di base e le prestazioni essenziali dei pulsossimetri per uso medicoLinee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 31
Norme Tecniche di relative agli accessori delle apparecchiature elettromedicaliche possono interagire con i gas medicinali• UNI EN 15908:2010 Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare - Raccordi abassa pressione filettati non intercambiabili (NIST) per gas medicali• UNI EN ISO 21647:2009 Apparecchi elettromedicali - Requisiti particolari per lasicurezza di base e le prestazioni essenziali dei dispositivi di controllo dei gasrespirabili• UNI EN ISO 80369-1:2011. Connettori di piccole dimensioni per liquidi e gas inapplicazioni sanitarie Parte 1: Requisiti generali (CEI 62-163)• UNI EN ISO 19054:2006 Sistemi a barre per sostenere apparecchiature medicali• UNI EN ISO 11197:2009 Unità di alimentazione per uso medicoLinee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 32
6. AllegatiA. Farmacopea (Monografie)B. Il Questionario Somministrato alle Aziende SanitarieLinee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 33
A. Farmacopea (Monografie)Monografie dei gas medicinali riportate in F.U. XI edizione:1. OSSIGENO2. AZOTO3. AZOTO PROTOSSIDO4. ARIA MEDICALE5. CARBONIO DIOSSIDO6. PREPARAZIONI FARMACEUTICHE PRESSURIZZATEMonografie dei gas medicinali riportate in European Pharmacopoeia 7.0 edizione:1. ARIA MEDICINALE SINTETICA2. ARGON3. OSSIDO NITRICOLinee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 34
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 35
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 36
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 37
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 38
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 39
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 40
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 41
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 42
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 43
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 44
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 45
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 46
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 47
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 48
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 49
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 50
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 51
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 52
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 53
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 54
B. Il questionario sui gas medicinalisomministrato alle Aziende sanitariein marzo 2011Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011 55
OGGETTO DELL’INDAGINECaratterizzazione della gestione dei gas medicinali come definiti all’art. 1 del DLgs 219/06 e dei relativi impianti di stoccaggio e distribuzione,come definiti al punto 3.29 della norma UNI EN ISO 7396-1, con particolare riferimento alle modalità di approvvigionamento, produzione, stoccaggio,distribuzione e controllo.Ricognizione dei modelli organizzativi e del sistema delle responsabilità nella gestione dei gas medicinali adottati dalle Aziende sanitarie.SCOPO DELL’INDAGINEDefinizione, in relazione alla norma UNI EN ISO 7396-1, della gestione complessiva dei gas medicinali nelle Aziende sanitarie. I risultatidell’indagine saranno utilizzati quale supporto per la predisposizione di raccomandazioni per la gestione dei suddetti gas.CAMPO DI APPLICAZIONEL’indagine riguarda tutti gli stabilimenti ospedalieri delle Aziende USL. Le Aziende ospedaliere (AOSP), ai fini di questa indagine, sono convenzionalmenteconsiderate come un unico stabilimento.SERVIZI INTERESSATI• Direzione Sanitaria (DS)• Servizio Farmaceutico (SF)• Servizio Tecnico (ST)• Servizio Ingegneria Clinica 1(SIC)• Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)• Servizio Infermieristico Tecnico (SIT)MODALITA’ DI COMPILAZIONELe tabelle della Sezione 1 si riferiscono all’Azienda nel suo insieme, mentre quelle delle Sezioni 2 e 3, pur trattando in modo cumulativo le diversetipologie di gas medicali, sono applicabili ad ogni singola struttura.1 Tecnologie Biomediche/Sanitarie2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 1
Sezione 11ID0 Identificazione Azienda e Compilatore (*)ID Descrizione Valore1ID1Codice e Denominazione Azienda1ID2Nome e Cognome Compilatore1ID3Posizione del Compilatore nell’organizzazione aziendale1ID31 Telefono del compilatore1ID32 e-mail del compilatore1ID4Data di Compilazione(*) Il compilatore è incaricato dal Responsabile Esecutivo o dalla Direzione Aziendale ai fini della raccolta dati e costituisce il referente Aziendale per le richieste di chiarimenti2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 2
1G3 Organizzazione aziendale (UNI EN ISO 7396-1 - Appendice G – #G.3) (*)ID Funzione prevista dalla norma Nominato(Si/No)Posizione funzionale ricopertanell’organizzazione aziendale(**)Note (***)1G32RE - Responsabile esecutivo (#G.3.2)1G33RTS - Responsabile tecnico delle strutture (#G.3.3)1G34 PA - Persona autorizzata (#G.3.4) (§)1G35 PC - Persona competente (#G.3.5) (§)1G36CQ - Controllore della Qualità (#G.3.6)1G37 RDM - Medico designato (#G.3.7) (§)1G38 RID – Infermiere Designato (#G.3.8) (§)1G39 PD – Persona designata (#G.3.9) (§)(*) Riportare solo le figure previste a livello Aziendale. Qualora le figure risultino differenziate per struttura ospedaliera, compilare per ogni singola struttura l’analoga tabella al punto 2.1(**) Se la figura non è ancora stata nominata indicare qual è la posizione funzionale che si ritiene idonea a ricoprire tale funzione(***) Se la figura è stata nominata indicarne nome e cognome, allo scopo di fornire eventuali chiarimenti (tenere l’ordine mantenuto nella precedente casella)(§) trattasi verosimilmente di più persone2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 3
1G5 Gestione Operativa - Procedure (UNI EN ISO 7396-1 – Appendice G - #G.5)ID Procedura prevista dalla norma (Si/No)1G51Procedura per il controllo dei documenti e delle registrazioni (#G.5.1)Redattasecondole normediqualità(Si/No)Note (*)1G52Procedura di addestramento/formazione e comunicazione (#G.5.2)1G53Procedura di emergenza (#G.5.3)1G54Procedura di autorizzazione al lavoro (#G.5.4)1G55Procedura di gestione delle modifiche (#G.5.5)1G56Procedura di manutenzione preventiva (#G.5.6)1G57Procedura di riparazione (#G.5.7)1G58Procedura di gestione delle sorgenti di alimentazione (#G.5.8)1G59Stoccaggio e movimentazione delle bombole (#G.5.9)1G510Procedura di acquisto di apparecchiature medicali (#G.5.10)2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 4
ID Procedura prevista dalla norma (Si/No)1G511Procedura di gestione degli appaltatori (#G.5.11)Redattasecondole normediqualità(Si/No)Note (*)(*) Nel campo note possono essere riportate eventuali specificità della gestione operativa riguardanti le singole strutture Aziendali2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 5
Sezione 22ID0 Impianti Gas Medicinali (UNI EN ISO 7396-1)ID Descrizione Valore21D1Codice e Denominazione Struttura2ID2Anno di prima installazione2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 6
2G3 Organizzazione di struttura (UNI EN ISO 7396-1 - Appendice G – #G.3) (*)ID Funzione prevista dalla norma Nominato(Si/No)Posizione funzionale ricopertanell’organizzazione aziendale(**)Note (***)2G32RE - Responsabile esecutivo (#G.3.2)2G33RTS - Responsabile tecnico delle strutture (#G.3.3)2G34 PA - Persona autorizzata (#G.3.4) (§)2G35 PC - Persona competente (#G.3.5) (§)2G36CQ - Controllore della Qualità (#G.3.6)2G37 RDM - Medico designato (#G.3.7) (§)2G38 RID – Infermiere Designato (#G.3.8) (§)2G39 PD – Persona designata (#G.3.9) (§)(*) Riportare solo le figure previste per struttura (stabilimento ospedaliero o padiglione ospedaliero).(**) Se la figura non è ancora stata nominata indicare qual è la posizione funzionale che si ritiene idonea a ricoprire tale funzione(***) se la figura è stata nominata indicarne nome e cognome, allo scopo di fornire eventuali chiarimenti (tenere l’ordine mantenuto nella precedente casella)(§) trattasi verosimilmente di più persone2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 7
