Source: http://docplayer.fi/81199-J7-2006-kansallinen-mittanormaalitoiminta-ja-sen-kehittaminen-2007-2011-metrologian-neuvottelukunta-mittatekniikan-keskus.html
Timestamp: 2017-01-22 08:47:55+00:00
Document Index: 12815029

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus
J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus
Download "J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus"
1 J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus Espoo 20062 Julkaisu J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen toimittanut Jaana Järvinen Mittatekniikan keskus Espoo 20063 Alkusanat Käsissänne on nyt järjestyksessään toinen kansallisen mittajärjestelmän kattavuutta ja mittauskykyä kuvaava julkaisu, jonka tavoitteena on antaa tietoa kansallisesta mittausjärjestelmästä ja mittaamiskyvystä niin tavallista mittaamista ja laadunvarmennusta kuin myös tuotekehitystä ja tutkimusta varten. Mittausten käyttäjinä teollisuus, elinkeinoelämä ja julkinen hallinto tarvitsevat tietoa, mille suureille ja millä tarkkuudella voidaan jäljitettävyys hoitaa kansallisesti. Mittausjärjestelmän ylläpito on yhteiskunnan panostus kansalliseen infrastruktuuriin, jolla varmennetaan teollisen toiminnan ja kaupankäynnin edellytyksiä. Mielestäni kuitenkin vielä oleellisempaa on, ja se koskee erityisesti teollisuutta ja elinkeinoelämää että mittausjärjestelmämme on kansainvälisesti tunnustettu ja että meillä on myös mittaamisen asiantuntemusta. Parempi mittaaminen voi auttaa lisäämään tuottavuutta tai toteuttamaan kokonaan uusia tuotteita. Mittaaminen kuuluu niihin korkean osaamisen aloihin, joilla voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia ja luoda uusia mahdollisuuksia markkinoilla. Mittaamisen kehittämisen ja hyödyntämisen suhteen olemme edenneet myös merkittävästi, kun Mittatekniikan keskus on saanut oman, henkilöstön osaamista vastaavan korkealuokkaisen toimitalon. Se on myös nostanut Mittatekniikan keskuksen kansainvälistä arvostusta. Mittatekniikan keskus on metrologian tutkimuslaitos, joka myös vastaa kansallisen mittajärjestelmän olemassaolosta. Hyvä päätöksenteko perustuu aina oikeaan tietoon ja hyvin usein tämä tieto saadaan mittaamalla. Mittaamisen asiantuntemus ja sen tehokas hyödyntäminen onkin hyvin tärkeällä sijalla ajateltaessa esimerkiksi kilpailukykyä. Tämä kirja antaa myös vastauksen siihen, mistä tietoa löytyy. Meillä on useita kansallisia mittanormaalilaboratorioita, joiden osaamistaso on korkea myös kansainvälisessä vertailussa. Käsiteltäessä mittaamista ja kansallisia mittanormaaleja niin siihen liittyy aina myös tarkkuus, joka on mittausketjun toteuttamisen kannalta oleellinen tekijä. On kuitenkin muistettava, että käytännössä tarvitaan jokaiseen mittaukseen siihen soveltuva tarkkuus ja oikean tarkkuuden toteuttamiseen tarvitaan myös asiantuntemusta. Se, että mittalaitteita kalibroidaan, ei saa johtua pelkästään laatujärjestelmän olemassaolosta. Kalibrointia ei pidä tehdä pelkästään järjestelmän auditoijaa varten. Toimenpiteestä pitää olla selvää hyötyä teettäjälle, kalibrointi on työkalu mittaamisen hallinnalle, sitähän laatustandardikin vaatii, mittaamisen hallintaa. Vaikka tämän julkaisun sisältö osoittaakin mittauskyvyn kansallista suoritustasoa, koko mittausjärjestelmän tavoitteena on saada käyttäjät toimimaan tarkkuustasolla, jota he tarvitsevat. Tämän julkaisu on toteutettu Metrologian neuvottelukunnan työnä pääsääntöisesti kansallisten mittanormaalilaboratorioiden kirjoittamana. On kuitenkin muistettava, että neuvottelukunnan suurekohtaisissa työryhmissä on yli sata asiantuntijaa, jotka ovat osallistuneet materiaalin käsittelyyn. Haluan lausua parhaimmat kiitokset tehdystä työstä niin mittanormaalilaboratorioiden henkilöstölle kuin työryhmien asiantuntijajäsenille. Erityiskiitoksen ansaitsee Mittatekniikan keskuksen projektipäällikkö Jaana Järvinen, joka on toimittanut julkaisun. Toivonkin tämän julkaisun olevan jokaisen mittauksista vastaavan tai mittauksia tarvitsevan käsikirjastossa. Aimo Pusa Metrologian neuvottelukunnan puheenjohtaja4 Sisällysluettelo Pääotsikot ovat linkkejä k.o. kappaleeseen! Pääotsikot ovat linkkejä k.o. kappaleeseen! Pääotsikot ovat linkkejä k.o. kappaleeseen! Pääotsikot ovat linkkejä k.o. kappaleeseen! Alkusanat 3 1 Yhteenveto 7 2 Massasuureet 12 Tiivistelmä Johdanto Massasuureiden metrologia Suomessa Akkreditoidut kalibrointipalvelut Kansallisten mittanormaalilaboratorioiden kalibrointipalvelut Kansainvälinen toiminta Yleiset kehitysnäkymät Tavoitteet vuosille Lähdeluettelo 21 3 Lämpötilasuureet 22 Tiivistelmä Johdanto Lämpötilasuureiden metrologia Suomessa Kalibrointipalvelu Tutkimus Kansainvälinen toiminta Yleiset kehitysnäkymät Tavoitteet vuosille Lämpötilan mittanormaalitoiminnan tutkimus ja kehitys Kosteuden mittanormaalitoiminnan tutkimus ja kehitys Koulutus, tiedotus ja asiantuntijapalvelut Kansainvälinen yhteistyö 28 4 Pituussuureet 29 Tiivistelmä Johdanto Pituusmetrologia Suomessa Kansainvälinen toiminta Kehitysnäkymät 32 Kotimaisen teollisuuden, yhteiskunnan ja akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden tarpeet 32 Kansainvälisten sopimusten velvoitteet ja pätevyyden osoitus kansainvälisellä foorumilla 33 Tutkimus päivittäisen toiminnan ja tuotekehityksen tukena sekä tulevaisuuden tarpeita varten Tavoitteet vuosille Lähdeluettelo 36 5 Optiset suureet 37 Tiivistelmä Johdanto Optisten suureiden metrologia Suomessa Kansainvälinen toiminta Yleiset kehitysnäkymät Tavoitteet vuosille Lähdeluettelo 445 Pääotsikot ovat linkkejä k.o. kappaleeseen! Pääotsikot ovat linkkejä k.o. kappaleeseen! Pääotsikot ovat linkkejä k.o. kappaleeseen! Pääotsikot ovat linkkejä k.o. kappaleeseen! Pääotsikot ovat linkkejä k.o. kappaleeseen! 6 Sähkösuureet sekä aika ja taajuus 45 Tiivistelmä Johdanto Sähkö- ja aikasuureiden metrologia Suomessa Kansainvälinen toiminta Yleiset kehitysnäkymät Tavoitteet vuosille Akustiset suureet 53 Tiivistelmä Johdanto Akustisten suureiden metrologia Suomessa Kansainvälinen toiminta Yleiset kehitysnäkymät Tavoitteet vuosille Virtaussuureet 57 Tiivistelmä Johdanto Virtaussuureiden metrologia Suomessa 58 Nestevirtaukset 58 Kaasuvirtaukset Kansainvälinen toiminta Yleiset kehitysnäkymät 59 Metrologisten vaatimusten yleinen kehittyminen 59 Nestevirtaukset 59 Kaasuvirtaukset 59 Kaasun ja nesteen paikallisen virtausnopeuden mittaaminen 60 Koulutustarve Tavoitteet vuosille Yleiset tavoitteet 60 9 Ionisoivan säteilyn suureet 61 Tiivistelmä Johdanto Säteilysuureiden metrologia ja mittaustarve Suomessa Kansainvälinen toiminta Yleiset kehitysnäkymät Tavoitteet vuosille Lähdeluettelo Kemian ja mikrobiologian metrologia 64 Tiivistelmä Johdanto Kemian ja mikrobiologian metrologia Suomessa Kansainvälinen toiminta 68 CCQM 68 EUROMET 69 IRMM 69 EURACHEM 69 EUROLAB 70 CITAC Yleiset kehitysnäkymät Tavoitteet vuosille Koulutus ja tiedotus Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Sopimuslaboratorioiden perustaminen keskeisille alueille 72 Liite 1 Yhteystiedot 736 7 1 Yhteenveto Tässä julkaisussa esitetään eri suurealueiden mittanormaalitoiminnan nykytilanteiden katsaukset ja kehittämissuunnitelmat viisivuotiskaudelle Julkaisu on päivitys vuonna 2003 julkaistuille kehittämissuunnitelmille (MIKESin julkaisu J8/2003). Suunnitelmia on yhdeksän kappaletta ja ne on valmisteltu Metrologian neuvottelukunnan (MNK) työryhmissä kevään ja kesän aikana Katsausten tarkoitukseksi ei määritelty tyhjentävää raporttia metrologiasta suurealueittain vaan toivottiin selvityksiä, joiden pohjalta toimintaa voidaan suunnitella kokonaisuutena ja ulkopuolinenkin saa kuvan alueen tarpeellisuudesta, toiminnasta ja resursseista. Kuva 1.1. Metrologian neuvottelukunnan rakenne kaudella7 8 Valtioneuvosto asettaa MNK:n kolmivuotiskaudeksi kerrallaan käsittelemään metrologiaan ja mittauksiin liittyviä kysymyksiä. MNK:n tehtävänä on mm. tuoda esiin teollisuuden, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan näkemys metrologian tutkimustarpeista ja toimia kanavana, jonka kautta metrologiapalvelujen käyttäjäkunta voi antaa palautetta. Nykyinen MNK on asetettu päättyväksi kolmivuotiskaudeksi. Neuvottelukuntaan on nimetty puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 16 jäsentä ja heille kaikille henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukuntaan kuuluu mittausten ja mittausten varmentamisen asiantuntijoita; mukana on elinkeinoelämän, kuluttajien, metrologisen tutkimustoiminnan, kansallisen mittauspalvelun ja mittauslaitteiden valmistajien edustajia. Neuvottelukunta on jakautunut tehtävien hoitamista varten neljään jaostoon: mittauspalvelujaosto, vakausjaosto, kemian ja mikrobiologian jaosto sekä työjaosto. Jaostojen alla toimivat eri alojen asiantuntijoista koostuvat työryhmät: massasuureet, lämpötilasuureet, pituussuureet, optiset suureet, sähkö- ja aikasuureet, akustiset suureet, virtaussuureet, kemia sekä mikrobiologia (kuva 1.1). MNK:ssa toimii kaikkiaan noin 200 asiantuntijaa mittaamisen eri aloilta. Mittatekniikan keskus, MIKES, toimii kansallisena metrologialaitoksena, jonka tehtävänä on SI-mittayksikköjärjestelmän toteuttaminen Suomessa ylläpitämällä ja kehittämällä kansallista mittanormaalijärjestelmää sekä koordinoimalla alan kansainvälistä yhteistyötä. Kansalliseen mittanormaalijärjestelmään kuuluvia tehtäviä hoitavat kansalliset mittanormaalilaboratoriot (KML:t) ja sopimuslaboratoriot (kuva 1.2). Näiden tehtävänä on luoda perusta jäljitettäville mittauksille kalibroimalla esim. akkreditoitujen laboratorioiden, teollisuuden mittauslaboratorioiden ja muiden tarvitsijoiden referenssinormaaleja. Kansallisen mittanormaalilaboratorion tehtävänä on ylläpitää ja kehittää suurealueensa kansallisia mittanormaaleja. Lisäksi toimintaan kuuluu tutkimustyö sekä osallistuminen mittanormaalien vertailumittauksiin korkeimmalla kansainvälisellä tasolla. MIKES on vastuussa kansainvälisestä yhteistyöstä metrologian alalla. Kansalliset mittanormaalilaboratoriot huolehtivat kansainvälisistä yhteyksistä omilla erityisalueillaan. Tärkeimpiä kansainvälisiä yhteistyöfoorumeja ovat metrisopimukseen perustuvat CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures), CIPM (Comité Internationale des Poids et Mesures), BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) ja neuvoa antavat komiteat CC:t (Comités Consultatifs), joita on perustettu eri suurealueille seuraavasti: - CCAUV akustiikalle, ultraäänelle ja värähtelylle - CCEM sähkölle ja magnetismille - CCL pituudelle - CCM massalle ja siihen liittyville suureille - CCPR fotometrialle ja radiometrialle - CCQM ainemäärälle - CCRI ionisoivalle säteilylle - CCT lämpötilalle - CCTF ajalle ja taajuudelle - CCU yksiköille.8 9 Kuva 1.2. Kansalliset mittanormaalilaboratoriot MIKES = Mittatekniikan keskus, IL = Ilmatieteen laitos, GL = Geodeettinen laitos, STUK = Säteilyturvakeskus, TKK = Teknillinen korkeakoulu. Tärkeä kansainvälinen yhteistyöelin on myös EUROMET, joka on yhteistyötä Euroopan kansallisten metrologialaitosten kesken. EUROMETissa on teknisiä komiteoita (Technical Committee, TC), jotka ovat tällä hetkellä seuraavat: - TC-AUV akustiikalle - TC-EM sähkölle ja magnetismille - TC-F virtaukselle - TC-IM tieteidenväliselle metrologialle - TC-IR ionisoivalle säteilylle - TC-L pituudelle - TC-M massalle ja siihen liittyville suureille - TC-MC kemian metrologialle9 10 - TC-PR fotometrialle ja radiometrialle - TC-Q laadulle - TC-T lämpötilalle - TC-TF ajalle ja taajuudelle. Kehittämissuunnitelmissa korostettiin eri painotuksin metrologiatoimintojen osa-alueita: SI-mittayksiköiden realisointi, koulutus, kansainvälinen yhteistyö, konsultointi, tutkimus ja kalibrointitoiminta. Poikkitieteellisyys ja teknologian kehittymisen mukanaan tuoma uusien mittaustarpeiden ennakointi sekä joillakin alueilla Euroopan ykkösaseman säilyttäminen on tärkeää. Metrologisen osaamisen siirto Suomen elinkeinoelämälle tukee kilpailukykymme paranemista. Toisaalta perustellusti todettiin, että metrologian rahoitus ei riitä jokaisen toiveisiin. Kansainvälisestä yhteistyöstä merkittävimpiä ja aikaa vievimpiä ovat vertailumittaukset. Globaalisti olemme selvästi menossa suuntaan, jossa mittausten laatu ja luotettavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tutkimus ja siihen luonnollisena osana liittyvä julkaisutoiminta luovat välttämättömän kehityksen perusedellytyksen. MIKESin