Source: http://docplayer.fi/1063186-Ilman-virtausnopeuden-mittari-airflow-malli-ta465.html
Timestamp: 2017-09-23 08:16:45+00:00
Document Index: 24946344

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 - PDF
ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465
Download "ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465"
1 ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N , REV D OCTOBER 2014
3 Copyright TSI Incorporated / / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan Road / Shoreview, MN / USA Faksi (651) TAKUUN JA VASTUUN RAJOITUS (voimassa kesäkuu 2011) (Maakohtaiset ehdot ulkopuolella USA osoitteessa Myyjä takaa alla myytyjen tuotteiden olevan normaalisti käytettyinä ja huollettuina, siten kuin kuvattu käyttäjän oppaassa, vikavapaita kokoonpanon ja materiaalien osalta (24) kuukautta tai lyhyemmän, käyttäjän oppaassa määritetyn ajan alkaen lähetyspäivästä asiakkaalle. Tämä takuuaika sisältää mahdollisen lakisääteisen takuun. Tämä rajoitettu takuu on voimassa seuraavin poissulkemisin ja poikkeuksin: a. Tutkimusanemometreissä käytetyillä kuuma-johto- tai kuuma-kalvo-antureilla ja tietyillä muilla osilla, kun osoitettu teknisissä tiedoissa, on 90 päivän takuu lähetyspäivästä laskien; b. Pumpuissa on tuotteen käyttöohjeessa tai käyttäjän käsikirjassa määriteltyjen käyttötuntien pituinen takuu; c. Korjauspalveluissa korjatuilla tai vaihdetuilla osilla on 90 päivän materiaali- ja kokoonpanotakuu normaalissa käytössä lähetyspäivästä alkaen; d. Myyjä ei anna mitään takuuta muiden valmistamille lopputuotteille tai sulakkeille, paristoille tai muille kulutustarvikkeille. Vain alkuperäisen valmistajan takuu on voimassa; e. Ellei myyjä ole erikseen kirjallisesti valtuuttanut, myyjä ei anna mitään takuuta, eikä ota mitään vastuuta koskien tavaroita tai liittyen tavaroihin, jotka on yhdistetty muihin tuotteisiin tai laitteisiin tai joita on muuttanut joku muu kuin myyjä. Edellä esitetty KORVAA kaikki muut takuut ja sitä koskevat tässä esitetyt RAJOITUKSET. KOSKIEN MYYJÄN EPÄSUORAA TAKUUTA OIKEUDEN-/LAINRIKKOMUSTA VASTAAN SANOTTU TAKUU ON RAJOITETTU SUORAN RIKKOMUKSEN VAATEISIIN JA SULKEE POIS MYÖTÄVAIKUTTEISET TAI AIHEUTETUT RIKKOMUKSET. KYSEINEN MYYJÄN ANTAMA HILJAINEN TAKUU RIKKOMUKSIA VASTAAN RAJOITTUU VÄLITTÖMISTÄ RIKKOMUKSISTA AIHEUTUVIIN KORVAUKSIIN JA SULKEE POIS KORVAUKSET, JOTKA LIITTYVÄT RIKKOMUKSEEN OSALLISTUMISEEN TAI SIITÄ JOHTUVIIN KORVAUKSIIN. OSTAJAN YKSINOMAINEN KORVAUSVASTUU KÄSITTÄÄ KOHTUULLISESTA KULUMISESTA AIHEUTUNEEN ALENNETUN OSTOHINNAN PALAUTTAMISEN TAI MYYJÄN HARKINNAN MUKAAN TUOTTEIDEN KORVAAMISEN TUOTTEILLA, JOTKA EIVÄT OLE VIALLISIA. LAIN SALLIMAAN RAJAAN ASTI KÄYTTÄJÄN TAI OSTAJAN AINOA KORVAUS JA MYYJÄN VASTUUN RAJA KOSKIEN MITÄ TAHANSA JA KAIKKIA MENETYKSIÄ, LOUKKAANTUMISIA TAI VAURIOITA TAVAROITA KOSKIEN (MUKAAN LUKIEN VAATEET PERUSTUEN SOPIMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN, VAHINKOON, EHDOTTOMAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN) ON TAVAROIDEN PALAUTTAMINEN MYYJÄLLE JA OSTOHINNAN PALAUTTAMINEN TAI MYYJÄN HARKINNAN MUKAAN TAVAROIDEN KORJAUS TAI VAIHTO. OHJELMISTOTAPAUKSISSA MYYJÄ KORJAA TAI VAIHTAA VIALLISEN OHJELMISTON, TAI JOS EI VOI TEHDÄ NIIN, PALAUTTAA OHJELMISTON OSTOHINNAN. JOS ON KYSYMYS OHJELMISTOSTA, MYYJÄ KORJAA TAI VAIHTAA VIALLISEN OHJELMISTON TOISEEN, TAI JOS SE EI OLE MAHDOLLISTA, PALAUTTAA OHJELMISTON OSTOHINNAN. MYYJÄ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MENETETYISTÄ TULOISTA TAI MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA TAI TAHATTOMASTI AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA MYYJÄ EI OLE VASTUUSSA MENETETYISTÄ VOITOISTA TAI MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SEURANNAIS- TAI OHEISVAHINGOISTA. MYYJÄ EI OLE VASTUUSSA ASENNUS-, PURKU-, TAI i
4 UUDELLEENASENNUSKULUISTA TAI -VELOITUKSISTA. Mitään toimenpidettä, missään muodossa ei voi tuoda myyjää vastaan yli 12 kuukautta toimenpiteen aiheuttaneen syyn jälkeen. Myyjän tehtaalle takuupalautettujen tuotteiden katoamisriski on ostajan vastuulla ja ne palautetaan, jos palautetaan, myyjän katoamisriskillä. Ostajan ja kaikkien käyttäjien katsotaan hyväksyneen tämän TAKUUN JA VASTUUN RAJOITUKSEN, joka sisältää myyjän täydellisen ja eksklusiivisen rajoitetun takuun. Tätä TAKUUN JA VASTUUN RAJOITUSTA ei voi muuttaa, muokata tai sen ehtoja poistaa ilman myyjän allekirjoittamaa kirjallista ilmoitusta ja hyväksyntää. Huoltopalvelut Koska toimimaton tai viallinen laite on haitallinen sekä asiakkaallemme että TSI:lle, pyrimme antamaan apua viipymättä kaikkiin huoltoa koskeviin ongelmiin. Jos virhetoiminto havaitaan, ota yhteys lähimpään myyntipisteeseen tai edustajaan tai soita TSI:n asiakashuoltonumeroon (800) USA:ssa tai muualla maailmassa. ii
