Source: http://docplayer.pl/6279770-Rozporzadzenie-ministra-zdrowia-1-z-dnia-3-listopada-2011-r-w-sprawie-szpitalnego-oddzialu-ratunkowego.html
Timestamp: 2019-07-23 11:35:56+00:00
Document Index: 50542630

Matched Legal Cases: ['art. 34', 'art. 22', 'artu\n7', 'artu 9', 'artu 10', 'art.\n16', 'art. 34']

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego - PDF
Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego"
Danuta Bogna Chmielewska
1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych; 2) szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych w strukturze szpitala oraz warunków technicznych; 3) minimalne wyposażenie, organizację oraz minimalne zasoby kadrowe szpitalnych oddziałów ratunkowych Szpitalny oddział ratunkowy, zwany dalej oddziałem, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 2. Oddział może posiadać w swojej strukturze zespoły ratownictwa medycznego Oddział lokalizuje się na poziomie wejścia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego do oddziału, z osobnym wejściem dla pieszych oddzielonym od trasy podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego. 2. Wejście dla pieszych i podjazd specjalistycznych środków transportu sanitarnego do oddziału są zadaszone, podjazd jest zamykany i otwierany automatycznie w celu ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych, przelotowy dla ruchu specjalistycznych środków transportu sanitarnego oraz wyraźnie oznakowany wzdłuż drogi dojścia i dojazdu. 3. Zapewnia się bezkolizyjny dojazd specjalistycznych środków transportu sanitarnego pod oddział. 4. Wejście dla pieszych i podjazd specjalistycznych środków transportu sanitarnego do oddziału organizuje się niezależnie od innych wejść i podjazdów do szpitala, przystosowując je również do potrzeb osób niepełnosprawnych. 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 112, poz. 654 i Nr 208, poz i Lokalizacja oddziału zapewnia łatwą komunikację z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii, zespołem operacyjnym, pracownią diagnostyki obrazowej oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej. 6. Oddział posiada własne bezkolizyjne trakty komunikacyjne, niezależne od ogólnodostępnych traktów szpitalnych. 7. Oddział posiada całodobowe lotnisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego. 8. W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 7, oddział posiada całodobowe lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego. 9. Lądowisko, o którym mowa w ust. 8, spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 3) ) oraz w załączniku do rozporządzenia. 10. W przypadku braku możliwości technicznych spełnienia wymagań określonych w ust. 7 lub 8 dopuszcza się odległość oddziału od lotniska lub lądowiska większą niż określona w ust. 7 lub 8, pod warunkiem że oddział zabezpieczy specjalistyczny środek transportu sanitarnego, a czas trwania transportu osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego do oddziału nie przekroczy 5 minut, licząc od momentu przekazania pacjenta przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego do specjalistycznego środka transportu sanitarnego Oddział organizuje się w szpitalu, w którym znajdują się co najmniej: 1) oddział chirurgii ogólnej z częścią urazową, a w przypadku szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych dla dzieci oddział chirurgii dziecięcej; 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz i Nr 171, poz
2 Dziennik Ustaw Nr Poz ) oddział chorób wewnętrznych, a w przypadku szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych dla dzieci oddział pediatrii; 3) oddział anestezjologii i intensywnej terapii; 4) pracownia diagnostyki obrazowej. 2. Oddział ma powierzchnię wystarczającą dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego obszarów wymienionych w Na minimalne wyposażenie oddziału do przyłóżkowego wykonywania badań składa się: 1) analizator parametrów krytycznych; 2) przyłóżkowy zestaw RTG; 3) przewoźny ultrasonograf. 4. Zapewnia się całodobowy dostęp do: 1) badań diagnostycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym; 2) komputerowego badania tomograficznego; 3) badań endoskopowych, w tym: gastroskopii, rektoskopii, bronchoskopii, laryngoskopii. 