Source: http://docplayer.fi/71078063-Mittausraportti-7017a-paastomittaukset-krematorio-kajaanin-seurakunta.html
Timestamp: 2019-01-22 09:32:51+00:00
Document Index: 13057790

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

MITTAUSRAPORTTI 7017A PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA - PDF
Download "MITTAUSRAPORTTI 7017A PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA"
1 Sivu 1/8 PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA Kotkassa Raportin laatija tekn. Marko Piispa Raportin tarkastaja Ins. Mikko Nykänen
2 Sivu 2/8 1. MITTAUSKOHTEEN KUVAUS MITTAUSTEN TARKOITUS MITTAUSTULOKSET MITTAUSDATA MITTAUSAIKA JA OHJELMA MITTAUKSIEN SUORITTAJAT TIEDONKERÄYS MITTAUSTULOKSET JA NIIDEN KÄSITTELY TULOSTEN TARKASTELU MITTAUSEPÄVARMUUS MITTAUSMENETELMÄT MITTAUKSISSA KÄYTETYT LAITTEET AKKREDITOINTI JA MITTAUSALUEET YHTEYSHENKILÖ... 8
3 Sivu 3/8 1. MITTAUSKOHTEEN KUVAUS Mittausten kohteena oli Kajaanin ev.lut.seurakunnan krematorio, joka on rakennettu Paltaniemen hautausmaalle Valon Kappelin yhteyteen vuonna Vuositasolla tuhkausten määrä on ollut aluksi alle 50 ja vuonna 2016 tuhkauksia oli 232. Tuhkausuunin ohjausjärjestelmä on uusittu vuonna Krematoriouunin arina on muurattu uudelleen ja piippu korjattu Vuosien (marraskuu) välisenä aikana on tuhkattu yhteensä n vainajaa. Krematoriouunina on TABO O-VL-A tuhkausuuni, jossa on kaksi erillistä palotilaa, pää-ja jälkipolttotila. Pääpalotilassa on 150 kilowatin ja jälkipalotilassa 120 kilowatin poltin, jotka käyttävät kevytpolttoöljyä. Uuni ja polttimet saavat käyttöilmansa uunin paloilmapuhaltimen kautta. Paloilma jaetaan neljän eri ohjauskanavan kautta palamisprosessin eri vaiheisiin, uunin ylä -ja alaosaan, savukanaviin ja jälkipolttokammioon. Lopuksi ejektoripuhallin puhaltaa savukanavaan ilmaa, joka viimeistelee savukanavassa palamisprosessin ja saa aikaan vedon. Polttimille ja palotilaan syötetyn ilman määrää säädetään uunin säätöautomatiikan ohjaamilla venttiileillä. Tuhkauksen aloituslämpötila on 720 astetta. Tuhkauksen aikana lämpötila nousee noin 1000 asteeseen. Palamisolosuhteita seurataan ohjausjärjestelmän kautta. Järjestelmästä seurataan uunin ja jälkipolttokammion lämpötilaa, savukaasun lämpötilaa ja jäännöshapen määrää. Uunin huoltotoimenpiteinä tehdään vuosittain 1-2 kertaa vuodessa öljypolttimien tarkastus ja säätö, uunin savukanavien ja piipun nuohous. Tuhkauksia Kajaanin krematoriossa tehdään 1-2 päivänä viikossa, yksi tuhkaus kestää noin 1,5-2 tuntia. Päästömittaukset suoritettiin polttouunin ja ejektoripuhaltimen jälkeen savupiipusta, lähes piipun yläosasta, n.6 metrin korkeudesta. Mittauspaikka ei täytä standardin SFS-EN vaatimuksia, mutta on muutoin edustava. 2. MITTAUSTEN TARKOITUS Mittausten tarkoituksena oli selvittää Kajaanin ev.lut.seurakunnan krematorion savukaasupäästöt. Mittausten aikana tehtiin kolme (3) tuhkausta. Seuraavien päästökaasujen pitoisuudet mitattiin: Hiilimonoksidi (CO) Happi (O 2) Hiilidioksidi (CO 2) Typpioksidi (NO x) Rikkidioksidi (SO2) Hiukkaset Elohopea (Hq)
4 Sivu 4/8 3. MITTAUSTULOKSET Alla olevassa taulukoissa on esitetty päästömittauksien mittaustulokset. Taulukko 1. O 2 ja CO 2 keskimääräiset mittaustulokset. O O 2 CO 2 2 % % CO 2 18,0 ± 0,2 % -yks 2,3 ± 0,2 % -yks Pitoisuudet kuivissa kaasuissa Taulukko 2. Keskimääräiset mittaustulokset normaalissa käyttötilanteessa. Komponentti mg/m 3 (n) mg/m 3 (n) redusoitu O 2 = 15 % CO 30 ± 10 % 61 ± 10 % NOx 111 ± 10 % 226 ± 10 % SO 2 21 ± 15 % 43 ± 15 % Hiukkaset 81 ± 10 % 165 ± 10 % Hiukkaset 39 ± 10 % 80 ± 10 % Hiukkaset 41 ± 10 % 84 ± 10 % Hiukkaset 54 ± 10 % 110 ± 10 % Tulokset kuivissa kaasuissa. Taulukko 2. Elohopean keskimääräiset mittaustulokset normaalissa käyttötilanteessa. Komponentti µg/m 3 (n) µg/m 3 (n) redusoitu O 2 = 15 % Hq 0,12 ± 15 % 0,24 ± 15 % Tulokset kuivissa kaasuissa. Taulukko 3. Tehdyt tuhkauksetmittausten aikana Tuhkaus Tuhkausaika Aloitus Lopetus Tuhkaus 1 9:35 11:05 Tuhkaus 2 11:12 12:45 Tuhkaus 3 13:00 14:35