5 SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1 PAKKAUKSEN PURKAMINEN JA OSIEN TARKASTUS... 1 LUKU 2 ASENNUS... 3 Virtalähteen liittäminen TA465-sarjan laitteisiin... 3 Paristojen asennus... 3 DIP-kytkimen asetukset... 3 Verkkolaitteen käyttö... 4 Ilmanvaihto- tai IAQ-antureiden liittäminen... 5 Teleskooppisten lämpötila-anemometriantureiden käyttö... 5 Anturin vetäminen ulos... 5 Anturin työntäminen sisään... 5 Painerakojen käyttö (TA465-P)... 6 Staattisen paineen anturin liittäminen... 6 Valinnaisen pitot-anturin tai ilmavirtausanturin (suora pitot) liittäminen... 7 Lämpöpariportit... 8 Lämpöparien liittäminen... 8 Valinnaisen Bluetooth-kirjoitinlaitteen liittäminen... 9 Tietokoneeseen liittäminen... 9 LUKU 3 KÄYTTÖ Näppäintoiminnot Yleisimmät termit Valikot PAINELUKEMAN NOLLAUS NÄYTÖN ASETUKSET ASETUKSET VIRTAUKSEN ASETUS VOC-ASETUKSET TODELLISEN/VAKIONOPEUDEN ASETUKSET TIETOJEN TALLENNUS Mittausarvot Tallennustila/tallennusasetukset Testin valinta Testin nimeäminen Tietojen tarkastelu Tilastotietojen tarkastelu Näytteiden tarkastelu Testin tulostaminen Tietojen poistaminen % Muisti HIILIMONOKSIDIN NOLLAUS iii
6 SOVELLUKSET KALIBROINTI BLUETOOTH FUNCTIONS Discover Devices Discoverability PINcode # AutoConnects Tietojen tulostaminen kannettavan kirjoittimen avulla LogDat2 -latausohjelmisto LUKU 4 HUOLTO Uudelleenkalibrointi Kotelot Varastointi LUKU 5 VIANMÄÄRITYS LIITE A TEKNISET TIEDOT LIITE B VAIHTOEHTOISET LISÄOSA-ANTURIT Nämä sovellusohjeet löytyvät TSI:n verkkosivuilta osoitteesta: AF-106 AF-107 AF-109 AF-114 AF-124 AF-138 AF-141 AF-142 AF-147 AF-150 Traversing a Duct to Determine Average Air Velocity or Volume Using the Models TA465, PVM610, and PVM620 to Measure Pressure Converting Standard Velocity to Actual Velocity Use of K-Factors with TA465, PVM610, and PVM620 Heat Flow Calculations Percent Outdoor Air Calculation and Its Use Turbulence Intensity Measurements Draft Rate: A Determining Factor in the Quantification of Human Comfort Photo-Ionization Detection (PID) Technology Using Bluetooth Communications iv
7 Luku 1 Pakkauksen purkaminen ja osien tarkastus Pura laite ja lisävarusteet varovasti pakkauslaatikosta. Tarkista yksittäiset osat alla olevasta osaluettelosta. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ilmoita siitä välittömästi TSI:lle. 1. Kotelo 2. Mittari 3. Staattisen paineen mittauskärki (ainoastaan TA465-Pmallissa) 4. Kumiletku (ainoastaan TA465-P-mallissa) 5. USB-kaapeli 6. LogDat2 -latausohjelmisto 7. Verkkolaite 1
8 (Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi) 2 Luku 1
9 Luku 2 Asennus Virtalähteen liittäminen TA465-sarjan laitteisiin TA465-sarjan AIRFLOW -ilman virtausnopeuden mittarissa voidaan käyttää kahta eri virtalähdettä: neljää AA-kokoista paristoa tai verkkolaitetta. Paristojen asennus Asenna neljä AA-kokoista paristoa paristolokeron sisällä olevan kaavion mukaisesti. TA465-mallia voidaan käyttää joko alkaliparistojen tai uudelleenladattavien nikkeli-metallihydridi (Ni- MH)-paristojen kanssa. NiMH-paristojen varaus on lyhyempi. Jos käytössä ovat Ni-MH-paristot, DIP-kytkimen asetus pitää vaihtaa. Katso seuraava kohta, DIP-kytkimen asetukset. Sinkki-hiiliparistoja ei suositella paristohapon vuotovaaran takia. DIP-kytkimen asetukset Poista paristot paristolokerosta käsitelläksesi DIP-kytkintä. Paristolokeron sisällä on aukko, jossa DIP-kytkin sijaitsee (katso alla oleva kuva). Seuraavassa taulukossa selitetään kytkimen toiminnot. Varoitus: Varmista, että virta on kytketty pois ennen DIP-kytkimen asetuksien muuttamista. Kytkin Toiminto Asetukset 1 Ni-MH OFF: Alkaaliparistot ON: Ladattavat Ni-MH-paristot AIRFLOW on TSI Incorporatedin rekisteröity tuotemerkki. 3
10 Älä yritä ladata alkaliparistoja. Verkkolaitteen käyttö Verkkolaitetta voidaan käyttää laitteen virtalähteenä tai Ni- MH-paristojen lataamiseen silloin, kun paristolokerossa sijaitsevan DIP-kytkimen asetuksena on Ni-MH. Jos DIPkytkimen asetuksena on Alkali, ja verkkolaite yhdistetään, paristot ohitetaan ja verkkolaite toimii mittarin virtalähteenä. Muista noudattaa verkkolaitteen taakse merkittyjä jännite- ja taajuusarvoja. Verkkolaitteen pistoke 4 Luku 2
11 Ilmanvaihto- tai IAQ-antureiden liittäminen Ilmanvaihto- ja IAQ-antureiden D-muotoisen mini-din-liittimen tulee sopia TA465-sarjan mittarin pohjassa olevaan liittimeen. Muotoilu varmistaa, että anturi on asianmukaisesti yhdistetty ja pysyy yhdistettynä käytön ajan. Kun liitin on yhdistetty ja käynnistetty, katso kohtaa NÄYTÖN ASETUKSET näyttääksesi haluamasi mittaukset. D-muotoinen mini-din-liitin Teleskooppisten lämpötila-anemometriantureiden käyttö Teleskooppimittapäässä on nopeus-, lämpötila- ja kosteusanturit. Varmista mittapäätä käyttäessäsi, että anturin ikkuna on kokonaan esillä ja suuntapiste osoittaa vastavirtaan. HUOMAA Lämpötilaa ja kosteutta mitattaessa tulee varmistaa, että mittapää on ilmavirrassa vähintään 7,5 cm verran, jotta lämpötila- ja kosteusanturit ylettävät ilmavirtaan. Anturin vetäminen ulos Vedä anturi ulos pitämällä yhdellä kädellä kädensijasta ja vetämällä toisella kädellä anturin kärjestä. Älä pidä kiinni kaapelista, koska silloin anturi ei tule riittävästi ulos. Anturin työntäminen sisään Työnnä anturi takaisin pitämällä yhdellä kädellä kädensijasta ja vetämällä anturin kaapelista varovaisesti, kunnes pienin antenniosa on sisällä. Asennus 5
12 Vakavien loukkaantumisten välttämiseksi laitetta tai antureita ei saa käyttää vaarallisten jännitelähteiden lähettyvillä. Painerakojen käyttö (TA465-P) Mallissa TA465-P on painerakoja, joita voidaan käyttää staattisen paineen ja paine-erojen mittaamiseen kanavistossa. Lisätietoja saadaksesi, katso Sovellusohje AF-107. Negatiivinen (-) painerako Positiivinen (+) painerako Staattisen paineen anturin liittäminen Malliin TA465-P kuuluva staattisen paineen anturi liitetään laitteen + -porttiin mukana toimitetun letkun avulla. Staattisen paineen anturilla mitataan kanavan staattista painetta ja siinä on magneetti, jonka avulla anturi voidaan kiinnittää kanavistoon. 6 Luku 2
13 Valinnaisen pitot-anturin tai ilmavirtausanturin (suora pitot) liittäminen Ilman virtausnopeus tai -tilavuus voidaan mitata, kun laite on liitetty pitot-anturiin. Pitot-anturi voidaan liittää TA465-P-mallin + - ja - -portteihin kahden samanpituisen letkun avulla. Pitotanturin kokonaispaine-portti liitetään mittarin + -porttiin, ja pitotanturin staattinen paine -portti liitetään mittarin "-" -porttiin. Saadaksesi kanavan läpäisyä koskevia lisätietoja, katso Sovellusohje AF-106. HUOMAA Jos lämpötilan mittaukseen tarkoitettua anturia (lisäosa tai lämpöpari) ei ole liitettynä, Temp Source (lämpölähde) tulee olla asetettuna tilaan Entered (syötetty). Kanavailman lämpötila tulee tämän jälkeen syöttää manuaalisesti käyttäen Entered Temp (syötetty lämpö) - asetusta. Jos Temp Source (lämpölähde) on asetettu tilaan Probe (anturi) tai Thermocouple (lämpöpari) 1 tai 2, ja anturia ei ole liitettynä, viivoja (------) ilmestyy näyttöön. Saadaksesi lisätietoa lämpötilan syöttämisestä manuaalisesti, katso tämän ohjekirjan osio Actual/Standard Setup. Kokonaispaineen aukko Staattisen paineen aukko Staattisen paineen portti manometrin sisääntuloon Kokonaispaineen portti manometrin sisääntuloon Asennus 7
14 Lämpöpariportit Vakavien loukkaantumisten välttämiseksi laitetta tai antureita ei saa käyttää vaarallisten jännitelähteiden lähettyvillä. TA465-sarjaan kuuluu kaksi mittarin pohjassa sijaitsevaa lämpöpariporttia. Mikä tahansa K-seoslämpöpari, jossa on miniliitin, voidaan yhdistää mittariin. Näyttääksesi lämpöparin lämpötilalukemat muodossa TC1, TC2. tai TC1-TC2, katso Display Setup. Lämpöparien liittäminen Mini-liittimellä varustetun K-seoslämpöparin toinen liitin on leveämpi kuin toinen. Leveämpi liitin yhdistetään TC1- tai TC2- liitinportin pohjaan. K-seoslämpöpari TC1 TC2 Vaihtoehtoiselta TSI-tavarantoimittajalta hankittujen lämpöparien metallisuojuksen on oltava elektronisesti eristetty sisällä olevista johdoista. Tämän vaatimuksen täyttämättä jättäminen saattaa johtaa vääriin lukemiin, sähköiskuun tai tulipalovaaraan. Vakavien loukkaantumisten välttämiseksi laitetta tai antureita ei saa käyttää vaarallisten jännitelähteiden lähettyvillä. 8 Luku 2
15 Valinnaisen Bluetooth-kirjoitinlaitteen liittäminen Bluetooth-kirjoittimen kytkentä malliin TA465 aloitetaan käynnistämällä mittari ja kirjoitin. Paina sitten MENU-painiketta. Korosta valikosta Bluetooth Functions painikkeilla ja, ja paina -näppäintä. Discover Devices ja paina näppäintä. Jos lähellä on muita TSI Bluetooth-kirjoittimia, sulje ne ennen hakua. TA465-malli hakee ja luetteloi kaikki käytössä olevat Bluetooth-laitteet. Saadaksesi lisätietoa Bluetooth-yhteyksien muodostamisesta, katso TSI Applications Note AF-150. Tietokoneeseen liittäminen Voit ladata tallennetut tiedot, kytke mittari tietokoneeseen TA465 mallin mukana toimitetulla USB-kaapelilla. USB-portti Varoitus Tämä merkki osoittaa, että TA465-mallin dataporttia ei ole tarkoitettu yleiseen tietoliikenneverkkoliitäntään. Yhdistä USB-dataportti ainoastaan toiseen, turvalliseksi todetun tietokoneen, USB-porttiin. Laitteen turvallisuus saattaa heikentyä, mikäli sitä käytetään muulla, kuin tässä käyttöoppaassa määritetyllä tavalla. Asennus 9
16 (Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi) 10 Luku 2
17 Luku 3 Käyttö Näppäintoiminnot ON/OFF ( )- painike Nuolinäppäimet ( ) Paina ON/OFF-painiketta käynnistääksesi ja sammuttaaksesi TA465-mallin. Käynnistettäessä näytölle tulevat seuraavat tiedot: mallinumero, sarjanumero ja ohjelmistoversio. Sammuttaaksesi laitteen, paina ja pidä ON/OFF-painiketta alhaalla 3 sekunnin ajan. Laite aloittaa laskennan (OFF2, OFF1, OFF). Jos verkkolaite on liitettynä, paristot ja ON/OFF-painike ohitetaan. Jos ON/OFF-painiketta painetaan verkkolaitteen ollessa liitettynä, laite kehoittaa sinua Irroittamaan mittarin verkkolaitteesta yksikön sammuttamiseksi. Käynnistääksesi mittarin uudelleen, liitä verkkolaite tai paina ON/OFF-painiketta. Paina selataksesi parametriasetuksia. Painamalla yhtä aikaa -näppäimiä, laitteen säädöt voidaan lukita sivullisilta. Näppäimistö avataan painamalla yhtä aikaa -näppäimiä. Enter ( )-näppäin Paina hyväksyäksesi valikkovalinnan, arvon tai ehdon. Paina aloittaaksesi tai lopettaaksesi tietojen tallennuksen Continuous Key (Painiketallennus) -tilassa. 11
18 Nuoli- ( tai ) ja valikkonäppäimet Vaihda parametriasetuksia nuolinäppäimien avulla. Paina Menu tehdäksesi valikkovalinnat, kuten Pressure zero (Painelukeman nollaus), Display Setup (Näytön asetukset), Settings (Asetukset), Flow Setup (Virtausasetukset), VOC Setup (VOCasetukset), Actual/Std Set up (Todellisen/vakionopeuden asetukset), Data Logging (Tietojen tallennus), Zero CO (Hiilimonoksidin nollaus), Applications (Sovellukset), Calibration (Kalibrointi) ja Bluetooth Functions (Hae Bluetooth). Yleisimmät termit Tässä ohjekirjassa käytetään useita erikoissanoja. Seuraavassa on lyhyt termiluettelo selityksineen. Näyte Testitunnus Aikavakio Tallennusväli Testin kesto Sisältää kaikki samaan aikaan tallennetut mittausparametrit. Näyteryhmä. Tilastot (keskiarvo, minimi, maksimi ja summa) lasketaan jokaiselle testitunnukselle erikseen. Testitunnusten enimmäismäärä on 100. Aikavakiolla tarkoitetaan keskiarvojaksoa. Sitä käytetään näytön vaimentamiseen. Jos havaitaan vaihtelevuutta, pidempi aikavakioarvo tasoittaa vaihteluita. Näyttö päivittyy kerran sekunnissa, mutta näytölle tuleva lukema on edellisen aikavakiojakson keskiarvo. Jos esim. nykyiseksi aikavakioksi on asetettu 10 sekuntia, näytössä näkyy lukemien keskiarvot viimeisen 10 sekunnin ajalta, joka sekunti päivitettyinä. Tätä kutsutaan myös 10 sekunnin "liukuvaksi keskiarvoksi. Tallennusväli tarkoittaa aikajaksoa, jonka aikana laite keskiarvoistaa kerätyn näytteen. Jos tallennusväliksi on asetettu 30 minuuttia, jokainen näyte on edellisen 30 minuutin keskiarvo. Tämä on jakso, jonka aikana tieto kerätään tiedontallennuksen Continuous-Time (Aikatallennus) -tilassa. 12 Luku 3
19 Valikot Valikkorakenne on järjestetty siten, että liikkuminen ja laiteasetusten tekeminen sujuu helposti nuolinäppäimien ja -painikkeen avulla. Poistuaksesi valikosta tai valikon kohdasta, paina ESC-näppäintä. Siirtyäksesi valikon kohtiin, paina Menu-näppäintä. Valitaksesi parametrin, käytä nuolinäppäimiä korostaaksesi valintasi ja paina -painiketta. MENU Zero Press Display Setup Settings Flow Setup VOC Setup Actual/Std Setup Data Logging Zero CO Applications Calibration Bluetooth Functions PAINELUKEMAN NOLLAUS Nollataksesi painelukeman, jätä positiivinen ja negatiivinen portti avoimeksi ilmaan ja valitse Zero Press. Painetunnistin tulee nollata ensimmäisen asennuksen jälkeen ja tarkastaa säännöllisesti. Mittari ilmoittaa nollauksen onnistumisesta. Käyttö 13
20 NÄYTÖN ASETUKSET Display Setup (näytön asetukset) -valikossa määritellään parametrit, jotka näkyvät laitteen näytöllä. Kun parametri on korostettu, se saadaan näytöille ON-painikkeesta ja pois näytöltä OFF-painikkeesta. PRIMARY-painikkeella parametrin saa näkymään laitteen näytöllä suurempana. Näytöllä voidaan näyttää enintään 5 parametri, 1 pääparametri (isoilla kirjasimilla) ja 4 toissijaista parametria. Näytöllä esitetyt parametrit riippuvat laitteeseen liitetystä anturista. Kun asetuksena on PRIMARY, mittausarvo näkyy näytöllä suurilla kirjasimilla. Kun asetuksena on ON, mittausarvo näkyy näytöllä toissijaisena parametrina (enintään 4 voidaan näyttää samanaikaisesti). Kun asetuksena on OFF, mittausarvoa ei näytetä. MENU Zero Press Display Setup Settings Flow Setup VOC Setup Actual/Std Setup Data Logging Zero CO Applications Calibration Bluetooth Functions DISPLAY SETUP Velocity *ON Flow OFF Pitot Velocity OFF Pressure ON Temperature ON Baro Press OFF ON PRIMARY OFF HUOMAA Pitot-nopeus ja AFProbe-nopeus eivät voi olla päällä (ON) samanaikaisesti, eikä toisen asetuksena voi olla PRIMARY ja toisen ON. Vain toinen voi olla päällä (ON) kerrallaan. 14 Luku 3
21 ASETUKSET Settings (asetukset)-valikossa määritellään laitteen yleiset asetukset. Näitä ovat Language (kieli), Beeper (äänimerkki), Select Units (yksiköiden valinta), Time Constant (aikavakio), Contrast (kontrasti), Set Time (ajan asetus), Time Format (päiväyksen asetus), Time Format (ajan muoto), Date Format (päiväyksen muoto), Number Format (numeroiden muoto), Backlight (taustavalo), ja Auto Off (automaattinen sammutus). Valitse vaihtoehto tai -nuolen avulla, ja käytä or -näppäimiä muuttaaksesi vaihtoehdon asetuksia ja hyväksy asetukset -näppäimellä. MENU Zero Press Display Setup Settings Flow Setup VOC Setup Actual/Std Setup Data Logging Zero CO Applications Calibration Bluetooth Functions SETTINGS Language English Beeper Disable Select Units Time Constant 1 Second Contrast 5 Set Time 09:14 AM Set Date 10/31/08 Time Format 12 hr Date Format MM/DD/YY Number Format XX,XXX.YY Backlight Auto Auto Off Enable Käyttö 15
22 VIRTAUKSEN ASETUS Flow Setup (virtauksen asetukset) -tilassa voidaan säätää 6 parametria: Round Duct (pyöreä kanava), Rectangle Duct (suorakulmainen kanava), Duct Area (kanava-alue), Pressure/K- Factor (K-kerroin), Horn (torvi) ja Air Cone. Selaa vaihtoehtoja tai -painikkeilla, ja vahvista valinta -näppäintä painamalla. Muuta arvo korostamalla Enter Settings (Anna asetukset) -vaihtoehto ja painamalla -näppäintä. MENU Zero Press Display Setup Settings Flow Setup VOC Setup Actual/Std Setup Data Logging Zero CO Applications Calibration Bluetooth Functions FLOW SETUP Flow Type Round Duct Enter Settings FLOW TYPE Round duct Rect duct Duct area Press/Kfact Horn Air cone ENTER SETTINGS 12.0 in dia Pyöreää kanavaa, Kanttikanavaa ja Kanava-ala käytetään tilavuusvirran laskennassa, kun kanavasta mitataan pitot-putken tai kuumalanka-anturin avulla. Katso lisätietoja tilavuusvirran laskennasta valmistajan sovellusohjeesta Application Note TSI-106. Press/Kfac-asetus mahdollistaa virtausnopeuden laskemisen paineensäätimillä varustetuista diffuusoreista tai virtausasemista laitteen paineporttien ja K-kerrointen avulla. K-kertoimet saadaan diffuusorin tai virtausaseman valmistajalta. Lisätietoja saadaksesi, katso Sovellusohje AF Luku 3
23 Korkeintaan 5 Kanttikanavaa, 5 pyöreää kanavaa, 5 kanava-alaa ja 5 k-kerrointa voidaan ohjelmoida etukäteen mittauksen nopeuttamiseksi: Kun tilavuusvirta on asetettu ensisijaiseksi mittaukseksi Näytön asetukset -valikossa, ruudulla näkyy myös mittasuhteet tai k-kerroin: NOTE Kun tilavuusvirta lasketaan pyöreän, neliskanttisen tai kanava-alan perusteella, nopeus on asetettava toissijaiseksi mittausyksiköksi, jotta tilavuusvirtalukema saadaan näyttöön mitattessa pitot- tai virtausanturilla. Kun tilavuusvirta on ensisijaisena mittayksikkönä, laskentaparametrejä voidaan vaihtaa nopeasti tai -näppäimellä mittaustilassa: Käyttö 17
24 Muutetaan laskentaparametria tai -nuolinäppäimellä ja hyväksytään -näppäimellä tai valitaan Valitse kanava tai Valitse k-kerroin -valikko erilaisen, ennalta ohjelmoidun parametrin valintaa varten. Torvinumerot viittaavat mittatorvien malleihin. Esimerkiksi 100 tarkoittaa torvimallia AM 100. Tämän toiminnon kanssa voidaan käyttää vain seuraavia malleja: AM 100, AM 300, AM 600 ja AM Jos mallinumero on valittu, mittari palaa mittaustilaan ja käyttää esiohjelmoituja käyriä virtauksen laskemiseen, kun käytössä on lämpötila-anemometrianturi. Torvivalikoima koskee 995-mallin propellianemometria ja Airconesarjaa p/n AFL Luku 3
25 VOC-ASETUKSET Tämä valikko koskee TSI-antureita, jotka mittaavat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (Volatile Organic Compounds, VOC). TODELLISEN/VAKIONOPEUDEN ASETUKSET Valitse Actual/Standard (todellinen/vakio) -mittaukset ja parametrit Act/Std Setup -valikosta. TA465-malli mittaa todellista barometristä painetta sisäänrakennetun anturin avulla. Lämpötila voidaan syöttää manuaalisesti tai ottaa lämpötilaa mittaavasta anturista (liitä anturi tai lämpöpari laitteeseen). Saadaksesi todellisia ja vakio-olosuhteita koskevia lisätietoja, katso Sovellusohje AF-109. MENU Zero Press Display Setup Settings Flow Setup VOC Setup Actual/Std Setup Data Logging Zero CO Applications Calibration Bluetooth Functions ACTUAL/STD SETUP Setting Standard Temp source Entered SETTING Standard Actual TEMP SOURCE Entered Temp 70 F Probe Thermocouple 1 Thermocouple 2 Käyttö 19
26 TIETOJEN TALLENNUS Mittausarvot Tallennettavat arvot eivät riipu näytöllä näkyvistä arvoista, vaan ne tulee valita kohdasta DATA LOGGING (TIETOJEN TALLENNUS) Measurements (Mittaukset). Kun asetuksena on ON, mittausarvo tallennetaan muistiin. Kun asetuksena on DISPLAY, mittausarvo tallennetaan muistiin, jos se näkyy päänäytöllä. Kun asetuksena on OFF, mittausarvoa ei tallenneta muistiin. MENU Zero Press Display Setup Settings Flow Setup VOC Setup Actual/Std Setup Data Logging Zero CO Applications Calibration Bluetooth Functions DATA LOGGING Measurements Log Mode Cont.-time MEASUREMENTS Log Settings Temperature DISPLAY Choose Test Test 001 Velocity DISPLAY Name Test Flow DISPLAY View Data Heatflow OFF Delete Data Pressure DISPLAY % Memory Baro Press ON ON DISPLAY OFF HUOMAA Pitot-nopeus ja AFProbe-nopeus eivät voi olla päällä (ON) samanaikaisesti, eikä toisen asetuksena voi olla PRIMARY ja toisen ON. Vain toinen voi olla päällä (ON) kerrallaan. Tallennustila/tallennusasetukset TA465-malli voidaan ohjelmoida tallentamaan mittausarvoja muistiin seuraavien eri tallennustapojen avulla: Manuaalinen Automaattinen Painiketallennus Aikatallennus 20 Luku 3
27 Manuaalinen tallennus Manual (Manuaalinen)-tila ei tallenna tietoja automaattisesti, vaan kehottaa käyttäjää tallentamaan (SAVE) näytteen tai olemaan tallentamatta (ESC) näytettä. Aloittaaksesi tallennuksen, paina -näppäintä. HUOMAA Jos haluat säätää näytteen keskiarvoistamisaikaa, muuta Settings (Asetukset)-valikon Time Constant (Aikavakio)- arvoa (pienennä tai suurenna sekunneissa). Automaattinen tallennus Auto-save (Automaattinen tallennus)-tilassa käyttäjän näytteet tallentuvat muistiin automaattisesti näytteenottojakson lopussa. Aloittaaksesi tallennuksen, paina -näppäintä. DATA LOGGING Measurements LOG MODE Log Mode Manual Log Settings Manual Choose Test Test 001 Auto-save Name Test Cont.-key View Data Cont.-time Delete Data % Memory Käyttö 21
28 Kun asetuksena on Auto-save (Automaattinen tallennus), Sample Time (Näyteaika) -asetusta voidaan muuttaa. Näyteaika on ajanjakso, jonka kuluessa näyte keskiarvoistetaan. DATA LOGGING Measurements SAMPLE TIME Log Mode Auto-save Log Settings Choose Test Test :05 Name Test Min:Sec View Data Delete Data % Memory Painiketallennus Cont-key (Painiketallennus)-tilassa käyttäjä aloittaa tallennuksen -näppäintä painamalla. Laite jatkaa tallennusta, kunnes - näppäintä painetaan uudelleen. Kun asetuksena on Cont. key (Painiketallennus), tallennusväliä ja testin kestoa voidaan säätää. DATA LOGGING Measurements LOG SETTINGS Log Mode Cont.-key Log Settings Log Interval 00:01 Choose Test Test 001 Name Test View Data Delete Data % Memory LOG INTERVAL 00:05 Min:Sec HUOMAA Painamalla yhtä aikaa -näppäimiä, laitteen säädöt voidaan lukita sivullisilta. Näyttöön ilmestyy lukko -symboli. Näppäimistö avataan painamalla yhtä aikaa - näppäimiä. Lukko -symboli katoaa. 22 Luku 3
29 Aikatallennus Cont-time (Aikatallennus)-tilassa käyttäjä aloittaa lukemien oton -näppäintä painamalla. Laite jatkaa näytteiden ottoa kunnes Test Length (Testin kesto) -kohtaan määritetty aika on kulunut. DATA LOGGING Measurements LOG MODE Log Mode Manual Log Settings Manual Choose Test Test 001 Auto-save Name Test Cont.-key View Data Cont.-time Delete Data % Memory Kun asetuksena on Cont.-time (Aikatallennus), tallennusväliä ja testin kestoa voidaan säätää. DATA LOGGING LOG SETTINGS Measurements Log Mode Cont.-time Log Interval 00:01 Log Settings Test Length 00:00:01 Choose Test Test 001 Name Test View Data Delete Data % Memory LOG INTERVAL 00:05 Min:Sec TEST LENGTH 00 : 00 : 05 Day:Hour:Min HUOMAA Painamalla yhtä aikaa -näppäimiä, laitteen säädöt voidaan lukita sivullisilta. Näyttöön ilmestyy lukko -symboli. Näppäimistö avataan painamalla yhtä aikaa - näppäimiä. Lukko -symboli katoaa. Testin valinta Testitunnukset (Test ID) koostuvat näyteryhmistä, joita käytetään mittaussovelluksen tilastotietojen (keskiarvon, minimin ja Käyttö 23
30 maksimin) määritykseen. TA465-mallin muistiin voi tallentaa yli näytettä ja 100 testitunnusta (yksi näyte voi sisältää neljätoista mittaustyyppiä). Esimerkki: Jokaisella kanavan läpäisyllä on oma testitunnuksensa, joka koostuu useista näytteistä. Painamalla NEW (UUSI), voit siirtyä seuraavaan vapaaseen testitunnukseen. Painamalla DATES (PÄIVÄMÄÄRÄT) saat luettelon päivämääristä, jolloin testi suoritettiin. DATA LOGGING Measurements CHOOSE TEST Log Mode Cont.-timeTest Samples Test Samples Log Settings Test Samples Choose Test Test 001 Test Samples Name Test Test Samples View Data Test Samples Delete Data Test Samples % Memory Test Samples Test Samples Test Samples NEW DATES Testin nimeäminen Tämän vaihtoehdon avulla voit yksilöidä testitunnuksen enintään kahdeksan merkkiä antamalla. Käytä nuolinäppäimiä liikuttaaksesi kohdistinta haluttuun kohtaan, ja hyväksy painamalla. Toista, kunnes haluamasi nimi on näkyvissä. Paina SAVE tallentaaksesi yksilöllisen tunnuksen nimen. DATA LOGGING Measurements Log Mode Cont.-time Log Settings Choose Test Test 001 Name Test View Data Delete Data % Memory 24 Luku 3
31 Tietojen tarkastelu Testin valinta Tarkastellaksesi tallennettuja tietoja, sinun tulee ensin valita testitunnus, joka sisältää tiedot, jotka haluat näyttää. Tämä voidaan tehdä "Choose Test (Valitse testi) -valikossa. DATA LOGGING Measurements VIEW DATA Log Mode Auto-save Log Settings View Stats View Samples Choose Test Test 001 Print Test Name Test View Data Delete Data % Memory Choose Test Test 001 CHOOSE TEST Test Samples Test Samples Test Samples Test Samples Test Samples Test Samples Test Samples Test Samples Test Samples Test Samples DATES Tilastotietojen tarkastelu Näyttää valitun testitunnuksen tilastotiedot (keskiarvo, minimi, maksimi), näytteiden lukumäärän sekä päivämäärän ja kellonajan, jolloin näytteet otettiin. DATA LOGGING Measurements VIEW DATA Log Mode Auto-saveChoose Test Test 001 Log Settings View Stats Choose Test Test 001View Samples Name Test Print Test View Data Delete Data % Memory Käytä vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä tarkastellaksesi kaikkien testitunnukselle tallennettujen mittausparametrien tilastotietoja. Käyttö 25
32 TEST 001 Pressure Avg in. H2O Min in. H2O Max in. H2O # Samples 9 10/31/08 07:01:39 AM TEST 001 Temperature Avg 78.2 F Min 78.1 F Max 78.3 F # Samples 9 10/31/08 07:01:39 AM TEST 001 %RH Avg 12.2 %RH Min 11.1 %RH Max 12.9 %RH # Samples 9 10/31/08 07:01:39 AM PRINT PRINT PRINT Esimerkki: Testissä 001 (TEST 001) on 9 näytettä, joista jokainen sisältää painearvon, lämpötila-arvon ja suhteellisen kosteusarvon. Käytä < tai > -näppäintä tarkastellaksesi jokaisen mittausparametrin tilastotietoja. TA465-malli voi lähettää nämä tiedot valinnaiseen 8934-mallin langattomaan kirjoittimeen tai tietokoneelle, jossa on Bluetoothvalmius. Jotta PRINT (TULOSTA)-komentoa voidaan käyttää, Bluetooth-yhteys on luotava TA465-mallin ja 8934-mallin langattoman kirjoittimen tai Bluetooth-valmiuden omaavan tietokoneen välille. Näytteiden tarkastelu VIEW DATA Choose Test Test 001 View Stats View Samples Print Test 26 Luku 3
33 Käytä vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä tarkastellaksesi kaikkien testitunnukselle tallennettujen mittausparametrien näytteitä. TEST 001 Velocity Sample ft/min Sample ft/min Sample ft/min Sample ft/min Sample ft/min Sample ft/min Sample ft/min Sample ft/min Sample ft/min PRINT TEST 001 Temperature Sample F Sample F Sample F Sample F Sample F Sample F Sample F Sample F Sample F PRINT TEST 001 %rh Sample %rh Sample %rh Sample %rh Sample %rh Sample %rh Sample %rh Sample %rh Sample %rh Sample %rh PRINT TA465-malli voi lähettää nämä tiedot valinnaiseen 8934-mallin langattomaan kirjoittimeen tai tietokoneelle, jossa on Bluetoothvalmius. Jotta PRINT (TULOSTA)-komentoa voidaan käyttää, Bluetooth-yhteys on luotava TA465-mallin ja 8934-mallin langattoman kirjoittimen tai Bluetooth-valmiuden omaavan tietokoneen välille. Testin tulostaminen Paina tulostaaksesi kaikki valitun testitunnuksen tilastotiedot ja näytteet. VIEW DATA Choose Test Test 001 View Stats View Samples Print Test TA465-malli voi lähettää nämä tiedot valinnaiseen 8934-mallin langattomaan kirjoittimeen tai tietokoneelle, jossa on Bluetoothvalmius. Jotta PRINT (TULOSTA)-komentoa voidaan käyttää, Bluetooth-yhteys on luotava TA465-mallin ja 8934-mallin langattoman kirjoittimen tai Bluetooth-valmiuden omaavan tietokoneen välille. Saadaksesi lisätietoja Bluetooth-yhteyksien luomisesta, katso Sovellusohje AF-150. Käyttö 27
ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW INSTRUMENTS MALLI TA430/TA430A
ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW INSTRUMENTS MALLI TA430/TA430A KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6001262, REV F 2014 Copyright TSI Incorporated / 2007-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated
PAINE-EROMITTARI AIRFLOW INSTRUMENTS MALLI PVM620
PAINE-EROMITTARI AIRFLOW INSTRUMENTS MALLI PVM620 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6001292, REV D 2014 Copyright TSI Incorporated / 2007-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan
DP-CALC PAINE-EROMITTARI MALLI 5825
DP-CALC PAINE-EROMITTARI MALLI 5825 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6001236, REV. E 2014 Copyright TSI Incorporated / 2007-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan Road / Shoreview,
VELOCICALC ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI MALLI 9535/9535-A
VELOCICALC ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI MALLI 9535/9535-A KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6001191G Copyright TSI Incorporated / 2007-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan
PAINE-EROMITTARI AIRFLOW INSTRUMENTS MALLI PVM610
PAINE-EROMITTARI AIRFLOW INSTRUMENTS MALLI PVM610 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6001287, REV F 2014 Copyright TSI Incorporated / 2007-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan
lämpötila ja kosteusmittari
Sisäilman laatu lämpötila ja kosteusmittari AIRFLOW TM Malli RH710 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / 2007-2008 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan Road
VELOCICALC Ilman virtausnopeuden mittari Sarja 9565
ENERGIAA JA MUKAVUUTTA Ilman virtausnopeuden mittaus VELOCICALC Ilman virtausnopeuden mittari Sarja 9565 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / 2011 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI
ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW INSTRUMENTS MALLI TA440/TA440-A
ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW INSTRUMENTS MALLI TA440/TA440-A KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6001257, REV F 2014 Copyright TSI Incorporated / 2007-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated
Sisäilman laadun mittari
Sisäilman laatu Sisäilman laadun mittari AIRFLOW Malli IAQ910 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / 2007-2008 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan Road / Shoreview,
Ilman virtausnopeuden mittaus. Paine-eromittari. AIRFLOW TM Malli PVM610. Käyttö- ja huolto-opas
Ilman virtausnopeuden mittaus Paine-eromittari AIRFLOW TM Malli PVM610 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / 2007-2008 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan
Ilman virtausnopeuden mittari
Ilman virtausnopeuden mittaus Ilman virtausnopeuden mittari AIRFLOW TM Malli TA460 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / 2007-2008 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated /
Ilman virtausnopeuden mittaus Ilman virtausnopeuden mittari AIRFLOW TM Malli TA410 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / 2007-2008 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated /
SIIPIPYÖRÄMITTARI AIRFLOW MALLI LCA501
SIIPIPYÖRÄMITTARI AIRFLOW MALLI LCA501 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6001282, REV E 2014 Copyright TSI Incorporated / 2007-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan Road /
lämpötila-kosteusmittari
Sisäilman laatu lämpötila-kosteusmittari AIRFLOW TM Malli RH720 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / 2007-2008 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan Road /
IAQ-CALC TM Sisäilman laadun mittari
ENERGIAA JA MUKAVUUTTA Sisäilman laatu IAQ-CALC TM Sisäilman laadun mittari Malli 7535 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / Toukokuu 2007 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated
Sisäilman laatu Sisäilman laadun mittari AIRFLOW TM Malli IAQ920 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / 2007-2008 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan Road
Q-TRAK TM Sisäilman laadun mittari Malli 7565
ENERGIAA JA MUKAVUUTTA Sisäilman laatu Q-TRAK TM Sisäilman laadun mittari Malli 7565 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / Toukokuu 2007 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated
TH-CALC TM lämpötila ja kosteusmittari
ENERGIAA JA MUKAVUUTTA Sisäilman laatu TH-CALC TM lämpötila ja kosteusmittari Malli 7415 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / Toukokuu 2007 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated
VELOCICALC ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI SARJA 9565 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6004946, REVISION D 2014 Copyright TSI Incorporated / 2011-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500
Q-TRAK SISÄILMAN LAADUN MITTARI MALLI 7575
Q-TRAK SISÄILMAN LAADUN MITTARI MALLI 7575 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6005149, REVISION E 2014 Copyright TSI Incorporated / 2011-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan
Ilman virtausnopeuden mittaus. Siipipyörämittari. AIRFLOW TM Malli LCA501. Käyttö- ja huolto-opas
Ilman virtausnopeuden mittaus Siipipyörämittari AIRFLOW TM Malli LCA501 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / 2007-2011 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan
Ilman virtausnopeuden mittaus Ilman virtausnopeuden mittari AIRFLOW Malli TA430/TA430A Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / 2007-2008 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated
Ilman virtausnopeuden mittaus. Paine-eromittari. AIRFLOW TM Malli PVM620. Käyttö- ja huolto-opas
Ilman virtausnopeuden mittaus Paine-eromittari AIRFLOW TM Malli PVM620 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / 2007-2008 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan
IAQ-CALC SISÄILMAN LAADUN MITTARI MALLI 7545
IAQ-CALC SISÄILMAN LAADUN MITTARI MALLI 7545 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6001211, REV. D 2014 Copyright TSI Incorporated / 2007-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500 Cardigan
VELOCICALC Siipipyörämittari
ENERGIAA JA MUKAVUUTTA Ilman virtausnopeuden mittaus VELOCICALC Siipipyörämittari Malli 5725 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / Toukokuu 2007 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated
TH-CALC TM lämpötila-kosteusmittari
ENERGIAA JA MUKAVUUTTA Sisäilman laatu TH-CALC TM lämpötila-kosteusmittari Malli 7425 Käyttö- ja huolto-opas Copyright TSI Incorporated / 2007 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated / 500
Käyttöopas. Pitot Anemometeri. Model HD350
Käyttöopas Pitot Anemometeri Model HD350 Johdanto Onnittelut Extech HD350 mittarin oston johdostatämä kannettava mittari mittaa ja näyttää paineen, virtausnopeuden, tilavuusvirran, ympäristön lämpötilan