Source: https://docplayer.fi/16708800-Sementiton-lonkan-tekonivel-primaarin-lonkan-nivelrikon-hoitona-yli-54-vuotiaille-potilaille.html
Timestamp: 2020-01-23 16:19:34+00:00
Document Index: 5734353

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille - PDF Free Download
Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille
Download "Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille"
Lotta Aaltonen
1 Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille - kahdeksan yleisintä sementitöntä tekoniveltä 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo T. Mäkelä 1, Antti Eskelinen 2,5, Pekka Pulkkinen 3, Pekka Paavolainen 4 and Ville Remes 5 Department of Orthopaedics and Traumatology, Turku University Central Hospital, Finland 1 The Coxa Hospital for Joint Replacement, Tampere, Finland 2 Department of Public Health, University of Helsinki, Finland 3 Orton Orthopaedic Hospital, Invalid Foundation, Helsinki, Finland 4 Department of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki University Central Hospital, Finland 5 The aim of the study was to analyze from the data of the Finnish Arthroplasty Registry the long-term rates of the contemporary cementless implants performed for primary osteoarthritis in patients aged 55 years or older. Another aim was to compare the results of cementless implants with the results of the best performing cemented design in Finland, the Exeter Universal/All-poly. We found out that the long-term rates for aseptic loosening of the best performing cementless implants in elderly patients were comparable to those of the best performing cemented implants. Polyethylene wear and osteolysis remained a serious problem of cementless designs with unplugged screw-holes and poor liner options. The 7-year rates of cementless replacements with plugged screw-holes and contemporary liner models were promising and revision risks for any reason of these designs were comparable to that of the Exeter Universal/All-poly. Johdanto Pohjoismaiden kansallisten proteesirekisterien perusteella sementtikiinnitteinen lonkan tekonivel on iäkkäiden potilaiden hankalaoireisen lonkan nivelrikon ensisijainen hoito1-3. Suomen Endoproteesirekisteriin perustuvan tutkimuksen mukaan lonkan tekonivelen aseptisen irtoamisen riski vuotiailla potilailla on kuitenkin sementittömillä proteeseilla pienempi kuin käyttäen sementtiproteeseja4. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida yleisimpien sementittömien lonkan tekonivelten pitkäaikaispysyvyyttä nivelrikkoa sairastavilla yli 54-vuotiailla potilailla. Lisäksi vertasimme sementittömien tekonivelten pysyvyystuloksia Exeter-proteesiin, pitkäaikaistuloksiltaan parhaaseen sementtikiinnitteiseen proteesimalliin Suomen Endoproteesirekisterin tulosten perusteella. Tutkimuksemme perustui kansallisiin Suomen Endoproteesirekisterin tietoihin ajalta Menetelmät Vuodesta 1980 lähtien on lonkan tekonivelleikkauksista kerätty tietoa Lääkelaitoksen ylläpitämään Suomen Endoproteesirekisteriin. Endoproteesirekisterin kattavuuden arvioitiin vuosina olevan 90% vertaamalla tietoja Hoitoilmoitusrekisterin kanssa. Endoproteesirekisterin kattavuutta on viime vuosina arvioitu muutaman vuoden välein. Nykyään Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 323
2 käytännössä kaikki lonkan tekonivelleikkaukset rekisteröidään. Tutkimusajankohtana Suomessa tehtiin 101,720 primaaria lonkan tekonivelleikkausta. Näistä 87,578 (86%) tehtiin yli 54-vuotiaille potilaille. Nivelrikko oli leikkausaiheena 71,146 (81%) leikkauksessa. Näistä 30,112 (42%) leikkauksessa käytettiin sementitöntä tekoniveltä. Tutkimukseen otettiin mukaan primaarin nivelrikon takia leikatut yli 54-vuotiaat potilaat. Pysyvyyslaskelmat tehtiin myöskin erikseen ikäryhmittäin: vuotiaat, vuotiaat sekä 75 vuotiaat ja sitä iäkkäämmät. Vain ne sementittömät proteesimallit, joita oli käytetty yli 500 leikkauksessa tutkimusajankohtana otettiin mukaan laskelmiin. Lisäksi vain ne mallit joita viiden vuoden kohdalla oli seurannassa jäljellä vähintään 20 kelpasivat mukaan. Näiden ehtojen mukaisesti kahdeksan tekonivelmallia valittiin (kuppi + varsi yhdistelmää) eli yhteensä 10,310 tekoniveltä (Taulukko I, Taulukko II). Näiden sementittömien tekonivelten tuloksia verrattiin 5,048 sementtikiinnitteisen Exeter-tekonivelen tuloksiin5. Potilaiden keskimääräinen ikä, sukupuolijakauma, sairaaloiden lukumäärä, leikkausvuosi sekä implanttien lukumäärä kirjattiin (Taulukko I). Uusintaleikkaukset linkitettiin primaarileikkauksiin sosiaaliturvatunnuksen avulla. Uusintaleikkauksella tarkoitettiin kupin ja/tai varren vaihtoa tai poistoa tai liukupinnan (liner) vaihtoa. Bakteeritulehdukset hoidetaan pääasiallisesti kaksivaiheisella uusintaleikkauksella. Tällöin vain ensimmäinen leikkaus eli proteesin poisto kirjataan ensimmäiseksi uusintaleikkaukseksi Endoproteesirekisteriin. Toisen vaiheen leikkaukset reprotetisaatio kirjataan toiseksi uusintaleikkaukseksi, eivätkä ne näin ollen ole mukana tutkimuksessa. Koko tutkimuksen kuluessa tutkimusryhmään kuuluville potilaille kirjattiin 1,182 uusintaleikkausta (Taulukko III). Päätetapahtumana pysyvyyden arvioimisessa käytettiin minkä tahansa komponentin tai koko implantin poistoa tai vaihtoa. Uusintaleikkaus aseptisen irtoamisen takia sekä minkä tahansa syyn takia toimivat erillisinä päätetapahtumina. Kaplan-Meier(8) analyysiä käyttäen laskettiin implantin pysyvyystodennäköisyydet 5, 7, 10 ja 15 vuoden kohdalla. Implantin pysyvyystodennäköisyys laskettiin vain siihen seurantapisteeseen asti, jossa vähintään 20 implanttia oli jäljellä seurannassa(9). Kaplan-Meier analyysissä saatuja pysyvyystuloksia vertailtiin log-rank testissä. Coxin regressiomallia(10) käytettiin ryhmien välisten erojen sekä sekoittavien tekijöitten arvioimiseen. Varsien, kuppien ja kokotekonivelten uusintaleikkausriski arvioitiin. Vakioinnit tehtiin iän ja sukupuolen suhteen. Exeter All-poly/Exeter Universal toimi vertailuimplanttina, koska sillä on osoitettu olevan parhaat pitkäaikaistulokset sementtiproteeseista Suomessa(5). Table I. Demographic data of the brands analyzed in the study. THR = total hip replacement. HG-II = Harris-Galante II. PCA Std= Porous Coated Anatomic Standard. PFU = Press-Fit Universal. ABG = Anatomique Benoist Girard. THR Brands Number Mean follow-up Anatomic Mesh/ HG-II PCA Std/PCA Pegged Mean age Women (%) Number of hospitals Years of implantation Bi-Metric/PFU 2, Bi-Metric/Mallory Bi-Metric/Vision 2, ABG I/ABG I ABG I/ABG II 1, ABG II/ABG II 1, Exeter Universal/ Exeter All-poly Together 15,358 5, SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 31
