Source: http://docplayer.fr/10751210-This-is-a-preview-click-here-to-buy-the-full-publication-norme-internationale-international-standard-microphones-de-mesure-measurement-microphone.html
Timestamp: 2018-02-26 02:16:31+00:00
Document Index: 331502137

Matched Legal Cases: ['art 3', 'art 3', 'art 1', 'art 2', 'art 3', 'art 4', 'art 3']

This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Microphones de mesure. Measurement microphone - PDF
Download "This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Microphones de mesure. Measurement microphone"
1 NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC Première édition First edition Microphones de mesure Partie 3: Méthode primaire pour l'étalonnage en champ libre des microphones étalons de laboratoire par la méthode de réciprocité Measurement microphone Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique CEI 1995 Droits de reproduction réservés Copyright all rights reserved Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher. Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse IEC Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission McmuyHapoAHan 3neKrpoTexHH geckar HOMHCCHA CODE PRIX PRICE CODE Q Pour prix, voir catalogue en vigueur For price, see current catalogue
2 CEI:1995 SOMMAIRE Pages AVANT-PROPOS 4 Articles 1 Domaine d'application 6 2 Références normatives 6 3 Définitions Microphone réciproque Argument de l'efficacité en champ libre d'un microphone Centre acoustique d'un microphone Transducteur ponctuel équivalent Impédance électrique de transfert Impédance acoustique de transfert Axe principal d'un microphone Conditions de champ libre 8 4 Conditions d'environnement de référence 8 5 Principe de l'étalonnage en champ libre par réciprocité Principe général Expressions de base Technique de la tension insérée Caractéristiques en champ libre d'un microphone récepteur Caractéristiques en champ libre d'un microphone émetteur Procédure de la réciprocité Expressions finales de l'efficacité en champ libre 16 6 Grandeurs d'influence sur l'efficacité en champ libre Généralités Tension de polarisation Configuration de référence du blindage Conditions acoustiques Position du centre acoustique d'un microphone Influence des conditions d'environnement 20 7 Composantes de l'incertitude d'étalonnage Généralités Impédance électrique de transfert Atténuation du son dans l'air Ecarts par rapport aux conditions de champ idéales Tension de polarisation Grandeurs physiques Incertitude sur le niveau d'efficacité en champ libre 24 Annexes A Valeurs de la position des centres acoustiques des microphones 26 B Valeurs de l'affaiblissement linéique de propagation du son dans l'air 28 C Influence de l'environnement sur l'efficacité des microphones 32
3 IEC: CONTENTS FOREWORD 5 Clause 1 Scope 7 2 Normative references 7 3 Definitions Reciprocal microphone Phase angle of free-field sensitivity of a microphone Acoustic centre of a microphone Equivalent point-transducer Electrical transfer impedance Acoustical transfer impedance Principal axis of a microphone Free-field conditions 9 4 Reference environmental conditions 9 5 Principles of free-field calibration by reciprocity General principle Basic expressions Inse rt voltage technique Free-field receiving characteristics of a microphone Free-field transmitting characteristics of a microphone Reciprocity procedure Final expressions for the free-field sensitivity 17 6 Factors influencing the free-field sensitivity General Polarizing voltage Ground shield reference configuration Acoustic conditions Position of the acoustic centre of a microphone Dependence on environmental conditions 21 7 Calibration uncertainty components General Electrical transfer impedance Attenuation of sound in air Deviations from ideal field conditions Polarizing voltage Physical quantities Uncertainty on free-field sensitivity level 25 Page Annexes A Values for the position of the acoustic centres of microphones. 27 B Values of the air attenuation coefficients 29 C Environmental influence on the sensitivity of microphones 33
4 CEI:1995 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE MICROPHONES DE MESURE Partie 3: Méthode primaire pour l'étalonnage en champ libre des microphones étalons de laboratoire par la méthode de réciprocité AVANT- PROPOS 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvermementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés. 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides at agréées comme telles par les Comités nationaux. 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière. 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes. La Norme internationale CEI a été établie par le comité d'études 29 de la CEI: Electroacoustique. La présente partie de la CEI 1094 annule et remplace fa CEI 486 parue en Le texte de cette norme est issu des documents suivants: DIS 29/294/DIS Rappo rt de vote 29/311 /R V D Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme. La CEI 1094 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Microphones de mesure: Partie 1: 1992, Spécifications des microphones étalons de laboratoire Partie 2: 1992, Méthode primaire pour l'étalonnage en pression des microphones étalons de laboratoire par la méthode de réciprocité Partie 3: 1995, Méthode primaire pour l'étalonnage en champ libre des microphones étalons de laboratoire par la méthode de réciprocité Partie 4: 1995, Spécifications des microphones étalons de travail Les annexes A, B et C sont données uniquement à titre d'information.
5 IEC: INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION MEASUREMENT MICROPHONES Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique FOREWORD 1) The IEC (Inte rnational Electrotecnical Commission) is a world-wide organization for standardization comprising all national electrotechnical Committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-govemmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with. 3) They have the form of recommendations for inte rnational use published in the form of standards, technical repo rts or guides and they are accepted by the National Committees in that sense. 4) In order to promote international unification, IEC National committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter. 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards. International Standard IEC has been prepared by IEC technical committee 29: Electroacoustics. This pa rt of IEC 1094 cancels and replaces IEC 486 published in The text of this part is based on the following documents: DIS 29/294/DIS Report on voting 29/311/RVD Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table. IEC 1094 consists of the following pa rts, under the general title Measurement m icrophones: Part 1: 1992, Specifications for laboratory standard microphones Part 2: 1992, Primary method for pressure calibration of laboratory standard reciprocity technique Part 3: 1995, Primary method for free-field calibration of laboratory standard reciprocity technique microphones by the microphones by the Part 4: 1995, Specifications for working standard microphones. Annexes A, B and C are for information only.
6 CEI:1995 MICROPHONES DE MESURE Partie 3: Méthode primaire pour l'étalonnage en champ libre des microphones étalons de laboratoire par la méthode de réciprocité 1 Domaine d'application La présente partie de la CEI 1094 est applicable aux microphones étalons de laboratoire répondant aux prescriptions de la CEI Les principes de la méthode sont applicables à d'autres types de microphones. En particulier, les microphones qui répondent aux prescriptions de la CEI , quand ils sont munis d'un adaptateur spécial, peuvent aussi être étalonnés selon cette norme quand l'adapteur est enlevé. La présente partie de la CEI 1094 spécifie une méthode primaire de détermination de l'efficacité en champ libre de manière à établir une base reproductible et exacte pour la mesure de la pression acoustique dans des conditions de champ libre. La présente partie de la CEI 1094 est destinée à être utilisée dans des laboratoires ayant du personnel hautement expérimenté et un équipement spécialisé. 2 Références normatives Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 1094 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'iso possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. CEI 27-2:1972, Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique - Deuxième partie: Télécommunications et électronique CEI 50 (801): 1994, Vocabulaire électrotechnique international (VEI) - Chapitre 801: Acoustique et électroacoustique CEI : 1992, Microphones de mesure - Partie 1: Spécifications des microphones étalons de laboratoire CEI : 1992, Microphones de mesure - Partie 2: Méthode primaire pour l'étalonnage en pression des microphones étalons de laboratoire parla méthode de réciprocité ISO : 1993, Acoustique - Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre - Partie 1: Calcul de l'absorption atmosphérique ISO: 1993, Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure
7 IEC:1995 This is a preview - click here to buy the full publication MEASUREMENT MICROPHONES Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique 1 Scope This part of IEC 1094 is applicable to laboratory standard microphones meeting the requirements of IEC The principles of the method are applicable to other types of microphones. In pa rticular, microphones which fulfil the requirements of IEC , when fitted with a special adaptor, may also be calibrated according to this standard when the adaptor is removed. This part of IEC 1094 specifies a primary method of determining the free-field sensitivity so as to establish a reproducible and accurate basis for the measurement of sound pressure under free-field conditions. This part of IEC 1094 is intended for use by laboratories with highly experienced staff and specialized equipment. 2 Normative references The following normative documents contain provisions, which through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 1094 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards. IEC 27-2: 1972, Letter symbols to be used in electrical technology - Pa rt 2: Telecommunications and electronics IEC 50 (801): 1994, International Electrotechnical Vocabulary (lev) - Chapter 801: Acoustics and electroacoustics IEC :1992, Measurement microphones - Pa rt 1: Specifications for laboratory standard microphones IEC : 1992, Measurement microphones - Pa rt 2: Primary method for pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique ISO : 1993, Acoustics -Attenuation of sound during propagation outdoors - Pa rt 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere ISO: 1993, Guide to the expression of uncertainty of measurements