Source: http://legislacion.derecho.com/orden-08-mayo-2002-ministerio-de-fomento-50821
Timestamp: 2016-10-22 07:40:19
Document Index: 340723566

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14']

ORDEN FOM/1100/2002, de 8 de mayo, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores eléctricos de inducción, clase 2, en conexión directa, a tarifa simple o a tarifas múltiples, destinados a la medida de la energía eléctrica activa en intensidad de corriente eléctrica monofásica y polifásica de frecuencia 50 Hz, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica Mis Leyes
ORDEN FOM/1100/2002, de 8 de mayo, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores eléctricos de inducción, clase 2, en conexión directa, a tarifa simple o a tarifas múltiples, destinados a la medida de la energía eléctrica activa en intensidad de corriente eléctrica monofásica y polifásica de frecuencia 50 Hz, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica Estado	:
MINISTERIO DE FOMENTO	CAPÍTULO ICampo de aplicación y libre circulaciónArtículo 1. Campo de aplicación.Artículo 2. Libre circulación.CAPÍTULO II Verificación después de reparación o modificaciónArtículo 3. Reparadores autorizados.Artículo 4. Actuaciones de los reparadores.Artículo 5. Sujetos obligados y solicitudes.Artículo 6. Ensayos y ejecución.Artículo 7. Errores máximos permitidos.Artículo 8. Conformidad.Artículo 9. No superación de la verificación.CAPÍTULO IIIVerificación periódicaArtículo 10. Sujetos obligados y solicitudes.Artículo 11. Ensayos y ejecución.Artículo 12. Errores máximos permitidos.Artículo 13. Conformidad.Artículo 14. No superación de la verificación.Disposición transitoria única.Disposición adicional única.ANEXO IANEXO IIIANEXO IV
ORDEN FOM11 100/2002, de 8 de mayo, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores eléctricos de inducción, clase 2, en conexión directa, a tarifa simple o a tarifas múltiples, destinados a la medida de la energía eléctrica activa en intensidad de corriente eléctrica monofásica y polifásica de frecuencia 50 Hz en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica.
1. Esta Orden tiene por objeto regular el control metrológico del Estado, establecido en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, y en el Real Decreto 1616/1985, de 1 1 de septiembre, sobre los contadores eléctricos de inducción, clase 2, en conexión directa, a tarifa simple o a tarifas múltiples, destinados a la medida de la energía eléctrica activa en intensidad de corriente eléctrica monofásica y polifásica de frecuencia 50 Hz, denominados en adelante "contadores eléctricos de inducción", en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica.
Artículo 2. Libre circulación.
1. Se presume la conformidad con las características técnicas y los requisitos establecidos en el Real
Decreto 875/1984, de 28 de marzo, y en esta Orden, de los contadores eléctricos de inducción procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea u originarios de otros Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que cumplan con los reglamentos técnicos, normas o procedimientos legalmente establecidos en estos Estados, o hayan sido ensayados en laboratorios u organismos autorizados, o hayan recibido un certificado de estos organismos, siempre y cuando las especificaciones en cuanto a precisión, seguridad, adecuación e idoneidad, sean equivalentes a las requeridas en el Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo y en esta Orden.
CAPÍTULO II Verificación después de reparación o modificación
1. Los ensayos a realizar en la verificación después de reparación o modificación serán los mismos que para la verificación primitiva, según se establece en el apartado 7.1 del Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo. Dichos ensayos serán ejecutados por los servicios de las Administraciones Públicas competentes o por los organismos autorizados por éstas, que deberán ser independientes y sin intereses económicos en el sector.
1. Superada la fase de verificación después de reparación o modificación, la Administración Pública competente declarará la conformidad del instrumento para efectuar las mediciones propias de su finalidad, mediante la adhesión, en lugar visible del instrumento verificado, de una etiqueta de verificación, que deberá reunir las características y requisitos establecidos en el anexo III. Del mismo modo, la Administración Pública competente emitirá un certificado que acredite la verificación efectuada, procediéndose seguidamente al precintado del instrumento.
1. Los sujetos del sistema eléctrico, como responsables de contadores eléctricos de inducción en servicio
utilizados para la finalidad establecida en el artículo 1, estarán obligados a solicitar ante la Administración Pública competente la verificación periódica de los que se encuentren instalados en su red, sean o no de su propiedad, y que sirvan de base para la facturación de energía eléctrica, quedando prohibido su uso en el caso de que no se supere esta fase de control metrológico. Las Administraciones Públicas competentes habilitarán el procedimiento que faculte a los sujetos del sistema eléctrico a proceder en el caso de que el contador eléctrico de inducción sea propiedad del cliente o consumidor. El plazo de validez de esta verificación periódica será de cinco años.
Artículo 11. Ensayos y ejecución.
Artículo 12. Errores máximos permitidos.
Artículo 13. Conformidad.
Artículo 14. No superación de la verificación.
1. En un plazo máximo de tres años, a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Orden, y al objeto de solicitar la verificación periódica, los sujetos del sistema eléctrico constituirán lotes de conformidad con el apartado 1.1 del anexo IV, con todos los contadores eléctricos de inducción instalados en su red cuya antigüedad no supere los ocho años, comunicándolo alas Administraciones Públicas competentes.
Las personas o entidades que soliciten su inscripción en el Registro de Control Metrológico como reparadores autorizados de contadores eléctricos de inducción, deberán cumplir los requisitos administrativos exigidos por el Real Decreto 1618/1985, de 1 1 de septiembre.
Un termómetro cuya resolución sea de 0,1 °C o mejor, en el intervalo de temperatura comprendido entre 1 5 °C y 30 °C, con una incertidumbre de medida de 0,2 °C.
2.4 El equipo de verificación de contadores eléctricos de inducción constará, al menos, de los siguientes instrumentos:
Aparatos indicadores.Ver ANEXO 2
Estará confeccionada con un material resistente a los agentes externos, tanto atmosféricos como ala abrasión y a los impactos.
Su contenido será el que se establece en el gráfico siguiente:Ver GRAFICO
Todos los contadores eléctricos de inducción deberán estar asignados a lotes, según lo definido en el apartado 1.1 de este anexo. Los lotes serán establecidos por los sujetos del sistema eléctrico y deberán ser comunicados periódicamente a la Administración Pública competente. Esta seleccionará aleatoriamente los números de serie de los contadores que constituirán la muestra. La Administración Pública competente comunicará el resultado de la elección de la muestra al sujeto del sistema eléctrico, al objeto de que éste retire del lote los contadores que deban ser sometidos a los ensayos a que se refiere el apartado 2.2.1 de este anexo.
1.1 Definición de lotes de contadores eléctricos de inducción. Un lote es un conjunto de contadores eléctricos de inducción homogéneos y agrupados, del que se extraerá la muestra sobre la que se efectuarán los ensayos de verificación periódica. La homogeneidad del lote vendrá dada por los siguientes datos, que serán comunes a todos los elementos del lote:
Intensidad de corriente eléctrica de base (lb).
Intensidad de corriente eléctrica máxima (I,áx).
Se admitirá la inclusión en un mismo lote de contadores eléctricos de inducción de dos años consecutivos de fecha de verificación primitiva o, en su defecto, de año de fabricación, siempre que sean homogéneos respecto al resto de los datos mencionados. En este caso,
se tomará como edad de referencia del lote la que corresponda a la fecha más antigua.
1.2 Elección de la muestra.-Una muestra de contadores eléctricos de inducción es un subconjunto de un lote, sobre la cual se efectuarán los ensayos de verificación periódica.
Para lotes con un número de contadores N _
1.3 Comunicación de la elección de la muestra.La Administración Pública competente efectuará la elección de la muestra, comunicando el resultado al sujeto del sistema eléctrico, con indicación de los números de serie de fabricación de los contadores eléctricos de inducción seleccionados, así como los datos identificativos del servicio u organismo oficialmente autorizado que deba realizar los ensayos.
2.1 Examen administrativo.-El examen administrativo consistirá en la identificación completa del modelo de contador eléctrico de inducción, en cuanto a que reúne los requisitos exigidos para estar legalmente en servicio. Este examen será realizado tomando como base la información contenida en el Boletín de Identificación establecido en el anexo II, especialmente en lo que se refiere a los siguientes aspectos:
2.2 Examen metro lógico.-Los ensayos a realizar para llevar a cabo la verificación periódica comenzarán una vez superado satisfactoriamente el examen administrativo.
2.2.1 Ensayos.-Los ensayos de exactitud deberán efectuarse para la tensión eléctrica de referencia y en los valores de intensidad de corriente eléctrica y de factor de potencia indicados en la tabla I siguiente:Ver TABLA 1
2.2.2 Error de registro.-Se definirá el "error de registro", e"", como el valor medio ponderado de los errores porcentuales medidos, tomados en valor absoluto, correspondientes a cada uno de los tres puntos considerados en la tabla I anterior:Ver FORMULA
eoj ,b: Error medido en el ensayo con intensidad de corriente eléctrica 0,1 lb.
eo,5 ,b: Error medido en el ensayo con intensidad de corriente eléctrica 0,5 lb.
eo,5 ,,áx: Error medido en el ensayo con intensidad de corriente eléctrica 0,5 I,áx.
2.3 Criterio de aceptación o rechazo sobre un contador eléctrico de inducción.-Errores máximos permitidos.
a) e, b) Que en cualquiera de los tres puntos de ensayo indicados en la tabla I el error no excede de ± 4 por 100.
2.4 Aceptación o rechazo del lote de contadores eléctricos de inducción.-Las muestras de contadores eléctricos de inducción serán elegidas conforme se indica en el apartado 1.2 de este anexo.
La aceptación o rechazo de las muestras elegidas vendrá determinada, conforme aparece en las tablas II y III, según que el tamaño del lote sea de N _ 10 000 contadores eléctricos de inducción, de acuerdo con los siguientes puntos:
2.4.1 Se entenderá que el lote ha superado los ensayos cuando en él se encuentren, como máximo, 1 contador eléctrico de inducción defectuoso (para N _ 10 000) (tabla II, 1.a muestra).
2.4.2 Se entenderá que el lote no ha superado los ensayos cuando en él se encuentren 5 ó más contadores eléctricos de inducción defectuosos (para N _ 10 000) (tabla II, 1.a muestra).
2.4.3 En el supuesto de que en el lote se encuentren de 2 a 4 contadores eléctricos de inducción defectuosos (para N _ 10 000), será utilizada la segunda muestra, idéntica a la anterior, que será sometida a los mismos ensayos.
2.4.4 El lote superará las pruebas si en el conjunto de los ensayos sobre las dos muestras se encuentran, como máximo, 4 contadores eléctricos de inducción defectuosos (para N _ 10 000) contadores defectuosos (tabla III, 2.a muestra).
2.4.5 El lote será rechazado si en el conjunto de los ensayos sobre las dos muestras se encuentran 5 ó más contadores eléctricos de inducción defectuosos (para N _ 10 000) (tabla III, 2.a muestra).Ver TABLA 2
2.5 Comunicación de los resultados.-Los resultados serán comunicados a la Administración Pública competente por el servicio u organismo verificador oficialmente autorizado, en un plazo máximo de treinta días a contar desde la finalización de los ensayos, haciendo constar los siguientes datos: