Source: http://docplayer.it/1262405-Secutest-siii-strumento-di-verifica-cei-en-60601-60335-60950-61010-din-vde-0700-0701-0702-0751-e-british-standard.html
Timestamp: 2016-10-23 18:33:03+00:00
Document Index: 41798543

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 200', 'arte 260', 'arte 240', 'arte 260', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 200', 'arte 240', 'arte 260', 'arte 260', 'arte 1', 'arte 260', 'arte 260', 'arte 260', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte2']

⭐SECUTEST SIII Strumento di verifica CEI EN 60601/60335/60950/61010, DIN VDE 0700/0701/0702/0751 e British Standard
SECUTEST SIII Strumento di verifica CEI EN 60601/60335/60950/61010, DIN VDE 0700/0701/0702/0751 e British Standard
Download "SECUTEST SIII Strumento di verifica CEI EN 60601/60335/60950/61010, DIN VDE 0700/0701/0702/0751 e British Standard"
Carmelo Cenci
1 /6.01 Il SECUTEST SIII è uno strumento configurabile per l impiego internazionale, in quanto permette di scegliere, oltre al tipo della presa di prova, la lingua dell interfaccia operatore e le norme di riferimento nazionali. SISTEMA QUALITÀ Strumento universale per la verifica della sicurezza elettrica degli apparecchi elettrici di misura, controllo e da laboratorio in conformità alla EN dei materiali elettrici in conformità alla DIN VDE 0701 parte 1, parte 200 e parte 260 valori limite secondo la nuova norma DIN VDE : delle apparecchiature per la tecnologia dell informazione in conformità a EN e DIN VDE 0701 parte 240 nelle verifiche periodiche prescritte dalla DIN VDE 0702 degli apparecchi elettromedicali in conformità alle norme CEI 62-5 ed EN e per i controlli della sicurezza tecnica previsti dall MPG 1) dei materiali elettrici secondo il British Standard Certificato DQS secondo DIN EN ISO 9001 n reg.1262 Prova in alta tensione secondo DIN VDE 0701 parte 260, British Standard, EN 60950, EN 61010, EN ed EN Caratteristiche Collegamento dell oggetto in prova attraverso la presa di prova, con o senza adattatore per diversi sistemi di collegamento attraverso boccole nel caso di apparecchi sprovvisti di spina di alimentazione attraverso adattatore per prolunghe con o senza prese multiple collegamento per BE e FE 3) collegamento di 10 parti applicate, raggruppabili individualmente Inversione della polarità L inversione della polarità avviene internamente, su comando dell operatore, cioè senza dover intervenire sulla spina. Riconoscimento automatico degli errori di allacciamento alla rete e delle classi di isolamento (I o II). In presenza di pericolo lo strumento blocca automaticamente le funzioni di misura. Display Sull LCD a matrice di punti retroilluminato vengono visualizzati menu, impostazioni, risultati, segnalazioni, messaggi d errore, istruzioni operative e schemi di collegamento. 1) MPG = Legge concernente i dispositivi medici BE = terra di protezione 3) FE = terra di funzionamento Ciclo di prova guidato da menu automatico o manuale Conduttore di protezione Misure con corrente di prova 200 ma, 10 A e 25 A Isolamento con misura della resistenza di isolamento e della corrente di dispersone equivalente (resistenza del circuito di misura in funzione delle normative) o prova in alta tensione Correnti di dispersione tramite misura della corrente dispersa a terra, sull involucro, nel paziente, della corrente ausiliaria nel paziente, della corrente differenziale (risoluzione 10 µa) o della corrente in conformità a DIN VDE 0751 figura 9; misura corretta delle correnti di dispersione anche nei sistemi IT Strumento base e configurazioni Le caratteristiche dello strumento possono essere configurate in funzione dell applicazione, vedi la tabella a pagina 6. Interfaccia per PC e stampante Ampliamenti L opzione SECUTEST PSI trasforma lo strumento in un data logger eccezionale con memoria locale, stampante e tastiera alfanumerica per l introduzione di dati. L apposito software per ambiente WINDOWS facilita la produzione di protocolli nonché l analisi e la gestione dei dati rilevati. GOSSEN-METRAWATT GMBH2 Impiego Verifica dei materiali elettrici in conformità a BGV A2 Lo strumento è destinato alla verifica rapida e sicura degli apparecchi elettrici riparati o modificati in conformità alla norma DIN VDE 0701 e alle verifiche periodiche prescritte dalla DIN VDE In base a queste norme si misurano: resistenza del conduttore di protezione resistenza di isolamento corrente conduttore di protezione per apparecchi classe 1 corrente di contatto per apparecchi classe 2 assenza di tensione nelle parti conduttrici contattabili (= corrente di contatto) Metodi di misura: - misura diretta - corrente dispersa equivalente - corrente differenziale Verifica della sicurezza elettrica degli apparecchi elettromedicali in conformità alla legge tedesca sui prodotti medicali (MPG) e al regolamento di attuazione Il SECUTEST SIII è destinato alla verifica rapida e sicura degli apparecchi elettromedicali riparati o modificati e delle loro parti (p. es. collegamenti del paziente) in conformità a DIN VDE 0751 ed EN L osservanza dei requisiti di sicurezza tecnica consente al personale addetto di usare senza pericolo gli apparecchi elettromedicali e garantisce al paziente che il trattamento avvenga in condizioni di sicurezza. In conformità alle disposizioni della DIN VDE 0751 si misurano: resistenza del conduttore di protezione resistenza di isolamento corrente dispersa equivalente dell apparecchio corrente dispersa equivalente nel paziente corrente dispersa secondo la figura 9 corrente dispersa dell apparecchio corrente dispersa nel paziente Un software upgrade (opzione, vedi Codici/opzioni, pagina 6) consente di effettuare le misure previste dalla norma EN (nelle seguenti condizioni single fault : tensione sulla parte applicata; N interrotto; conduttore di protezione interrotto; sempre con inversione automatica L/N): resistenza del conduttore di protezione resistenza di isolamento L e N verso conduttore di protezione parti applicate verso conduttore di protezione corrente dispersa a terra, corrente dispersa sull involucro, corrente dispersa nel paziente, corrente ausiliaria nel paziente Prova di funzione con analisi di potenza (anche per apparecchi a potenza elevata fino a 16 A) La presa di prova incorporata consente di effettuare una prova di funzione con l apparecchio alimentato dalla rete di distribuzione. Lo strumento misura o calcola automaticamente: tensione di rete corrente differenziale corrente assorbita potenza attiva e apparente fattore di potenza lavoro elettrico tempo di inserzione Funzioni multimetro In aggiunta alle misure per la verifica della sicurezza elettrica, lo strumento offre all operatore una vasta scelta di funzioni multimetro, tra cui: misura di tensione continua e alternata misura della resistenza cercafase misura della corrente e della resistenza del conduttore di protezione tramite pinza (opzione) temperatura con Pt100 o Pt1000 (opzione) Prova in alta tensione con tensione continua La spina dell apparecchio in prova (classe di isolamento I o II) viene direttamente inserita nella presa di prova dello strumento. Lo strumento sorveglia l allacciamento alla rete. Segnala i collegamenti sbagliati o pericolosi ed in caso di pericolo disabilita le funzioni di misura. L uso dello strumento nella prova in alta tensione non è problematico, in quanto non si applica la DIN VDE La prova si effettua con tensione continua. Per rispettare i criteri prescritti per la prova con tensione alternata, si applica un fattore di moltiplicazione di 1,5. Questo fattore viene automaticamente considerato nella valutazione. La prova in alta tensione DC è conforme alle norme EN 60335/ EN ecc. Funzioni di protocollo Lo strumento rileva tutti i valori richiesti per i protocolli o verbali di verifica e collaudo prescritti. Il modulo SECUTEST PSI (opzione), una stampante da inserire nel coperchio dello strumento, con memoria locale, interfaccia e tastiera, amplia ulteriormente il campo d impiego dello strumento. Tutti i dati misurati si possono documentare ed archiviare in un regolare protocollo di misura e verifica, stampato direttamente dal SECUTEST PSI o da una stampante esterna (con l adattatore DA-II) oppure trasferito e salvato su PC. Per il gestore degli apparecchi il protocollo di misura e verifica costituisce il documento che attesta l esecuzione regolare delle attività di manutenzione e verifica prescritte. In aggiunta si possono selezionare le seguenti condizioni di prova: interruzione della terra di protezione e dell equipotenzialità involucro a massa, parte applicata a massa 2 GOSSEN-METRAWATT GMBH3 Prescrizioni e norme applicate per la costruzione e il collaudo dello strumento IEC CEI EN / VDE DIN VDE 0404 parte 1 DIN VDE 0404 parte 2 CEI EN / VDE 0470 parte 1 IEC 61326/EN DIN parte 1, 2 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio Prescrizioni generali Strumenti per la verifica della sicurezza tecnica dei materiali elettrici - Norme generali Strumenti per verifiche periodiche Strumenti e metodi di verifica Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) Compatibilità elettromagnetica Strumenti di misura digitali Prescrizioni per l impiego dello strumento di verifica SECUTEST SIII Verifiche dopo riparazione Verifiche periodiche Prove di tipo e di routine Esempi dell interfaccia a menu Impostazione del ciclo di prova Conduttore di protezione Esame visivo Corrente dispersa Verifica dell oggetto in prova in conformità alle seguenti norme DIN VDE 0701 parte 1 DIN VDE 0701 parte 200 DIN VDE 0701 parte 240 DIN VDE 0701 parte 260 DIN VDE 0751 IEC 60601/CEI EN DIN VDE 0702 British Standard DIN VDE 0751 IEC 60601/CEI EN CEI EN CEI EN CEI EN IEC 60601/CEI EN Materiali elettrici Apparecchi d uso e di lavoro Apparecchi elettronici alimentati dalla rete Utensili elettrici condotti a mano Prolunghe Apparecchiature per la tecnologia dell informazione Apparecchi elettromedicali, parti applicate Esempi della guida in linea Testo esplicativo Dati tecnici MPG Legge concernente i dispositivi medici Regolamento sulla costruzione e sull esercizio dei dispositivi medici attivi Schema di collegamento Schema circuitale interno Esempi per la documentazione dei risultati Risultato delle misure Risultato della prova di funzione GOSSEN-METRAWATT GMBH 34 Dati tecnici Verifiche DIN VDE 0701 / 0702 Verifiche DIN VDE 0751 Verifiche IEC 601 Prova di funzione U AC/ DC U Sonda Grandezza di misura Resistenza del conduttore di protezione dell apparecchio Resistenza di isolamento Corrente dispersa equivalente Corrente di contatto o corrente dispersa sull involucro Corrente differenziale tra L e N sec. VDE 0702 Resist. cond. prot. dell apparecchio Corrente dispersa equivalente dell apparecchio o nel paziente Resist. cond. prot. dell apparecchio Correnti disperse I DISP Campo di misura/ Campo d utilizzo nominale Funzione Risoluzione Tensione a vuoto 1) oltre 25 ma: interruzione entro 100 ms tramite misura della corrente differenziale ad eccezione della corrente dispersa verso terra: solo 0, ,100 ma 3) aumento di resistenza nel circuito di misura, segnalazione sul display 4) codice G01: > 25 A; impiegando il cavo sonda Sk5: corrente di cortocircuito < 25 A 5) tempo di prova max. 40 s, protezione da surriscaldamento: la misura può essere riavviata solo dopo 1 min. Tensione nominale Corrente nominale Corrente di cortocircuito Resist. interna Errore d uso Errore proprio Resist. di riferimento Sovraccaricabilità Valore Tempo 0,000 2,100 Ω 1mΩ 4, V >200 ma 2,11 31,00 Ω 10 mω DC DC ±(5% d.v.m.+10 d) parte 260 >10A~ 1mΩ < 6 V AC 0,000 2,100 Ω 4) nessuna protezione /> 5 s 5) 0, ,500 MΩ 1kΩ ,0 U N... ±(5% d.v.m.+10 d) 1, ,00 MΩ 10 kω >1mA <10mA VDC 1,5 U N 10, ,0 MΩ 100 kω ±(10% d.v.m.+10 d) ±(10 % d.v.m.+10d) 0, ,00 ma 10 µa 230 V 20/ < 3,5 ma > 72 kω 2kΩ ±(5% d.v.m.+10 d) 20, ,0 ma 100 µa +10 % ,500 ma 1 µa 2 kω ±(5% d.v.m.+10 d) 0, ,00 ma 10 µa 0,000 2,100 Ω 1mΩ < 6 V AC 0, ,0 µa 0,1µA 0, ,100 ma 1 µa 2, ,00 ma 10 µa 20, ,0 ma 100 µa Tensione di rete 103, ,5 V / U L N 207, ,0 V 230 V 20/ +10 % 0,000 2,100 Ω 1mΩ < 6 V AC 0, ,0 µa 100 na 110 % 0, ,100 ma 1 µa della massima 3,10... > 15,00 ma 10 µa tensione di rete 6) >10 A~ 4) /> 5 s ±(10% d.v.m.+10 d) ±(5% d.v.m.+10 d) ±(5 % d.v.m.+5 d) < 3,5 ma > 72 kω 1kΩ ±10 Ω ±(5% d.v.m.+10 d) >10A~ 4) /> 5 s ±(5% d.v.m.+10 d) 1 kω ±(5% d.v.m.+10 d) 253 V permanente 1) 1) nessuna protezione 5) 253 V permanente 1) 3) nessuna protezione 5) 253 V permanente 1) 3) 0,1V Corrente assorbita ,00 A RMS 10 ma 20 A 10 min Potenza attiva W 7) 1 W Potenza apparente Fattore di potenza con forma d onda sinus.: cosϕ Corrente differenziale tra L e N sec. VDE 0702 Tensione ±(5 % d.v.m.+10 d) >20d VA 1 VA valore di calcolo U L N I V ±(10 % d.v.m.+5 d) >20d 0, ,00 0,01 valore di calcolo P / S, indicazione > 10 W ±(10 % d.v.m.+5 d) 0, ,00 ma 10 µa ±(10% d.v.m.+10 d) ±(5 % d.v.m.+5 d) ,0 V 0,1 V SELV Cl. III, e ±(5% d.v.m.+10 d) Tensione sonda (cercafase) ,0 V, e 0,1 V 20 A 10 min 1) 1) R Resistenza ,0 kω 100 Ω < 20 V 1,1 ma ±(1 % d.v.m.+3 d) Corrente con 0, ,00 A 1mA 1,5MΩ ±(3 % d.v.m.+10 d) I Pinza TA/TV a pinza A 1A 1,5MΩ WZ12C senza pinza Temperatura C 1 C ±(2 % d.v.m.+1 C) 10 V permanente Temp con sonda 50, ,0 C 0,1 C < 20 V 1,1 ma ±(1 % d.v.m.+1 C) 10 V permanente Pt100/Pt C 1 C ±(2 % d.v.m.+1 C) 10 V permanente 6) valore calcolato 7) il valore misurato P e il valore calcolato S vengono confrontati ed il valore inferiore viene indicato Leggenda: d.v.m. = del valore di misura, d = digit I DISP = corrente dispersa nel paziente, corrente dispersa sull involucro, corrente dispersa verso terra e corrente ausiliaria nel paziente 4 GOSSEN-METRAWATT GMBH5 Controllo dell allacciamento corretto alla rete Lo strumento riconosce automaticamente eventuali errori di allacciamento alla rete, se sono soddisfatte le condizioni elencate nella tabella seguente. Segnala il tipo dell errore e, in caso di pericolo, blocca tutte le funzioni di misura. Tipo dell errore di allacciamento Tensione sul conduttore di protezione PE verso contatto dito Cond. di protezione PE e conduttore di fase L scambiati e / o conduttore neutro N interrotto Tensione di contatto sul conduttore di protezione PE verso neutro N o fase L Tensione di rete troppo bassa Campi di riferimento Tensione di rete 115/230 V ±0,2% Frequenza di rete 50/60 Hz ±0,1% Forma d onda sinusoidale (scarto tra valore efficace e valore raddrizzato < 0,5%) Temperatura ambiente +23 C ±2 K Umidità relativa 45% 55% Resistenze di carico lineari Campi d utilizzo nominali Tensione di rete 103,5 V ,5 V o 207 V V Frequenza di rete 50 Hz o 60 Hz Forma d onda della tensione di rete sinusoidale Temperatura 0 C C Condizioni ambientali Temp. di stoccaggio 20 C C Temp. di lavoro 10 C C Campo di precisione 0 C C Umidità relativa max. 75%, senza condensa Altezza sopra q. zero max m Impiego ambienti interni Compatibilità elettromagnetica Emissione EN Immunità EN 61326/A1 Segnalazione Condizioni Misure Testo sul display Spia ÿ accesa Testo sul display Spia ÿ accesa Premere il tasto U > 40 V Tensione su PE >65V U > 25 V U L-N < 90/180 V bloccate non possibili (senza alimentazione) bloccate, però riattivabili possibili condizionatamente Alimentazione elettrica Tensione di rete Frequenza di rete Potenza assorbita nella prova 10 A nella prova 25 A nella prova di funz. 103,5 V ,5 V o 207 V V 50 Hz o 60 Hz ca. 30 VA ca. 95 VA, durata di prova max. 40 s ca. 180 VA, durata di prova max. 40 s perm. max VA; la potenza viene solo inoltrata attraverso lo strumento, potere di rottura 16 A Interfaccia RS232 Tipo RS 232C, seriale, secondo DIN Formato 9600, N, 8, 1 Connettore connettore femmina D-SUB a 9 poli Sicurezza elettrica Classe di isolamento I secondo IEC /EN / VDE Tensione nominale 115/230 V Tensione di prova 3,7 kv 50 Hz Categoria di sovratensione II Grado di inquinam. 2 Disinserzione di sicurezza Struttura meccanica Indicazione con corrente differenziale dell oggetto in prova > 25 ma, tempo di intervento < 100 ms corrente sonda > 10 ma, < 1 ms display multifunzionale a matrice di punti (128 x 128) retroilluminato Grado di protezione involucro: IP 40 terminali: IP 20 secondo DIN VDE 0470 parte 1/EN Dimensioni strumenti senza modulo di alta tensione: LxPxA: 292 mm x 138 mm x 243 mm strumenti con modulo di alta tensione: LxPxA: 292 mm x 138 mm x 300 mm Peso strumento standard: ca. 4,5 kg strum. con prova HV: ca. 5,24 kg strum. con prova PE 25 A: ca. 5,5 kg strum. con prova PE 25 A e HV: ca. 5,9 kg Prova in alta tensione (codice F0 Generatore Tensione nominale AC U N~ regolabile in passi da 10 V in passi da 100 V 0,5 0,99 kv 1 3,5 kv Tensione a vuoto DC Uo ((U N~ 1,5) 1,011) + 60 V Errore proprio Uo Uo ±1,5% Corrente nominale sec. DIN VDE 0104 < 3,5 ma DC Corrente di cortocircuito corrente di scarica da 6 x 2,7 nf > 5 A a 5 kv Immunità a tensione estran. nessuna Misura Campo di misura Campo d indicazione Errore proprio Uo 0 Uomax 0,000 > 10,00 kv DC ±1,5% GOSSEN-METRAWATT GMBH 56 Dotazione dello strumento base SECUTEST SIII (tutti i codici = 00) 1 Strumento di verifica SECUTEST SIII 1 cavo sonda con puntale di prova, a seconda dell equipaggiamento dello strumento 1 pinzetta a coccodrillo per puntale 3 morsetti a serraggio rapido 1 certificato di collaudo 1 istruzioni per l uso 1 tracolla 1 CD-ROM con il software gestionale PS3 (versione demo) Codici, opzioni, accessori Lista delle opzioni per la serie SECUTEST SIII Codice Design A GMC OEM UK Collegamento alla rete secondo sistema nazionale Lingua dell interfaccia operatore Configurazione (impostazioni nel setup) Modulo stampante SECUTEST PSI 1) 3) 4) B D D+ presa service Contrariamente al risultato di un ciclo di verifica, nel quale si indica sempre il peggiore dei valori rilevati, viene documentato ogni valore misurato (tramite SECUTEST PSI o su una stampante esterna (con l adattatore DA-II) o via PC). Set adattatori per l impiego internazionale (codice B01 incluso) Standard, non dipendente dal codice Il codice F02 non può essere combinato con codice B04 o B07. GB F I DK SA USA Cina/AUS CH C D GB F I E CZ NL D GMC OEM OEM E senza mit Prova in alta tensione HV-DC F senza Corrente di prova AC 50/60 Hz per misura del conduttore di protezione Corrente di prova DC per misura