Source: http://docplayer.es/5643385-Resolucion-no-ministerio-de-industrias-y-productividad-subsecretaria-de-la-calidad-considerando.html
Timestamp: 2018-05-22 03:17:34
Document Index: 414756447

Matched Legal Cases: ['Artículo 52', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 15', 'Artículo 29', 'Artículo 2', 'Artículo 11', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3']

Esperanza Tebar Velázquez
1 RESOLUCIÓN No. MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características ; Que el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio OMC, se publicó en el Registro Oficial Suplemento No. 853 del 2 de enero de 1996; Que el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece las disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos por instituciones del gobierno central y su notificación a los demás Miembros; Que se deben tomar en cuenta las Decisiones y Recomendaciones adoptadas por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC; Que el Anexo 3 del Acuerdo OTC establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas; Que la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología, modificado por la Decisión 419 del 30 de julio de 1997; Que la Decisión 562 de 25 de junio de 2003 de la Comisión de la Comunidad Andina establece las Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario ; Que mediante Ley No , publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de 2007, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre de 2010, constituye el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana ; Que el Artículo 4 de la Ley 57, Ley Orgánica de la Salud, publicada en el Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre de 2006, modificada el 24 de enero de 2012 establece que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública; Que el Articulo 137 de la citada Ley Orgánica de Salud establece que están sujetos a registro sanitario, los dispositivos médicos fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, exportación, comercialización, dispensación y expendio, incluidos los que se reciban en donación; Que el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, de acuerdo a las funciones determinadas en el Artículo 15, literal b) de la Ley No del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre de 2010, y siguiendo el trámite reglamentario establecido en el Artículo 29 inciso primero de la misma Ley, en donde manifiesta que: La reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación de Página 1 de 9
2 reglamentos técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor contra prácticas engañosas ha formulado el Proyecto de Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 287 PRODUCTOS DE APOYO PARA CAMINAR MANEJADOS POR UN BRAZO ; Que en conformidad con el Artículo 2, numeral del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, el Artículo 11 de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, CAN, se debe proceder a la NOTIFICACIÓN del proyecto del mencionado Reglamento; Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y su Reglamento General, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en consecuencia, es competente para aprobar y notificar el Proyecto de Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 287 PRODUCTOS DE APOYO PARA CAMINAR MANEJADOS POR UN BRAZO ; Que mediante Acuerdo Ministerial No del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, se delega a la Subsecretaría de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su Reglamento General; y, En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, ARTÍCULO 1.- Notificar el siguiente Proyecto de: RESUELVE: REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO PRTE INEN 287 PRODUCTOS DE APOYO PARA CAMINAR MANEJADOS POR UN BRAZO 1. OBJETO 1.1 Este Reglamento Técnico establece los requisitos funcionales y de seguridad que deben cumplir los productos de apoyo para caminar manejados por un brazo, con la finalidad de proteger la seguridad y la vida de las personas y evitar prácticas que induzcan a la mala utilización en los usuarios. 2. CAMPO DE APLICACIÓN 2.1 Este Reglamento Técnico se aplica a los siguientes productos de apoyo para caminar manejados por un brazo, que se comercialicen en el Ecuador, sean éstos, importados o de fabricación nacional: Muletas de codo totalmente dotadas de empuñadura y contera, especificadas para un peso de usuario igual o superior a 35 kg, que se indican a continuación: a) Bastones. b) Muletas de codo. c) Muletas de antebrazo. d) Muletas axilares. e) Bastones con tres o más patas. f) Bastones con asiento Bastones con tres o más patas totalmente dotados de empuñadura y contera, especificados para un peso inferior a 35 kg, que se indican a continuación: a) Bastones. b) Muletas de codo. c) Muletas de antebrazo. Página 2 de 9