22 Impianti di distribuzioneID Gas Medicinali (scelta multipla) Si/No Note22O2Ossigeno22N2OProtossido Azoto22AMAria Medicinale22CO2Anidride Carbonica22O2N2OMiscele di ossigeno e protossido di azoto22AO2Aria arricchita di ossigeno22ACHAria per alimentare strumenti chirurgici22NCHAzoto per alimentare strumenti chirurgici22NOOssido nitrico22ARArgon22EV22ALImpianti per l’evacuazione dei gas anestetici(vedi sezione specifica)Altro (Specificare nella casella Note)2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 8
23 Identificazione dei moduli di impianto (UNI EN ISO 7396-1 - #5)IDModuli di Impianto (scelta multipla)2353 Centrali di alimentazione con bombole o pacchi bombola (#5.3)Numero diModuli installatiAnte14.06.98*Numero diModuli installatiPost14.06.98 *Note2354 Centrali di alimentazione con contenitori criogenici o non criogenici fissi omobili (#5.4)23552 Centrale di alimentazione dell’aria con compressore/i (#5.5.2)23553 Centrali di alimentazione con gruppo/i miscelatore/i (#5.5.3)2356 Centrali di alimentazione con concentratore/i di ossigeno (#5.6)2357 Centrali di alimentazione per vuoto (#5.7)23TNMTotale Numero moduli di Impianto23PNMPercentuale Moduli di Impianto sul totale(*) Entrata in vigore dell’obbligo di marcatura CE ex Dlgs 46/972011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 9
24 Tipologia dei sistemi di distribuzione (UNI EN ISO 7396-1 - Appendice A – Prospetto A1)IDDescrizione (scelta multipla)1) SORGENTI DI ALIMENTAZIONENumero diImpiantiinstallatiAnte14.06.98*Numero diImpiantiinstallatiPost14.06.98 *Note24A11S3SImpianto di distribuzione a singolo stadio (tre sorgenti di alimentazione)24A21S3SRImpianto di distribuzione a singolo stadio (tre sorgenti di alimentazione).Disposizione alternativa della sorgente di riserva.24A32S3SImpianto di distribuzione a doppio stadio (tre sorgenti di alimentazione)24A42S3SRImpianto di distribuzione a doppio stadio (tre sorgenti di alimentazione).Disposizione alternativa della sorgente di riserva.24A51S1C2B24A62S1C2B24A72S1C2BR24A81S2C1B24A91S2C1BR24A102S2C1BImpianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore (una sorgente con compressore e due sorgenticon bombole)Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore (una sorgente con compressore e due sorgenticon bombole)Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore (una sorgente con compressore e due sorgenticon bombole). Disposizione alternativa della sorgente di riserva.Impianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore (due gruppi compressori e una sorgentecon bombole).Impianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore (due gruppi compressori e una sorgentecon bombole). Disposizione alternativa della sorgente di riserva.Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore (due sorgenti con compressore e una sorgentecon bombole).(^)(^)(^)(^)(^)(^)2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 10
ID24A112S2C1BRDescrizione (scelta multipla)Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore (due sorgenti con compressore e una sorgentecon bombole). Disposizione alternativa della sorgente di riserva.Numero diImpiantiinstallatiAnte14.06.98*Numero diImpiantiinstallatiPost14.06.98 *Note(^)24A121S3CImpianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore (tre sorgenti con compressore).(^)24A131S3CRImpianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore (tre sorgenti con compressore). Disposizionealternativa del collegamento alla sorgente di riserva con compressore.(^)24A142SCImpianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore (sorgenti con compressore).(^)24A152S3CRImpianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore (tre sorgenti con compressore). Disposizionealternativa del collegamento alla sorgente di riserva con compressore.(^)24A161S1M2BImpianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazioned’aria con miscelatore (un gruppo miscelatore e due gruppi conbombole).24A172S1M2BImpianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazioned’aria con miscelatore (un gruppo miscelatore e due gruppi con bombole).24A182S1M2BRImpianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazioned’aria con miscelatore (un gruppo miscelatore e due gruppi con bombole).Disposizione alternativa del collegamento delle sorgenti secondariae di riserva.24A191S2M1BImpianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazioned’aria con miscelatore (due gruppi miscelatore e una sorgente conbombole).24A201S2M1BRImpianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazioned’aria con miscelatore (due gruppi miscelatore e una sorgente conbombole). Disposizione alternativa del collegamento delle sorgenti secondariae di riserva.2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 11
ID24A212S2M1BDescrizione (scelta multipla)Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazioned’aria con miscelatore (due gruppi miscelatore e una sorgente conbombole).Numero diImpiantiinstallatiAnte14.06.98*Numero diImpiantiinstallatiPost14.06.98 *Note24A222S2M1BRImpianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazioned’aria con miscelatore (due gruppi miscelatore e una sorgente conbombole). Disposizione alternativa del collegamento delle sorgenti secondariae di riserva.24A23CH1S1C1BImpianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore per aria per alimentare strumenti chirurgici(una sorgente con compressore e una sorgente con bombole).24A24CH1S2CImpianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore per aria per alimentare strumenti chirurgici(due sorgenti con compressore).24A25CH2S1C1BImpianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore per aria per alimentare strumenti chirurgici(una sorgente con compressore e una sorgente con bombole).24A26CH2SCImpianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazioned’aria con compressore per aria per alimentare strumenti chirurgici(sorgenti con compressore).24A27V3VImpianti di distribuzione del vuoto (tre sorgenti del vuoto)24TNSATotale Numero Sorgenti di Alimentazione24TPSAPercentuale stimata relativa alla consistenza totale del singolosistema di distribuzione2) LINEE DI DISTRIBUZIONE24A28D1SSistema di distribuzione di area per rete di distribuzione a singolo stadio(senza riduttori di pressione di linea addizionali).2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 12
ID24A29D2S2RDescrizione (scelta multipla)Sistema di distribuzione di area per rete di distribuzione a doppio stadiocon due riduttori di pressione di linea in paralleloNumero diImpiantiinstallatiAnte14.06.98*Numero diImpiantiinstallatiPost14.06.98 *Note24A30D2S1B1RSistema di distribuzione di area per rete di distribuzione a doppio stadio.Bombola addizionale con riduttore di pressione collegato permanentementealla tubazione.24D2S1RLSistema di distribuzione di area per rete di distribuzione a doppio stadiocon un riduttore di pressione di linea24DALAltri eventuale tipologie non altrimentiinquadrabili(*) Entrata in vigore dell’obbligo di marcatura CE ex Dlgs 46/97(^) Nelle note specificare se esiste sistema di filtrazione per aria respirabile a Farmacopea.25 Sistemi di monitoraggio e di allarme (UNI EN ISO 7396-1 - #6)ID Allarmi (scelta multipla) Percentuale Ripetizione diallarmi a distanza(#6.3.6)(percentuale)Note2564 Allarmi Operativi (#6.4)2565 Allarmi clinici di emergenza (#6.5)2566 Allarmi operativi di emergenza (#6.6)2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 13
26 Controlli di qualità gas fornitiID Descrizione Servizio coinvolto Competenze (*) Frequenzadellaverifica(giorni)Soggetto controllore261 Verifica documentale della certificazione del fornitore.Farmacia(Si/No)Attività Tecniche(Si/No)262 Verifica documentale della certificazione del fornitore.Farmacia(Si/No)Attività Tecniche(Si/No)263 Verifica documentale della certificazione del gas fornitocome Farmaco / Composto chimico /materia primaFarmacia(Si/No)Attività Tecniche(Si/No)264 Verifica di qualità sulle unità terminali (pensili, testaletto …)Farmacia(Si/No)Attività Tecniche(Si/No)2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 14
27 Controlli di qualità gas prodotti internamenteID Descrizione Servizio coinvolto Competenze (*) Frequenzadellaverifica(giorni)Soggetto controllore271 Verifica di qualità del gas alla fonte Farmacia(Si/No)Attività Tecniche(Si/No)272 Verifica di qualità sulle unità terminali (pensili, testaletto …)Farmacia(Si/No)Attività Tecniche(Si/No)(*) Specificare, se del caso28 Manutenzione programmata (UNI EN ISO 7396-1 - Appendice G – #G.5.6*)ID Descrizione Si/No Note281 E’ previsto un piano di manutenzione programmata?(*) Si intende la procedura di manutenzione preventiva di cui alla tabella 1.2 - declinata per la singola struttura2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 15
Sezione 33. Impianti per l’evacuazione dei gas anestetici – Identificazione tipologia impianto (UNI EN ISO 7396-2 - #3 – Figura 1)IDTipologia di Impianto (scelta multipla)311 Sistema integrato di trasferimento/ricevimento e generatorenell’apparecchiatura (#Fig.1 – 1)313 Sistema di trasferimento/ricevimento e generatore integrati (#Fig.1 –3)Percentuale*di ImpiantiinstallatiAnte14.06.98**Percentuale*di ImpiantiinstallatiPost14.06.98 **Note314 Sistema di trasferimento/ricevimento integrati nell’apparecchiatura(#Fig. 1 - 4)318 Sistema di trasferimento (#Fig. 1 – 8)3328 Sistema ricevente (#3.28)3324A3324B3324CGeneratore (#3.24) - Eiettore di evacuazione per una o più unità terminalidi tipo 1 (#5.2a)Generatore (#3.24) - Eiettore di evacuazione per ogni unità terminale ditipo 2 (#5.2b)Generatore (#3.24) - Ventilatori, soffianti o pompe dedicate (#5.2c)3314HFSistema di scarico e sistema di trasferimento e ricevente (#3.14) - Adalta portata (#3.16, 3.17)3314LFSistema di scarico e sistema di trasferimento e ricevente (#3.14) - Abassa portata (#3.18, 3.19)(*) Percentuale stimata relativa alla consistenza totale del singolo sistema di distribuzione(**) Entrata in vigore dell’obbligo di marcatura CE ex Dlgs 46/9716
Page 3 and 4: Composizione del Gruppo Multidiscip
Page 5 and 6: Indice1. INTRODUZIONEPremessa, Ogge
Page 7 and 8: Glossario e Acronimi(Limitato ai te
Page 9 and 10: 2. La rilevazione nelle Aziende San
Page 11 and 12: e CO2 (23%); del tutto marginale ri
Page 13 and 14: Funzione Attribuzione Designazioni
Page 15 and 16: ** Le responsabilità relative alle
Page 17 and 18: ApprofondimentiOccorre premettere c
Page 19 and 20: c. Ulteriori aspetti trattatiOrgani
Page 21 and 22: 4. Tabelle riassuntive con indirizz
Page 23 and 24: Organizzazione generaleCriticitàFo
Page 25 and 26: Prese terminali di tipologia eterog
Page 27 and 28: 5. Riferimenti legislativi e normat
Page 29 and 30: Linee Guida(Principali documenti di
Page 31 and 32: Diverse tipologie di apparecchiatur
Page 33 and 34: 6. AllegatiA. Farmacopea (Monografi
Page 35 and 36: Linee di indirizzo in materia di ge
Page 37 and 38: Linee di indirizzo in materia di ge
Page 39 and 40: Linee di indirizzo in materia di ge
Page 41 and 42: Linee di indirizzo in materia di ge
Page 43 and 44: Linee di indirizzo in materia di ge
Page 45 and 46: Linee di indirizzo in materia di ge
Page 47 and 48: Linee di indirizzo in materia di ge
Page 49 and 50: Linee di indirizzo in materia di ge
Page 51 and 52: Linee di indirizzo in materia di ge
Linee di indirizzo in materia di ge
B. Il questionario sui gas medicina
Sezione 11ID0 Identificazione Azien
1G5 Gestione Operativa - Procedure
Sezione 22ID0 Impianti Gas Medicina
22 Impianti di distribuzioneID Gas
24 Tipologia dei sistemi di distrib
ID24A212S2M1BDescrizione (scelta mu
26 Controlli di qualità gas fornit
Sezione 33. Impianti per l’evacua
Magazine: linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali - Saluter