Source: http://docplayer.pl/3183612-Ucyfrowienie-aparatu-rtg-w-krapkowickim-centrum-zdrowia-sp-z-o-o.html
Timestamp: 2017-12-12 04:50:48+00:00
Document Index: 103735316

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 22', 'art. 26', 'art. 24', 'ustawy 1', 'art. 22', 'art. 24', 'art. 24', 'art. 27', 'art. 38', 'art. 86', 'art. 94', 'art. 93', 'art. 24', 'art. 89', 'art. 87', 'art. 87', 'art. 8', 'art. 86']

UCYFROWIENIE APARATU RTG W KRAPKOWICKIM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. - PDF
UCYFROWIENIE APARATU RTG W KRAPKOWICKIM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
Download "UCYFROWIENIE APARATU RTG W KRAPKOWICKIM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O."
1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą UCYFROWIENIE APARATU RTG W KRAPKOWICKIM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Zamawiający: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Os. XXX lecia Krapkowice Nazwa zadania: CPV: Nr postępowania: PN 11/X/2014 Zatwierdzam: Prezes Zarządu Marcin Misiewicz Data zatwierdzenia: r.
2 I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Os. XXX lecia 21, Krapkowice II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Ucyfrowienie aparatu RTG w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 1) CPV: rentgenowskie urządzenia przetwarzające różny sprzęt komputerowy usługi szkolenia personelu 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne - zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ oraz we wzorze Umowy załącznik nr 7 do SIWZ. 3) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, podłączenie i uruchomienie urządzeń, sprzętu wraz z oprogramowaniem potrzebnym do ucyfrowieniem aparatu analogowego RTG ARKOMA. Jest to aparat kostno-płucny z podwieszaniem sufitowym, model 0170 Intuision System z ogniskową lampą 0,6/1,2 mm z 2010r. 4) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a. Dostawy, podłączenia i uruchomienia urządzeń i sprzętu wraz z oprogramowaniem do Pracowni RTG mieszczącej się w Szpitalu w Krapkowicach na Os. XXX lecia 21, b. przeprowadzenia szkolenia w zakresie eksploatacji i administrowania urządzeniami, sprzętem oraz oprogramowaniem dla dziesięciu pracowników Zamawiającego. Po upływie miesiąca Wykonawca przeprowadzi szkolenie przypominające. 5) Dostawa obejmuje: a. Jednostkowy skaner radiografii pośredniej CR wraz z wyposażeniem 1 szt. - stacja technika - 1 szt - kasety i płyty obrazowe po 2 szt. z każdego rozmiaru b. PACS c. RIS d. Stacja diagnostyczna wraz z oprogramowaniem 1 szt. 6) Urządzenie i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji 2014r. 7) Oferowane urządzenia wraz z oprogramowaniem muszą być kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. 8) Oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, winny być zgodne z normami określonymi przepisami prawa, gwarantować bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnić wymagany poziom usług medycznych. 9) Gwarancja Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy wdrażanego systemu informatycznego wraz z dostarczonym sprzętem oraz wykonanymi pracami instalacyjnymi i wynosi minimum 24 miesiące od daty odbioru końcowego. 10) Wykonawca zapewnie autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski. 11) Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: a. Kartę gwarancyjną, b. Dokumentację techniczną w jednym egzemplarzu,
3 c. Instrukcję obsługi w języku polskim w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym. 12) Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia dokonana będzie przelewem nie wcześniej niż w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, wystawionej na podstawie podpisanego Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia. IV INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy. VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW, A ŻE WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Warunki udziału w postępowaniu 1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, tzn. b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej dostawy urządzeń, sprzętu wraz z oprogramowaniem służących do ucyfrowienia aparatu RTG na kwotę zł, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub oferta podlegałaby odrzuceniu. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy 1) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy: a) oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 3a do SIWZ oświadczenie Wykonawcy) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik Nr 3b do SIWZ oświadczenie Pełnomocnika) b) wykaz wykonanych dostaw - co najmniej jednej w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, dostawie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy urządzeń, sprzętu wraz z oprogramowaniem służących do ucyfrowienia aparatu RTG na kwotę zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, w oparciu o
4 druk stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie, 2) Dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 3a do SIWZ oświadczenie Wykonawcy) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik Nr 3b do SIWZ oświadczenie Pełnomocnika), b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dot. wszystkich Wykonawców, d) aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w lit. a-d 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. b-d SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny zostać wystawione w terminach, o których mowa w pkt 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5 4) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) deklarację CE wystawioną przez producenta oferowanego sprzętu lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, b) materiały dotyczące oferowanego sprzętu tj. materiały producenta, foldery, opisy, katalogi itp. 5) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, których odpis załączony został do oferty, b) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowo-cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, c) wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych, d) oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z załączonym wzorem umowy, które Wykonawca przyjmuje bez zastrzeżeń (zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ), e) wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, f) wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca zamówienie będzie realizował bez udziału podwykonawców na załączniku nr 5 wpisuje nie dotyczy i dołącza do oferty. VII PODWYKONAWCY Wykonawca w ofercie wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom załącznik nr 5 do SIWZ. VIII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, faksem, elektronicznej, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy. 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego: a) za pomocą faksu: na numer b) elektronicznie: c) pisemnie na adres: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Os. XXX lecia 21, Krapkowice 4) Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. 5) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
6 Pani Iwona Wymysłowska, tel Uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8:00 15:00 6) Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie oraz SIWZ: Na tej stronie Zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane ustawą związane z niniejszym postępowaniem. IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 3. Zaleca się, aby: 1) załączyć spis treści oferty oraz ułożyć wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z kolejnością podaną w SIWZ, 2) każda, zawierająca jakąkolwiek treść, strona oferty była kolejno ponumerowana i parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo, 3) każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. była parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo, 4) kartki oferty były trwale ze sobą połączone (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty). 4. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej albo przez osobę upoważnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej przez pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólną. 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 6. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: Oferta na ucyfrowienie aparatu RTG w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. nie otwierać przed r. godz Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany lub zostanie inaczej opisana, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. 8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 10. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania.
7 XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. adres: Krapkowice, Os. XXX lecia 21, sekretariat w terminie do dnia r. do godz. 10:00. W przypadku dostarczenia ofert przez pocztę lub innego doręczyciela, za przesyłkę doręczoną uważa się przesyłkę, która wpłynie do Zamawiającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Ryzyko niedostarczenia przesyłki w terminie obciąża Wykonawcę. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. adres: Krapkowice, Os. XXX lecia 21, sala posiedzeń w dniu r. o godz. 10: Po otwarciu ofert Zamawiający odczyta i odnotuje w protokole postępowania informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy. 4. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek. XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Cena netto oferty uwzględnia termin realizacji umowy podany w treści SIWZ, jest niezmienna i nie podlega żadnym negocjacjom. 3. Ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym są stałe na czas realizacji zamówienia i nie podlegają waloryzacji. 4. Wszystkie wartości w formularzu ofertowym winny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. W ofercie należy podać wartość w PLN. XIV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone SIWZ, 2) z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone SIWZ, 3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 5) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 2. Zamawiający poprawi w ofercie 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. Kryteria oceny ofert: 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium cena (brutto) 100 % wg poniższego wzoru tj.: najniższa cena oferowana brutto Wartość punktowa kryterium = x 100 cena badanej oferty brutto 2) Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
8 Realizacja zamówienia powierzona zostanie Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 3) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie na to samo zadanie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom i punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2) Informacje, o których mowa w pkt 1 zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 3) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4) Jeżeli jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, są oni zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 2. Zawarcie umowy 1) Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 2) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 3. Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, będący jej integralną częścią. XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIE OFERTY 1. Wykluczenie z postępowania
9 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców wyszczególnionych w art. 24 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. Odrzucenie ofert. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XVIII WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY Do oferty Wykonawca złoży oświadczenie, że zapoznał się z załączonym wzorem umowy, który przyjmuje bez zastrzeżeń. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. XIX ŚRODKI ODWOŁAWCZE Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy Środki ochrony prawnej. XX LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Formularz cenowy Załącznik nr 3a i 3 b - Oświadczenie Wykonawcy/Pełnomocnika Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych zamówień Załącznik nr 7 - Wzór umowy
10 Znak sprawy: PN 11/X/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć firmy Wykonawcy), data FORMULARZ OFERTOWY Dane Wykonawcy: Nazwa: Siedziba: Strona internetowa:.... Adres ... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP: Nazwa i numer konta bankowego: Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania:... Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Ucyfrowienie aparatu RTG w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. nr sprawy 11/X/2014 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ za cenę: L.p. Przedmiot zamówienia Ilość szt. 1. System ucyfrawiający: - skaner - kasety - stacja technika - stacja lekarska Akcesoria 1 3. PACS RIS Słownie wartość netto: Słownie wartość brutto: 1 1 Cena jednostkowa netto Razem: Wartość netto VAT% Wartość brutto Termin płatności: 30 dni od daty od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, wystawionej na podstawie podpisanego Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) jest: Stanowisko......
11 imię i nazwisko tel. fax Oświadczenie dotyczące postanowień SIWZ: 1. Oświadczam/y/, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczam/y/, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 3. Oświadczam/y/, że załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczam/y/, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 5. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia i dokumenty złożyłem/liśmy/ ze świadomością odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego). Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w SIWZ do oferty załączam następujące dokumenty - załączniki stanowiące integralna cześć oferty: Zastrzeżenie Wykonawcy: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy)...,dnia... Oferta zawiera. kolejno ponumerowanych i podpisanych stron... (data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
12 Znak sprawy: PN 11/X/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE Dostawa obejmuje: 1. Jednoslotowy skaner radiografii pośredniej CR wraz z wyposażeniem 1 szt. Stacja technika -1 szt. Kasety i płyty obrazowe po 2 szt. z każdego rozmiaru 2. PACS 3. RIS 4. Stacja diagnostyczna wraz z oprogramowaniem 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 Okres gwarancji min. 24 miesięcy Opis Wymagania ogólne Urządzenia (skaner CR, kasety z płytami obrazowymi )wyprodukowane przez jednego producenta. Wymagania szczegółowe Parametry wymagane, podać, podać I. Jednoslotowy skaner radiografii pośredniej CR wraz z wyposażeniem 1. Producent Podać 2. Nazwa, typ urządzenia Podać 3. Skaner wolnostojący przeznaczony do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych z możliwością rozbudowy o badania mammograficzne nie urządzenie nabiurkowe 4. Bezdotykowy transport, skanowanie oraz kasowanie płyty obrazowej 5. Odczyt i przesyłanie obrazów w min. 12 bitach 6. Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi min.: do badań ogólnodiagnostycznych: 18x24cm, 24x30cm, 35x35cm, 35x43cm 7. Skanowanie wszystkich obsługiwanych płyt obrazowych ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min. 10 piksel/mm. (Dla kasety 35x43cm dopuszcza się 5 pikseli/mm.) 8. Wydajność skanowania płyt obrazowych ogólnodiagnostycznych w formacie 35x43cm z rozdzielczością min.10 piksel/mm min. 60 płyty/godz. Podać wszystkie rodzaje i formaty 9. Możliwość rozbudowy o zestaw do skanowania kaset długich 10. Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu 11. Powiadomienie lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych II. Konsola technika 1 szt. 1. Komputer stacji technika w konfiguracji dedykowanej przez producenta systemu CR 2. Pojedynczy, dotykowy monitor LCD min Zewnętrzny UPS, zabezpieczający zakończenie badania i zamknięcie systemu bez utraty danych 4. Obsługa skanera CR wyspecyfikowanego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia 5. Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z płytą obrazową / panelem DR przed i po badaniu Podać Parametry oferowane
13 6. Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist 7. Interfejs DICOM 3.0, min. DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage Commitment 8. Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania 9. Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskiej, sieci PACS, do suchego drukowania 10. Oprogramowanie umożliwiające analizę statystyczną systemu, w tym analizę zdjęć odrzuconych (z podziałem na przyczyny odrzucenia) 11. Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu 12. Oprogramowanie stacji technika w języku polskim z pomocą kontekstową 13. Oprogramowanie do obróbki obrazu min.: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, powiększanie, stosowanie filtrów obrazowych w stacji technika. 14. Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciw rozproszeniowej 15. Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia. 16. Powiadomienie lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych III. Kasety i płyty obrazowe 1. Nazwa i typ Podać 2. Kaseta do badań mammograficznych z płytą obrazową formatu 18x24 cm, 1 kpl. (2 szt.) 3. Kaseta do badań mammograficznych z płytą obrazową formatu 24x30 cm, 1 kpl. (2 szt.) 4. Kaseta do badań mammograficznych z płytą obrazową formatu 35x35 cm, 1 kpl. (2 szt.) 5. Kaseta do badań mammograficznych z płytą obrazową formatu 35x43 cm, 1 kpl. (2 szt.) 6. Kasety nie zintegrowane z płytą obrazową możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset 7. Powiadomienie lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych IV. Stacja diagnostyczna wraz z oprogramowaniem 1. Komputer diagnostycznej stacji roboczej PC o parametrach min: Procesor Intel quad Core 3,0 GHz, dysk twardy 1TB, pamięć RAM 8GB, karta sieciowa 1Gbit/s, system operacyjny Windows 7 64 bit Professional PL, UPS 1200VA Podać parametry konfiguracji 2. 2 Monitory radiologiczne, monochromatyczne LCD - Producent, nazwa, typ Podać 3. Monitor do opisu LCD min Przekątna ekranów monitorów diagnostycznych min. 21 cali Podać 5. Jasność ekranu monitorów diagnostycznych min cd/m 2 Podać 6. Kontrast ekranu monitorów diagnostycznych min. 1400:1 Podać 7. Parametry monitora diagnostycznego: - szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 176/176º - certyfikat do zastosowań medycznych - rozdzielczość min. 1200x1600 (klasa 2MP)
14 - tryb pracy w pionie lub w poziomie - dedykowana przez producenta monitorów karta medyczna umożliwiająca podłączenie trzech monitorów: dwóch medycznych i jednego opisowego, obsługująca sygnał 10 bitowy, pamięć minimum 1 GB. 8. Oprogramowanie diagnostyczne posiadające następujące funkcje (minimum): możliwość pracy z zewnętrznym systemem RIS. możliwość diagnozy i opisów badań radiologicznych pomiary odległości, kątów, obwodów i powierzchni. funkcja obracania, odbijania i inwersji skali szarości obrazu filtracja krawędzi (minimum: wyostrzanie i wygładzanie) możliwość powiększania obrazu: piksel obrazu na piksel ekranu (1:1), dopasowanie do rozmiarów ekranu, powiększenie dowolne (bezstopniowe), lupa ekranowa przeszukiwanie listy pacjentów według różnych kryteriów (min. nazwiska, daty urodzenia, daty badania, rodzaj badania) wyświetlanie obrazów w różnych podziałach możliwość dodawania komentarzy do obrazu Możliwość wyświetlenia jednocześnie co najmniej 2 rodzajów badań Możliwość podziału ekranu w dowolnej konfiguracji w celu wyświetlania wielu obrazów Oznaczanie istotnych obrazów w badaniu (DICOM Key Image) Funkcja wyświetlania badania wielowarstwowego TK, MR w formie filmu Obsługa jedno i wieloramkowego wyświetlania obrazów ultrasonograficznych VOI LUT (Volume of Interest Lookup Table) Funkcja rekonstrukcji MPR/MIP Możliwość konfiguracji Hanging protocols dla każdego użytkownika osobno i synchronicznego podglądu obrazów z wybranych badań Funkcje pomiarowe i statystyczne (pomiary kątów, odległości, gęstości, powierzchni) Funkcja kolimacji obrazu badania Zmiana jasności i kontrastu obrazu w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level) Funkcje filtrowania (wyostrzanie krawędzi, interpolacja) Funkcja obrotu, odbicia lustrzanego, negatywu Funkcja bezstopniowego powiększenia oraz powiększenia wycinka obrazu, powiększenie 1:1 Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji Umieszczanie na obrazie adnotacji tekstowych i graficznych w standardzie DICOM Funkcja wyświetlenia/kasowania adnotacji 9. Oprogramowanie w pełni zgodne ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi 10. Możliwość bezpośredniego zapisu z aplikacji na nośnik CDR/DVDR z możliwością przeglądania zapisanych obrazów na dowolnym komputerze PC 11. Powiadomienie lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych V. Dodatkowe uwagi i wymagania 1. Dostarczony system radiografii pośredniej i będzie współpracował z oprogramowaniem PACS/RIS 2. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w zakresie podłączenia systemu radiografii pośredniej i do systemu PACS/RIS
15 OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW SYSTEM ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI OBRAZÓW (PACS) ORAZ SYSTEM INFORMACYJNY ZAKŁADU RADIOLOGII (RIS) Parametry /NIE Wymagania ogólne 1. Ilość licencji RIS 10 licencji 2. Ilość urządzeń generujących wyniki DICOM 3 urządzenia 3. Dystrybucja obrazów 20 użytkowników/stacji roboczych 4. Wszystkie oferowane moduły RIS/PACS/Dystrybucja obrazów muszą pochodzić od tego samego producenta System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu do systemu, w szczególności: 1. definiowanie grup użytkowników definiowanie użytkowników 3. kopiowanie praw dostępu między konfiguracjami 4. przydzielanie użytkowników do modułów i funkcji z możliwością rozróżnienia praw odczytu i zapisu 6. Oferowane oprogramowanie powinno posiadać bezterminową licencję użytkowania System musi działać w oparciu o motor baz danych SQL bez ograniczeń 7. wielkościowych i sieciowy 64 bitowy system operacyjny serwera, baza musi wykorzystywać wszystkie rdzenie fizyczne i logiczne w procesorze serwera 8. System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników min. XP lub nowszym 9. Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim dla wszystkich modułów Obsługa polskich znaków diakrytycznych 10. Zamawiający wymaga, aby system wyświetlał polskie znaki diakrytyczne ograniczając w ten sposób możliwość popełnienia pomyłki w identyfikacji danych pacjenta. 11. Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP oraz DICOM Storage Commitment 12. System jest wykonany w architekturze klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych 13. System musi zapewniać pracę w środowisku desktop i terminal. 14. System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych) System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich 15. użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. 16. Automatyczne uruchomienie serwera RIS/PACS do pełnej funkcjonalności po restarcie bez udziału administratora np. po awarii zasilania 17. System musi być w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi 18. System musi generować kopie bezpieczeństwa: automatycznie wg zadanego harmonogramu i na żądanie operatora 19. Podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa system musi być w pełni dostępny dla użytkowników końcowych 20. Możliwość prowadzenia zdalnego serwisu poprzez łącze internetowe. System musi zapewnić dostępność raportów obsługiwanych przez 21. Zamawiającego, wzory raportów zostaną ustalone i potwierdzone na etapie analizy wdrożeniowej. 22. System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów pakietu MS Office oraz w postaci PDF. 23. System jest wyposażony w system uprawnień użytkowników, zmiany zostają zapisane wraz z informacją, kto dokonał zmiany System posiada mechanizmy blokowania rekordów pacjenta (w trakcie pracy 24. jednego z użytkowników systemu na danym rekordzie pacjenta dla pozostałych użytkowników rekord ten dostępny jest tylko do odczytu) Parametry oferowane
16 System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji wprowadzanie i zmianę parametrów systemu, w szczególności: Dane identyfikacyjne jednostki, 2. Struktura jednostki (pracownie), 3. Księgi pracowni. 26. System ma możliwość za pomocą praw dostępu, umożliwić edycję danych tylko użytkownikowi, który jest autorem wpisu. 27. System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardach DICOM w zakresie odbierania wyników obrazowych 28. System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardach HL7 w zakresie wysyłania zleceń i odbierania wyników System umożliwia zarządzanie słownikami standardowymi (ogólnopolskimi): - Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM druga polska edycja, - Klasyfikacja chorób wg ICD rewizja 10, Słownik Kodów Terytorialnych GUS, - Słownik miejscowości, - Słownik kodów pocztowych, - Słownik ulic, - Słownik zawodów 30. Możliwość przydzielania z poziomu aplikacji raportów i zestawień statystycznych dla użytkowników i grup użytkowników 31. Możliwość wyboru drukarki z poziomu aplikacji podczas wydruku przez użytkownika wszystkich dokumentów dostępnych w systemie 32. System posiada wewnętrzny komunikator umożliwiający komunikacje pomiędzy aktywnymi komputerami i aktywnymi użytkownikami zalogowanymi do systemu. 33. W systemie zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych dla najczęściej używanych funkcji 34. Możliwość tworzenia przez administratora indywidualnych druków (formularzy) z danymi pobieranymi bezpośrednio z bazy danych 35. System został wyprodukowany z zachowaniem norm ISO Producent systemu posiada certyfikat zgodności ISO w zakresie projektowania i produkcji oprogramowania. 36. System jest zgodny z normą CE 93/42/EEC i spełnia wymagania wyrobu medycznego w klasie IIa System archiwizacji obrazów 37. Ilośc urządzeń, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM 3 sztuki 38. Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń DICOM Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa 39. procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line Przyjmowanie obrazów z urządzeń diagnostycznych i ich zapis w 40. standardzie DICOM 3.0 na serwer PACS pełniacy funkcję archiwum oraz udostępnianie i przesyłanie obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 na stacje diagnostyczne i przeglądowe 41. System archiwizacji powinien zapewnić utrwalenie danych na okres wymagany przepisami prawa 42. Archiwizacja badań na trwałych nośnikach DVD lub na nośnikach magnetycznych 43. System zapewnia bezstratność informacji pobieranej z urządzeń akwizycyjnych Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min kryteriów m.in. nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania wraz z możliwością otwarcia badania w przeglądarce DICOM
17 Dla badań zarchiwizowanych na nośnikach off-line i niedostępnych w 45. pamięci podręcznej funkcja automatycznego przywracania do pamięci podręcznej po otrzymaniu żądania. 46. Automatyczne archiwizowane badań przychodzących 47. Walidacja zgodności przychodzących danych obrazowych z danymi z systemu RIS 48. Możliwość zdefiniowania czasu po upływie którego badanie zostanie przeniesione z pamięci podręcznej do archiwum off-line Możliwość przesyłania do użytkowników udostępnianych danych z archiwum 49. PACS w postaci skompresowanej (lossless-bezstratnej) oraz nie skompresowanej 50. Automatyczna zmiana statusu na wykonane w RIS, gdy na PACS zostanie zarchiwizowane badanie Współpraca z urządzeniami typu duplikator do automatycznego nagrywania 51. badań na płytach CD/DVD, sterowanie duplikatorem bezpośrednio z aplikacji systemu. Możliwość nagrywania, za pomocą automatycznego duplikatora, płyt CD/DVD dla pacjentów z wybranym zestawem badań obrazowych (obrazy w 52. standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG wraz z opisami) i przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC Dane do nadruku etykiet na CD oraz DVD nagrywanych dla pacjenta przez robot automatyczny: 1. imię i nazwisko pacjenta, 2. PESEL pacjenta, rodzaj badania, 4. data badania, 5. nazwa instytucji, 6. logo instytucji (możliwość dołączenia innych elementów graficznych), 54. Możliwość selektywnego nagrywania wyników badań dla pacjenta (jednoseryjny zapis wielu wyników badań dla pacjenta) 55. Przeglądarka DICOM nagrywana na CD/DVD dla pacjentów jest w polskiej wersji językowej. 56. Przeglądarka DICOM nagrywana na CD/DVD dla pacjentów jest kompatybilna min. z MS Windows XP/Vista/Windows7 Przeglądarka obrazów DICOM dla systemu dystrybucji obrazów na placówki oraz wypalana na płycie z badaniem dla pacjentów posiada minimum następujące funkcje: 1. możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie 2. płynne powiększanie obrazu zmiana kontrastu i jasności obrazu 4. płynne przesuwanie obrazu 5. przeglądarka kinowa 6. możliwość szybkiego powrotu do stanu obrazu sprzed modyfikacji 7. obrót obrazu o kąt 90, 180, 270, stopni 8. odbicie lustrzane pionowe i poziome 9. wyświetlanie obrazu w projekcji negatyw/pozytyw Zabezpieczenie systemu poprzez ograniczanie dostępu do poszczególnych 58. zasobów. Aplikacje i procesy pracujące w systemie powinny mieć dostęp tylko do niezbędnych im zasobów 59. Możliwość zdalnego serwisowania i monitorowania pracy serwera, stanu bazy danych, wykonywania backupów, działania procesów na serwerze 60. Udostępnianie obrazów w jakości diagnostycznej i referencyjnej 61. Obsługa stanowiska dwumonitorowego i trzymonitorowego przez system dystrybucji obrazów Progresywne wyświetlanie obrazów. Szybkie wyświetlenie obrazu w małej 62. rozdzielczości i stopniowe zwiększanie rozdzielczości w miarę przesyłania kolejnych danych, aż do uzyskania obrazu w maksymalnej rozdzielczości. 63. Konsultacje - dostęp do badań spoza pracowni dla uprawnionych użytkowników
18 Możliwość obejrzenia na ekranie użytkownika opisu wykonanego i 64. zatwierdzonego w systemie RIS. Podstawowa obróbka (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia) 65. każdego obrazu na ekranie użytkownika Pełna integracja systemu z oprogramowaniem zainstalowanym na lekarskich stacjach opisowych, tzn. musi istnieć możliwość automatycznego 66. uruchomienia programu diagnostycznego z poziomu opisu badania (RIS) z automatycznym wczytaniem obrazu w jakości diagnostycznej na monitorach diagnostycznych stacji lekarskiej 67. Język interfejsu użytkownika - język polski Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji systemu dystrybucji 68. obrazów do systemu pomocy w języku polskim System obsługuje polskie znaki językowe w obszarach wyszukiwania i wyświetlania badań. Zamawiający wymaga, aby system wyświetlał polskie znaki diakrytyczne w 69. obszarze wyszukiwania i wyświetlania badań, ograniczając w ten sposób możliwość popełnienia pomyłki w identyfikacji danych pacjenta. 70. Ograniczenie dostępu do danych, wyłącznie dla osób uprawnionych System RIS 71. Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ 72. Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie zestaw badań. Planowanie i rejestracja badania dla określonej pracowni z możliwością 73. wykorzystania i definiowania terminarza oraz zmiany terminów badań na każdym etapie, aż do jego wykonania 74. Automatyczne generowanie harmonogramu pracy pracowni z uwzględnieniem dni wolnych 75. Możliwość ręcznej modyfikacji pojedynczych dni w terminarzu 76. Możliwość ustalenia czasu trwania badania indywidualnie dla każdego pacjenta 77. Możliwość anulowania zaplanowanego badania 78. Możliwość zmiany terminu badania bez konieczności ponownego rejestrowania pacjenta 79. Możliwość automatycznego wprowadzania na listę roboczą badań przychodzących z Przychodni 80. Przegląd oraz możliwość wydruku listy pacjentów do badania w wybranym dniu do danej pracowni 81. Automatyczne nadawanie kolejnych numerów badań w Księdze Pracowni (system musi zapewniać unikalność numeracji) 82. Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL 83. System automatycznie uzupełnia płeć oraz datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL 84. Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu 85. Walidacja poprawności wpisu numeru prawa wykonywania zawodu 86. Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru NIP i REGON 87. Walidacja poprawności wpisu numeru REGON Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie 88. do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie 89. do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. 90. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem REGON 91. Automatyczne przypisanie procedury ICD9 (zgodnej z obowiązującym słownikiem) do wyniku badania 92. Poprawne sortowanie list roboczych w pracowniach z uwzględnieniem polskich czcionek
19 Realizacja zlecenia w pracowni wprowadzenie wyników i opisu badania z 93. zatwierdzeniem przez lekarza opisującego Możliwość kilkuetapowego wprowadzania wyniku badania. O dostępie do 94. wyniku badania dla pozostałych użytkowników decyduje osoba wykonująca badanie (określając je jako zakończone) Możliwość tworzenia dowolnej ilości statusów określających postęp w 95. wykonaniu badania (np. w trakcie badania, do opisu, do weryfikacji itp.) Status badania aktualizuje się automatycznie w zależności od etapu badania 96. (do wykonania, do opisu, do weryfikacji itp.) Dostępne wzorce opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez 97. użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca 98. Tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów. Integracja ze stacją diagnostyczną na poziomie pulpitu stacji tzn. oprogramowanie stacji i oprogramowanie RIS pracują na tym samym komputerze. Otwierając opis badania pacjenta na monitorze RIS, system 99. automatycznie wywołuje na monitorach diagnostycznych obrazy, którym ten opis jest przypisany, pod warunkiem, że obrazy znajdują się w pamięci podręcznej stacji diagnostycznej lub archiwum on-line systemu PACS 100. Możliwość zapisu obrazu na lokalnym komputerze PC Dostęp do wykazu pacjentów z możliwością przeglądu danych archiwalnych 101. (dane osobowe, dane dotyczące poszczególnych badań) wraz z możliwością ich wydruku Automatyczne przeniesienie informacji identyfikujących technika 102. wykonującego badania z konsoli CR, DR do systemu RIS, a także możliwość ręcznego wprowadzenia tych danych Automatyczne przeniesienie danych ekspozycji badania RTG z konsoli CR, 103. DR do systemu RIS, a także możliwość ręcznego wprowadzania tych danych bezpośrednio do systemu RIS Możliwość prowadzenia podręcznego magazynu materiałów lub rejestracji 104. faktycznego zużycia materiałów Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych po przypisaniu 105. materiałów do badania 106. Możliwość przeglądania i analizy stanów magazynowych pracowni 107. Możliwość przeprowadzania remanentów w magazynach pracowni Możliwość wydruku wyników badań bieżących i znajdujących się w archiwum 108. z oznaczeniem daty wygenerowania wydruku Możliwość umieszczenia na wydruku wyniku badania dla pacjenta danych 109. jednostki kierującej oraz danych lekarza kierującego 110. Wydruk wyniku dla pacjenta z możliwością wyboru formatu A4 lub A Przegląd i wydruk Ksiąg Pracowni Diagnostycznych Możliwość wyświetlenia wszystkich epizodów pacjenta w jednym rekordzie 112. danych medycznych Wyszukiwanie pacjenta co najmniej wg kryteriów: 1. numer pacjenta 2. PESEL nazwisko 4. imię 5. data urodzenia Wyszukiwanie pacjenta w archiwum co najmniej wg kryteriów: 1. przedział czasu 2. numer pacjenta nazwisko 4. imię 5. nazwa badania 6. wykonujący badanie Możliwość filtrowania list roboczych wg kryteriów: 1. Dane pacjenta Data badania 3. Status badania
20 Możliwość wykonywania raportów: 1. Wykaz badań z podziałem na jednostki kierujące 2. Wykaz badań z podziałem na lekarzy wykonujących Wykaz badań z podziałem na lekarzy zlecających 4. Wykaz badań z podziałem na techników wykonujących 5. Wykaz badań z podziałem na procedury Możliwość definiowania własnych zestawień w oparciu o udostępnione pola 117. rekordów w bazie danych Możliwość definiowania własnych zapytań w bazie danych w oparciu o język 118. zapytań SQL Możliwość wydruku przygotowanych zestawień oraz ich eksportowania 119. przynajmniej w formacie XLS, XML i TXT Możliwość tworzenia formularzy zleceniowych i wynikowych 120. odpowiadających dokładnym potrzebom i charakterystyce danej pracowni diagnostycznej System przygotowany do bezpośredniej komunikacji z NFZ umożliwiającej 121. rozliczanie wykonanych świadczeń Możliwość generowania sprawozdań finansowych i korekt w celu 122. bezpośredniego rozliczania świadczeń z NFZ 123. Możliwość importu danych kontraktu wygenerowanego przez NFZ DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla 124. poszczególnych urządzeń diagnostycznych Język interfejsu użytkownika - język polski Możliwość importu badań w formacie DICOM ze standardowych 126. zewnętrznych nośników danych Automatyczne przypisywanie importowanych obrazów DICOM pod 127. pacjentów występujących w systemie Integracja z systemem HIS. Integracja dostarczanego systemu RIS/PACS z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS z wykorzystaniem standardu HL7 lub/oraz z wykorzystaniem mechanizmów bazodanowych. Integracja musi zapewnić 128. przesyłanie danych zleceń z systemu HIS do systemu RIS/PACS oraz przesyłania wyników badań opisowych i obrazowych z systemu RIS/PACS do systemu HIS. Jeśli integracja będzie realizowana w standardzie HL7 muszą być wykorzystane komunikaty minimum ORM, ORU i ADT. Dane przesyłane z Systemu medycznego, umożliwiające przesyłanie zlecanie i odbiór wyników, w tym co najmniej: dane personalne pacjentów (nazwisko, imię, PESEL, miejsce 129. zamieszkania) dane zlecenia (numer zlecenia, techniczny identyfikator zlecenia, jednostka zlecająca, lekarz zlecający) dane badania (kod i nazwa badania) Przekazywanie zleceń drogą elektroniczną wraz z danymi skierowania oraz 130. danymi osobowymi pacjenta Automatyczne przesyłanie do systemu HIS informacji o terminie umówienia 131. badania. Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego 132. elektronicznie. Możliwość anulowania/odrzucenie zlecenia wysłanego z systemu HIS po 133. stronie RIS/PACS Śledzenie statusu realizacji zlecenie po stronie HIS. Możliwość przesyłania linków do wyników badań w systemie RIS/PACS 135. (dostęp on-line do wyników wykonanych w systemie RIS/PACS) Automatyczne uzupełnianie danych rozliczeniowych NFZ w systemie HIS po 136. odesłaniu wyników badania z systemu RIS/PACS. Synchronizacja danych osobowych pacjenta w systemie HIS po 137. wprowadzeniu zmian w systemie RIS/PACS Dostęp z systemu RIS/PACS do wszystkich badań gromadzonych w 138. systemie HIS 139. Dostęp z systemu RIS/PACS do pełnej historii leczenia pacjenta