3 d) Muletas axilares. e) Bastones con tres o más patas. f) Bastones con asiento. 2.2 Este Reglamento Técnico no aplica a bastones con tres o más patas con apoyo de brazo o antebrazo. 2.3 Los productos objeto del presente Reglamento Técnico se encuentran comprendidos en la siguiente clasificación arancelaria: CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medico quirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas: De ortopedia Aplica solo a muletas de codo totalmente dotadas de empuñadura y contera, especificadas para un peso de usuario igual o superior a 35 kg y bastones con tres o más patas totalmente dotados de empuñadura y contera, especificados para un peso inferior a 35 kg; excepto bastones con tres o más patas con apoyo de brazo o antebrazo Para fracturas Aplica solo a muletas de codo totalmente dotadas de empuñadura y contera, especificadas para un peso de usuario igual o superior a 35 kg y bastones con tres o más patas totalmente dotados de empuñadura y contera, especificados para un peso inferior a 35 kg; excepto bastones con tres o más patas con apoyo de brazo o antebrazo Los demás Aplica solo a muletas de codo totalmente dotadas de empuñadura y contera, especificadas para un peso de usuario igual o superior a 35 kg y bastones con tres o más patas totalmente dotados de empuñadura y contera, especificados para un peso inferior a 35 kg; excepto bastones con tres o más patas con apoyo de brazo o antebrazo. 3. DEFINICIONES 3.1 Para los efectos de este Reglamento Técnico, se adoptan las definiciones contempladas en las normas EN-ISO 9999, EN-ISO , EN-ISO , EN 1041 y las que a continuación se detallan: Actividad de evaluación de la conformidad de primera parte. Actividad de evaluación de la conformidad que lleva a cabo la persona o la organización que provee el objeto. Página 3 de 9
4 3.1.2 Actividad de evaluación de la conformidad de tercera parte. Actividad de evaluación de la conformidad que lleva a cabo una persona u organismo que es independiente de la persona u organización que provee el objeto y también de los intereses del usuario en dicho objeto Bastón con tres o más patas. Bastón con tres o más patas y un mango, pero sin apoyo axilar o de antebrazo Certificado de conformidad. Documento emitido de conformidad con las reglas de un sistema de evaluación de la conformidad en el que se declara que un producto debidamente identificado es conforme con un reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello Contera. Parte del bastón o muleta que está en contacto con el suelo Empuñadura. Parte del bastón o muleta que normalmente se sujeta con la mano mientras se usa el bastón o muleta Muleta de codo. Ayuda para caminar constituida por una pata, un mango y un apoyo horizontal para el antebrazo Proveedor. Organización o persona que proporciona un producto, que puede ser el fabricante (productor) o distribuidor mayorista oficial autorizado por el fabricante Rotulado (Etiquetado). Cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene el rótulo o etiqueta Rótulo (Etiqueta). Se entiende por rótulo cualquier, expresión, marca, imagen u otro material descriptivo o gráfico que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve adherido al envase de un producto, que lo identifica y caracteriza. 4. CLASIFICACION 4.1 Los productos de apoyo para caminar manejados por un brazo objeto del presente Reglamento Técnico se clasifican de acuerdo a lo especificado en la norma EN-ISO 9999 vigente o su equivalente. 5. REQUISITOS DEL PRODUCTO 5.1 Las muletas de codo totalmente dotadas de empuñadura y contera, especificadas para un peso de usuario igual o superior a 35 kg, deben cumplir con los requisitos especificados en la norma EN- ISO vigente, o su equivalente. 5.2 Los bastones con tres o más patas totalmente dotados de empuñadura y contera, especificados para un peso inferior a 35 kg, deben cumplir con los requisitos especificados en la norma EN-ISO vigente, o su equivalente. 5.3 Los productos de apoyo para caminar manejados por un brazo deben ser elaborados bajo un sistema de gestión de la calidad que esté en conformidad con la Norma ISO vigente, o su equivalente. 5.4 Registro Sanitario. Los productos de apoyo para caminar manejados por un brazo a los que se refiere este Reglamento Técnico requieren, para su comercialización o expendio y/o importación, del Registro Sanitario expedido por la Autoridad Sanitaria Nacional del país de destino según la Ley Orgánica de Salud. Página 4 de 9
5 6. REQUISITOS DE MARCADO, ETIQUETADO E INFORMACIÒN SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE 6.1 Los productos contemplados en este Reglamento Técnico deben cumplir con las disposiciones de marcado y etiquetado establecidas en el Reglamento y Control Sanitario de Dispositivos Médicos vigente del Ministerio de Salud Pública de Ecuador; y, con los siguientes requisitos: 6.2 Muletas de codo totalmente dotadas de empuñadura y contera, especificadas para un peso de usuario igual o superior a 35 kg Toda la información suministrada debe ser adecuada para todos los usuarios, incluidas las personas con discapacidad visual La información relativa a, o suministrada con, las muletas de codo, debe estar de conformidad con lo establecido en los capítulos aplicables de la norma EN 1041 vigente o su equivalente La información debe incluir un aviso que indique que otros dispositivos y/o tipos de dispositivos se pueden utilizar conjuntamente con la muleta de codo en cuestión, así como todas las precauciones o limitaciones que se deben tener en cuenta para garantizar la seguridad del usuario; también debe incluir la información marcada sobre el producto y sobre la documentación indicada en la norma EN- ISO vigente o su equivalente Cada muleta debe estar marcada de forma clara e indeleble con la información establecida en la norma EN-ISO vigente o su equivalente. Adicionalmente en el marcado se debe incluir el país de fabricación del producto La información sobre la longitud, ángulo, instrucciones, advertencias y avisos debe estar contenida en las instrucciones de utilización y/o del conjunto o marcada de forma clara o indeleble sobre el producto y en idioma español. Esta información debe estar conforme con lo establecido en la norma EN-ISO vigente o su equivalente. 6.3 Bastones con tres o más patas totalmente dotados de empuñadura y contera, especificados para un peso inferior a 35 kg Cada bastón debe llevar marcada de forma clara e indeleble la información establecida en la norma EN-ISO vigente o su equivalente. Adicionalmente en el marcado se debe incluir el país de fabricación del producto. 6.4 En caso de ser producto importado, adicionalmente en el rotulado se debe incluir, en una etiqueta firmemente adherida al embalaje, la siguiente información: a) Razón social e identificación fiscal (RUC) del importador (ver nota 1 ). b) Dirección comercial del importador. 6.5 La información del marcado, rotulado e instrucciones que acompaña a los productos contemplados en este Reglamento Técnico debe estar en idioma español, sin perjuicio de que además se presente la información en otros idiomas. 6.6 Las marcas de conformidad e información de los sistemas de gestión de la calidad de las empresas fabricantes, no debe exhibirse en el producto, embalaje, manual de uso u otra información del producto. 7. MUESTREO 7.1 La inspección y el muestreo para la evaluación de la conformidad de las muletas de codo se deben realizar según los procedimientos o instructivos de muestreo establecidos por el organismo de certificación de productos. 7.2 La inspección y el muestreo para la evaluación de la conformidad de los bastones se deben realizar según el procedimiento establecido en la norma EN-ISO vigente o su equivalente y Nota 1 : La empresa que realiza la importación, se convierte en la responsable del producto dentro del Ecuador. Página 5 de 9
6 según los procedimientos o instructivos de muestreo establecidos por el organismo de certificación de productos. 8. ENSAYOS PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD 8.1 Los métodos de ensayo utilizados para verificar el cumplimiento de las muletas de codo con este Reglamento Técnico, son los establecidos en la norma EN-ISO vigente o su equivalente Los métodos de ensayo utilizados para verificar el cumplimiento de los bastones con tres o más patas con este Reglamento Técnico, son los establecidos en la norma EN-ISO vigente o su equivalente. 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 9.1 Norma EN-ISO , Ayudas para caminar manejadas por un brazo. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Muletas de codo. 9.2 Norma EN-ISO , Ayudas para caminar manejadas con un brazo. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 4: Bastones con tres o más patas. 9.3 Norma EN 1041, Información proporcionada por el fabricante con los productos sanitarios. 9.4 Norma EN-ISO 9999, Productos de apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y terminología. 9.5 Norma ISO 13485, Dispositivos médicos Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos para propósitos regulatorios. 9.6 Norma NTE INEN-ISO/IEC 17067, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto. 9.7 Norma NTE INEN ISO/IEC , Evaluación de la Conformidad Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales. 9.8 Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 9.9 Reglamento y Control Sanitario de Dispositivos Médicos del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. 10. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 10.1 De conformidad con lo que establece la Ley No del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, previamente a la comercialización de los productos nacionales e importados contemplados en este Reglamento Técnico, deberá demostrarse su cumplimiento a través de un certificado de conformidad, expedido por un organismo de certificación acreditado o designado en el país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país, de acuerdo a lo siguiente: a) Para productos importados. Emitido por un organismo de certificación acreditado, cuya acreditación sea reconocida por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, SAE, o por un organismo de inspección designado conforme lo establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. El certificado debe estar en idioma español o inglés. b) Para productos fabricados a nivel nacional. Emitido por un organismo de certificación acreditado por el SAE o designado conforme lo establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. Página 6 de 9
7 10.2 Para la demostración de la conformidad de los productos contemplados en este Reglamento Técnico, los fabricantes nacionales e importadores deberán demostrar su cumplimiento a través de la presentación del certificado de conformidad según las siguientes opciones: Certificado de conformidad de producto según el esquema de certificación 1a establecido en la norma NTE INEN-ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto [ver numeral 10.1 literales a) y b) de este Reglamento Técnico]. Al certificado de conformidad de producto según el esquema de certificación 1a se debe adjuntar: a) Informe de ensayos de tipo asociado al certificado de conformidad, emitido por un laboratorio de ensayos acreditado, cuya acreditación sea reconocida por el SAE, o evaluado por el organismo certificador de producto acreditado, en este último caso se deberá también adjuntar el informe de evaluación del laboratorio de ensayo de acuerdo con la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025, el cual no debe exceder de los doce meses a la fecha de presentación; b) Una constancia del mantenimiento de la certificación emitida por el organismo de certificación de producto después de la inspección anual; y, c) La evidencia de cumplimiento con los requisitos de marcado, etiquetado e información técnica del producto establecidos en el presente Reglamento Técnico, emitido por el organismo de certificación de producto Certificado de conformidad de producto según el esquema de certificación 5, establecido en la norma NTE INEN-ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto [ver numeral 10.1 literales a) y b) de este Reglamento Técnico]. Al certificado de conformidad de producto, según el esquema de certificación 5 además se debe adjuntar: a) Una constancia del mantenimiento de la certificación emitida por el organismo de certificación de producto después de la inspección anual, el cual se pueda evidenciar o verificar por cualquier medio; b) La evidencia de cumplimiento con los requisitos de marcado, etiquetado e información técnica del producto establecidos en el presente Reglamento Técnico, emitido por el organismo de certificación de producto; y, c) El Registro de Operadores, establecido mediante Acuerdo Ministerial No del 24 de enero de Certificado de Conformidad de Primera Parte según la norma NTE INEN ISO/IEC , expedido por el fabricante, debidamente legalizado por la Autoridad competente, que certifique que el producto cumple con este Reglamento Técnico, lo cual debe estar sustentado con la presentación de certificados de conformidad o informes de ensayo de acuerdo con las siguientes alternativas: a) Certificado de conformidad de producto con la norma de referencia de este Reglamento Técnico o su equivalente, emitido por un organismo de certificación de producto de tercera parte, por ejemplo: Certificado de conformidad con marcado CE, entre otros, el cual se pueda verificar o evidenciar por cualquier medio. Al certificado de conformidad se debe adjuntar una constancia del mantenimiento de la certificación emitida por el organismo de certificación de producto después de la inspección anual. La marca de conformidad de producto deberá estar en el producto; o, b) Informe de ensayos de tipo emitido por un laboratorio de ensayos acreditado, cuya acreditación sea reconocida por el SAE e informe de ensayos de rutina correspondiente al último control de producción de las unidades fabricadas, emitido por el laboratorio de ensayos del fabricante que se encuentren debidamente firmado por el responsable del laboratorio indicando el nombre y cargo; o, c) Informe de ensayos de tipo emitido por un laboratorio de ensayos de tercera parte que demuestre competencia técnica con la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025, la cual se pueda verificar o evidenciar por cualquier medio; e, informe de ensayos de rutina correspondiente al último control de producción de las unidades fabricadas, emitido por el laboratorio de ensayos del fabricante, que se encuentre debidamente firmado por el responsable del laboratorio indicando el nombre y cargo. Para el numeral , al certificado de conformidad de primera parte además se debe añadir la evidencia del cumplimiento con los requisitos de marcado, etiquetado e instrucciones técnicas del Página 7 de 9
8 producto establecidos en el presente Reglamento Técnico, emitida por el organismo de certificación de producto [ver numeral literal a)], o emitida por el laboratorio de ensayos o por el fabricante [ver numeral literales b) y c)]; y, el Registro de Operadores establecido mediante Acuerdo Ministerial No de 24 de enero de En este caso, previo a la nacionalización de la mercancía, el INEN o las Autoridades de Vigilancia y Control competentes, se reservan el derecho de realizar el muestreo, ensayos e inspección del marcado, de conformidad con este Reglamento Técnico, en cualquier momento, a cuenta y a cargo del fabricante o importador del producto El certificado de conformidad de primera parte se aceptará hasta que existan organismos de certificación de producto y laboratorios de ensayo acreditados o designados en el país de destino, o acreditado en el país de origen, cuya acreditación sea reconocida por el SAE Los productos de fabricación nacional que cuenten con Sello de Calidad INEN o Certificado de Conformidad INEN, Esquema 5, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización El certificado de conformidad e informes de ensayos deben estar en idioma español o inglés, o en los dos idiomas. 11. AUTORIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL 11.1 De conformidad con lo que establece la Ley No del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad y las instituciones del Estado que, en función de sus leyes constitutivas tengan facultades de fiscalización y supervisión, son las autoridades competentes para efectuar las labores de vigilancia y control del cumplimiento de los requisitos del presente reglamento técnico, y demandarán de los fabricantes nacionales e importadores de los productos contemplados en este reglamento técnico, la presentación de los certificados de conformidad respectivos Las autoridades de vigilancia del mercado ejercerán sus funciones de manera independiente, imparcial y objetiva, y dentro del ámbito de sus competencias. 12. RÉGIMEN DE SANCIONES 12.1 Los proveedores de estos productos que incumplan con lo establecido en este reglamento técnico recibirán las sanciones previstas en la Ley No del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vigentes, según el riesgo que implique para los usuarios y la gravedad del incumplimiento. 13. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 13.1 Los organismos de certificación, laboratorios o demás instancias que hayan extendido certificados de conformidad o informes de laboratorio erróneos o que hayan adulterado deliberadamente los datos de los ensayos de laboratorio o de los certificados, tendrán responsabilidad administrativa, civil, penal y/o fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley No del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vigentes. 14. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO 14.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones de este Reglamento Técnico Ecuatoriano, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, lo revisará en un plazo no mayor a cinco (5) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances tecnológicos o requisitos adicionales de seguridad para la protección de la salud, la vida y el ambiente, de conformidad con lo establecido en la Ley No del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. Página 8 de 9
9 ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 287 PRODUCTOS DE APOYO PARA CAMINAR MANEJADOS POR UN BRAZO en la página Web de esa Institución (www.normalizacion.gob.ec). ARTÍCULO 3.- Este Reglamento Técnico Ecuatoriano entrará en vigencia, transcurridos ciento ochenta (180) días calendario desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. Dado en Quito, Distrito Metropolitano, Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez SUBSECRETARIA DE LA CALIDAD Página 9 de 9