5 Sivu 5/8 3.1 MITTAUSDATA Kaavion otsikko 9:08 9:19 9:30 9:42 9:53 10:04 10:15 10:27 10:38 10:49 11:00 11:12 11:23 11:34 11:45 11:57 12:08 12:19 12:30 12:42 12:53 13:04 13:15 13:27 13:38 13:49 14:00 14:12 14:23 CO2 vol% O2 vol% SO2 ppm Kuva 1. SO 2, CO 2 ja O 2-mittausdata graafisessa muodossa NOx ppm 9:08 9:19 9:30 9:42 9:53 10:04 10:15 10:27 10:38 10:49 11:00 11:12 11:23 11:34 11:45 11:57 12:08 12:19 12:30 12:42 12:53 13:04 13:15 13:27 13:38 13:49 14:00 14:12 14:23 NOx ppm Kuva 2. NOx-mittausdata graafisessa muodossa
6 Sivu 6/ CO ppm 9:08 9:20 9:31 9:43 9:55 10:07 10:18 10:30 10:42 10:54 11:05 11:17 11:29 11:41 11:52 12:04 12:16 12:28 12:39 12:51 13:03 13:15 13:26 13:38 13:50 14:02 14:13 14:25 CO ppm Kuva 3. CO-mittausdata graafisessa muodossa 4. MITTAUSAIKA JA OHJELMA Mittaukset suoritettiin seuraavan aikataulun mukaisesti klo 09:00 Mittauslaitteiden asennus ja kalibrointi klo 09:08 14:30 Mittaukset klo 14:50 15:15 Mittauslaitteiden kalibroinnin tarkastus ja poisvienti 5. MITTAUKSIEN SUORITTAJAT 6. TIEDONKERÄYS Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta mittauksiin osallistui tekn. Marko Piispa ja ins. Mikko Nykänen. Mittausdata kerättiin dataloggerille ja pöytäkirjoihin. 7. MITTAUSTULOKSET JA NIIDEN KÄSITTELY Kaikki mittaustulosten pohjalta tehdyt laskut on suoritettu excel-ohjelmalla. Mittaustulokset pätevät ainoastaan mitatuille näytteille. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa testauslaboratoriolta. 8. TULOSTEN TARKASTELU Mittaustuloksia voidaan pitää onnistuneina. 8.1 MITTAUSEPÄVARMUUS Mittauksen kokonaisepävarmuus lasketaan tarkoitukseen laadituilla ja valitoiduilla Excel-työkirjoilla. Virhetarkastelu suoritetaan todennäköisyyslaskentaan perustuen. Päästöjen laskennassa käytettävät
7 Sivu 7/8 kaavat on linearisoitu, jotta virheet, jotka oletetaan riippumattomiksi satunnaismuuttujiksi, voidaan yhdistää. Kaikki käytettävät virheet edustavat 95 %:n luottamusväliä. Mittausepävarmuuden laskennassa on huomioitu näytteenoton virhe (näytteen edustavuus) analysaattorien epätarkkuus kaasun kosteuden määrityksen epävarmuus kaasun tiheyden määrityksen epävarmuus Näiden tekijöiden virheet määritetään laskentaa varten jokaiselle mittaukselle ja syötetään laskenta-arkille. Epävarmuudet perustuvat yli kymmenen vuoden aikana mittauksissa kertyneeseen kokemukseen (sisältäen laboratorioiden väliset vertailumittaukset). Epävarmuutta ei määritetä yhdessä mittauksessa olevien arvojen vaihtelun perusteella. 9. MITTAUSMENETELMÄT Jatkuvatoimisissa mittauksissa käytettiin seuraavia menetelmiä ja standardeja: Komponentti Menetelmä Standardi SO 2 IR-absorptio SFS-EN NO x Kemiluminesenssi SFS-EN CO IR-absorptio SFS-EN CO 2 IR-absorptio ISO O 2 Paramagneettinen SFS-EN *ei ole tehty akkreditoidusti 10. MITTAUKSISSA KÄYTETYT LAITTEET Mittauksissa käytettiin seuraavia laitteita ja kalibrointikaasuja. Komponentti Mittalaite Mittausalue Kalibrointikaasu SO 2 API ppm 0 / 101 ppm Hiukkaset AQUARIA NO x HORIBA PG ppm 0 / 500 ppm CO HORIBA PG ppm 0 / 100 ppm CO 2 HORIBA PG % 0 / 12,0 % O 2 HORIBA PG % 0 / 20.9 % Hq VH1 Virtaus MIKOR TT570SV Lämpötila FLUKE thermo Mittalaitteet ovat kalibroitu ja lineaarisuustestattu
8 Sivu 8/8 11. AKKREDITOINTI JA MITTAUSALUEET Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu OY / Kymilabs päästömittauspalveluilla on akkreditointi T197. Akkreditoidut mittaukset pätevät vain seuraavilla mittausalueilla. Jos tulos ylittää tai alittaa mittausalueen, tulos ei ole akkreditoitu. Komponentti NO x Akkreditoitu mittausalue ppm CO 2 0,2 16,0 % CO ppm O ,0 % SO ppm 12. YHTEYSHENKILÖ Lisätietoja mittauksista tai tuloksista antaa Marko Piispa, puhelin tai sähköpostitse
TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 133 04.03.2008 1 Ymp 8418-2002 (235) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän krematoriotoimintaa koskeva ympäristölupahakemus Tiivistelmä: