Source: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-262
Timestamp: 2020-03-31 17:23:25+00:00
Document Index: 7568909

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 14', '§ 27', 'zákona č. 505', 'zákona č. 119', '§ 6', '§ 8', '§ 9', '§ 16', '§ 19', '§ 7', '§ 16', '§ 9']

262/2000verze 4
Vyhláška č. 262/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
Aktuální znění 13.06.2015 (verze 4)
Postup při schvalování typu stanovených měřidel (§ 1 - § 14a)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2, 3 a 9, § 8 odst. 2 a 5, § 9 odst. 1 a 2, § 16, § 19 až 21 zákona:
Postup při schvalování typu stanovených měřidel
(1) Žádost o schválení typu pracovního měřidla stanoveného (dále jen "stanovené měřidlo") podávaná u Českého metrologického institutu (dále jen "Institut") obsahuje
a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) identifikační údaje o výrobci, pokud není současně žadatelem,
c) název stanoveného měřidla a jeho použití,
d) údaje o deklarovaných metrologických parametrech,
e) další náležitosti, pokud jsou obsaženy ve vyhláškách ministerstva, kterými se stanoví požadavky na jednotlivé druhy stanovených měřidel.
(2) Žádost se doplňuje o dokumenty, které jsou nutné pro provedení technické zkoušky a její vyhodnocení. Jedná se o popis
a) konstrukce a činnosti,
b) ochranného opatření zajišťujícího správnou činnost,
c) prvků pro ovládání a nastavení,
d) navrhovaného umístění úředních značek,
e) nákresy obecného uspořádání, a kde je třeba, i podrobné nákresy důležitých částí,
f) schematický nákres znázorňující principy činnosti, a kde je třeba, také fotografii.
(3) Na výzvu Institutu doloží žadatel dokumenty týkající se předchozích certifikátů, případně certifikátů vydaných metrologickým orgánem země výrobce.
(1) Institut posuzuje dokumenty a provádí zkoušku metrologických vlastností daného typu stanoveného měřidla nebo pomocného zařízení ve svých laboratořích, v jím schválených laboratořích, v prostorách výrobce anebo v místě dodávky nebo instalace stanoveného měřidla.
(2) Institut zjišťuje další potřebné údaje, stanoví počet a způsob výběru vzorků stanovených měřidel, místo a termín zahájení zkoušek.
(3) Zkouška se týká celé činnosti daného typu stanoveného měřidla za normálních podmínek použití, za nichž si musí stanovené měřidlo uchovat požadované metrologické vlastnosti.
(4) Vzorky stanovených měřidel se po provedení zkoušek vracejí žadateli, pokud není dohodnuto jinak. Vzorky se vracejí ve stavu, v jakém jsou po zkouškách. Institut může požadovat, aby žadatel zajistil uložení vzorku měřidla, který byl posuzován při schvalování typu měřidla, po dobu platnosti certifikátu o schválení typu (dále jen "certifikát").
Náležitosti certifikátu a značky schválení typu
(1) O schválení typu vydá Institut certifikát, který obsahuje
a) výrok o schválení typu stanoveného měřidla,
b) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
c) údaje o stanoveném měřidle (název, typ, výrobce),
d) značku schválení typu a určení její velikosti,
f) úřední razítko a podpis oprávněné osoby s uvedením jejího příjmení, jména a funkce,
g) určení místa pro umístění úřední značky na stanoveném měřidle.
(2) Přílohou certifikátu je protokol o technické zkoušce, který obsahuje výsledky přezkoušení daného typu doplněné o popisy, nákresy a schémata nutné pro identifikaci typu a objasnění jeho funkce.
(3) Podobu značky schválení typu na měřidle stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.
(4) Značka schválení typu se umísťuje přímo na stanoveném měřidle. U stanovených měřidel, u nichž není umístění značky schválení typu technicky proveditelné nebo není účelné, se tato skutečnost uvede v certifikátu.
Omezení schválení typu
V certifikátu mohou být stanovena následující omezení:
a) omezení doby platnosti na dobu kratší než deset let,
b) omezení počtu stanovených měřidel příslušného schváleného typu,
c) omezení použití stanovených měřidel.
(1) Místem pro uplatnění požadavku na ověření stanoveného měřidla je buď územně příslušné pracoviště Institutu, nebo autorizované metrologické středisko, které je pro požadovaný výkon autorizováno. Požadavky na ověření pro následující rok je třeba uplatnit do 31. prosince roku předcházejícího, výjimečně do 60 dnů před uplynutím doby platnosti ověření. Požadavek na ověření nového nebo opraveného stanoveného měřidla se uplatňuje po jeho dodání a instalaci nebo po provedené opravě. Při zániku platnosti ověření podle § 7 odst. 2 písm. b) až e) se požadavek na ověření uplatňuje po zániku platnosti, případně po provedené opravě.
(2) Institut nebo metrologické středisko, které je pro požadovaný výkon autorizováno, určí místo, kde se ověřování stanovených měřidel provádí, což je zejména vlastní laboratoř Institutu nebo místo instalace stanovených měřidel; dále může v případech, kdy je to účelné, stanovit hromadné ověřování, při kterém se využívá vyhodnocení výsledků výběru ověřovaných stanovených měřidel na základě statistických metod.
(2) Základem úřední značky je symbol dvouocasého lva, doplněný písmeny "CM" přidělenými Institutu, nebo písmeny "K" nebo "CZK" přidělenými autorizovaným metrologickým střediskům. Právní význam těchto úředních značek je rovnocenný. Úřední značky jsou dále doplněny evidenčním číslem, písmenným označením nebo přídavnou značkou ověřujícího pracoviště, které přiděluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad"). U úředních značek Institutu provedených jako samolepicí štítek může být místo čísla organizační jednotky Institutu připojen identifikační kód úřední značky. U stanovených měřidel, která podléhají následnému ověřování, je úřední značka doplněna posledním dvojčíslím roku, v němž bylo ověření provedeno.
(1) Doba platnosti ověření stanoveného měřidla stanovená zvláštním právním předpisem1) se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno. U stanovených měřidel a certifikovaných referenčních materiálů, pro něž se vystavuje ověřovací list nebo certifikát, se doba platnosti počítá ode dne vydání ověřovacího listu nebo certifikátu.
f) bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla nebo opatření obecné povahy.
(1) Certifikovaný referenční materiál se uvádí na trh se správným a jednoznačným označením a s certifikátem referenčního materiálu. Certifikovaným referenčním materiálem je i dovezený referenční materiál, který byl certifikován v zahraničí příslušnou mezinárodní organizací nebo certifikačním orgánem jiného státu.
(2) Žadatel o certifikaci referenčního materiálu předloží Institutu nebo autorizovanému metrologickému středisku žádost o certifikaci, která obsahuje
c) popis účelu použití referenčního materiálu,
d) technický projekt,
e) výsledky vlastních zkoušek a výsledky mezilaboratorního porovnávání vlastností, které mají být certifikovány, pokud jsou k dispozici,
f) výsledky předešlé certifikace referenčního materiálu, certifikát systému jakosti výrobce referenčního materiálu, pokud tento existuje a případně další dokumenty, které mohou sloužit k prokázání shody referenčního materiálu s požadavky na certifikovaný referenční materiál.
(3) Institut nebo autorizované metrologické středisko na základě žádosti výrobce nebo dovozce referenčního materiálu provede zkoušky a měření referenčního materiálu ve vlastních laboratořích, popřípadě zadá jejich provedení v jiných způsobilých laboratořích, zjištění dalších potřebných údajů, vyhodnocení výsledků a výpočet certifikované hodnoty, posouzení systému jakosti výrobce referenčního materiálu a vypracování závěrečného protokolu o certifikaci referenčního materiálu.
(4) Pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 a 4, Institut nebo autorizované metrologické středisko vydá certifikát certifikovaného referenčního materiálu. Certifikát certifikovaného referenčního materiálu je dokument udávající jednu nebo více hodnot vlastností a jejich nejistot a potvrzující, že byly dodrženy nezbytné postupy k potvrzení platnosti a návaznosti. Náležitosti certifikátu certifikovaného referenčního materiálu stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.
(5) Institut nebo autorizované metrologické středisko provádějící certifikaci referenčního materiálu jsou oprávněny provádět u žadatele o certifikaci referenčního materiálu kontroly, zda jsou dodržovány podmínky podle vydaného certifikátu certifikovaného referenčního materiálu.
Autorizace metrologických středisek
(K § 16 odst. 1 zákona)
(1) Žádost o autorizaci k ověřování stanovených měřidel nebo k certifikaci referenčních materiálů se předkládá Úřadu. Žádost obsahuje
b) metrologickou činnost, která má být předmětem autorizace, a technickou specifikaci předmětných stanovených měřidel nebo certifikovaných referenčních materiálů, včetně soupisu metodik výkonů, pro které je autorizace požadována,
d) nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit výsledky metrologické činnosti, která je předmětem autorizace; v případě autorizace k následnému ověřování stanovených měřidel ověřovaných na místě používání a zároveň určených pro stanovení množství při přímém prodeji veřejnosti nesmí být autorizovaný subjekt uživatelem, výrobcem, opravcem, dovozcem ani distributorem těchto měřidel a
(3) Úřad při udělení autorizace vydá rozhodnutí o autorizaci a přidělí autorizovanému metrologickému středisku úřední značku ověření stanoveného měřidla. V podmínkách autorizace kromě základních požadavků a povinností stanoví zejména
Registrace subjektů opravujících nebo provádějících montáž stanovených měřidel
(1) Žádost o registraci pro opravy a montáž stanovených měřidel se předkládá Institutu. Žádost obsahuje
Podmínky pro registraci a osvědčení o registraci
(1) Institut provede registraci a vydá osvědčení o registraci, jestliže žadatel splňuje následující podmínky:
(2) Součástí osvědčení o registraci jsou podmínky, které je povinen registrovaný subjekt při provádění činností v rozsahu registrace dodržovat. Plnění těchto podmínek se považuje za důvod provedené registrace.
(1) Žádost o autorizaci k výkonu úředního měření se předkládá Úřadu a obsahuje
e) certifikát o odborné způsobilosti úředního měřiče vydaný akreditovaným certifikačním orgánem nebo osvědčení o odborné způsobilosti úředního měřiče vydané Úřadem,
(4) Náležitosti dokladu o úředním měření a grafická podoba otisku razítka subjektu autorizovaného k úřednímu měření jsou uvedeny v příloze č. 9.
Symbol "e" a náležitosti osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží
K provedení § 9a zákona je v příloze č. 6 k této vyhlášce stanovena grafická podoba symbolu "e" a v příloze č. 7 k této vyhlášce náležitosti osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží a náležitosti osvědčení o metrologické kontrole lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží.
d) údaj o počátečním a konečném stavu hodnoty měřené veličiny přezkušovaného měřidla, pokud to měřidlo umožňuje.
1. Vyhláška č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii.
2. Vyhláška č. 231/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii.
Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 125/2015 Sb. Čl. II
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 262/2000 Sb.
Značka schválení typu stanoveného měřidla
Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému určení značky.
YY...................poslední dvojčíslí roku schválení
ZZZZ.................pořadové číslo certifikátu schválení typu
XXX.................trojčíslí oboru a to podle následujícího seznamu číselných označení oborů
111 délková měřidla
113 měřidla odchylek tvaru
114 měřidla úhlu
115 měřidla plochy
116 taxametry
118 kontrolní síta
121 závaží
122 pákové váhy
123 běhounové váhy
124 sklonné váhy
125 kombinované váhy
126 dávkovači váhy
127 pásové váhy
128 elektronické a speciální váhy
129 obilní zkoušeče
131 odměrné nádoby
132 nádrže a sudy
134 hustoměry
135 viskozimetry
141 objemová průtočná měřidla
142 měřidla protečeného množství vody
143 měřidla protečeného množství plynu
144 analyzátory plynů
stroje na zkoušení materiálů
151 trhací stroje a lisy
152 kyvadlová kladiva
153 tvrdoměry
161 otáčkoměry
171 barometry
172 tonometry
174 měřiče tlaku v pneumatikách motorových vozidel akustika
181 audiometry, zvukoměry
212 měřicí transformátory
221 elektroměry
311 kalorimetrická počitadla měřičů tepla
321 teploměry
322 pyrometry
331 konduktometry
341 vlhkoměry
421 refraktometry
441 měřiče aktivit a dávek
442 měřidla objemové aktivity radonu
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 262/2000 Sb.
Náležitosti ověřovacího listu
Ověřovací list sestává z titulního listu a dalších listů v rozsahu podle druhu ověřeného stanoveného měřidla.
Ověřovací list obsahuje:
a) identifikační údaje o subjektu, který ověřovací list vydal,
b) číslo ověřovacího listu,
c) počet stran ověřovacího listu,
d) datum vydaní,
e) podpis odpovědného zaměstnance subjektu, který ověřovací list vydal,
f) úřední razítko,
g) identifikační údaje o vlastníku stanoveného měřidla,
h) identifikace stanoveného měřidla (název, výrobce, typ, výrobní číslo, měřicí rozsah, rok výroby, příp. další údaje),
i) údaje o použitých etalonech (název, výrobní číslo, prohlášení o metrologické návaznosti na státní etalony),
j) seznam předpisů včetně nenormalizovaných metod, podle kterých byla provedena zkouška a její vyhodnocení,
k) údaje o odchylkách, doplňcích nebo výjimkách z měřicích metodik, příp. další informace, které se vztahují k ověření,
l) podmínky měření (např. teplota, rel. vlhkost, tlak),
m) výrok o výsledku zkoušek - stanovené měřidlo vyhovuje požadavkům příslušných předpisů včetně uvedení příslušných předpisů,
n) údaje o umístění úředních značek ověření stanoveného měřidla s odvoláním na certifikát schválení typu,
o) údaje o době platnosti ověření s uvedením případů zániku platnosti ověření,
p) jméno a podpis zaměstnance, který provedl ověření,
q) datum zkoušky,
r) prohlášení, že ověřovací list nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožován jinak než celý.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 262/2000 Sb.
1. Úřední značka pro Institut
X............evidenční číslo oblastní inspektorátu Českého metrologického institutu
2. Úřední značka pro autorizovaná metrologická střediska
X .................. evidenční číslo nebo písmenný symbol autorizovaného metrologického
Poznámka : značku K X na obr. ve vodorovné poloze lze alternativně znázornit zaobleně a umístit ve spodní části kruhu soustředného s okrajem. Značku lze po souhlasu Úřadu doplnit o další ochranné prvky proti zneužití.
3. Úřední značka pro autorizovaná metrologická střediska, která ověřují tachografy
X .................. evidenční číslo nebo písmenný symbol autorizovaného metrologického střediska
4. Značka posledního dvojčíslí roku ověření stanoveného měřidla jako součást úřední značky
5.1 Úřední značka pro Institut
(provedení jako samolepicí štítek)
00...........poslední dvojčíslí roku ověření stanoveného měřidla
5.2. Úřední značka s připojeným identifikačním kódem a posledním dvojčíslím roku pro Institut (provedení jako samolepicí štítek)
Úřední značky mohou mít tyto rozměry: (14 x 10) mm nebo (18 x 11,5) mm nebo (34 x 17,5) mm.
6. Úřední značka pro autorizovaná metrologická střediska
00 ................. poslední dvoj čísli roku ověření stanoveného měřidla
7. Úřední značka pro autorizovaná metrologická střediska ověřující
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 262/2000 Sb.
Náležitosti certifikátu certifikovaného referenčního materiálu
Certifikát certifikovaného referenčního materiálu sestává z titulního listu a dalších listů v rozsahu podle počtu certifikovaných hodnot.
Certifikát certifikovaného referenčního materiálu obsahuje:
a) identifikační údaje o subjektu, který certifikát certifikovaného referenčního materiálu vydal,
b) název certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,
c) číslo certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,
d) počet stran certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,
e) datum vydání a doba platnosti certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,
f) podpis odpovědného zaměstnance subjektu, který certifikát certifikovaného referenčního materiálu vydal,
g) úřední razítko Institutu nebo autorizovaného metrologického střediska, nebo případně razítko akreditovaného výrobce certifikovaného referenčního materiálu,
h) název certifikovaného referenčního materiálu,
i) výrobce, kód a číslo dávky certifikovaného referenčního materiálu,
j) popis certifikovaného referenčního materiálu,
k) účel použití, určení certifikovaného referenčního materiálu,
l) podmínky pro správné používání certifikovaného referenčního materiálu včetně údajů o rizikovém stavu,
m) úroveň homogenity certifikovaného referenčního materiálu,
n) certifikované hodnoty a jejich nejistoty,
o) návaznost realizace jednotek, ve kterých jsou vyjadřovány hodnoty certifikovaného referenčního materiálu,
p) metody použité ke stanovém hodnot certifikovaného referenčního materiálu,
q) seznam participujících laboratoří,
r) stabilita certifikovaného referenčního materiálu,
s) jméno a podpis zaměstnance, který certifikát certifikovaného referenčního materiálu vypracoval,
t) datum certifikace certifikovaného referenčního materiálu.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 262/2000 Sb.
Grafická podoba symbolu "e" pro značení hotově baleného zboží, které splňuje požadavky zvláštního právního předpisu
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 262/2000 Sb.
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 262/2000 Sb.
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 262/2000 Sb.
1) Vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.