3 Coxin regressioanalyysiä käyttäen saatiin arvio pysyvyystodennäköisyydestä sekä vakioidut riskisuhteet uusintaleikkaukselle. Waldin testiä käyttäen laskettiin p-arvot Coxin regressioanalyysistä saadulle datalle. Ryhmien välistä eroa pidettiin tilastollisesti merkittävänä, mikäli p-arvo oli vähemmän kuin Tulokset Varsien pysyvyys Aseptinen irtoaminen Bi-Metric- ja Exeter Universal-varsien 15-vuotispysyvyydessä ei ollut eroa. Coxin regressioanalyysissä Bi- Metric-varren uusintaleikkausriski oli pienempi kuin Exeter Universal-varren (Taulukko IV, Kuva I-A). Potilailla iältään vuotta Bi-Metric-varren uusintaleikkausriski oli pienempi kuin Exeter Universal-varren (Taulukko IV). Potilailla iältään vuotta ABG I-varren uusintaleikkausriski oli pienempi kuin Exeter Universalvarren (Taulukko IV). Potilailla iältään yli 74 vuotta, Bi-Metric- ja Exeter Universal-varsien välillä ei ollut eroa uusintaleikkausriskissä (Taulukko IV). Kuppien pysyvyys Aseptinen irtoaminen Press-Fit Universal- ja Exeter All-poly-kuppien 15-vuotispysyvyydessä ei ollut eroa. Coxin regressioanalyysissä Press-Fit Universal ja ABG II kuppien uusintaleikkausriski oli pienempi kuin Exeter All-polykupin (Taulukko V, Kuva I-B). Table II. Material, surface, design features and manufacturer of the brands in the study. Abbreviations: THR = total hip replacement, HG-II = Harris-Galante II, PCA = Porous Coated Anatomic, PFU = Press-Fit Universal and ABG = Anatomique Benoist Girard. THR Brands Material Surface Special design features Stems Manufacturer Bi-Metric titanium alloy proximally porous coated straight, collarless Biomet Anatomic Mesh titanium alloy proximally porous coated anatomic Zimmer ABG I titanium alloy proximally grit-blasted and HA-coated ABG II titanium alloy proximally grit-blasted and HA-coated anatomic anatomic Stryker Howmedica Stryker Howmedica PCA Standard cobalt-chromium proximally porous coated anatomic Stryker Howmedica Exeter Universal stainless steel polished straight, collarless, cemented Cups ABG I titanium alloy grit-blasted and HAcoated ABG II titanium alloy grit-blasted and HAcoated hemispherical, open screw-holes hemispherical, screwholes plugged Biomet Mallory titanium alloy porous coated hemispherical, open screw-holes, fins Biomet Universal titanium alloy porous coated hemispherical, open screw-holes Biomet Vision titanium alloy porous coated hemispherical, screwholes plugged Harris-Galante II titanium alloy porous coated hemispherical, open screw-holes PCA Pegged cobalt-chromium porous coated hemispherical, open screw-holes Stryker Howmedica Stryker Howmedica Stryker Howmedica Biomet Biomet Biomet Zimmer Stryker Howmedica Exeter All-poly polyeyhylene - cemented Stryker Howmedica Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 325
4 !! / Figure :;< K*$LM$'+NO' >8AB3458C DE=F4G =7;4HI8CB3:J PQ 1. Cox-adjusted curves of 15,358 stems and 15,358 cups in patients aged 55 years or older with stem designs (1-A) or cup designs (1-B) as the strata factors. The end point was defined as stem (1-A) or cup (1-B) revision due to aseptic loosening. Adjustment was made for age and gender. Abbreviations; PCA = Porous Coated Anatomic and ABG = Anatomique Benoist "#$%&'()'*)($&%*+,$-. Girard.!" / =<<ARH<S WX(M$'+NO' DE=D3UU3G >8HI :;< >8HI34T8:8H7 >8HI34B;<<H5S "#$%&'()'*)($&%*+,$-.!" Figure 1-A. The ABG I stem had a significantly better overall than the reference stem, the Exeter Universal stem (p=0.015). The Exeter Universal stem had a significantly better overall than the two worst performing stems, the Anatomic Mesh (p=0.008) and the PCA Std (p<0.001) stems. Figure 1-B. The ABG II cup had a significantly better overall than the reference cup, the Exeter All-poly (p<0.001). The Exeter All-poly cup had a significantly better overall than the two worst performing cups, the PCA Pegged and the ABG I cups (p<0.001 for both comparisons) Table III. Reasons for revision of the eight most common cementless brands and the cemented Exeter Universal/ All-poly. Abbreviations: THR = total hip replacement, N = number of primary operations, HG-II = Harris-Galante II, PCA Std= Porous Coated Anatomic Standard, PFU = Press-Fit Universal and ABG = Anatomique Benoist Girard. THR brands N Aseptic loosening (cup + stem) Anatomic Mesh/ HG-II PCA Std/ PCA Pegged Aseptic loosening (cup) Aseptic loosening (stem) Infection Dislocation Malposition (15.0%) 23 (20.4%) 17 (15.0%) 0 (0.0%) 4 (3.5%) 7 (6.2%) (14.1%) 81 (60.0%) 19 (14.1%) 2 (1.5%) 1 (0.7%) 2 (1.5%) Bi-Metric/PFU 2, (7.5%) 67 (19.4%) 10 (2.9%) 9 (2.6%) 57 (16.5%) 14 (4.1%) Bi-Metric/Mallory (7.8%) 11 (17.2%) 3 (4.7%) 1 (1.6%) 12 (18.8%) 3 (4.7%) Bi-Metric/Vision 2, (15.9%) 1 (1.4%) 6 (8.7%) 8 (11.6%) 28 (40.6%) 5 (7.2%) ABG I/ABG I (9.4%) 27 (25.5%) 3 (2.8%) 1 (0.9%) 6 (5.7%) 3 (2.8%) ABG I/ABG II 1,765 1 (1.6%) 6 (9.5%) 2 (3.2%) 5 (7.9%) 13 (20.6%) 10 (15.9%) ABG II/ABG II 1,489 2 (3.9%) 1 (2.0%) 3 (5.9%) 3 (5.9%) 10 (19.6%) 7 (13.7%) Exeter Universal/ All-poly 5, (14.4%) 57 (24.2%) 29 (12.3%) 28 (11.9%) 46 (19.5%) 11 (4.7%) Together 15, (10.6%) 274 (23.2%) 92 (7.8%) 57 (4.8%) 177 (15.0%) 62 (5.2%) 326 SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 31
5 Potilailla iältään vuotta PCA Pegged- ja ABG I-kuppien uusintaleikkausriski oli suurempi kuin Exeter All-poly-kupin. ABG II-kupin uusintaleikkausriski oli pienempi kuin Exeter All-poly-kupin (Taulukko V). Potilailla iältään vuotta PCA Pegged-kupin uusintaleikkausriski oli suurempi kuin Exeter All-poly-kupin. ABG II-kupin uusintaleikkausriski oli pienempi kuin Exeter All-poly-kupin (Taulukko V). Potilailla iältään yli 74 vuotta kuppien välillä ei ollut eroa uusintaleikkausriskissä (Taulukko V). Lonkan tekonivelmallien pysyvyys Aseptinen irtoaminen Bi-Metric/Press-Fit Universal- ja Exeter Universal/Allpoly-tekonivelten 15-vuotispysyvyydessä ei ollut eroa. Coxin regressioanalyysissä Bi-Metric/Press-Fit Universal-, Bi-Metric/Mallory- ja ABG I/ABG II-tekonivelten uusintaleikkausriski oli pienempi kuin Exeter Universal/All-poly-tekonivelen (Taulukko VI, Kuva II-A). Potilailla iältään vuotta Bi-Metric/Press-Fit Universal- ja ABG I/ABG II-tekonivelten uusintaleikkausriski oli pienempi kuin Exeter Universal/All-polytekonivelen. PCA Std/PCA Pegged-tekonivelen uusintaleikkausriski oli suurempi kuin Exeter Universal/ All-poly-tekonivelen (Taulukko VI). Fracture of the prosthesis Periprothetic fracture Another reason Together 4 (3.5%) 2 (1.8%) 39 (34.5%) 113 (100.0%) 0 (0.0%) 1 (0.7%) 10 (7.4%) 135 (100.0%) 16 (4.6%) 15 (4.3%) 131 (38.0%) 345 (100.0%) 5 (7.8%) 3 (4.7%) 21 (32.8%) 64 (100.0%) 0 (0.0%) 4 (5.8%) 6 (8.7%) 69 (100.0%) 3 (2.8%) 6 (5.7%) 47 (44.3%) 106 (100.0%) 1 (1.6%) 10 (15.9%) 15 (23.8%) 63 (100.0%) 4 (7.8%) 19 (37.3%) 2 (3.9%) 51 (100.0%) 0 (0,0%) 23 (9.7%) 8 (3.4%) 236 (100.0%) 33 (2.8%) 83 (7.0%) 279 (23.6%) 1,182 (100.0%) Potilailla iältään vuotta ABG I/ABG II-tekonivelen uusintaleikkausriski oli pienempi kuin Exeter Universal/All-poly-tekonivelen. PCA Std/PCA Pegged-tekonivelen uusintaleikkausriski oli suurempi kuin Exeter Universal/All-poly-tekonivelen (Taulukko VI). Potilailla iältään yli 74 vuotta tekonivelten välillä ei ollut eroa uusintaleikkausriskissä (Taulukko VI). Lonkan tekonivelmallien pysyvyys Kaikki uusintaleikkaukset Exeter Universal/All-poly-tekonivelen 15-vuotispysyvyys oli parempi kuin sementittömien tekonivelten (Taulukko VII). Coxin mallissa Exeter Universal/ All-poly-tekonivelen uusintaleikkausriski oli pienempi kuin PCA Std/PCA Pegged-, Bi-Metric/Press Fit Universal-, ABG I/ABG I- ja ABG II/ABG II-tekonivelten. Exeter Universal/All-poly-tekonivelen uusintaleikkausriski oli verrattavissa Bi-Metric/Mallory-, Bi-Metric/Vision-, Anatomic Mesh/HG-II- ja ABG I/ ABG II-tekonivelten uusintaleikkausriskiin (Taulukko VII, Kuva II-B). Potilailla iältään vuotta PCA Std/PCA Pegged-, ABG I/ABG I- ja ABG II/ABG II tekonivelten uusintaleikkausriski oli suurempi kuin Exeter Universal/All-poly-tekonivelen (Taulukko VII). Potilailla iältään vuotta ABG I/ABG II-tekonivelen uusintaleikkausriski oli pienempi kuin Exeter Universal/All-poly-tekonivelen. PCA Std/PCA Pegged-, ABG I/ABG I- ja ABG II/ABG II-tekonivelten uusintaleikkausriski oli suurempi kuin Exeter Universal/All-poly-tekonivelen (Taulukko VII). Potilailla iältään yli 74 vuotta tekonivelten välillä ei ollut eroa uusintaleikkausriskissä (Taulukko VII). Pohdinta Parhaiden sementittömien tekonivelten pitkäaikaispysyvyys aseptisen irtoamisen suhteen oli verrattaissa parhaiden sementtikiinnitteisten proteesien tuloksiin. Polyeteenin kuluminen ja osteolyysi ovat sementittömien tekonivelten ongelma jos lantiokomponentin pohjareikiä ei ole tulpattu ja jos liukupintaratkaisu on ollut huono. Niillä sementittömillä tekonivelillä, joilla pohjareiät oli tulpattu ja joiden liukupintaratkaisu oli nykyaikainen, oli hyvä 7-vuotispysyvyys ja niiden uusintaleikkausriski oli verrattavissa Exeter Universal/ All-poly-tekonivelen uusintaleikkausriskiin. Rekisteritutkimuksiin liittyy ongelmia. Suomen Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 327
6 Endoproteesirekisterin kattavuus ennen vuosia oli vain 90%. 10% tekonivelleikkauksista ennen vuotta 1994 siis puuttuu. Nämä puuttuvat tekonivelet ovat saattaneet vaikuttaa tuloksiimme. On myös mahdollista että tietyn proteesimallin leikkauksista suurin osa tehtiin tietyissä sairaaloissa. Yksittäisen sairaalan huonot tulokset eivät kuitenkaan ole merkityksellisiä tutkimuksessa jossa implanttimäärät ovat hyvin isot. Rekisteritutkimusten tarkoitus onkin arvioida väestöpohjaisia tuloksia eritasoisista sairaaloista. Eri tekonivelten leikkausvuodet vaihtelivat (Taulukko I). Viime vuosina kirurgikohtaiset leikkausmäärät ovat todennäköisesti olleet suuremmat kuin aikaisemmin, mikä voi vaikuttaa pysyvyystuloksiin. Rekisteritutkimusten ongelma on myös se, että päätetapahtumana on aina uusintaleikkaus. On mahdollista, että potilailla on osteolyysimuutoksia tai tekonivel on irti, mutta he ovat liian iäkkäitä tai sairaita leikkaukseen. Bi-Metric-varrelle on julkaistu % pysyvyystuloksia 5-12 vuoden seurannassa(12,13). Tutkimuksessamme Bi-Metric-varren pitkäaikaistulokset aseptisen irtoamisen suhteen olivat verrattavissa Exeter Universal-varren pitkäaikaistuloksiin yli 54-vuotiailla potilailla. Myös Press-Fit Universal-kupin pitkäaikaistulokset olivat vertailukelpoisia Exeter All-polykupin kanssa. Biometin kuppeja käytettiin Suomessa Hexloc-liukupintojen kanssa vuoteen 1995 saakka ja Ringloc-liukupintojen kanssa sen jälkeen. Aiemmissa tutkimuksissa Press-Fit Universal-kuppien pysyvyys on ollut huono(14,15). Hexloc-liukupintojen huonoon kulumiskestävyyteen vaikutti polyeteenin huono laatu ja ohuus, sylinterimäinen muoto sekä huono lukitusmekanismi(14,15). Press-Fit Universal-kuppien pohjareikiä ei myöskään voinut tulpata. Tutkimuksessamme Bi-Metric/Press-Fit Universal-tekonivelen pitkäaikaispysyvyys oli huono, kun päätetapahtumana oli uusintaleikkaus mistä tahansa syystä. Kaikki sementittömät tekonivelet, joista tutkimuksessamme oli 10- ja 15-vuotispysyvyystulokset, olivat kuitenkin lantiokomponentin osalta tulppaamattomia ja liukupintaratkaisuiltaan vanhanaikaisia. Bi-Metric/ Vision-tekonivelen - jonka kupin pohjareiät on tulpattu ja liukupinta Ringloc-kiinnitteinen - 7-vuotispysyvyystulokset olivat hyvät, kun päätetapahtumana oli uusintaleikkaus mistä tahansa syystä. Sen uusintaleikkausriski ei myöskään eronnut Exeter Universal/ All-poly-tekonivelen uusintaleikkausriskistä (Taulukko VII). Harris-Galante II-kupista on julkaistu 96-99%16-18 ja Anatomic-varresta 100%16 10-vuotispysyvyystuloksia. Tutkimuksessamme Harris-Galante II-kupin ja Anatomic-varren 15-vuotispysyvyydet eivät eronneet Exeter All-poly-kupin ja Exeter Universal-varren tuloksista aseptisen irtoamisen suhteen, kun kuppeja ja varsia analysoitiin erikseen. Anatomic Mesh/HG- II-tekonivelen 15-vuotispysyvyys oli kuitenkin huono, kun päätetapahtumana oli uusintaleikkaus mistä tahansa syystä. Keskipitkän ja pitkän aikavälin seurannassa on PCA Std-varren osalta julkaistu 91-97% pysyvyystuloksia(19-24). PCA Std-varren 15-vuotispysyvyys oli tutkimuksessamme verrattavissa siitä aiemmin julkaistuihin tuloksiin, mutta se oli huonompi kuin parhaiten menestyneitten varsien. PCA Pegged-kupista on julkaistu 85-94% keskipitkän aikavälin19,20,23,24 ja 79-83% pitkän aikavälin(21,22) pysyvyystuloksia. PCA Std-kupin pitkäaikaispysyvyys oli tutkimuksessamme huono. ABG I-tekonivelestä on julkaistu % pysyvyystuloksia 2-13 vuoden seuranta-aikana(25-28), vaikkakin polyeteenin kuluminen ja osteolyysi ovat olleet ongelma(29). Tutkimuksessamme ABG I-kupin 10-vuotispysyvyys oli huonompi kuin pysyvyydeltään parhaiden kuppien. ABG I-varren 10-vuotispysyvyys oli kuitenkin verrattavissa Bi-Metric- ja Exeter Universal-varsien tuloksiin. ABG I-vartta on Suomessa paljolti käytetty uudemman kuppiversion, ABG IIkupin kanssa, jonka pohjareiät voi tulpata. ABG I/ ABG II-tekonivelen 7-vuotistulokset olivatkin hyvät, ja uusintaleikkausriski verrattavissa Exeter Universal/ All-poly-tekonivelen uusintaleikkausriskiin, kun päätetapahtumana oli uusintaleikkaus mistä tahansa syystä. ABG II-varsi eroaa ABG I-varresta titaani-seoksen koostumuksen, varren geometrian, pinnan rakenteen ja kaulan kartion suhteen. Lisäksi ABG II-varren kanssa on mahdollista käyttää keraami-liukupintoja(30). Keskipitkän aikavälin pysyvyystietoja ei ole tietääksemme ABG II-varresta julkaistu. Tutkimuksessamme ABG II/ABG //-tekonivelen 5-vuotispysyvyystulokset eivät eronneet muiden hyvin menestyvien tekonivelten tuloksista. Coxin mallissa ABG II/ABG II-tekonivelen uusintaleikkausriski oli suurempi kuin Exeter Universal/All-poly-tekonivelen, johtuen suhteellisen suuresta määrästä uusintaleikkauksia periproteettisen murtuman takia ABG II-vartta käytettäessä (Taulukko III). Vain harvoja yksittäisiä uusintaleikkauksia aseptisen irtoamisen tai liukupinnan kulumisen takia on tilastoitu ABG II-tekonivelelle (Taulukko III). Parhaiden sementittömien tekonivelten pitkäai- 328 SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 31
7 p n p ˆ Š Œ Ž Š ˆ ijk kjl kj YZ[\]^_`a^bc^]de_fghh^]a_a` kj kjƒn œž ª ««œ œž œ œž œ œž Ÿœ š š šš šš ±²zx}³ x œ šš qrstuvwxywvz{ y}~z on op mn ˆ Š Œ Ž Š ˆ o n n ¹ n º YZ[\]^_`a^bcggµ] _^_ha^ n» n ¼ÐÑÒÓÔÕÖ ½¾ À ÁÂÃÄ ÅÆÇÈÂÃÄ ÆÉÊË ÀÁÉÌÊÍÎÏ œž ª ««šš š šš œ œž Ÿœ œ œž ØÕ z {xvwxywvz{ y}~z œ ššon op Figure 2. Cox-adjusted curves of 15,358 total hip replacements in patients aged 55 years or older with total hip replacement design as the strata factor. The end point was defined as revision of the stem and/or the cup due to aseptic loosening (2-A) or as revision for any reason (2-B). Adjustment was made for age and gender. Abbreviations; PCA = Porous Coated Anatomic, ABG = Anatomique Benoist Girard, PFU = Press-Fit Universal, THR = total hip replacement and HG II = Harris-Galante II. mn Figure 2-A. The ABG I/ABG II had a significantly better overall than the reference design, the Exeter Universal/All-poly (p<0.001). The Exeter Universal/Allpoly had a significantly better overall than the Anatomic Mesh/HG-II (p=0.013), the PCA Std/PCA Pegged (p<0.001) and the ABG I/ABG I (p=0.005). Figure 2-B. The ABG I/ABG II and the Bi-Metric/Vision had a comparable overall to the reference design, the Exeter Universal/All-poly. The Exeter Universal/All-poly had a significantly better overall than the Anatomic Mesh/HG-II, the PCA Std/PCA Pegged, the Bi-Metric/ PFU, the ABG I/ABG I (p<0.001 for all comparisons), the Bi- Metric/Mallory (p=0.016) and the ABG II/ABG II (p=0.009). kaispysyvyys aseptisen irtoamisen suhteen oli verrattavissa parhaiden sementtikiinnitteisten proteesien tuloksiin. Polyeteenin kuluminen ja osteolyysi ovat sementittömien tekonivelten ongelma jos lantiokomponentin pohjareikiä ei ole tulpattu ja jos liukupintaratkaisu on ollut huono. Niillä sementittömillä tekonivelillä, joilla pohjareiät oli tulpattu ja joiden liukupintaratkaisu oli nykyaikainen, oli hyvä 7-vuotispysyvyys ja niiden uusintaleikkausriski oli verrattavissa Exeter Universal/All-poly-tekonivelen uusintaleikkausriskiin. Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 329