5. W skład oddziału wchodzą obszary: 1) segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć; 2) resuscytacyjno-zabiegowy; 3) wstępnej intensywnej terapii; 4) terapii natychmiastowej; 5) obserwacji; 6) konsultacyjny; 7) stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, jeżeli oddział ma w swojej strukturze zespoły ratownictwa medycznego; 8) zaplecza administracyjno-gospodarczego Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć lokalizuje się bezpośrednio przy wejściu dla pieszych i podjeździe specjalistycznych środków transportu sanitarnego do oddziału w celu zapewnienia: 1) przeprowadzenia wstępnej oceny osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, i bezkolizyjnego transportu tych osób do innych obszarów oddziału lub do innego oddziału szpitala; 2) jednoczesnego przyjęcia i segregacji medycznej co najmniej czterech osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 3) warunków niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu z zespołami ratownictwa medycznego, osobą, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, lub z osobą jej towarzyszącą. 2. W obrębie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć lokalizuje się: 1) stanowisko wyposażone w: a) środki łączności zapewniające łączność z zespołami ratownictwa medycznego, dyspozytorem medycznym, lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego, centrum urazowym, jednostkami organizacyjnymi szpitala wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, a także kompleksową łączność wewnątrzszpitalną oraz niezależny stały nasłuch na kanale ogólnopolskim, b) system bezprzewodowego przywoływania osób, w szczególności o których mowa w 13; 2) stanowisko rejestracji medycznej, które wyposaża się w sprzęt niezbędny do rejestracji i przyjęć osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 3) stanowisko dekontaminacji. 3. W przypadku braku możliwości zlokalizowania stanowiska dekontaminacji w obrębie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, dopuszcza się odstąpienie od tego wymagania, pod warunkiem zapewnienia możliwości niezwłocznego zorganizowania czasowego stanowiska dekontaminacji możliwie najbliżej wejścia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego do oddziału, w przypadku konieczności przeprowadzenia dekontaminacji Obszar resuscytacyjno-zabiegowy składa się co najmniej z dwóch sal resuscytacyjno-zabiegowych z jednym stanowiskiem resuscytacyjnym w każdej z tych sal albo jednej sali resuscytacyjno-zabiegowej z dwoma stanowiskami resuscytacyjnymi. 2. Wyposażenie i urządzenie obszaru resuscytacyjno-zabiegowego zapewnia co najmniej: 1) monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych; 2) prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej; 3) prowadzenie resuscytacji okołourazowej; 4) wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów. 3. Minimalne wyposażenie w wyroby medyczne jednego stanowiska resuscytacyjnego stanowi: 1) stół zabiegowy z lampą operacyjną; 2) aparat do znieczulania z wyposażeniem stanowiska do znieczulania, mobilny, jeden na dwa stanowiska obszaru; 3) zestaw do monitorowania czynności życiowych, w tym co najmniej: rytmu serca, ciśnienia tętniczego i żylnego, wysycenia tlenowego hemoglobiny, końcowo wydechowego stężenia dwutlenku węgla, temperatury powierzchniowej i głębokiej ciała;
3 Dziennik Ustaw Nr Poz ) defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca; 5) zestaw do przetaczania i dawkowania leków i płynów oraz zestaw do szybkiego przetaczania płynów; 6) elektryczne urządzenie do ssania; 7) centralne źródło tlenu, powietrza i próżni w liczbie nie mniejszej niż po dwa gniazda poboru na stanowisko; 8) aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta; 9) zestaw do trudnej intubacji. 4. Minimalne wyposażenie obszaru resuscytacyjno-zabiegowego stanowią także: 1) respirator transportowy jeden na dwa stanowiska; 2) respirator stacjonarny jeden na obszar; 3) aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych jeden na dwa stanowiska Do zadań obszaru wstępnej intensywnej terapii należy w szczególności: 1) monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych; 2) prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej; 3) wykonywanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia; 4) prowadzenie resuscytacji płynowej; 5) leczenie bólu; 6) wstępne leczenie zatruć; 7) opracowywanie chirurgiczne ran i drobnych urazów. 2. W obszarze wstępnej intensywnej terapii lokalizuje się co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii umożliwiające wykonywanie zadań określonych w ust Obszar terapii natychmiastowej składa się z: 1) sali zabiegowej; 2) sali opatrunków gipsowych. 2. Pomieszczenie sali zabiegowej wyposażone jest w wyroby medyczne i produkty lecznicze, umożliwiające wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych u osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 3. Na minimalne wyposażenie sali zabiegowej składają się: 1) stół zabiegowy z lampą operacyjną; 2) aparat do znieczulania z wyposażeniem stanowiska do znieczulania wraz z zestawem monitorującym; 3) nie mniej niż po dwa gniazda poboru tlenu, powietrza i próżni; 4) nie mniej niż osiem gniazd poboru energii elektrycznej; 5) zestaw niezbędnych narzędzi chirurgicznych na jedno stanowisko. 4. Sala opatrunków gipsowych wyposażona jest w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające zakładanie opatrunków gipsowych, dostęp do źródła tlenu, powietrza i próżni; w sali opatrunków gipsowych zapewnia się przestrzeń do umieszczenia stanowiska do znieczulania z wyposażeniem. 10. W skład obszaru obserwacji wchodzą co najmniej cztery stanowiska, o powierzchni wystarczającej dla prawidłowego funkcjonowania obszaru, wyposażone w: 1) wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające: a) monitorowanie rytmu serca i oddechu, b) nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, c) monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny, d) monitorowanie temperatury powierzchniowej i głębokiej, e) stosowanie biernej tlenoterapii, f) prowadzenie infuzji dożylnych; 2) przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym; 3) defibrylator półautomatyczny; 4) centralne źródło tlenu, powietrza i próżni z gniazdami poboru przy każdym stanowisku; 5) elektryczne urządzenie do odsysania, co najmniej jedno na cztery stanowiska W skład obszaru konsultacyjnego wchodzą gabinety lub boksy badań lekarskich w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszaru. Gabinety lub boksy wewnętrzne połączone są traktem komunikacyjnym. 2. Wyposażenie obszaru konsultacyjnego w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwia przeprowadzanie badań lekarskich i konsultacji specjalistycznych. 12. Obszar stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego zapewnia: 1) pomieszczenie na wyroby medyczne i produkty lecznicze; 2) system alarmowo-wyjazdowy oraz system łączności wewnątrzszpitalnej; 3) zaplecze socjalne oraz sanitarno-higieniczne dla członków zespołów ratownictwa medycznego; 4) magazyn sprzętu; 5) miejsce wyposażone w źródła energii elektrycznej i wody.
4 Dziennik Ustaw Nr Poz Minimalne zasoby kadrowe oddziału stanowią: 1) ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem); 2) pielęgniarka oddziałowa, będąca pielęgniarką systemu; 3) lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym co najmniej jeden lekarz systemu przebywający stale w oddziale; 4) pielęgniarki lub ratownicy medyczni w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału. 14. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu szpitalny oddział ratunkowy spełnia także wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz i Nr 185, poz. 1092). 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365). 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem 3 ust. 7 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Minister Zdrowia: wz. J. Szulc Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. (poz. 1420) WYMAGANIA DLA LĄDOWISK SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH 1. Lądowisko wyznaczone jest przez strefę podejścia do lądowania i startu, którą stanowi płaska, pozioma, niepyląca nawierzchnia (niepokryta piaskiem, żwirem, kamieniami lub innym luźnym materiałem), utwardzona lub trawiasta, wolna od przeszkód, w kształcie: 1) kwadratu o wymiarach 2D x 2D śmigłowca, dla którego jest przeznaczone lądowisko, co najmniej 25 m x 25 m, gdzie D oznacza największy gabarytowy wymiar tego śmigłowca, albo 2) koła o średnicy równej 2D śmigłowca, dla którego jest przeznaczone lądowisko, co najmniej 25 m, gdzie D oznacza największy gabarytowy wymiar tego śmigłowca. Strefa podejścia do lądowania i startu wyznaczona jest przez umieszczone wewnątrz jej krawędzi znaczniki narożne i boczne, w kolorze białym i utwardzone (beton, asfalt odporny na działanie wysokich temperatur lub kostka brukowa), o wymiarach: znaczniki narożne 2 m x 2 m, znaczniki boczne 2 m x 1 m, szerokość linii 1 m. 2. W środku strefy podejścia do lądowania i startu znajduje się strefa przyziemienia. Jest to płaska, pozioma, niepyląca, utwardzona nawierzchnia (beton, asfalt odporny na działanie wysokich temperatur, kostka brukowa), wolna od przeszkód, w kształcie kwadratu o wymiarach co najmniej 15 m x 15 m lub koła o średnicy co najmniej 15 m. 3. W środku strefy lądowania namalowany jest krzyż równoramienny, koloru białego, o wymiarach: 9 m x 9 m, szerokości ramion 3 m. 4. W środku krzyża namalowana jest duża litera H, koloru czerwonego, ustawiona zgodnie z kierunkiem osi lądowania i startu, o wymiarach: wysokość 3 m, szerokość 1,8 m, szerokość linii 0,4 m. 5. Do miejsca lądowania śmigłowca prowadzi droga dojazdowa. W przypadku trawiastej strefy podejścia do lądowania i startu, droga dojazdowa umożliwia dojazd do strefy przyziemienia. Droga dojazdowa nie znajduje się w osi lądowania i startu i dochodzi z boku, prostopadle do miejsca lądowania śmigłowca. 6. Schemat lądowiska i jego oznaczeń określa rysunek 1.
