Source: http://docplayer.pl/2881075-Skrocona-instrukcja-uruchomienia-00825-0114-4021-wersja-ja-styczen-2014-przetwornik-temperatury-rosemount-3144p-z-protokolem-hart.html
Timestamp: 2018-05-21 23:33:16+00:00
Document Index: 4770258

Matched Legal Cases: ['ART"\n1', 'ART 5', 'ART 7', 'ART: 1', 'ART 5', 'ART 7', 'ART 5', 'ART 7', 'ART 2', 'ART 5', 'ART 7', 'ART 6', 'ART 4', 'ART 4']

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja JA Styczeń Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART - PDF
Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja JA Styczeń Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART
Download "Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4021, wersja JA Styczeń 2014. Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART"
1 Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja JA Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART
2 Skrócona instrukcja UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o przetworniku Rosemount 3144P. Nie zawiera szczegółowych informacji na temat konfiguracji, diagnostyki, obsługi, konserwacji, i wykrywania niesprawności oraz instalacji przeciwwybuchowych, ognioszczelnych i iskrobezpiecznych. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetwornika 3144P (numer dokumentu ). Instrukcja obsługi i skrócona instrukcja instalacji dostępne są w Internecie na stronie OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała: Instalacja tego przetwornika w środowisku zagrożonym wybuchem musi odbywać się zgodnie z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi normami, przepisami i procedurami. Przed instalacją należy zapoznać się z rozdziałem poświęconym ograniczeniom, wynikającym ze stosowania się do norm pracy w obszarach zagrożonych. Wycieki mediów procesowych mogą spowodować uszkodzenie ciała lub śmierć. Przed podaniem ciśnienia należy zainstalować i dokręcić osłony lub czujniki. Nie wolno demontować osłony czujnika podczas działania instalacji procesowej. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Nie wolno dotykać przewodów i zacisków. Przewody mogą znajdować się pod wysokim napięciem, grożącym porażeniem elektrycznym. Osłony kablowe/przepusty Jeśli nie podano inaczej, osłony kablowe i przepusty w obudowie przetwornika mają gwint 1/2-14 NPT. Przy instalacji w środowisku zagrożonym wybuchem, w osłonach kablowych/przepustach należy stosować właściwe zaślepki, adaptery i dławiki kablowe lub posiadające atest Ex. Spis treści Sprawdzenie konfiguracji systemu Weryfikacja konfiguracji Ustawienie przełączników Montaż przetwornika Okablowanie i włączenie zasilania Test pętli Systemy bezpieczeństwa SIS Atesty urządzenia
3 Skrócona instrukcja uruchomienia Krok 1: Sprawdzenie konfiguracji systemu Potwierdzenie wersji HART Jeśli wykorzystywany jest system sterowania lub zarządzania posługujący się protokołem HART, przed instalacją przetwornika należy sprawdzić zgodność protokołu HART tych systemów. Nie wszystkie systemy mogą komunikować się przy użyciu protokołu HART w wersji 7. Przetwornik może być skonfigurowany do korzystania z wersji 5 lub 7 protokołu HART. Sposób zmiany wersji protokołu HART w przetworniku przedstawiono na stronie 4. Data wydania oprogramowania Identyfikacja urządzenia Wersja oprogramowania NAMUR Wersja oprogramowania HART Sterownik urządzenia polowego Wersja ogólna HART Wersja urządzenia Instrukcje obsługi Numer dokumentu instrukcji obsługi Marzec Luty 2007 Nie dotyczy Krok 2: Weryfikacja konfiguracji Do komunikacji z przetwornikiem 3144P można wykorzystać komunikator polowy (do komunikacji konieczna jest obecność w pętli rezystancji o wartości od 250 do1100 omów) lub program AMS Device Manager. Nie wolno obsługiwać przetwornika, jeśli napięcie na jego zaciskach zasilania jest mniejsze od 12 V DC. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetworników 3144P (numer dokumentu ) i w instrukcji obsługi komunikatora polowego (numer dokumentu ). Uaktualnienie oprogramowania komunikatora polowego Do uzyskania pełnej komunikacji z przetwornikiem 3144P, komunikator polowy musi mieć oprogramowaniem w wersji v5 lub v6 oraz opisy urządzeń DD v1 lub nowsze. Opisy urządzeń (DD) są dostępne we wszystkich nowych komunikatorach, na stronie lub mogą być uaktualnione w serwisie Emerson Process Management. Opisy urządzeń są następujące: Urządzenie działające w trybie HART 5: wersja urządzenia v5, DD v1 Urządzenie działające w trybie HART 7: wersja urządzenia v6, DD v1 W celu sprawdzenia, czy konieczne jest uaktualnienie oprogramowania, należy wykonać poniższe czynności. Patrz ilustracja Podłączyć czujnik (patrz schemat połączeń znajdujący się wewnątrz pokrywy obudowy przetwornika). 2. Podłączyć zasilanie do zacisków zasilania ( + lub ). 3
4 Skrócona instrukcja 3. Podłączyć komunikator polowy w pętli do zacisków rezystora lub zacisków zasilania/sygnałowych w przetworniku. 4. Jeśli komunikator posiada poprzednią wersję opisów urządzenia (zbiorów DD), to pojawi się następujący komunikat: NOTICE: Upgrade the communicator software to access new XMTR functions (UWAGA: Aby uzyskać dostęp do nowych funkcji przetwornika, należy uaktualnić oprogramowanie komunikatora.). Continue with old description? (Czy kontynuować z opisami w starszych wersjach?) Uwaga: Jeśli ten komunikat nie pojawi się, oznacza to, że komunikator posiada najnowszą wersję opisów urządzenia DD. Jeśli najnowsza wersja opisów jest niedostępna, komunikator będzie działał prawidłowo, ale niektóre nowe funkcje mogą być niedostępne. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy uaktualnić wersje opisów DD lub odpowiedzieć na wcześniejsze pytanie NO (NIE) i korzystać tylko z podstawowych funkcji przetwornika. Ilustracja 1. Podłączenie komunikatora do pętli w warunkach warsztatowych. Zaciski zasilania/sygnałowe 250 R L 1100 Zasilacz Zmiana wersji protokołu HART Jeśli narzędzie komunikacyjne HART nie jest w stanie nawiązać komunikacji z wykorzystaniem protokołu HART wersja 7, przetwornik 3144P załaduje menu ogólne o ograniczonej funkcjonalności. Poniższa procedura opisuje zmianę wersji protokołu HART: 1. Manual Setup > Device Information > Identification > Message (konfiguracja ręczna > informacje o urządzeniu > identyfikacja > komunikat) a. W celu zmiany na wersję HART 5 wprowadzić: HART5 w polu Message (Komunikat). b. W celu zmiany na wersję HART 7 wprowadzić: HART7 w polu Message (komunikat). 4
5 Skrócona instrukcja uruchomienia Funkcja Skrót klawiszowy HART 5 Skrót klawiszowy HART 7 Alarm niestabilności czujnika 2, 2, 4, 2 2, 2, 4, 2 Blokada HART 2, 2, 9, 2 Data 2, 2, 7, 1, 2 2, 2, 7, 1, 3 Detekcja uszkodzonego czujnika 2, 2, 7, 5, 2 2, 2, 7, 5, 2 Diagnostyka czujnika termoelektrycznego 2, 1, 7, 1 2, 1, 7, 1 Długie oznaczenie projektowe 2, 2, 7, 2 Filtr 50/60 Hz 2, 2, 7, 5, 1 2, 2, 7, 5, 1 Informacje o urządzeniu 2, 2, 7, 1 2, 2, 7, 1 Jednostki dla czujnika 1 2, 2, 1, 4 2, 2, 1, 5 Jednostki dla czujnika 2 2, 2, 2, 4 2, 2, 2, 5 Jednostki temperatury zacisków 2, 2, 7, 3 2, 2, 7, 3 Kalibracja wyjścia analogowego 3, 4, 5 3, 4, 5 Komunikat 2, 2, 7, 1, 4 2, 2, 7, 1, 5 Konfiguracja czujnika 1 2, 2, 1 2, 2, 2 Konfiguracja czujnika 1 2, 2, 1 2, 2, 1 Konfiguracja czujnika 2 2, 2, 2 2, 2, 2 Konfiguracja czujnika 2 2, 2, 2 2, 2, 2 Konfiguracja dodatkowych komunikatów 2, 2, 8, 4, 7 Konfiguracja funkcji Hot Backup 2, 2, 4, 1, 3 2, 2, 4, 1, 3 Konfiguracja funkcji pierwszej dobrej temperatury 2, 2, 3, 2 2, 2, 3, 2 Konfiguracja różnicy temperatur 2, 2, 3, 1 2, 2, 3, 1 Konfiguracja temperatury średniej 2, 2, 3, 3 2, 2, 3, 3 LRV (dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego) 2, 2, 5, 5, 3 2, 2, 5, 5, 3 Numer seryjny czujnika 1 2, 2, 1, 7 2, 2, 1, 8 Numer seryjny czujnika 2 2, 2, 2, 7 2, 2, 2, 8 Opis 2, 2, 7, 1, 3 2, 2, 7, 1, 4 Oznaczenie technologiczne 2, 2, 7, 1, 1 2, 2, 7, 1, 1 Procent zakresu pomiarowego 2, 2, 5, 4 2, 2, 5, 4 5
6 Skrócona instrukcja Funkcja Skrót klawiszowy HART 5 Skrót klawiszowy HART 7 Przesunięcie poziomu stałego dla 2-przewodowego czujnika 1 Przesunięcie poziomu stałego dla 2-przewodowego czujnika 2 2, 2, 1, 5 2, 2, 1, 6 2, 2, 2, 5 2, 2, 2, 6 Przypisanie zmiennych 2, 2, 8, 5 2, 2, 8, 5 Reakcja przetwornika na rozwarcie czujnika Śledzenie wartości maksymalnej iminimalnej 2, 2, 7, 4 2, 2, 7, 4 2, 1, 7, 2 2, 1, 7, 2 Stan czujnika 1 2, 2, 1, 2 Status blokady 1, 11, 3, 7 Status czujnika 2 2, 2, 2, 2 Status komunikacji 1, 2 Symulacja zmiennych urządzenia 3, 5, 2 Test pętli 3, 5, 1 3, 5, 1 Tryb nadawania 2, 2, 8, 4 Typ czujnika 1 2, 2, 1, 2 2, 2, 1, 3 Typ czujnika 2 2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 3 URV (górna wartość graniczna zakresu pomiarowego) 2, 2, 5, 5, 2 2, 2, 5, 5, 2 Wartości alarmowe 2, 2, 5, 6 2, 2, 5, 6 Wersja oprogramowania 1, 8, 2, 4 1, 11, 2, 4 Wersja sprzętowa 1, 8, 2, 3 1, 11, 2, 3 Wyjście analogowe 2, 2, 5 2, 2, 5 Znajdowanie urządzenia 3, 4, 6, 2 Krok 3: Ustawienie przełączników Zmiana wersji protokołu HART 6 Przetwornik 3144P jest wyposażony w przełączniki sprzętowe do konfiguracji poziomu alarmowego i blokady przetwornika. W celu zmiany ustawienia przełączników należy wykonać poniższą procedurę: Bez wyświetlacza LCD 1. Przełączyć sterowanie urządzeń pracujących w pętli na sterowanie ręczne (jeśli są) i odłączyć zasilanie. 2. Zdjąć pokrywę obudowy części elektronicznej.
7 Skrócona instrukcja uruchomienia 3. Ustawić przełączniki wyboru poziomu alarmowego i zabezpieczenia w żądanej pozycji. Założyć pokrywę obudowy. 4. Podłączyć zasilanie i przełączyć sterowanie urządzeń pracujących w pętli na sterowanie automatyczne. Z wyświetlaczem LCD 1. Przełączyć sterowanie urządzeń pracujących w pętli na sterowanie ręczne (jeśli są) i odłączyć zasilanie. 2. Zdjąć pokrywę obudowy części elektronicznej. 3. Odkręcić śruby mocujące wyświetlacz LCD i wyjąć wyświetlacz. 4. Ustawić przełączniki wyboru poziomu alarmowego i zabezpieczenia w żądanej pozycji. 5. Założyć wyświetlacz LCD i pokrywę części elektronicznej (ustawić wyświetlacz LCD w żądanej pozycji możliwość obrotu co 90 stopni). 6. Podłączyć zasilanie i przełączyć sterowanie urządzeń pracujących w pętli na sterowanie automatyczne. Krok 4: Montaż przetwornika Przetwornik należy zainstalować w wysokim punkcie biegu osłony rurowej, aby uniemożliwić przedostanie się wody do wnętrza obudowy przetwornika. Typowa instalacja polowa 1. Umocować osłonę do ściany zbiornika. Zainstalować i dokręcić osłony. Sprawdzić szczelność połączeń. 2. Zainstalować wszystkie konieczne złączki i przedłużenia. Gwinty uszczelnić atestowanym środkiem uszczelniającym, jak np. silikon lub taśma PTFE (jeśli jest to wymagane). 3. Wkręcić czujnik w osłonę lub bezpośrednio w przyłącze procesowe (w zależności od wymagań instalacji). 4. Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. 5. Zainstalować przetwornik na zespole osłona/czujnik. Wszystkie gwinty uszczelnić atestowanym środkiem uszczelniającym, jak np. silikon lub taśma PTFE (jeśli jest to wymagane). 6. Zainstalować dławik kablowy w przepuście kablowym przetwornika (przy montażu zdalnym) i przełożyć kable do wnętrza obudowy przetwornika. 7. Okablowanie polowe doprowadzić do strony przyłączy obudowy przetwornika. 8. Przewody czujnika podłączyć do listwy zaciskowej przetwornika (schemat podłączeń znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywy przetwornika). 9. Założyć i dokręcić obie pokrywy przetwornika. 7
8 Skrócona instrukcja A B C A = Osłona B = Przedłużenie (złączka wkrętna) C = Złączka wkrętna lub złączka D = Przepust do okablowania polowego (zasilanie dc) E = Długość przedłużenia E D Typowa instalacja zdalna 1. Umocować osłonę do ściany zbiornika. Zainstalować i dokręcić osłony. Sprawdzić szczelność połączeń. 2. Umocować główkę przyłączeniową do osłony. 3. Włożyć czujnik do osłony i podłączyć go do główki przyłączeniowej (schemat połączeń znajduje się wewnątrz główki przyłączeniowej). 4. Zamontować przetwornik na wsporniku o średnicy 50 mm (2 cale) lub w panelu przy wykorzystaniu obejmy montażowej (poniżej pokazano obejmę B4). 5. Umocować dławiki kablowe do kabla ekranowanego biegnącego z główki przyłączeniowej do przepustu przetwornika. 6. Poprowadzić kabel ekranowany do sterowni systemu przez przepust z przeciwnej strony obudowy przetwornika. 7. Przeprowadzić przewody kabla ekranowanego przez przepusty kablowe wgłówce przyłączeniowej i przetworniku. Podłączyć i dokręcić dławiki kablowe. 8. Podłączyć przewody kabla ekranowanego do listwy zaciskowej w główce przyłączeniowej (wewnątrz główki przyłączeniowej) i do listwy zaciskowej do podłączenia przewodów czujnika (wewnątrz obudowy czujnika). A D B E A = Dławik kablowy B = Kabel ekranowany z czujnika do przetwornika C = Kabel ekranowany z przetwornika do sterowni D = Wspornik 50mm (2 cale) E = Obejma montażowa B4 C 8
9 Skrócona instrukcja uruchomienia Krok 5: Okablowanie i włączenie zasilania Okablowanie przetwornika Schemat połączeń elektrycznych znajduje się na wewnętrznej stronie pokrywy komory zacisków. Patrz 3144P z pojedynczym czujnikiem poniżej. 3144P z pojedynczym czujnikiem 2-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy 3- przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy** 4-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy Czujnik termoelektryczny i sygnał miliwoltowy Czujnik rezystancyjny zpętlą kompensacyjną* * Przetwornik musi być skonfigurowany jak dla czujnika 3-przewodowego, co umożliwia rozpoznanie czujnika rezystancyjnego z pętlą kompensacyjną. ** Firma Rosemount stosuje tylko czujniki 4-przewodowe w przypadku czujników rezystancyjnych jednoelementowych. Możliwe jest wykorzystanie tych czujników w konfiguracji 3-przewodowej, nie podłączając jednego z przewodów i izolując go taśmą izolacyjną. 3144P z podwójnym czujnikiem T/Hot Backup/ Dwa czujniki rezystancyjne* T/Hot Backup/ Dwa czujniki termoelektryczne* T/Hot Backup/wa czujniki; rezystancyjny i termoelektryczny* T/Hot Backup/ Dwa czujniki; rezystancyjny i termoelektryczny* T/Hot Backup/ Dwa czujniki rezystancyjne zpętlą kompensacyjną* * Firma Rosemount stosuje tylko czujniki 4-przewodowe w przypadku czujników rezystancyjnych jednoelementowych. Możliwe jest wykorzystanie tych czujników w konfiguracji 3-przewodowej, nie podłączając jednego z przewodów i izolując go taśmą izolacyjną. Włączenie zasilania przetwornika Do zasilania przetwornika potrzebny jest zewnętrzny zasilacz. Zaciski czujnika (1 5) + Test Uziemienie 1. Zdjąć pokrywę komory zacisków. 2. Przewód od dodatniego zacisku zasilacza podłączyć do zacisku oznaczonego Przewód od ujemnego zacisku zasilacza podłączyć do zacisku oznaczonego -. 9
10 Skrócona instrukcja 4. Dokręcić śruby zacisków. 5. Założyć i dokręcić pokrywę. 6. Włączyć zasilanie. Ograniczenia obciążenia Napięcie na zaciskach zasilania przetwornika musi zawierać się w przedziale od 12 do 42,4 V dc (dopuszczalne napięcie wynosi 42,4 V dc). Aby uniknąć uszkodzenia przetwornika, nie można dopuścić do spadku napięcia poniżej 12,0 V dc podczas zmiany parametrów konfiguracyjnych. Maksymalne obciążenie = 40,8 X (Napięcie zasilania 12,0) 1 Obciążenie (omy) ma dc 1. Bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (opcja). Zakres roboczy dla sygnałów HART i analogowego Zakres roboczy tylko dla sygnału analogowego 10 18, ,4 12,0 min. Napięcie zasilania (Vdc) Uziemienie przetwornika Podłączenie nieuziemionego czujnika termoelektrycznego, sygnału miliwoltowego, czujnika rezystancyjnego lub sygnału omowego Każda instalacja procesowa wymaga innego sposobu uziemienia. Uziemienie należy wykonać zgodnie z zaleceniami dla konkretnego typu czujnika lub spróbować uziemić zgodnie z przedstawionymi niżej możliwościami, rozpoczynając od opcji 1 (najczęściej stosowana). Opcja 1 (zalecana do nieuziemionej obudowy przetwornika): 1. Połączyć ekran okablowania sygnałowego z ekranem okablowania czujnika. 2. Sprawdzić, czy ekrany zostały połączone i elektrycznie odizolowane od obudowy przetwornika. 10
11 Skrócona instrukcja uruchomienia 3. Ekran okablowania uziemić tylko od strony zasilacza. Sprawdzić, czy ekran czujnika jest elektrycznie odizolowany od innych uziemionych urządzeń. Przetwornik Obudowa zdalnego czujnika: Czujnik Punkt uziemienia ekranu Opcja 2 (zalecana do uziemionej obudowy przetwornika): 1. Podłączyć ekran kabla czujnika do obudowy przetwornika (tylko jeśli obudowa jest uziemiona). 2. Sprawdzić, czy ekran czujnika jest elektrycznie odizolowany od innych potencjalnie uziemionych urządzeń. 3. Ekran okablowania sygnałowego uziemić od strony zasilacza. Obudowa zdalnego czujnika: Przetwornik Czujnik Punkt uziemienia ekranu Opcja 3: 1. Ekran okablowania czujnika uziemić od strony czujnika, jeśli to możliwe. 2. Upewnić się, że ekrany kabli czujnika i sygnałowego są elektrycznie odizolowane od obudowy przetwornika i innych urządzeń, które mogą być uziemione. 3. Ekran okablowania sygnałowego uziemić od strony zasilacza. Przetwornik Czujnik Punkt uziemienia ekranu Podłączenie uziemionego czujnika termoelektrycznego 1. Ekran okablowania czujnika uziemić od strony czujnika. 2. Upewnić się, że ekrany kabli czujnika i sygnałowego są elektrycznie odizolowane od obudowy przetwornika i innych urządzeń, które mogą być uziemione. 11
12 Skrócona instrukcja 3. Ekran okablowania sygnałowego uziemić od strony zasilacza. Przetwornik Pętla 4-20 ma Przewody czujnika Punkt uziemienia ekranu Krok 6: Test pętli Loop Test (test pętli) sprawdza wyjście przetwornika, integralność pętli oraz działanie innych urządzeń pracujących w pętli sygnałowej. Interfejs zmodyfikowany wersja przetwornika 5 i 6, opisy urządzeń DD v1 Inicjalizacja testu pętli 1. Podłączyć miliamperomierz w pętli prądowej przetwornika szeregowo z przetwornikiem (tak, by przez oba urządzenia płynął ten sam prąd). 2. Z ekranu Home, wybrać 3 Service Tools (narzędzia serwisowe), 5 Simulate (symulacja), 1 Perform Loop Test (wykonanie testu pętli). Komunikator wyświetli menu testu pętli. 3. Wybrać poziom sygnału wyjściowego, który ma wygenerować przetwornik. Z menu Choose Analog Output (wybierz sygnał analogowy) wybrać 1 4mA, 2 20mA lub wybrać 4 Other (inny) aby dowolnie wybrać sygnał z zakresu od 4 do 20 ma. Wybrać Enter w celu wyświetlenia sygnału wyjściowego. Wybrać OK. 4. W teście pętli porównać sygnał wyjściowy z przetwornika w ma z wartością natężenia prądu wskazywaną przez komunikator HART. Jeśli odczyt jest inny, to albo układy wyjściowe przetwornika wymagają kalibracji cyfrowej, albo miernik jest niesprawny. 5. Po zakończeniu testu, wyświetlacz powraca do ekranu testu pętli, co umożliwia wybór innej wartości sygnału wyjściowego. W celu zakończenia testu pętli należy wybrać Loop Test (test pętli), Select End (koniec testu) i Enter. Inicjalizacja symulacji alarmu 1. Z ekranu Home wybrać 3 Service Tools (narzędzia serwisowe), 5 Simulate (symulacja), 1 Perform Loop Test (wykonanie testu pętli), 3 Simulate Alarm (symulacja alarmu). 2. Przetwornik wygeneruje prądowy sygnał alarmowy zgodnie z konfiguracją i ustawieniem przełącznika. 3. Wybrać 5 End (koniec) w celu powrotu do normalnej pracy przetwornika. 12
13 Skrócona instrukcja uruchomienia Systemy bezpieczeństwa SIS Atestowane instalacje systemów bezpieczeństwa przedstawiono w instrukcji obsługi przetworników Rosemount 3144P (numer dokumentu ). Instrukcja obsługi dostępna jest w Internecie na stronie lub w firmie Emerson Process Management. 13
14 Skrócona instrukcja Atesty urządzenia Informacje o dyrektywach europejskich Kopia Deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej skróconej instrukcji uruchomieniowej. Najnowszą wersję deklaracji zgodności WE można znaleźć na stronie Certyfikaty do pracy w obszarze bezpiecznym wydawane przez producenta Przetworniki są standardowo badane i testowane w celu sprawdzenia ich zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi ipożarowymi. Badania prowadzone są w laboratorium akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Ameryka Północna E5 Atest przeciwwybuchowości, niezapalności pyłów i niezapalności Certyfikat numer: Wykorzystane normy: FM Class 3600: 1998, FM Class 3611: 2004, FM Class 3615: 1989, FM Class 3810: 2005, NEMA-250: 1991; ANSI/ISA : 2009, ANSI/NEMA : 2009 Oznaczenia: Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C, D; T5 (-50 C T otoczenia +85 C); niezapalność pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F, G; T5 (-50 C T otoczenia +75 C); T6 (-50 C T otoczenia +60 C); jeśli zainstalowano zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount ; niezapalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C, D; T5 (-60 C T otoczenia +75 C); T6 (-60 C T otoczenia +50 C); jeśli zainstalowano zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount , ; 14 I5 I6 Atest iskrobezpieczeństwa i niezapalności Certyfikat numer: Wykorzystane normy: FM Class 3600: 1998, FM Class 3610: 2010, FM Class 3611: 2004, FM Class 3810: 2005, NEMA-250: 1991, ANSI/ISA : 2009, ANSI/ISA : 2009 Oznaczenia: Iskrobezpieczeństwo w klasie I / II / III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F, G; T4 (-60 C T otoczenia +60 C); iskrobezpieczeństwo [Entity] w klasie I, strefa 0, AEx ia IIC T4 (-60 C T otoczenia +60 C); niezapalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C, D; T5 (-60 C T otoczenia +75 C); T6 (-60 C T otoczenia +50 C); jeśli zainstalowano zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount , ; Atest iskrobezpieczeństwa i strefy 2 CSA Certyfikat numer: Wykorzystane normy: CAN/CSA C22.2 No. 0-M91 (R2001), CAN/CSA-C22.2 No. 94-M91, CSA Std C22.2 No. 142-M1987, CAN/CSA-C22.2 No , CSA Std C22.2 No. 213-M1987; Oznaczenia:Iskrobezpieczeństwo w klasie I, grupy A, B, C i D; w klasie II, grupy E, F i G; w klasie III; Iskrobezpieczeństwo w klasie I strefa 0 grupa IIC; T4 (-50 C T otoczenia +60 C); Typ 4X;
15 Skrócona instrukcja uruchomienia Przeznaczony do klasy I, strefa 2, grupy A, B, C, D; Przeznaczony do klasy I strefa 2 grupa IIC; T6 (-60 C T otoczenia +60 C); T5 (-60 C T otoczenia +85 C); jeśli zainstalowano zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount ; K6 Atesty przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i strefy 2 CSA Certyfikat numer: Wykorzystane normy: CAN/CSA C22.2 No. 0-M91 (R2001), CSA Std C22.2 No. 30-M1986; CAN/CSA-C22.2 No. 94-M91, CSA Std C22.2 No. 142-M1987, CAN/CSA-C22.2 No , CSA Std C22.2 No. 213-M1987; Oznaczenia: Przeciwwybuchowość w klasie I, grupy A, B, C i D; w klasie II, grupy E, F i G; w klasie III; Przeznaczony do klasy I strefa 1 grupa IIC; Iskrobezpieczeństwo w klasie I, grupy A, B, C, D; w klasie II, grupy E, F i G; w klasie III; Przeznaczony do klasy I strefa 0 grupa IIC; T4 (-50 C T otoczenia +60 C); Typ 4X; Przeznaczony do klasy I, strefa 2, grupy A, B, C, D; Przeznaczony do klasy I strefa 2 grupa IIC; T6 (-60 C T otoczenia +60 C); T5 (-60 C T otoczenia +85 C); jeśli zainstalowano zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount ; Europa E1 Atest ognioszczelności ATEX Certyfikat numer: FM12ATEX0065X Wykorzystane normy: EN : 2012, EN : 2007, EN 60529:1991 +A1:2000 Oznaczenia: II 2 G Ex d IIC T6 T1 Gb, T6 (-50 C T otoczenia +40 C), T5 T1 (-50 C T otoczenia +60 C); Patrz tabela 1 pod koniec rozdziału dotyczącego atestów urządzenia, gdzie podano temperatury procesowe Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Dopuszczalne temperatury otoczenia znajdują się w certyfikacie. 2. Niemetaliczna naklejka może gromadzić ładunki elektrostatyczne i stać się źródłem zapłonu w środowisku oznaczonym jako grupa III. 3. Chronić pokrywę wyświetlacza LCD przed uderzeniami o energii większej niż 4 J. 4. Informacje o wymiarach połączeń ognioszczelnych można uzyskać u producenta. I1 Atest iskrobezpieczeństwa ATEX Certyfikat numer: BAS01ATEX1431X; Wykorzystane normy: EN : 2012; EN :2012; Oznaczenia: II 1 G Ex ia IIC T5/T6 Ga; T6 (-60 C T otoczenia +50 C), T5 (-60 C T otoczenia +75 C); Patrz tabela 2 pod koniec rozdziału dotyczącego atestów urządzenia, gdzie podano parametry dopuszczalne 15
16 Skrócona instrukcja Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, to nie przechodzi testu izolacji dla napięcia 500V. Fakt ten należy uwzględnić podczas instalowania. 2. Obudowa może być wykonana ze stopu aluminium i pokryta zabezpieczającą farbą poliuretanową; jednakże należy chronić ja przed uderzeniami i abrazją, jeśli znajduje się w strefie 0. N1 Atest ATEX niezapalności typu n Certyfikat numer: BAS01ATEX3432X Normy: EN :2012, EN :2010 Oznaczenia: II 3 G Ex na IIC T5/T6 Gc; T6 (-40 C T otoczenia +50 C), T5 (-40 C T otoczenia +75 C); Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Gdy zainstalowany jest opcjonalny blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla napięcia 500 V, zdefiniowanego w artykule normy IEC : Fakt ten należy uwzględnić podczas instalowania. ND Atest niezapalności pyłów ATEX Certyfikat numer: FM12ATEX0065X Wykorzystane normy: EN : 2012, EN : 2009, EN 60529:1991 +A1:2000 Oznaczenia: II 2 D Ex tb IIIC T130 C Db, (-40 C T otoczenia +70 C); IP66 Patrz tabela 1 koniec rozdziału dotyczącego atestów urządzenia, gdzie podano temperatury procesowe Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Dopuszczalne temperatury otoczenia znajdują się w certyfikacie. 2. Niemetaliczna naklejka może gromadzić ładunki elektrostatyczne i stać się źródłem zapłonu w środowisku oznaczonym jako grupa III. 3. Chronić pokrywę wyświetlacza LCD przed uderzeniami o energii większej niż 4 J. 4. Informacje o wymiarach połączeń ognioszczelnych można uzyskać u producenta. Międzynarodowe E7 Atest ognioszczelności IECEx Certyfikat numer: IECEx FMG X Wykorzystane normy: IEC :2011, IEC : , IEC :2008 Oznaczenia: Ex d IIC T6 T1 Gb, T6 (-50 C T otoczenia +40 C), T5 T1 (-50 C T otoczenia +60 C); Ex tb IIIC T130 C Db, (-40 C T otoczenia +70 C); IP66; Patrz tabela 1 pod koniec rozdziału dotyczącego atestów urządzenia, gdzie podano temperatury procesowe 16
17 Skrócona instrukcja uruchomienia Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Dopuszczalne temperatury otoczenia podano w certyfikacie. 2. Niemetaliczna naklejka może gromadzić ładunki elektrostatyczne i stać się źródłem zapłonu w środowisku oznaczonym jako grupa III. 3. Chronić pokrywę wyświetlacza LCD przed uderzeniami o energii większej niż 4 J. 4. Informacje o wymiarach połączeń ognioszczelnych można uzyskać u producenta. I7 Atest iskrobezpieczeństwa IECEx Certyfikat numer: IECEx BAS X Wykorzystane normy: IEC : 2011; IEC : 2011; Oznaczenia: Ex ia IIC T5/T6 Ga; T6 (-60 C T otoczenia +50 C), T5 (-60 C T otoczenia +75 C); Patrz tabela 2 na końcu rozdziału dotyczącego atestów urządzenia, gdzie podano parametry dopuszczalne Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Gdy zainstalowany jest opcjonalny blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla napięcia 500 V, zdefiniowanego w artykule normy IEC : Fakt ten należy uwzględnić podczas instalowania. 2. Obudowa może być wykonana ze stopu aluminium i pokryta zabezpieczającą farbą poliuretanową; jednakże należy chronić ja przed uderzeniami i abrazją, jeśli znajduje się w strefie 0. N7 Atest IECEx niezapalności typu n Certyfikat numer: IECEx BAS X Wykorzystane normy: IEC :2011, IEC :2010 Oznaczenia: Ex na IIC T5/T6 Gc; T6 (-40 C T otoczenia +50 C), T5 (-40 C T otoczenia +75 C); Brazylia E2 Atest ognioszczelności INMETRO Certyfikat numer: CEPEL X Wykorzystane normy: ABNT NBR IEC :2008, ABNT NBR IEC :2009, ABNT NBR IEC :2008, ABNT NBR IEC 60529:2009 Oznaczenia: Ex d IIC T* Gb; T6 (-40 C T otoczenia +65 C), T5 (-40 C T otoczenia +80 C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Dławiki kablowe lub osłony kablowe muszą posiadać certyfikat ognioszczelności ibyć przeznaczone do pracy w warunkach procesowych. 2. Dla temperatur otoczenia powyżej 60 C kable muszą mieć izolację przeznaczoną do pracy w temperaturze co najmniej 90 C, co daje zgodność z zakresem temperatur pracy urządzenia. 3. Jeśli przepust elektryczny łączy się z osłoną kablową, to wymagane urządzenie uszczelniające musi być zainstalowane bezpośrednio przy obudowie. 17
18 Skrócona instrukcja I2 Atest iskrobezpieczeństwa INMETRO Certyfikat numer: CEPEL X Wykorzystane normy: ABNT NBR IEC :2008, ABNT NBR IEC :2009, ABNT NBR IEC :2008, ABNT NBR IEC60529:2009 Oznaczenia: Ex ia IIC T* Ga; T6 (-60 C Totoczenia +50 C), T5 (-60 C T otoczenia +75 C), T4 (-60 C T otoczenia +60 C); IP66 (obudowy aluminiowe), IP66W (obudowy ze stali nierdzewnej) Patrz tabela 2 na końcu rozdziału dotyczącego atestów urządzenia, gdzie podano parametry dopuszczalne Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Obudowa urządzenia może być wykonana z metali lekkich. Urządzenie musi być zainstalowane w ten sposób, aby zmniejszyć ryzyko uderzenia lub kontaktu z innymi powierzchniami metalowymi. 2. Możliwe jest zainstalowanie opcjonalnego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, wówczas urządzenie nie przechodzi testu 500 V. Chiny E3 Atest ognioszczelności Certyfikat numer: GYJ X Wykorzystane normy: GB , GB Oznaczenia: Ex d IIC T5/T6 Gb Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Symbol X jest używany do oznaczenia specjalnych warunków stosowania: Informacje o wymiarach połączeń ognioszczelnych można uzyskać u producenta. Informacje na ten temat powinny być zawarte w instrukcji obsługi. 2. Zależność pomiędzy klasą temperaturową T i zakresem temperatur otoczenia jest następująca: Klasa temperaturowa T6 T5 Temperatura otoczenia -40 C T otoczenia +70 C) -40 C T otoczenia +80 C) 3. Połączenie uziemienia w obudowie powinno być wykonane w staranny sposób. 4. Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie występuje mieszanina gazów grożąca uszkodzeniem obudowy ognioszczelnej. 5. Podczas instalacji w obszarze zagrożonym. Stosować dławiki kablowe, osłony kablowe i zaślepki posiadające atesty krajowych jednostek notyfikacyjnych, spełniające wymagania ochrony Ex d IIC Gb. 6. Podczas instalacji, użytkowania i konserwacji w atmosferach wybuchowych stosować się do ostrzeżenia Nie otwierać przy włączonym zasilaniu elektrycznym. 7. Użytkownik nie może wymieniać jakichkolwiek elementów wewnętrznych. W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia należy skontaktować się z producentem. 8. Podczas instalacji, pracy i konserwacji przetwornika należy stosować się do następujących norm. 18
19 Skrócona instrukcja uruchomienia GB Urządzenia elektryczne przeznaczone do atmosfer gazów wybuchowych, część 13: Naprawa i przegląd urządzeń działających w środowiskach gazów wybuchowych GB Urządzenia elektryczne przeznaczone do atmosfer gazów wybuchowych, część 15: Instalacje elektryczne w obszarach niebezpiecznych (innych niż kopalnie) GB Urządzenia elektryczne przeznaczone do atmosfer gazów wybuchowych, część 16: Badania i konserwacja instalacji elektrycznych (innych niż kopalnie) GB Normy konstrukcji i odbioru urządzenia elektrycznego przeznaczonego do pracy w atmosferach wybuchowych oraz projektowanie instalacji urządzeń elektrycznych do pracy w obszarach zagrożenia pożarem I3 Iskrobezpieczeństwo zgodne z normami chińskimi Certyfikat numer: GYJ X Wykorzystane normy: GB , GB Oznaczenia: Ex ia IIC T4/T5/T6 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Symbol X jest używany do oznaczenia specjalnych warunków stosowania: a. Obudowa może zawierać metal lekki, dlatego należy zachować ostrożność i unikać zagrożenia zapłonem w wyniku uderzenia lub tarcia w przypadku eksploatacji w strefie 0. b. Gdy zainstalowany jest opcjonalny blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla napięcia 500V r.m.s., zdefiniowanego w artykule normy GB Zależność pomiędzy klasą temperaturową T i zakresem temperatur otoczenia jest następująca: Klasa temperaturowa T6 T5 Temperatura otoczenia -60 C T otoczenia +50 C) -60 C T otoczenia +70 C) 3. Parametry: Zaciski zasilania/pętli (+ i -) Maksymalne napięcie wejściowe: U i (V) Maksymalne prąd wejściowy: l i (ma) Zaciski czujnika (1 do 5) Maksymalna moc wejściowa: P i (W) Maksymalne parametry wewnętrzne: C i (nf) L i (mh) Maksymalne napięcie wejściowe: U o (V) Maksymalny prąd wejściowy: I o (ma) Maksymalna moc wejściowa: P o (W) Maksymalne parametry wewnętrzne: C i (nf) L i (mh) 13,6 56 0,
20 Skrócona instrukcja Obciążenie podłączone do zacisków czujnika (1 do 5) Maksymalne parametry zewnętrzne Grupa C o (mf) L o (mh) IIC 0,74 11,7 IIB 5,12 44 IIA 18,52 94 Przetworniki temperatury spełniają wymagania dla urządzeń polowych FISCO zawarte w normie GB Parametry FISCO są następujące: Maksymalne napięcie wejściowe: U i (V) Maksymalny prąd wejściowy: I i (ma) Maksymalna moc wejściowa: P i (W) 4. Urządzenie może współpracować z urządzeniami posiadającymi certyfikaty Ex dla stworzenia systemu przeciwwybuchowego, który może być wykorzystywany w atmosferach gazowych wybuchowych. Okablowanie i podłączenia zacisków muszą być zgodne z instrukcją obsługi przetwornika i podłączonego urządzenia. 5. Kable łączące ten produkt z urządzeniem muszą być kablami ekranowanymi (kable muszą mieć izolowany ekran). Kabel ekranowany musi być właściwie uziemiony w obszarze bezpiecznym. 6. Użytkownik nie może wymieniać jakichkolwiek elementów wewnętrznych. W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia należy skontaktować się z producentem. 7. Podczas instalacji, pracy i konserwacji przetwornika należy stosować się do następujących norm: GB Urządzenia elektryczne przeznaczone do atmosfer gazów wybuchowych, część 13: Naprawa i przegląd urządzeń działających w środowiskach gazów wybuchowych GB Urządzenia elektryczne przeznaczone do atmosfer gazów wybuchowych, część 15: Instalacje elektryczne w obszarach niebezpiecznych (innych niż kopalnie) GB Urządzenia elektryczne przeznaczone do atmosfer gazów wybuchowych, część 16: Badania i konserwacja instalacji elektrycznych (innych niż kopalnie) GB Normy konstrukcji i odbioru urządzenia elektrycznego przeznaczonego do pracy w atmosferach wybuchowych oraz projektowanie instalacji urządzeń elektrycznych do pracy w obszarach zagrożenia pożarem Japonia E4 Atest ognioszczelności TIIS Certyfikat numer: TC16120, TC16121 Oznaczenia: Ex d IIB T6 (-20 C T otoczenia +55 C) Maksymalne parametry wewnętrzne: C i (nf) L i (mh) 17, ,32 2,1 0 Certyfikat numer: TC16127, TC16128, TC16129, TC16130 Oznaczenia: Ex d IIB T4 (-20 C T otoczenia +55 C) 20
00825-0214-4728, wersja DB Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem 4 20 ma HART (wersja 5 i 7) Uwaga Przed instalacją przetwornika należy sprawdzić, czy systemy nadrzędne zawierają właściwą
Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BA Grudzień Moduły zasilania SmartPower
00825-0114-4701, wersja BA Moduły zasilania SmartPower UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o modułach zasilania SmartPower. Nie zawiera ona szczegółowych instrukcji konfiguracji, diagnostyki,
Bezprzewodowy przekaźnik sygnałów THUM
Skrócona instrukcja instalacji Bezprzewodowy przekaźnik Bezprzewodowy przekaźnik Start Komunikacja bezprzewodowa Konfiguracja warsztatowa Krok 1: Instalacja mechaniczna Krok 2: Weryfikacja działania Dane
Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 z komunikacją cyfrową PROFIBUS PA
Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 2051 Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 z komunikacją cyfrową PROFIBUS PA Przetwornik ciśnienia przepływomierza Rosemount 2051CF z komunikacją cyfrową PROFIBUS
Skrócona instrukcja instalacji Czerwiec 2010 Rosemount 644 Przetworniki temperatury Rosemount modele 644H i 644R Start Krok 1: Konfiguracja (kalibracja warsztatowa) Krok 2: Ustawianie przełącznika trybu
Przetwornik Rosemount 3051S ERS z elektronicznymi oddzielaczami membranowymi z protokołem HART
Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4804, wersja BA Przetwornik Rosemount 3051S ERS z elektronicznymi oddzielaczami membranowymi z protokołem HART Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Niniejsza
Przetworniki temperatury Rosemount 644H z protokołem FOUNDATION Fieldbus
Skrócona instrukcja instalacji Lipiec 2010 Rosemount 644 Przetworniki temperatury Rosemount 644H z protokołem FOUNDATION Fieldbus Start Krok 1: Montaż przetwornika Krok 2: Podłączenie i włączenie zasilania
Skrócona instrukcja instalacji Lipiec 2009 Rosemount 1151 Analogowy przetwornik ciśnienia Rosemount 1151 Produktwycofanyzprodukcji Start Krok 1: Montaż przetwornika Krok 2: Obrót obudowy Krok 3: Podłączanie
Przetworniki ciśnienia Rosemount z serii 3051S zprotokołem HART. Przetworniki przepływomierzy Rosemount z serii 3051SF z protokołem HART
Skrócona instrukcja instalacji Rosemount z serii 3051S Przetworniki ciśnienia Rosemount z serii 3051S zprotokołem HART Przetworniki przepływomierzy Rosemount z serii 3051SF z protokołem HART Start Krok
Wielofunkcyjny przetwornik Rosemount 4088B MultiVariable z protokołami BSAP/MVS
Wielofunkcyjny przetwornik Rosemount 4088B MultiVariable z protokołami BSAP/MVS Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0214-4088, wersja BA Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Skrócona instrukcja instalacji
Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0214-4802, wersja GA Przetwornik ciśnienia Rosemount z serii 3051S i przepływomierz Rosemount z serii 3051SF z protokołem WirelessHART Skrócona instrukcja uruchomienia
Bezprzewodowy przetwornik wejść dyskretnych Rosemount 702
Sierpień 2009 Rosemount 702 Bezprzewodowy przetwornik wejść dyskretnych Rosemount 702 Start Krok 1: Instalacja mechaniczna Krok 2: Weryfikacja działania Krok 3: Dane techniczne Atesty produktu Deklaracja
Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 zprotokołem HART 4 20 ma i o małym poborze mocy 1 5 Vdc HART. Początek
Skrócona instrukcja instalacji Czerwiec 2010 Rosemount 2051 Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 zprotokołem HART 4 20 ma i o małym poborze mocy 1 5 Vdc HART Przetwornik przepływomierzy Rosemount 2051CF
Kryza kondycjonująca Rosemount Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja DC Lipiec 2014
Kryza kondycjonująca Rosemount 1595 00825-0114-4828, wersja DC UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o kryzach kondycjonujących Rosemount 1595. Nie zawiera ona informacji
Przetwornik ciśnienia Rosemount z serii 3051S i przepływomierz Rosemount z serii 3051SF z protokołem FOUNDATION fieldbus
Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4805, wersja EA Przetwornik ciśnienia Rosemount z serii 3051S i przepływomierz Rosemount z serii 3051SF z protokołem FOUNDATION fieldbus Skrócona instrukcja
Przepływomierz Vortex Rosemount 8600D. Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4860, wersja BA Grudzień 2013
Przepływomierz Vortex Rosemount 8600D 00825-0114-4860, wersja BA UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe procedury obsługi przepływomierzy Rosemount 8600D Vortex. Nie zawiera ona szczegółowych
Przetwornik ciśnienia Rosemount 3051
00825-0114-4001, wersja JA Przetwornik ciśnienia Rosemount 3051 z protokołem 4 20 ma HART i protokołem niskiej mocy 1 5 V prądu stałego Przetwornik przepływomierzy Rosemount 3051 z serii CF z protokołem
Przetwornik Rosemount serii 3300 Falowodowy radarowy przetwornik poziomu i granicy warstw
00825-0114-4811, wersja HA Przetwornik Rosemount serii 3300 Falowodowy radarowy przetwornik poziomu i granicy warstw Informacje na temat instrukcji Niniejsza instrukcja uruchomienia zawiera podstawowe
Programowalne przetworniki temperatury Modele 244ER
Instrukcja obsługi 00809-0114-4737, Wersja EA Programowalne przetworniki temperatury Modele 244ER Produktwycofanyzprodukcji www.rosemount.com Instrukcja obsługi 00809 0100 4739, Wersja EA Modele 244EH
Ośmiowejściowy przetwornik temperatury Model 848T z FOUNDATION Fieldbus
00813-0114-4697, Wersja CA +96Zmniejszenie kosztów instalacji i obsługi w aplikacjach monitorowania temperatury Osiem niezależnie konfigurowalnych wejść do czujników rezystancyjnych i termoelektrycznych
Zwężka zintegrowana Rosemount 1195
Skrócona instrukcja instalacji Listopad 2011 Rosemount 1195 Zwężka zintegrowana Rosemount 1195 Start Krok 1: Lokalizacja zwężki Krok 2: Orientacja zwężki Krok 3: Instalacja zwężki Krok 4: Przygotowanie
Dodatkowe informacje dotyczące obszarów niebezpiecznych (Ex i) Modele RTD i TC
Informacje dodatkowe Dodatkowe informacje dotyczące obszarów niebezpiecznych (Ex i) Modele RTD i TC Przykłady Instrukcja obsługi modelu RTD i TC (Ex i) Strona 3-24 04/2017 WIKA Alexander Wiegand SE & Co.
Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0214-4410, wersja CA Październik 2014. Inteligentna brama bezprzewodowa Emerson 1410
00825-0214-4410, wersja CA Inteligentna brama bezprzewodowa Emerson 1410 UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera opis podstawowych procedur obsługi inteligentnej bramy bezprzewodowej Emerson 1410.
Przetworniki ciśnienia Rosemount seria 3051S zprotokołem bezprzewodowym HART
Przetworniki ciśnienia Rosemount seria 3051S zprotokołem bezprzewodowym HART Przetworniki przepływomierzy Rosemount seria 3051SF z protokołem bezprzewodowym HART Nowy dokument nt. technologii WirelessHART