8 Age group years years 75 years and more All ( 55 years) Stem brand N* MF yr AR 5 yr % 5-year Anatomic Mesh AR 7 yr % 7-year AR 10 yr (98-100) (97-100) 295 PCA Std (96-100) (96-99) 260 Bi-Metric 3, (99-100) (99-100) 977 ABG I 1, ( ) ( ) 173 ABG II (99-100) 0-0 Exeter Universal Subtotal 6,032 Anatomic Mesh (97-100) (96-99) (97-100) (95-100) 133 PCA Std (96-100) (95-100) 83 Bi-Metric 1, (99-100) (98-100) 434 ABG I 1, ( ) (98-100) 148 ABG II (99-100) 0-0 Exeter Universal Subtotal 6,312 Anatomic Mesh 2, (99-99) (98-99) ( ) ( ) 17 PCA Std ( ) 18-8 Bi-Metric (98-100) (96-100) 53 ABG I ( ) ( ) 22 ABG II ( ) 0-0 Exeter Universal Subtotal 3,014 Anatomic Mesh 2, , (99-100) (99-100) (98-100) (97-99) 444 PCA Std (97-99) (96-99) 351 Bi-Metric , (99-100) 2, (99-99) 1,463 ABG I 2, , ( ) 1, (99-100) 342 ABG II 1, (99-100) 0-0 Exeter Universal Total 15,358 5, , (99-100) 2, (98-99) SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 31
9 % 10-year AR 15 yr % 15-year Adjusted RR for revision p-value 97 (95-99) (87-95) 1.14 ( ) NS (0.70) 94 (91-97) (84-93) 1.26 ( ) NS (0.50) 99 (98-99) (92-97) 0.49 ( ) = (95-100) ( ) NS (0.10) ( ) NS (1.0) 97 (95-99) (88-98) (91-98) (88-98) 1.81 ( ) NS (0.12) Table IV. Survival of cementless stems and the cemented Exeter Universal stem. End-point is defined as revision due to aseptic loosening of the stem. 5-, 7-, 10-, and 15-year rates were obtained from the Kaplan-Meier analysis. Abbreviations: N* = number of operations, MF = mean follow-up (years), AR = at risk, RR = risk ratio from the Cox regression analysis (other stem brands compared to the Exeter Universal stem; adjustment made for age and gender), NS = non-significant, PCA Std= Porous Coated Anatomic Standard and ABG = Anatomique Benoist Girard. 96 (93-100) (82-97) 2.13 ( ) NS (0.064) 98 (97-99) (97-99) 0.61 ( ) NS (0.11) 99 (98-100) ( ) = ( ) NS (0.64) 98 (97-99) (93-98) (96-100) ( ) NS (0.31) 100 ( ) (97-99) (94-98) (89-95) 1.40 ( ) NS (0.17) 95 (92-97) (86-93) 1.59 ( ) NS (0.053) 99 (98-99) (94-98) 0.58 ( ) = (97-99) ( ) = ( ) NS (0.58) 98 (97-99) (94-98) Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 331
10 Age group years years 75 years and more All ( 55 years) Cup brand N* MF yr AR 5 yr % 5-year AR 7 yr % 7-year AR 10 yr HG-II (99-100) (97-100) 295 PCA Pegged (95-99) (91-96) 261 PFU 1, , (99-99) 1, (97-99) 862 Mallory (98-100) (97-100) 118 Vision 1, (98-100) (98-100) 0 ABG I (98-100) (96-100) 169 ABG II 1, (99-100) (98-100) 6 Exeter All-poly (97-100) (96-99) 152 Subtotal 6,032 HG-II (98-100) (97-100) 133 PCA Pegged (93-99) (88-97) 84 PFU (98-100) (97-99) 317 Mallory ( ) (99-100) 118 Vision (99-100) (97-100) 0 ABG I ( ) (95-100) 140 ABG II 1, ( ) ( ) 8 Exeter All-poly 2, , (98-99) 1, (97-99) 457 Subtotal 6,312 HG-II (89-100) (89-100) 17 PCA Pegged (88-100) 18-8 PFU ( ) ( ) 14 Mallory ( ) ( ) 39 Vision (97-100) 6-0 ABG I ( ) ( ) 21 ABG II (99-100) (99-100) 1 Exeter All-poly 2, , (99-100) (98-99) 222 Subtotal 3,014 HG-II (99-100) (98-100) 445 PCA Pegged (95-98) (92-96) 353 PFU 2, , (99-99) 2, (97-99) 1,192 Mallory (99-100) (98-100) 275 Vision 2, (99-100) (98-100) 0 ABG I (98-100) (96-99) 330 ABG II , ( ) (99-100) 14 Exeter All-poly 5, , (98-99) 2, (98-99) 830 Total 15, SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 31
11 % 10-year AR 15 yr % 15-year Adjusted RR for revision p-value 96 (94-98) (82-91) 1.01 ( ) NS (0.96) 87 (83-91) (69-80) 2.25 ( ) = (95-97) (84-93) 0.78 ( ) NS (0.34) 93 (88-97) ( ) NS (0.96) ( ) NS (0.49) 89 (85-93) ( ) ( ) (93-98) (79-94) (95-100) (80-98) 0.90 ( ) NS (0.79) 84 (77-91) (68-86) 3.92 ( ) < (96-99) (94-98) 0.71 ( ) NS (0.25) 99 (97-100) ( ) NS (0.09) ( ) NS (0.33) 96 (94-99) ( ) NS (0.72) ( ) = (96-98) (93-98) Table V. Survival of cementless cups and the cemented Exeter All-poly cup. End-point is defined as revision due to aseptic loosening of the cup. 5-, 7-, 10-, and 15-year rates were obtained from the Kaplan-Meier analysis. Abbreviations: N* = number of operations, MF = mean follow-up (years), AR = at risk, RR = risk ratio from the Cox regression analysis (other cup brands compared to the Exeter All-poly cup; adjustment made for age and gender), NS = non-significant, HG-II = Harris-Galante II, PCA = Porous Coated Anatomic, PFU = Press-Fit Universal, ABG = Anatomique Benoist Girard ( ) NS (0.94) ( ) NS (0.12) ( ) ( ) NS (0.85) 100 ( ) ( ) NS (0.15) 97 (95-99) (95-98) (84-92) 0.94 ( ) NS (0.74) 86 (83-89) (70-80) 2.42 ( ) < (96-98) (87-94) 0.71 ( ) = (94-98) ( ) NS (0.095) ( ) NS (0.13) 93 (90-95) ( ) NS (0.07) ( ) < (96-98) (91-96) Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 333
12 Age group years years 75 years and more All ( 55 years) THR N* MF yr AR 5 yr % 5-year AR 7 yr % 7-year Anatomic Mesh/HG-II (97-100) (96-99) PCA Std/ PCA Pegged (93-98) (89-95) Bi-Metric/PFU 1, , (99-99) 1, (97-99) Bi-Metric/Mallory (97-100) (96-100) Bi-Metric/Vision 1, (98-100) (98-100) ABG I/ABG I (97-100) (95-99) ABG I/ABG II (99-100) (98-100) ABG II/ABG II (97-100) 0 - Exeter Universal/All-poly (95-99) (94-98) Subtotal 6,032 Anatomic Mesh/HG-II (96-100) (93-99) PCA Std/PCA Pegged (92-99) (87-97) Bi-Metric/PFU (98-100) (96-99) Bi-Metric/Mallory (99-100) (98-100) Bi-Metric/Vision (98-100) (97-100) ABG I/ABG I (99-100) (94-99) ABG I/ABG II (99-100) (99-100) ABG II/ABG II (99-100) 0 - Exeter Universal/All-poly 2, , (98-99) 1,140 (97-98) Subtotal 6,312 Anatomic Mesh/HG-II (89-100) (89-100) PCA Std/PCA Pegged (88-100) 18 - Bi-Metric/PFU (96-100) (91-100) Bi-Metric/Mallory ( ) ( ) Bi-Metric/Vision (95-100) 6 - ABG I/ABG I ( ) ( ) ABG I/ABG II (99-100) (99-100) ABG II/ABG II Exeter Universal/All-poly 2, , (98-99) (98-99) Subtotal 3,014 Anatomic Mesh/HG-II (97-99) (96-98) PCA Std/PCA Pegged (94-97) (90-95) Bi-Metric/PFU 2, , (98-99) 2, (97-98) Bi-Metric/Mallory (98-100) (98-100) Bi-Metric/Vision 2, (98-99) (98-99) ABG I/ABG I (98-100) (96-99) ABG I/ABG II 1, , ( ) (99-100) ABG II/ABG II 1, (98-100) 0 - Exeter Universal/All-poly 5, , (98-99) 2, (97-98) Total 15,358
13 AR 10 yr % 10-year AR 15 yr % 15-year Adjusted RR for revision p-value (92-97) (79-89) 0.99 ( ) NS (0.97) (79-87) (65-76) 2.04 ( ) = (95-97) (84-92) 0.59 ( ) = (88-96) ( ) NS (0.52) ( ) NS (0.25) (85-93) ( ) NS (0.21) ( ) = ( ) NS (0.84) (91-97) (76-92) (90-97) (77-95) 1.37 ( ) NS (0.30) (75-89) (64-82) 3.69 ( ) < (95-98) (93-98) 0.69 ( ) NS (0.17) (96-100) ( ) NS (0.053) ( ) NS (0.33) (92-98) ( ) NS (0.78) ( ) = ( ) NS (0.22) (95-97) (89-96) Table VI. Survival of cementless total hip replacements and the cemented Exeter Universal/ Exeter All-poly. End-point is defined as revision due to aseptic loosening of the cup and/or the stem. 5-, 7-, 10-, and 15-year rates were obtained from the Kaplan- Meier analysis. Abbreviations: THR = total hip replacement, N* = number of operations, MF = mean follow-up (years), AR = at risk, RR = risk ratio from the Cox regression analysis (other brands compared to the Exeter Universal /Exeter All-poly; adjustment made for age and gender), NS = non-significant, HG-II = Harris-Galante II, PCA = Porous Coated Anatomic, PFU = Press-Fit Universal and ABG = Anatomique Benoist Girard ( ) NS (0.82) ( ) NS (0.16) ( ) NS (0.85) ( ) ( ) NS (0.38) ( ) ( ) NS (0.20) (95-98) (92-96) (80-89) 1.11 ( ) NS (0.50) (80-87) (66-76) 2.45 ( ) < , (96-97) (87-93) 0.64 ( ) = (94-98) ( ) = ( ) NS (0.13) (90-95) ( ) NS (0.20) ( ) < ( ) NS (0.14) (95-97) (89-94) SOT 335
14 Age group years years 75 years and more All ( 55 years) THR N* MF yr AR 5 yr % 5-year AR 7 yr % 7-year Anatomic Mesh/HG-II (94-98) (92-97) PCA Std/PCA Pegged (93-97) (88-94) Bi-Metric/PFU 1, , (95-97) 1, (92-94) Bi-Metric/Mallory (94-99) (92-97) Bi-Metric/Vision 1, (95-98) (93-97) ABG I/ABG I (94-98) (87-94) ABG I/ABG II (95-98) (93-97) ABG II/ABG II (92-100) 0 - Exeter Universal/All-poly (94-98) (91-100) Subtotal 6,032 Anatomic Mesh/HG-II (94-99) (90-97) PCA Std/PCA Pegged (91-99) (86-96) Bi-Metric/PFU (95-98) (92-96) Bi-Metric/Mallory (95-99) (92-98) Bi-Metric/Vision (94-98) (90-97) ABG I/ABG I (96-100) (87-95) ABG I/ABG II (97-99) (96-99) ABG II/ABG II (95-98) 0 - Exeter Universal/All-poly 2, , (95-97) 1, (94-96) Subtotal 6,312 Anatomic Mesh/HG-II (80-100) (80-100) PCA Std/PCA Pegged (88-100) 18 - Bi-Metric/PFU (90-100) (86-99) Bi-Metric/Mallory (95-100) (95-100) Bi-Metric/Vision (90-99) 6 - ABG I/ABG I ( ) ( ) ABG I/ABG II (96-100) (94-99) ABG II/ABG II Exeter Universal/All-poly 2, , (96-98) (95-97) Subtotal 3,014 Anatomic Mesh/HG-II (95-98) (92-96) PCA Std/PCA Pegged (93-97) (89-94) Bi-Metric/PFU 2, , (95-96) 2, (92-94) Bi-Metric/Mallory (96-98) (93-97) Bi-Metric/Vision 2, (95-97) (93-96) ABG I/ABG I (96-99) (89-94) ABG I/ABG II , (96-98) (95-97) ABG II/ABG II (94-97) 0 - Exeter Universal/All-poly , (96-97) 2, (94-96) Total 15,358
15 AR 10 yr % 10-year AR 15 yr % 15-year Adjusted RR for revision p-value (86-92) (64-76) 1.38 ( ) NS (0.11) (78-86) (61-72) 1.55 ( ) = (85-88) (61-72) 1.40 ( ) NS (0.061) (77-88) 8 72 (61-82) 1.51 ( ) NS (0.076) ( ) NS (0.33) (69-80) ( ) < ( ) NS (0.69) ( ) = (87-94) (73-88) (86-95) (67-87) 1.37 ( ) NS (0.17) (74-88) (61-80) 2.33 ( ) < (87-93) (81-89) 1.19 ( ) NS (0.28) (87-95) ( ) NS (0.63) ( ) NS (0.16) (81-91) ( ) = ( ) = ( ) (91-94) (86-93) Table VII. Survival of cementless total hip replacements and the cemented Exeter Universal/ All-poly. End-point is defined as revision of the cup and/or the stem due to any reason. 5-, 7-, 10-, and 15-year rates were obtained from the Kaplan- Meier analysis. THR = total hip replacement, N* = number of operations, MF = mean followup (years), AR = at risk, RR = risk ratio from the Cox regression analysis (other brands compared to the Exeter Universal /Exeter All-poly; adjustment made for age and gender), NS = non-significant, HG-II = Harris- Galante II, PCA = Porous Coated Anatomic, PFU = Press-Fit Universal and ABG = Anatomique Benoist Girard ( ) NS (0.61) ( ) NS (0.21) ( ) NS (0.47) ( ) NS (0.19) ( ) NS (0.11) ( ) ( ) NS (0.34) ( ) NS (0.17) (91-95) (87-92) (67-78) 1.27 ( ) NS (0.059) (79-86) (62-72) 1.61 ( ) < , (86-89) (67-75) 1.23 ( ) = (85-92) ( ) NS (0.39) ( ) NS (0.26) (77-84) ( ) < ( ) NS (0.086) ( ) = (91-94) (85-91) SOT 337
16 Kirjallisuus: 1. Malchau H, Herberts P, Eisler T, Garellick G, Soderman P: The Swedish Total Hip Replacement Register. J Bone Joint Surg Am. 2002;84-A Suppl 2: Havelin LI, Engesaeter LB, Espehaug B, Furnes O, Lie SA, Vollset SE: The Norwegian Arthroplasty Register: 11 years and 73,000 arthroplasties. Acta Orthop Scand. 2000;71: Puolakka TJ, Pajamaki KJ, Halonen PJ, Pulkkinen PO, Paavolainen P, Nevalainen JK: The Finnish Arthroplasty Register: report of the hip register. Acta Orthop Scand. 2001;72: Mäkelä KT, Eskelinen A, Pulkkinen P, Paavolainen P, Remes V: Total hip arthroplasty for primary osteoarthritis in patients 55 years or older 50,968 primary replacements followed for up to 25 years in the Finnish Arthroplasty Registry. Accepted for publishing in JBJS Am. 5. Mäkelä KT, Eskelinen A, Pulkkinen P, Paavolainen P, Remes V: Cemented total hip arthroplasty for primary osteoarthritis in patients aged 55 years or older results of the 12 most common cemented replacements followed for 0-25 years obtained from the Finnish Arthroplasty Registry. Submitted. 6. Paavolainen P, Hamalainen M, Mustonen H, Slatis P: Registration of arthroplasties in Finland. A nationwide prospective project. Acta Orthop Scand. 1991;Suppl: Peltola M: Personal communication Kaplan EL, Meier P: Nonparametric estimation from incomplete observations. J Am Stat Assoc. 1958;53: Furnes O, Lie SA, Espehaug B, Vollset SE, Engesaeter LB, Havelin LI: Hip disease and the prognosis of total hip replacements. A review of 53,698 primary total hip replacements reported to the Norwegian Arthroplasty Register J Bone Joint Surg Br. 2001;83-B: Cox DR: Regression models and life tables. J Roy Stat Soc. 1972;34: Harris WH: Etiology of osteoarthritis of the hip. Clin Orthop Relat Res. 1986;213: Jacobsen S, Jensen FK, Poulsen K, Sturup J, Retpen JB: Good performance of a titanium femoral component in cementless hip arthroplasty in younger patients: 97 arthroplasties followed for 5 11 years. Acta Orthop Scand. 2003;74: Meding JB, Keating EM, Ritter MA, Faris PM, Berend ME: Minimum ten-year follow-up of a straight-stemmed, plasma-sprayed, titanium-alloy, cementless femoral component in primary total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2004;86-A: Puolakka TJ, Laine HJ, Moilanen TP, Koivisto AM, Pajamaki KJ: Alarming wear of the first-generation polyethylene liner of the cementless porous-coated Biomet Universal cup: 107 hips followed for mean 6 years. Acta Orthop Scand. 2001;72: Puolakka TJ, Pajamaki KJ, Pulkkinen PO, Nevalainen JK: Poor of cementless Biomet total hip: a report on 1,047 hips from the Finnish Arthroplasty Registry. Acta Orthop Scand. 1999;70: Archibeck MJ, Berger RA, Jacobs JJ, Quigley LR, Gitelis S, Rosenberg AG, Galante JO: Second-generation cementless total hip arthroplasty. Eight- to eleven-year results. J Bone Joint Surg Am. 2001;83-A: Surdam JW, Archibeck MJ, Schultz SC Jr, Junick DW, White RE: A second-generation cementless total hip arthroplasty mean 9-year results. J Arthroplasty. 2007;22: Firestone DE, Callaghan JJ, Liu SS, Goetz DD, Sullivan PM, Vittetoe DA, Johnston RC: Total hip arthroplasty with a cemented, polished, collared femoral stem and a cementless acetabular component. A follow-up study at a minimum of ten years. J Bone Joint Surg Am. 2007;89- A: Malchau H, Wang YX, Kärrholm J, Herberts P: Scandinavian multicenter porous coated anatomic total hip arthroplasty study. Clinical and radiographic results with 7- to 10-year follow-up evaluation. J Arthroplasty. 1997;12: Thanner J, Kärrholm J, Malchau H, Herberts P: Poor outcome of the PCA and Harris-Galante hip prostheses. Randomized study of 171 arthroplasties with 9-year follow-up. Acta Orthop Scand. 1999;70: Bojescul JA, Xenos JS, Callaghan JJ, Savory CG: Results of porous-coated anatomic total hip arthroplasty without cement at fifteen years; a concise follow-up of a previous report. J Bone Joint Surg Am. 2003;85-A: Kim YH: Long-term results of the cementless porouscoated anatomic total hip prosthesis. J Bone Joint Surg Br. 2005;87-B: Moskal JT, Jordan L, Brown TE: The porous-coated anatomic total hip prosthesis 11- to 13-year results. J Arthroplasty. 2004;19: Xenos JS, Callaghan JJ, Heekin RD, Hopkinson WJ, Savory CG, Moore MS: The porous-coated anatomic total hip prosthesis, inserted without cement: a prospective study with a minimum of ten years of follow-up. J Bone Joint Surg Am. 1999;81-A: Giannikas KA, Din R, Sadiq S, Dunningham TH: Mediumterm results of the ABG total hip arthroplasty in young patients. J Arthroplasty. 2002;17: Oosterbos CJ, Rahmy AI, Tonino AJ, Witpeerd W: High rate of hydroxyapatite-coated hip prostheses: 100 consecutive hips followed for 10 years. Acta Orthop Scand. 2004;75: Castoldi F, Rossi R, La Russa M, Sibelli P, Rossi P, Ranawat AS: Ten-year survivorship of the Anatomique Benoist Girard I total hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2007;22: Herrera A, Canales V, Anderson J, Garcia-Araujo C, Murcia-Mazon A, Tonino AJ: Seven to 10 years followup of an Anatomic hip prosthesis: an international study. Clin Orthop Relat Res. 2004;423: Duffy P, Sher JL, Partington PF: Premature wear and osteolysis in an HA-coated, cementless total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Br. 2004;86-B: ABG II Cement Free Hip System SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 31
Ortopedian ja traumatologian klinikka, Peijaksen sairaala, HYKS
Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla nivelreumapotilailla 4 019 lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset Suomen tekonivelrekisteristä Keijo T. Mäkelä 1, Antti Eskelinen
Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista
Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset 4 032 nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista Keijo T. Mäkelä 1, Antti Eskelinen 2, Pekka Pulkkinen 3, Pekka Paavolainen
Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla
Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla 65673 lonkan primaarin tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo Mäkelä
Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset
Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset Daisuke Ogino 1, Hiroyuki Kawaji 2, Liisa Konttinen 3, Matti Lehto 4, Pekka Rantanen 5, Antti Malmivaara 6, Yrjö T. Konttinen 1, 3, 4, Jari
Keijo Mäkelä 1, Antti Eskelinen 2, Pekka Pulkkinen 3, Pekka Paavolainen 4, Ville Remes 2. Aineisto ja menetelmät
Sementtikiinnitteisen lonkkatekonivelen pysyvyys 55 vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla 12 yleisimmin käytetyn sementtikiinnitteisen tekonivelmallin pitkäaikaistulokset Suomen endoproteesirekisterin
Yleisimmät tekonivelleikkaukseen johtavat tekijät
2.10.2018 Yleisimmät tekonivelleikkaukseen johtavat tekijät Teemu Moilanen Johtava ylilääkäri Tekonivelleikkaus Indikaationa oman nivelen pitkälle edennyt niveltuho Korvaa vaurioituneet nivelpinnat keinomateriaaleilla
Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta. ft Tuula Pohjonen Yhdyshenkilöpalaveri
Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta ft Tuula Pohjonen Yhdyshenkilöpalaveri 3.6.2014 1 Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta Historiassa seurannat Pikonlinnassa ja Taysissa Coxa aloitti toimintansa
VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN
JARI SYRJÄNEN, ORTOPEDI ORTON OY, TEKONIVELOSASTO VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN Sidonnaisuudet Smith & Nephew Zimmer Stryker Biomet DePuy Historiaa Perinteenä ollut rajoiuaa
Kuppirevisiot. Tyks/FAR Mikko Karvonen, Tyks VTK 2019
Kuppirevisiot Tyks/FAR 2018 Mikko Karvonen, Tyks VTK 2019 Kuppirevisiot Tyks 2018, acetabulum-komponentti peräisen syyn mukaan jaoteltuna Uusintaleikkauksen syy Lukumäärä Aseptinen irtoaminen, acetabulum
Terveyteen liittyvä elämänlaatu lonkan ja polven tekonivelleikkaukseen jonottavilla potilailla. Vertailu vastaavanikäiseen normaaliväestöön
310 SOT 4/2004 VOL 27 Terveyteen liittyvä elämänlaatu lonkan ja polven tekonivelleikkaukseen jonottavilla potilailla. Vertailu vastaavanikäiseen normaaliväestöön Johanna Hirvonen, Marja Blom, Ulla Tuominen,
Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta
Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta Jukka Kettunen 1, Hannu Miettinen 1, Simo Miettinen 2, Marko Hämäläinen 3, Heikki Kröger 1
Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon
Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailututkimus nopeasti leikattujen ja ei-leikattujen (jonossa olevien) potilaiden välillä Blom M 1, Tuominen U 2,7, Seitsalo S 3,
Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa
Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa 124 Bi-Metric-Stanmore proteesin 5 vuoden seurantatutkimus. Niilo Kivirinta, Ville Remes, Timo Juutilainen, Pekka Paavolainen, Mikko Manninen HYKS,
Polven osatekonivel primaarissa osteoartriitissa prospektiivinen 1819 potilaan seurantatutkimus Suomen endoproteesirekisterin materiaalista
Polven osatekonivel primaarissa osteoartriitissa prospektiivinen 1819 potilaan seurantatutkimus Suomen endoproteesirekisterin materiaalista Esa Koskinen 1, Pekka Paavolainen 1, Antti Eskelinen 1,2, Pekka
LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET
LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET Markus Tujunen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu
Sementitön lonkan tekonivelleikkaus Schanzin osteotomialla aiemmin hoidetuilla lonkan dysplasiapotilailla
Sementitön lonkan tekonivelleikkaus Schanzin osteotomialla aiemmin hoidetuilla lonkan dysplasiapotilailla 68 leikkauksen pitkäaikaistulokset Antti Eskelinen 1,2, Ville Remes 2, Ilkka Helenius 3, Pekka
Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi
Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Jarkko Pajarinen HUS/HYKS, Ortopedian ja traumatologian klinikka Charles Neer raportoi ensimmäisenä olkanivelen puoliproteesin käytöstä olkaluun
Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja
Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja Tatu Mäkinen, Ville Remes Ortopedian ja traumatologian klinikka, Töölön sairaala ja Peijaksen sairaala
VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP
VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP WHO:n lihavuuden luoki1elu BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus² (m²) Alipaino < 18.50 Normaali 18.50-24.99
Tekonivelpotilas anestesialääkärin kannalta. LT Antti Aho Tekonivelsairaala Coxa
Tekonivelpotilas anestesialääkärin kannalta LT Antti Aho Tekonivelsairaala Coxa 19.4.2017 Esikäynti Leikkaus Heräämö/vuodeosasto Kuntoutuminen Potilaan hyvinvointi/homeostaasi/potilas säilyy hengissä Hyvä
SEP vai TEP reisiluun kaulan murtumaan. Valtakunnalliset tekonivelpäivät el Elina Ekman
SEP vai TEP reisiluun kaulan murtumaan Valtakunnalliset tekonivelpäivät el Elina Ekman Sisältö Johdanto Reisiluun kaulan murtuma potilas Mitä RCT:t kertoo Rekisteri tilastoja Yhteenveto Johdanto Yleinen
Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998 2003
Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998 2003 Keijo Mäkelä 1, Ville Remes 2, Miika Linna 3, Mikko Peltola 3, Unto Häkkinen 3 1 TYKS; 2 HUS; 3 STAKES Hospital discharge register
Yli 80-vuotiaan polvinivelrikko leikatako vai eikö leikata?
Yli 80-vuotiaan polvinivelrikko leikatako vai eikö leikata? Esa Jämsen 1, Matti UK Lehto 2, Yrjö T Konttinen 2,3 1 Lääketieteen laitos, Tampereen yliopisto; 2 Tekonivelsairaala Coxa; 3 Sisätautien klinikka,
Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina
Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina Juho Salivaara, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Teemu Moilanen, Antti Eskelinen
Sementillinen vai sementitön puolitekonivel reisiluun kaulan murtuman hoidoksi?
Sementillinen vai sementitön reisiluun kaulan murtuman hoidoksi? Tero Yli-Kyyny, Johanna Ojanperä, Petri Venesmaa, Jukka Kettunen ja Hannu Miettinen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka
SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA Juho Salivaara Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen
Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset
Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Henri Miettinen, Simo Miettinen, Hannu Miettinen, Jukka Kettunen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka,
Lonkan ja polven endoproteesikirurgia varaosien avulla liikkujaksi
Näyttöön perustuva ortopedia MATTI U.K. LEHTO, ESA JÄMSEN JA PEKKA RISSANEN Lonkan ja polven endoproteesikirurgia varaosien avulla liikkujaksi Endoproteesikirurgia on kustannusvaikuttavaa, ja sillä parannetaan
RANTEEN TEKONIVEL. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi el Miika Stenholm TYKS
RANTEEN TEKONIVEL IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 25.4.2019 el Miika Stenholm TYKS Historiaa 1890 Themistocles Gluck suoritti ensimmäisen ranteen tekonivelleikkauksen 1967 Swanson käytti
VTK päivät Logomo
Jari Mokka VTK päivät Logomo 25.4.2019 Turku Olkatekonivelen uusintaleikkaus Jari Mokka Ortopedi, LT Tekonivelsairaala Coxa Sidonaisuudet Luento- ja konsulttipalkkiota ZimmerBiomet Depuy Stryker Kongressimatkoja
Polven sisäsyrjän osatekonivelleikkaus Miller-Galante II -tekonivelellä
Polven sisäsyrjän osatekonivelleikkaus Miller-Galante II -tekonivelellä keskipitkän aikavälin kliiniset ja radiologiset tulokset Esa Koskinen 1, Pekka Paavolainen 1, Antti Eskelinen 2, Arsi Harilainen
Lonkan tekonivelen liukupinnat,
Lonkan tekonivelen liukupinnat, dual mobility lukkokupit ja lukkokupit Lonkan tekonivelen liukupinnat, dual-mobility ja Jukka Kettunen Jukka Kettunen KYS KYS Terve lonkkanivel Kaikkiin lonkan tekonivelen
Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi?
Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi? Jari Mokka Ortopedian ja traumatologian klinikka, TYKS Total hip replacement is among the most cost effective orthopaedic
BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS
BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku 24.4.2019 EL, LT Outi Väyrynen OYS Painoindeksi eli BMI (WHO:n luokittelu) BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus²
Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen Tampere Petra Elo
Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen 19.4.2017 Tampere Petra Elo Mietittäviä asioita Oliko vaiva jo ennen tekoniveloperaatiota? Milloin ilmaantunut? Missä tilanteessa vaiva ilmenee? Missä pahin vaiva
Reumaolkapää. Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala
Reumaolkapää Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala The natural course of the rheumatoid shoulder disease is presented with different treatment options during the course of the disease. Nivelreuman insidenssi
Lonkan tekonivelleikkauksen aiheena on muulle hoidolle. Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle tekonivelelle. lääketiede.
Katsausartikkeli Ioannis Stogiannidis, Timo Puolakka, Pekka Halonen, Jorma Pajamäki, Hannu Syrjä, Yrjö T. Konttinen, Sannakaisa Virtanen, Matti U.K. Lehto Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle
Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset
Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Pia Salo, Pirjo Honkanen, Aleksi Reito, Jorma Pajamäki, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala
LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013
LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 Jake von Hintze Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2015 Tampereen yliopisto
CAD-malliin perustuva RSA soveltuu Accolade II varren kliiniseen tutkimukseen
CAD-malliin perustuva RSA soveltuu Accolade II varren kliiniseen tutkimukseen Hannu T Aro, Sanaz Nazari-Farsani, Sami Finnilä, Niko Moritz, Kimmo Mattila, Jessica J Alm TYKS, TULES toimialue ja Turun yliopisto,
Varsirevisiot. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa
Varsirevisiot IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi 24. 26.4.2019 Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa SIDONNAISUUDET TEKONIVELSAIRAALA COXA VASTAANOTTO LÄÄKÄRIKESKUS MEHILÄINEN KOULUTUSMATKOJA
Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies
Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Antti Malmivaara, MD, PhD, Chief Physician Centre for Health and Social Economics National Institute for
Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset
Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset Markus Tujunen, Eerik Skyttä, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa Tekonivelen sijoiltaanmeno eli
Jaakko Niinimäki, OYS
Jaakko Niinimäki, OYS ASR recall toteaa: MRI, jos MARS-protokolla UÄ vaihtoehto CT ei suositella Natiivikuvat? Inklinaatio 40 ± 10 Anteversio 15 ± 10 Pinnoiteproteesi Anteversio 15-25 Valgus ~5-10 Abduktio/inklinaatio
Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset
Markku Heliövaara, Pär Slätis ja Pekka Paavolainen NIVELRIKKO Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset Nivelrikko on yleisin nivelsairaus. Etenkin polven ja lonkan nivelrikko ovat kustannuksiltaan kalliita
KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)
KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu
Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen
Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT Jukka Kemppainen Proteesikirurgiasta n. 8% proteesien laitoista on revisioita Näistä 70% tehdään irtoamisen takia Toiseksi tärkein revisioiden syy on tulehdus 1/3
Sementtikiinnitteisten lonkkaproteesien polymeeriliukupinnan kuluma ja sen mittaaminen tietokoneavusteisesti
Sementtikiinnitteisten lonkkaproteesien polymeeriliukupinnan kuluma ja sen mittaaminen tietokoneavusteisesti Sami Sainio, Mikko Kähkönen, Pekka Ylinen Aalto-yliopiston Elektroniikan laitos, Sairaala ORTON,
Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset
Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset Pyry Jämsä, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Aleksi Reito ja Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa We analysed the mid-term
Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella
Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella Saara Väänänen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Helmikuu
Other approaches to restrict multipliers
Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of
Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?
Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences
Metallireaktio on yleinen ASR XL totaalitekonivelen saaneilla potilailla
Metallireaktio on yleinen ASR XL totaalitekonivelen saaneilla potilailla Aleksi Reito, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Petra Elo, Olli Lainiala, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa Kokometallista liukuparia
Tyytymätön potilas lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen
Tieteessä katsaus Petri Virolainen dosentti, sairaalajohtaja TYKS petri.virolainen@tyks.fi Jari Mokka LL (väit.), osastonlääkäri Matti Seppänen LL, osastonlääkäri Mika Junnila LL, osastonlääkäri Keijo
Polven periproteettiset murtumat
Polven periproteettiset murtumat VTK 2017 Mika Junnila TYKS Esiintyvyys Polven periproteettisten murtumien esiintyvyys on n 2,5% Patellamurtumat harvinaisia Mayo Clinic Joint Registry 0,68% Tibiamurtumat
Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen
Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän
Tekonivelleikkausten PROM tulokset. Antti Eskelinen
Tekonivelleikkausten PROM tulokset Antti Eskelinen 26.4.2019 Sidonnaisuudet Työantaja: Tekonivelsairaala Coxa Oy Luottamustehtävät: Asiantuntijatyöryhmän jäsen, Tekonivelrekisteri, THL Steering Committee
Lubinuksen puoliproteesin komplikaatiot akuutin reisiluun kaulan murtuman hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa
Lubinuksen puoliproteesin komplikaatiot akuutin reisiluun kaulan n hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa Elina Ekman, Heikki Nurmi, Juha Paloneva Keski-Suomen keskussairaala, kirurgian klinikka A total
COXAN TEKONIVELREKISTERIN VALIDOINTI POLVEN ENSITEKONIVELLEIKKAUKSET
COXAN TEKONIVELREKISTERIN VALIDOINTI POLVEN ENSITEKONIVELLEIKKAUKSET Sanna Multanen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2012 Tampereen yliopisto Lääketieteen
PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING
PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,
Lonkka- ja polviproteesit Suomessa 2010
TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lonkka- ja polviproteesit Suomessa 2010 Höft- och knäproteser i Finland 2010 Anu Perälä +358 20 610 7362 anu.perala@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin
Polven Oxford-osatekonivelpotilaiden hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
Polven Oxford-osatekonivelpotilaiden hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Jami Jonninen, Jukka Kettunen, Juha Lumiaho, Heikki Kröger Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka,
Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto
Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future
16. Allocation Models
16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue
TYÖIKÄISTEN POTILAIDEN POLVITEKONIVELLEIKKAUSTEN KLIINISET TULOKSET JA LEIKKAUKSEN VAIKUTUS TOIMINTA- JA TYÖKYKYYN SEKÄ ELÄMÄNLAATUUN VUODEN
TYÖIKÄISTEN POTILAIDEN POLVITEKONIVELLEIKKAUSTEN KLIINISET TULOKSET JA LEIKKAUKSEN VAIKUTUS TOIMINTA- JA TYÖKYKYYN SEKÄ ELÄMÄNLAATUUN VUODEN SEURANNASSA Antti Kovalainen Syventävien opintojen kirjallinen
REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA SUOMESSA 1980 1998
LÄÄKELAITOKSEN JULKAISUSARJA 4/2000 REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA SUOMESSA 1980 1998 Prof. Yrjö T. Konttinen Prof. Seppo Santavirta LL Ville Waris TULES-tutkimusseura 1 REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA
Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely
Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely Jari Mokka TYKS Total shoulder arthroplasty is a viable treatment for painful shoulder. Total shoulder arthroplasty devices have developed significantly
Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista
Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista Aleksi Reito, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki Tekonivelsairaala Coxa Oy, Tampere Several methods have been presented regarding the
2017/S Contract notice. Supplies
Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice
Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus
Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Timo Strandberg Geriatrian professori Oulun yliopisto Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Elämänlaatu, successful aging, compression of morbidity Painonmuutoksen merkitys
Accommodation statistics
Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at
Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa
Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa Paula Oja, TtT Laboratorio, Oulun yliopistollinen sairaala Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26. 27.1.2011 1 Taustaa Laboratorion tulee
KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA
UUROMYÄIN LEHTI UONEN UUROMYÄINLIITON ÄÄNENANNATTAJA N: 12 J TO IMITTAJ AT: JOHN UNDBERG HUUGO NYBERG V T 22: 1917 T H 2 M L (J ) IV L W' 1521 R H N - L - L V N J 300 H M L Wbg g 'V 1520 N H 38 H Wbg M
Mistä tekonivelkirurgian kustannusvaikuttavuus riippuu?
Matti Lehto, Antti Eskelinen, Antti Malmivaara ja Esa Jämsen Mistä tekonivelkirurgian kustannusvaikuttavuus riippuu? riippuu leikkausaiheista, potilasvalinnasta, leikkaavan ortopedin kokemuksesta ja sairaalan
Lonkan tekonivelen valinta. LT Inari Laaksonen, TYKS ORTO Valtakunnalliset tekonivelpäivät Turku,
Lnkan teknivelen valinta LT Inari Laaksnen, TYKS ORTO Valtakunnalliset teknivelpäivät Turku, 25.4.2019 Sisältö 1. Teknivelmallien arviinti 2. Liukupinnat 3. Fiksaatimetdin valinta Lnkan teknivel Sumessa
Nykyaikaisen sementointitekniikan erityisosaamista
Nykyaikaisen sementointitekniikan erityisosaamista PALACOS THE GOLD STANDARD LAATU. ASIANTUNTEMUS. INNOVAATIO. Nykyaikainen sementointitekniikka artroplastiikkaan. PALACOS -luusementti on yli 50 vuoden
Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus
Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,
Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?
Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä
OP1. PreDP StudyPlan
OP1 PreDP StudyPlan PreDP The preparatory year classes are in accordance with the Finnish national curriculum, with the distinction that most of the compulsory courses are taught in English to familiarize
HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit
HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit Human Papilloma Virus DNA-virus Ilman HPV:tä ei synny kohdunkaulan syöpää Harald zur Hausen,
GOOD WORK LONGER CAREER:
Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between
ALKUPERÄISTUTKIMUS. Lonkan ja polven tekonivelleikkausten. kahden vuoden seurantatutkimus
ALKUPERÄISTUTKIMUS Lonkan ja polven tekonivelleikkausten kustannusvaikuttavuus: kahden vuoden seurantatutkimus Pekka Rissanen, Seppo Aro, Harri Sintonen, Pär Slätis ja Pekka Paavolainen Tekonivelleikkausten
LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA
LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA Miitta Hyppönen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Antti Eskelisen
Perhevapaiden palkkavaikutukset
Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhe ja ura tasa-arvon haasteena seminaari, Helsinki 20.11.2007 Jenni Kellokumpu Esityksen runko 1. Tutkimuksen tavoite 2. Teoria 3. Aineisto, tutkimusasetelma ja otos
Elämä lonkan tekonivelen kanssa mitä tekonivelen kanssa pystyy ja/tai saa tehdä?
Elämä lonkan tekonivelen kanssa mitä tekonivelen kanssa pystyy ja/tai saa tehdä? Matti Seppänen Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS 24.4.2019 IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku
Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)
SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus
Supplies - 239236-2018 05/06/2018 S105 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. Finland-Seinäjoki: Wheelchairs 2018/S 105-239236 Contract notice Supplies Directive 2014/24/EU
KAATUMISTEN JA LONKKAMURTUMIEN RISKITEKIJÄT PERIPROTEETTISTEN LONKKAMURTUMIEN YHTEYDESSÄ
KAATUMISTEN JA LONKKAMURTUMIEN RISKITEKIJÄT PERIPROTEETTISTEN LONKKAMURTUMIEN YHTEYDESSÄ Anu Bergendahl-Mansikka Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto ja Tekonivelsairaala Coxa Syyskuu
Tekonivelpotilaan Fast-track hoito. Konsta Pamilo Keski-Suomen Keskussairaala
Tekonivelpotilaan Fast-track hoito Konsta Pamilo Keski-Suomen Keskussairaala 8.7.2017 Fast-track tekonivelkirurgia Heräämö kriteerit Yhtenäinen potilas informaatio hoitopolun jokaisessa pisteessä Potilaan
Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data
Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen
Wear simulation of five most commonly used THR implants in Finland
156 SOT 2/2005 VOL 28 Wear simulation of five most commonly used THR implants in Finland Mikko Selenius*, Seppo S. Santavirta** and Reijo Lappalainen* *Department of Applied Physics, University of Kuopio,
HARJOITUS- PAKETTI A
Logistiikka A35A00310 Tuotantotalouden perusteet HARJOITUS- PAKETTI A (6 pistettä) TUTA 19 Luento 3.Ennustaminen County General 1 piste The number of heart surgeries performed at County General Hospital
RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla
TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua
Tutkimustoiminta Coxassa
Tutkimustoiminta Coxassa Antti Eskelinen Dosentti, apulaisylilääkäri, tutkimusjohtaja Yhteistyöverkostoseminaari 8.11.2016 Sisältö 1. Coxan strategia 2. Miksi ja miten? 3. Coxan tutkimusorganisaatio 4.
Lonkan pinnoiteartroplastian varhaistulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
Lonkan pinnoiteartroplastian varhaistulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Elina Videman, Jukka Kettunen, Hannu Miettinen, Heikki Kröger Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka Kuopion
Tekonivelkirurgian organisointi ja palveluntuotannon kehittäminen HUS-alueella
1 Tekonivelkirurgian organisointi ja palveluntuotannon kehittäminen HUS-alueella HUS Ville Remes Antti Eskelinen Arja Mäkelä Erja Tenhunen Iiris Santala Ilkka Saario Eero Hirvensalo Nordic Healthcare Group
Lonkkamurtumien leikkausmenetelmien komplikaatiot alkoholin väärinkäyttäjillä. Kosola, Jussi.
https://helda.helsinki.fi Lonkkamurtumien leikkausmenetelmien komplikaatiot alkoholin väärinkäyttäjillä Kosola, Jussi 2016 Kosola, J, Kaipia, A, Laitinen, M & Nieminen, J 2016, ' Lonkkamurtumien leikkausmenetelmien
Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.
Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.2010 Osteoporoosin lääkehoito Mitä pitempi kokemus, sitä skeptisempi suhtautuminen