5 Dziennik Ustaw Nr Poz Rysunek 1. Schemat oznaczenia lądowiska
6 Dziennik Ustaw Nr Poz Przeszkody usytuowane na osi lądowania i startu nie mogą być wyższe, niż wynika to z granicznej płaszczyzny o nachyleniu 1:6 w stosunku do poziomu lądowiska. Maksymalne wysokości tych przeszkód określa tabela 1. Odległość przeszkody od strefy podejścia do lądowania i startu [m] Maksymalna wysokość przeszkody, ponad poziom lądowiska [m] , ,33 16,67 33,33 66, Tabela 1. Przeszkody w osi lądowania i startu Płaszczyzna ograniczająca przeszkody w osi lądowania i startu, rozszerza się pod kątem 30 w stosunku do krawędzi bocznych strefy podejścia do lądowania i startu. Należy unikać przeszkód punktowych (maszty, kominy, pojedyncze drzewa) w osi lądowania i startu. Schematy położenia płaszczyzn ograniczających przeszkody w osi lądowania i startu określają rysunki 2 i 3. Rysunek 2. Powierzchnie ograniczające przeszkody w osi lądowania i startu Rysunek 3. Powierzchnie ograniczające przeszkody w osi lądowania i startu
7 Dziennik Ustaw Nr Poz Przeszkody usytuowane po bokach od osi lądowania i startu nie mogą być wyższe niż wynika to z granicznej płaszczyzny o nachyleniu 1:2 w stosunku do poziomu lądowiska. Maksymalne wysokości tych przeszkód określa tabela 2. Odległość przeszkody od strefy podejścia do lądowania i startu [m] Maksymalna wysokość przeszkody, ponad poziom lądowiska [m] ,5 5 7,5 12, Tabela 2. Przeszkody boczne w stosunku do osi lądowania i startu Schemat położenia płaszczyzn ograniczających przeszkody usytuowane po bokach od osi lądowania i startu określa rysunek 4. Rysunek 4. Powierzchnie ograniczające przeszkody z boku od osi lądowania i startu 9. Oś lądowania i startu lądowiska powinna być zgodna z przeważającymi kierunkami wiatru na danym terenie. Zaleca się, aby kierunki startów i lądowań leżały na jednej prostej. Dopuszcza się skręcenie kierunku startu w stosunku do kierunku lądowania o maksymalnie 30 w prawo lub w lewo, zgodnie z rysunkiem 5. Rysunek 5. Powierzchnie ograniczające przeszkody w osi lądowania i startu 10. W odległości co najmniej 15 m od krawędzi strefy podejścia do lądowania umieszcza się oświetlony światłem białym wskaźnik kierunku wiatru. Wskaźnik jest zwężającym się rękawem o długości 2,4 m, o większej średnicy 0,6 m, mniejszej 0,3 m, osadzonym na maszcie o wysokości co najmniej 3 m. Wskaźnik jest wykonany w jednolitym kolorze białym, pomarańczowym lub czerwonym. Dopuszcza się wykonanie wskaźnika w dwóch kontrastowych kolorach (białym i pomarańczowym lub białym i czerwonym), w postaci pięciu poprzecznych pasów, przy czym skrajne pasy są wykonane w kolorze pomarańczowym lub czerwonym. Kształt, wymiary i kolorystykę wskaźnika określa rysunek 6.
8 Dziennik Ustaw Nr Poz Rysunek 6. Wskaźnik kierunku wiatru Wskaźnik kierunku wiatru ustawia się w miejscu wolnym od przeszkód, które mogłyby wprowadzać błąd w jego wskazaniach (wskaźnik nie może być osłonięty od wiatru). Zaleca się montowanie drugiego wskaźnika na dachu najwyższego budynku położonego w pobliżu lądowiska. 11. Lądowisko oznacza się co najmniej dwiema tablicami informacyjnymi, o wymiarach 297 mm 420 mm, zgodnymi z wzorem określonym na rysunku 7 dla lądowiska położonego na terenie ogólnodostępnym oraz na rysunku 8 dla lądowiska położonego na terenie zamkniętym. Kolor liter i tła jest dowolny, lecz kontrastujący ze sobą. Dopuszcza się umieszczanie na tablicach symboli graficznych, w szczególności śmigłowca lub logo szpitala.
9 Dziennik Ustaw Nr Poz Rysunek 7. Tablica informacyjna dla lądowiska na terenie ogólnodostępnym Rysunek 8. Tablica informacyjna dla lądowiska na terenie zamkniętym
10 Dziennik Ustaw Nr Poz Lądowisko wyposaża się w integralny system oświetlenia, w skład którego wchodzą: 1) światła strefy przyziemienia cztery lampy, świecące w kolorze białym, rozmieszczone w rogach strefy przyziemienia, zagłębione; 2) światła strefy podejścia do lądowania i startu nie mniej niż po cztery lampy na każdym boku, świecące w kolorze białym, rozmieszczone w odstępach maksymalnie co 10 m, po zewnętrznej stronie strefy podejścia do lądowania i startu, w odległości 1 m od krawędzi tej strefy, zagłębione lub naziemne, wystające ponad poziom lądowiska nie więcej niż 25 cm; 3) światła podejścia sześć lamp świecących w kolorze białym, rozmieszczonych co 5 m wzdłuż osi podejścia do lądowania i startu, ustawione na głównym kierunku podejścia do lądowania, zagłębione lub naziemne, wystające ponad poziom lądowiska nie więcej niż 25 cm; 4) oświetlony światłem białym wskaźnik kierunku wiatru; 5) światła przeszkodowe lampy koloru czerwonego, umieszczone na obiektach mogących stanowić przeszkodę stałą, w tym na wskaźniku kierunku wiatru; 6) lampa identyfikacyjna lądowiska dookólna lampa błyskowa, świecąca w kolorze białym, umieszczona w pobliżu strefy podejścia do lądowania i startu, w sposób uniemożliwiający oślepianie załogi śmigłowca; zaleca się instalację lampy na dachu najwyższego budynku stojącego w bezpośredniej bliskości lądowiska; światło lampy musi być widoczne z pokładu śmigłowca z odległości co najmniej 5000 m w warunkach lotu VFR; 7) świetlne systemy wspomagające określenie kierunku i kąta podejścia do lądowania, w przypadku lądowisk zlokalizowanych w miejscach wymagających precyzyjnego pozycjonowania śmigłowca podczas podejścia do lądowania. Integralny system oświetlenia spełnia wymagania określone w załączniku nr 14 tom II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm. 1) ). Schemat integralnego systemu oświetlenia określa rysunek 9. 1) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137, z 1969 r. Nr 27, poz. 210, z 1976 r. Nr 21, poz. 130, Nr 32, poz. 188 i Nr 39, poz. 227, z 1984 r. Nr 39, poz. 199, z 2000 r. Nr 39, poz. 446, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700.
11 Dziennik Ustaw Nr Poz Rysunek 9. Schemat integralnego rozmieszczenia oświetlenia na lądowisku
Warszawa, dnia 23 maja 2018 r. Poz Obwieszczenie Ministra Zdrowia. z dnia 25 kwietnia 2018 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2018 r. Poz. 979 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Poz OBWIESZCZENIE MINIStra ZdrOWIa. z dnia 12 stycznia 2015 r.
Poz. 178 OBWIESZCZENIE MINIStra ZdrOWIa z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego 1. Na podstawie art.
16 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem 3 ust. 7-10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Szpitalny oddział ratunkowy. Dz.U.2015.178 t.j. z dnia 2015.02.04 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 8 listopada 2011 r., 1 stycznia 2021 r. zobacz: 16 Rozporządzenie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2011 r.
Dz.U.11.237.1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z dnia 8 listopada 2011 r.) Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września
Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 2218
Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 2218 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej
Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Dz.U.2016.2218 z dnia 2016.12.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 grudnia 2018 r. Wejście w życie: 1 stycznia
Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie intensywnej terapii. Dz.U.2016.2218 z dnia 2016.12.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2016 r. Wejście w życie: 1 stycznia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE