Source: http://legislacion.derecho.com/orden-12-diciembre-2002-ministerio-de-fomento-56359
Timestamp: 2016-10-22 13:06:04
Document Index: 253035810

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 2']

ORDEN FOM/3239/2002, de 12 de diciembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas de medida de líquidos distintos del agua destinados al suministro de carburantes y combustibles líquidos en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica Mis Leyes
ORDEN FOM/3239/2002, de 12 de diciembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas de medida de líquidos distintos del agua destinados al suministro de carburantes y combustibles líquidos en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica Estado	:
MINISTERIO DE FOMENTO	CAPÍTULO I Campo de aplicaciónArtículo 1. Objeto.Artículo 2. Ejecución.CAPÍTULO IIVerificación después de reparación o modificaciónArtículo 3. Reparadores autorizados.Artículo 4. Actuaciones de los reparadores.Artículo 5. Libro-registro de reparaciones.Artículo 6. Sujetos obligados y solicitudes.Artículo 8. Errores máximos permitidos.Artículo 9. Conformidad.Artículo 10. No superación de la verificación.CAPÍTULO III Verificación periódicaArtículo 11. Sujetos obligados y solicitudes.Artículo 12. Procedimiento.Artículo 13. Errores máximos permitidos.Artículo 14. Conformidad.Artículo 15. No superación de la verificación periódica.Disposición transitoria única. Primera verificación periódica.Disposición final única. Entrada en vigor.ANEXO IRequisitos para la inscripción en el Registro de Control Metrológico de las personas o entidades que pretendan reparar o modificar sistemas de medidaANEXO IIIANEXO IV
La Orden del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988, que incorpora al Derecho interno la Directiva 77/313/CEE, de 5 de abril de 1977, modificada posteriormente por la Directiva 82/625/CEE, del de julio de 1982, relativas ala aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los diferentes sistemas de medida de líquidos distintos del agua, reguló las fases de aprobación de modelo y de verificación primitiva.
Esta Orden tiene por objeto la regulación del control metrológico del Estado, en sus fases de verificación despues de reparación o modificación y de verificación periódica, de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua destinados al suministro de carburantes y combustibles líquidos, denominados en adelante sistemas de medida, comprendidos en el campo de aplicación de la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988.
1. La reparación o modificación de un sistema de medida sólo podrá ser realizada por una persona o entidad inscrita como reparador en el Registro de Control Metrológico, conforme a lo establecido por el Real Decreto 1618/1985, de 1 1 de septiembre.
La persona o entidad que haya reparado o modificado un sistema de medida, una vez comprobado su correcto funcionamiento, deberá ajustarlo a cero, permitiéndose una tolerancia de (±0,1 por 100. El reparador colocará nuevamente los precintos que haya tenido que levantar para llevar a cabo la reparación o modificación.
1. En todas las estaciones de servicio y puntos de suministro de carburantes y combustibles líquidos existirá un denominado Libroregistro de reparaciones, debidamente foliado, sellado y habilitado por la Administración Pública competente, para anotar en él todas las actuaciones realizadas por los reparadores en la reparación o modificación del sistema de medida.
CAPÍTULO III Verificación periódica
1. Los poseedores de sistemas de medida en servicio estarán obligados a solicitar anualmente ala Administración Pública competente la verificación periódica de los mismos, quedando prohibido su uso en el caso de que no se supere esta fase de control metrológico o cuando no se disponga en sitio visible de la oportuna etiqueta de verificación en vigor. El plazo de validez de dicha verificación será de un año.
Las personas o entidades que se propongan reparar o modificar los sistemas de medida a que se refiere esta Orden deberán inscribirse como reparadores autorizados en el Registro de Control Metrológico, según lo dispuesto en el artículo 2.° del Real Decreto 1618/1985, de 1 1 de septiembre, por el que se establece el Registro de Control Metrológico.
Un juego de vasijas graduadas con trazo múltiple y debidamente calibradas contrazabilidad a patrones nacionales, con capacidades nominales de 2, 5, 10 y 20 litros, y cuyo error máximo permitido en su capacidad nominal sea igual o inferior a 5 x 10-°.
Los medios y dispositivos necesarios para el transporte de las vasijas y la utilización adecuada de las mismas en el emplazamiento usual de los sistemas de medida y los procedimientos de seguridad y medio ambientales sobre el líquido utilizado.Ver ANEXO 2
Procedimiento de verificación de sistemas
2.1	Requisitos generales para la realización de los
Se considera que dichas condiciones son estables cuando la variación máxima de la temperatura ambiental durante el ensayo es inferior a 10 °C y la diferencia entre la temperatura del líquido en la vasija de referencia y la temperatura a la que se ha calibrado dicha vasija es inferior, en valor absoluto, a 10 °C.
2.2	Equipo de ensayo:
Se deberá disponer de un juego de vasijas graduadas con trazo múltiple, de capacidades nominales de 2, 5, 10 y 20 litros, debidamente calibradas con trazabilidad a patrones nacionales y cuyo error máximo permitido en su capacidad nominal sea igual o inferior a 5 x 10°.
2.3.1.1	Operaciones previas:
La dilatación volumétrica de la manguera flexible se comprueba al descolgar el boquerel y después de haber desactivado, en su caso, el dispositivo de ocultamiento de los primeros centílitros o centésimas del dispositivo indicador. Una vez descolgado el boquerel, se anota el valor del volumen medido por el dispositivo indicador antes de abrir la válvula del boquerel. La indicación representa el valor de la dilatación volumétrica de la manguera flexible. Si el sistema de medida no incorpora un enroIlador de manguera, el valor de dilatación de la manguera flexible debe ser inferior al 1 por 100 del valor del suministro mínimo. Si el sistema de medida incorpora un enrollador, la dilatación resultante del paso de la posición de manguera enrollada no sometida a presión, a la posición de manguera desenrollada sometida a la presión de la bomba, debe ser inferior al 2 por 100 del suministro mínimo.
El error máximo permitido es del ± 1 por 100 del suministro mínimo o del ±0,5 por 100, si la cantidad es dos veces superior al suministro mínimo.
2.3.1.2	Ensayo al caudal máximo:
3) Se procede ala lectura del volumen indicado en la vasija y se calcula el error mediante la fórmula siguiente: e,= [(V",d-VP) / VP] x 100; siendo:
V",d=Volumen indicado por el sistema de medida (20 I).
VP=Volumen leído en litros sobre la vasija de referencia.
e,= Error relativo porcentual en el volumen indicado por el sistema de medida.
2.3.1.3	Ensayo a caudal reducido:
El ensayo a caudal reducido tiene por objeto verificar la estanqueidad interna del medidor. Se efectúa a un caudal sensiblemente superiora¡ caudal mínimo indicado en la placa de características del sistema de medida y se utilizará una vasija de referencia de 10 litros de capacidad nominal. Se realizará siguiendo los mismos pasos que en el ensayo anterior.
2.3.1.4	Ensayos de funcionamiento general:
2.3.2.1	Distribuidores de cantidades múltiplos del
litro o del medio litro:
El ensayo de exactitud se efectuará, de acuerdo con lo indicado en la fase 2) del punto 2.3.1.2., sobre una
vasija de cinco litros, ajustando el precio unitario de manera que el volumen suministrable teórico esté dentro del campo de lectura de la vasija.
Su contenido será el que se establece en el gráfico siguiente:Ver TABLA