del conduttore di protezione Compresi collegamenti del paziente Misure in conformità a EN Opzione SECU 601 (Z853G) Banca dati Opzione DBmed (Z853H) Funzionalità modem Opzione DFÜmed (Z853K) Controllo remoto Cavo sonda SK5 (Z745K) Stampa diretta dopo ogni misurazione nel ciclo automatico 1) via RS232 opzione SECU-dd (Z853L) Certificato di taratura DKD G 10 A 3) 25 A H 200 ma 3) J senza con KA senza con KB senza con KC senza con KD senza con KE senza con L senza versione standard max. 4) 6,126 kv DC ( 4 KVAC) incl. misure secondo MPG per J01 incl. prova HV per F02 incl. misura secondo MPG e prova HV per J01+F02 set adattatori su specifica cliente Per l ordinazione si prega di riportare la denominazione dello strumento base M7010 e di specificare solo i codici diversi da 00. Esempio dell indicazione completa (= n articolo, = codice di ordinazione) per lo strumento base SECUTEST SIII: con presa service e stampante SECUTEST PSI per verifiche in conformità a DIN VDE 0701/0702: M7010 B01 E01 con banca dati e adattatore stampante DA-II per la verifica di apparecchi elettromedicali in conformità a DIN VDE 0751/ CEI EN o MPG: M7010 J01 KA01 KB01 KE01 6 GOSSEN-METRAWATT GMBH7 Codice C00 C06: dischetto multilingue SE-L.med * Le lingue non comprese nell interfaccia operatore standard sono disponibili su dischetto. Nello strumento può essere installata sempre una sola lingua. Codice KA01: verifiche secondo EN 60601/CEI 62-5 Dopo aver caricato il software dal PC (cavo di collegamento a corredo) sono possibili le verifiche in conformità alla EN , con le seguenti funzioni speciali: collegamenti del paziente combinabili ciclo automatico in tutte le condizioni single fault Codice E01: SECUTEST PSI Il modulo PSI salva e stampa i valori rilevati dallo strumento e consente di aggiungere dei commenti attraverso la sua tastiera alfanumerica. Per le funzioni di visualizzazione si utilizza il display dello strumento di verifica. Inoltre è possibile effettuare un analisi statistica dei dati (percentuale delle prove di funzione superate). Il modulo PSI viene semplicemente avviato nel coperchio del SECUTEST SIII. Codice KB01: banca dati Consente di configurare in campo i cicli di prova per la funzione impostata e di eseguirli. Le diverse configurazioni vengono salvate nello strumento stesso e restano disponibili per usi futuri. Anche i valori rilevati durante la prova vengono memorizzati nello strumento e possono essere stampati, servendosi dei modelli di protocollo depositati nello strumento. Codice KC01: funzionalità modem Con i due modem sono possibili le seguenti operazioni: trasmissione dei dati dallo strumento al PC attraverso le linee telefoniche; controllo remoto dello strumento dal PC, p. es. per avviare le misurazioni o acquisire i dati rilevati; ricezione di chiamate di richiesta dati. Nello strumento possono essere salvati due numeri telefonici di selezione diretta. Codice KD01: controllo remoto SK5 * Il set consiste di una sonda con cavo da 5 m e di un programma upgrade su dischetto. Alla misura del conduttore di protezione si aggiunge la funzione riconoscimento automatico dello spostamento del punto di misura. Durante la misura del conduttore di protezione, lo strumento riconosce se la sonda è a contatto con il conduttore di protezione e avvisa l operatore dei due stati possibili tramite segnali acustici diversi. Questa funzione risulta utile quando si devono verificare più collegamenti del conduttore di protezione. Codice KE01: adattatore stampante DA-II L adattatore DA-II permette di collegare agli strumenti sprovvisti di interfaccia parallela una stampante per documentare i risultati di misura direttamente in situ. * Requisiti per l installazione del software Hardware PC IBM-AT o compatibile, processore o superiore, min. 4 MB di RAM, monitor VGA, disco rigido con almeno MB di spazio libero, unità floppy da 3½ (1,44 MB), interfaccia seriale per il collegamento dello strumento Software Sistema operativo PC/MS-DOS versione 6.0 o più recente MICROSOFT WINDOWS versione 3.1 o più recente Per informazioni dettagliate si prega di richiedere il bollettino tecnico SECUTEST PSI. Software modulare PS3 per strumenti di verifica PS3 acquisisce i dati rilevati con gli strumenti e li assegna automaticamente a determinate attività, quali controllo, manutenzione o revisione. Con poche operazioni e in brevissimo tempo si ottengono verbali e rapporti di collaudo completi, pronti per la firma. Il modulo base comprende la funzionalità standard, cioè acquisizione dei dati di misura e stampa di protocolli. Per funzioni più specifiche (scadenzario, history, selezioni e riepiloghi a piacere, amministrazione integrale di apparecchiature ed edifici, gestione delle scorte, segnalazione di guasti, gestione di ordini e riparazioni) sono previsti moduli speciali. Funzionalità e prestazioni del PS3 sono descritte nel prospetto PS3. Software standard PC.doc-win per DIN VDE 0701/0702 e PC.doc-med+204 per applicazioni medicali (VDE 0751/EN 60601) (richiede Winword 6.0 e/oppure ACCESS) Software di documentazione con banca dati, basato sui prodotti WINWORD e ACCESS della MICROSOFT, per tutti gli strumenti della serie SECUTEST e METRATESTER 5-F/5-F-E. I risultati delle misure e i dati introdotti nel modulo PSI vengono inseriti con WINWORD nei verbali e rapporti previsti dalle normative vigenti. Con ACCESS è possibile realizzare un sistema di gestione integrale per apparecchi ed impianti, con documentazione e amministrazione dei dati generali e di verifica. formulari standard e liste degli apparecchi lancio automatico di WINWORD / ACCESS produzione automatica di scadenzari per verifiche periodiche gestione di clienti, ordini, apparecchi assegnazione automatica ai dati base selezionati funzioni di ricerca importazione di file provenienti da PC.doc (versione precedente per ambiente DOS) GOSSEN-METRAWATT GMBH 78 Dati per l ordinazione Denominazione Tipo N articolo Strumento base e codici per installazioni successive Strumento base con ciclo di prova automatico, interfaccia, lingua D, spina e presa Schuko, cavo sonda con puntale, pinzetta a coccodrillo, 3 morsetti a serraggio rapido, certificato di collaudo, istruzioni per l uso. Codici, opzioni e ampliamenti vedi la tabella a pagina 6 M7010 (tutti i codici 00) SECUTEST SIII Codice C00 C06: lingue per interfaccia operatore (D, GB, F, I ) 1) SE-L.med Z713B Codice E01: modulo PSI, lingue D, GB, F, NL, I, E e CZ incl. 2 rotoli di carta, 1 nastro inchiostrato, batterie e istruzioni per l uso SECUTEST PSI D) GTM R0001 Codice KA01: verifiche in conformità a EN tramite software upgrade 1) SECU 601 Z853G Codice KB01: banca dati integrata per max. 99 cicli/protocolli di verifica tramite software upgrade 1) DB-med Z853H Codice KC01: funzionalità modem per la trasmissione dei dati al PC o per il controllo remoto dello strumento attraverso le linee telefoniche, software upgrade 1), 2 modem compresi DFÜ-med Z853K Codice KD01: controllo remoto, cavo sonda 5 m 1) 3) SK5 Z745K Codice KE01: stampa diretta SECU-dd Z853L Software upgrade per la nuova norma DIN VDE : per strumenti più vecchi della serie SII e SIII (premessa: n articolo M7xxx) SE-701-upgrade Z713C Tipi preferenziali disponibili da magazzino v. listino Strumentazione di misura e verifica Software per PC Software modulare PS3 per strumenti di verifica Modulo SECUTEST (tutte le esecuzioni) Modulo base Modulo aggiuntivo 5) Moduli addizionali 6) LHNavigator + LHViewer Clienti Gestione magazzino Funzione outdoor Modulo remoto per SECUTEST Segnalazione di guasti Codici a barre Gestione delle attività di manutenzione Rete Z530C Z531A Z531B Z531C Z531D Z531E Z531F Z531G Z531H Z531J Z531K su richiesta Z530C Z531A Z531B Z531C Z531D Z531E Z531F Z531G Z531H Z531J Z531K su richiesta Update da SE-Q.base a PS3 Z530U Z530U Software di documentazione e gestionale per misure sec. DIN VDE 0701/0702 1) PC.doc-win Z710F Software di protocollo e banca dati 1) per misure sec. DIN VDE 0751/IEC 60601, richiede Winword 6.0 PC.doc-med+204 Z710E Software p. Windows per il controllo remoto degli strumenti SECUTEST... tramite cicli di prova personalizzati SE-Q.remote Z710L Denominazione Tipo N articolo Accessori Sonda con puntale di prova e cavo senza spirale, 2 m, adatto per prova HV SK2 Z745D Confezione con 10 rotoli di carta per SECUTEST PSI (1 rotolo ca. 6,7 m) PS-10P GTZ R0001 Confezione con 10 nastri inchiostrati per SECUTEST PSI Z3210 GTZ R0001 Lettore di codici a barre B3261 GTZ R0001 Stamp. p. codici a barre ed etichette, + software Z721D Z721D Set etichette per stampante Z721D Z722D Z722D Adattatore per il collegamento diretto di stampanti esterne con interfaccia Centronics per SECUTEST SIII dal mese di produzione 8/99 DA-II Z745M Cavo per collegamento paziente con 12 cavetti, ognuno con spinotto da 4 mm, per strumento con codice J01 PA4 Z745L Sonda di temperatura Pt100 p. misure superficiali e ad immersione, C Z3409A GTZ R0002 Sonda per forni Pt100, C TF550 GTZ R0001 Pinza amperometrica con portate 1mA 15 A e 1 A 150 A, campo di frequenza Hz, 1mV/mA e 1mV/A, D) WZ12C Z219C Shunt per l adattamento del campo di misura dello strumento con codice G01 in combinazione con la pinza WZ12C Z864A Z864A Adattatore per la verifica di prolunghe monofase, con adattatore Schuko e adattatore tipo spina IEC 320 3) EL1 Z723 Adattatore per EL1 per CH secondo SEV PRO-CH GTZ R0001 Adattatore per EL1 per GB PRO-GB GTZ R0001 Adattatore per EL1 per misura GB PRO-GB/ring GTZ R0002 Adattatore per EL1 per Italia sec. IMQ PRO-I GTZ R0001 Adattatore per EL1 per DK PRO-DK GTZ R0001 Adattatore per EL1 per Rep. Sudafricana PRO-RSA Z501A Adattatore per EL1 con 3 cavetti per collegamenti universali PRO-UNI GTZ R0003 Adattatore per EL1 con cavo 10 m per misure PE e simili PRO-RLO GTZ R0002 Adattatore per il collegamento di apparecchi con spina CEE a 5 poli 16A/6h AT3-med Z745E Valigetta per misure secondo DIN VDE 0701/0702/0751 da collegare agli strumenti SECUTEST SII/SIII e M701x AT3-III D) Z745P Adattatore per il collegamento di apparecchi utilizzatori trifasi: 3 poli 16 A, 5 poli 16 A + 32 A, 5 boccole da 4 mm CEE-Adapter Z745A Set cavi 3) KS13 GTY P01 Adattatore per la taratura di strumenti di verifica secondo DIN VDE 0701/0702 (max. 200 ma) 4) SECU-cal 10 Z715A Borsa per tutti i SECUTEST senza HV F2000 D) Z700D Valigetta per SECUTEST SIII senza HV K701 GTZ R0001 Sonda a spazzola Z745G Z745G 1) include dischetto 3½ e cavo RS232 (n art. Z3241) i valori della prova HV secondo parte 260 non vengono acquisiti 3) non per l utilizzo nella prova HV sec. parte 260 4) non per l utilizzo nella prova HV sec. parte 260 e non per la verifica PE con 10 A 5) richiede: modulo strumento e modulo base 6) richiede: modulo aggiuntivo D) bollettino tecnico disponibile Stampato in Germania Con riserva di modifiche GOSSEN-METRAWATT GMBH Thomas-Mann-Str Nürnberg, Germania Telefono Telefax Documenti analoghi
Istruzioni per l uso GEOHM 5 Misuratore di Terra 3-349-418-10 1/6.09 Significato dei simboli sullo strumento Isolamento continuo doppio o rinforzato Segnalazione di un pericolo, (Attenzione, consultare Dettagli DMC926 RELE DI MASSIMA CORRENTE UNIPOLARE PER IL CONTROLLO DEL NEUTRO MT IN SISTEMI CON BOBINA DI PETERSEN MANUALE ISTRUZIONE
DMC926 RELE DI MASSIMA CORRENTE UNIPOLARE PER IL CONTROLLO DEL NEUTRO MT IN SISTEMI CON BOBINA DI PETERSEN MANUALE ISTRUZIONE SOMMARIO M O 1 GENERALITA 3 Premessa...3 2 DESCRIZIONE 3 Caratteristiche costruttive...3 Dettagli Manuale d uso SUNNY BOY 6000TL
Pagina del titolo Manuale d uso SUNNY BOY 6000TL SB6000TL-21-BE-it-10 IMIT-SB60TL21 Versione 1.0 ITALIANO SMA Solar Technology AG Indice Indice 1 Note relative al presente documento...7 2 Sicurezza...9 Dettagli Manuale d uso SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL
Manuale d uso SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-it-13 98-108600.03 Versione 1.3 ITALIANO Disposizioni legali SMA Solar Technology AG Disposizioni Dettagli Altivar Process Variatori di velocità ATV630, ATV650
Altivar Process EAV64310 05/2014 Altivar Process Variatori di velocità ATV630, ATV650 Manuale di installazione 05/2014 EAV64310.01 www.schneider-electric.com Questa documentazione contiene la descrizione Dettagli Strumenti di misura portatili, da cantiere e da laboratorio. CATALOGO GENERALE
Strumenti di misura portatili, da cantiere e da laboratorio. CATALOGO GENERALE Leader Europeo della Misura CHAUVIN ARNOUX 190, rue Championnet 75876 Paris Cedex 18 Tel.: (0033) 144854485 Fax: (0033) 146279559 Dettagli CATALOGO PRODOTTI. gruppokerberos.it/xmonitor
CATALOGO PRODOTTI Tecnologie wireless per il risparmio energetico, il monitoraggio ambientale e funzionale in ambito smart building, automation & manufacturing. gruppokerberos.it/xmonitor VANTAGGI E SCENARI Dettagli DATA: 20/02/2014 DOC.MII11166 REV. 2.21 GUIDA APPLICATIVA PER L ANALIZZATORE DI INTERRUTTORI E MICRO-OHMMETRO MOD. CBA 1000
DATA: 20/02/2014 DOC.MII11166 REV. 2.21 GUIDA APPLICATIVA PER L ANALIZZATORE DI INTERRUTTORI E MICRO-OHMMETRO MOD. CBA 1000 Doc. MII11166 Rev. 2.21 Pag. 2 di 138 REVISIONI SOMMARIO VISTO N PAGINE DATA Dettagli Monitoraggio Fotovoltaico CEI 82-25 5 edizione
Monitoraggio Fotovoltaico secondo lla CEI 82-25 5 edizione Energia elettrica generata in un anno (kwp) da un sistema fotovoltaico da 1kWp Monitoraggio Fotovoltaico secondo la CEI 82-25 asita La guida CEI Dettagli Manuale Installatore
Manuale Installatore Agility Manuale Installatore Avviso Importante Questa guida viene fornita alle seguenti condizioni e con le seguenti restrizioni: La guida contiene informazioni proprietarie che appartengono Dettagli REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A.
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A. Pagina 1 di 48 INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 5 2. BASI PRINCIPALI E DEFINIZIONI... Dettagli PMVF 20 SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA MANUALE OPERATIVO
Catalogo 2013 Contatori elettronici di energia EQ Meters Una soluzione per ogni esigenza Contatori di energia EQ Meters Raggiungere l equilibrio perfetto I consumi di energia sono in aumento a livello Dettagli ABB i-bus KNX Modulo di monitoraggio e controllo carichi SE/S 3.16.1 Manuale del prodotto
ABB i-bus KNX Modulo di monitoraggio e controllo carichi SE/S 3.16.1 Manuale del prodotto Indice Indice Pagina 1 Generale... 3 1.1 Uso del manuale del prodotto... 3 1.1.1 Struttura del manuale del prodotto... Dettagli Quaderni di applicazione tecnica N.11 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2
Quaderni di applicazione tecnica N.11 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI Dettagli ABB i-bus KNX Terminali d'ingresso binario BE/S Manuale del prodotto
ABB i-bus KNX Terminali d'ingresso binario BE/S Manuale del prodotto Indice Indice Pagina 1 In generale 5 1.1 Uso del manuale del prodotto... 5 1.1.1 Struttura del manuale del prodotto... 5 1.1.2 Avvertenze... Dettagli FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV
/ Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV IT Istruzioni d impiego Inverter per impianti fv per connessione a rete 42,0410,0899 008-31032015 Dettagli Avvertenze. Avviso importante. Conformità normativa delle emissioni. Avvertenze
Avvertenze Avvertenze Avviso importante Copyright SolarEdge Inc. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di backup o trasmessa in qualsiasi Dettagli 04/2004 A5E00264164-01
Prefazione SIMATIC Premesse Descrizione del compito SM331; AI 8 x 12 Bit Struttura meccanica dell impianto di esempio Collegamento elettrico Getting Started Parte2: Tensione e PT100 Progettazione con SIMATIC Dettagli Manuale dell utente per HP Pocket Media Drive book title
Manuale dell utente per HP Pocket Media Drive book title Le uniche garanzie concesse per i prodotti e servizi HP sono specificate nella garanzia esplicita che segue e accompagna tali prodotti e servizi. Dettagli UNO-2.0-I / UNO-2.5-I
Italy Facility Via S. Giorgio, 64 508 Terranuova Bracciolini Italy +39 055 995 Camarillo Facility 740 Calle Plano Camarillo, California, 930 United States 805-987-874 http://www.power-one.com MANUALE ISTRUZIONI Dettagli Krautkramer MIC 20 Manuale operativo e di consultazione tecnica
Krautkramer MIC 20 Manuale operativo e di consultazione tecnica Codice 48 013 081-048-013 Inhalt La presente edizione 02, 04/2005 è valida per la versione software V 01.00. La versione software dello strumento Dettagli pco 2 controllore elettronico programmabile Manuale d installazione
pco 2 controllore elettronico programmabile Manuale d installazione Vogliamo farvi risparmiare tempo e denaro! Vi assicuriamo che la completa lettura di questo manuale vi garantirà una corretta installazione Dettagli 3ODQW:DWFK 0DQXDOHG LQVWDOOD]LRQHHXVR
Ã Ã 3ODQW:DWFK 0DQXDOHG LQVWDOOD]LRQHHXVR 9RJOLDPRIDUYLULVSDUPLDUHWHPSRHGHQDUR 9LDVVLFXULDPRFKHODFRPSOHWDOHWWXUDGLTXHVWRPDQXDOHYLJDUDQWLUjXQD FRUUHWWDLQVWDOOD]LRQHHGXQVLFXURXWLOL]]RGHOSURGRWWRGHVFULWWR Dettagli Manuale di Installazione e Programmazione (LightSYS 2)
Manuale di Installazione e Programmazione (LightSYS 2) Avviso Importante Questa guida viene fornita alle seguenti condizioni e con le seguenti restrizioni: La guida contiene informazioni proprietarie che Dettagli REG-DA. Regolatore di tensione REG-DA. Istruzioni per l'uso. Stato 16.01.2007/03a. Versione Software. Edizione I Stato 01.2000
REG-DA Regolatore di tensione REG-DA Istruzioni per l'uso Stato 16.01.2007/03a Versione Software Edizione I Stato 01.2000 Istruzioni per l'uso REG-DA 1 REG-DA Regolatore di tensione REG-DA Istruzioni per Dettagli E F LOGO! LOGO! Prefazione. Introduzione a LOGO! Montaggio e cablaggio di LOGO! Programmazione di LOGO! Funzioni di LOGO!
Manuale del prodotto Prefazione Introduzione a 1 Montaggio e cablaggio di 2 Programmazione di 3 Funzioni di 4 Server web 5 UDF (funzione personalizzata) 6 Log di dati 7 Configurazione di 8 Utilizzo dei Dettagli Mobilità elettrica: sistemi di ricarica e componenti
Mobilità elettrica: sistemi di ricarica e componenti Italia Tipo 2 con e senza shutter. Solo da MENNEKES. Colonnine di ricarica, stazioni di ricarica a parete e Home Charger con tipo 2 e shutter: Tutto Dettagli Uninterruptible Power Supply ERA LCD 0.65 ERA LCD 0.85 ERA LCD 1.1. Manuale utente
Uninterruptible Power Supply ERA LCD 0.65 ERA LCD 0.85 ERA LCD 1.1 Manuale utente Indice Avvisi di Sicurezza... 2 1 Introduzione... 3 2 Caratteristiche Generali... 3 3 Ricevimento e Collocazione... 4 Dettagli Manuale di Installazione e Programmazione
Manuale di Installazione e Programmazione Avvertenze Questo manuale è soggetto alle seguenti condizioni e restrizioni: Il manuale contiene informazioni esclusive appartenenti a Rokonet Electronics Ltd. Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back