uuden toimitalon nähtiin tarjoavan uusia yhteistyömahdollisuuksia ja edistävän kansainvälistä uskottavuuttamme. Lopuksi lyhyet yhteenvedot eri ryhmien kehittämissuunnitelmista: 1. Massasuureet Massan, tiheyden ja paineen KML:t ovat MIKESissä. Voiman ja vääntömomentin kansallista mittanormaalitoimintaa hoitaa sopimuslaboratorio Lahti Precision Oy (ent. Raute Precision Oy) ja putoamiskiihtyvyyden KML:änä toimii Geodeettinen laitos. Kokonaisuudessaan massasuureiden alue täyttää suhteellisen hyvin teollisuuden tarpeet. Keskeisimmät kehitysnäkymät liittyvät mittausepävarmuuksien pienentämiseen, kalibrointimenetelmien kehittämiseen ja mittausalueiden laajentamiseen. Dynaamisen mittauksen ja kalibroinnin kehittämiseen ja tutkimiseen on hyvä kiinnittää huomiota. Merkittävänä kehitysnäkymänä on kilogramman määritelmän muuttaminen ja realisointimenetelmien kehittäminen. Kansainvälinen yhteistyö on hyvällä tasolla. Kovuudelta puuttuu KML. 2. Lämpötilasuureet Lämpötilan ja kosteuden KML:t ovat MIKESissä. Palveluja voidaan pitää hyvinä ja tarpeet kattavina. Tutkimustoiminta kohdistuu lämpötila-asteikon äärialueille. Kehitystoiminnan painopistealueina ovat säteilylämpötilan mittaus, kryogeeninen lämpötila-alue, lämmön siirtyminen mittauskohteissa, kosteuden vertailumenetelmät, eri kaasut kosteuskalibroinneissa sekä kylläisen vesihöyryn paine. Kansainvälinen toiminta on hyvällä tasolla. 3. Pituussuureet Pituussuureiden KML:t ovat MIKESissä ja Geodeettisella laitoksella. Koordinaattimittausten sopimuslaboratoriona toimii Tampereen teknillinen yliopisto vuoden 2006 loppuun asti. Pituussuureiden tilaa voidaan pitää hyvänä. Uudet mittauslaitteet ja teknologiat sekä valmistustekniikoiden yleinen kehittyminen asettavat pituusmetrologialle kovia haasteita. Kansainvälinen toiminta on korkealla tasolla.10 11 4. Optiset suuret KML sijaitsee MIKES TKK Mittaustekniikan laboratoriossa, jossa on myös merkittävää laitoksen omaa tutkimustoimintaa. Mittaustekniikan laboratoriolla on hyvät perusresurssit vaadittaviin mittauksiin ja kalibrointipalveluihin. Laboratoriolla on vahvuusalueita, jotka ovat maailman mittakaavassa keihäänkärkiä. Haasteita antaa uusien innovaatioiden vaatima uusi mittaustekniikka. 5. Sähkö- ja aikasuureet KML:t sijaitsevat MIKESissä lukuun ottamatta suurjännite- ja pulssisuureita, jotka sijaitsevat TKK:lla. Sähkö- ja aikasuureet ovat merkittävä ryhmä käytännön mittauksissa. Perusmittaukset ovat hyvällä tasolla. Suurjännitepuolella kehittyvät sähkömarkkinat ja sähkön laatu asettavat lisävaateita. Tutkimuksessa keskitytään keihäänkärkiin eli mikro- ja nanotekniikan metrologiasovelluksiin ja pulssisuureiden kalibrointimenetelmien kehittämiseen. 6. Akustiset suureet KML toimii MIKESissä. Akustisten suureiden ja mekaanisten värähtelyjen mittauksilla on huomattava terveydellinen ja taloudellinen merkitys. KML-palveluihin kuuluvat mikrofonien ja äänitasokalibraattorien kalibroinnit. Kiihtyvyysanturien kalibrointipalvelua ollaan käynnistämässä. 7. Virtaussuureet Virtaussuureille on KML MIKESissä. KML-toiminta keskittyy pieniin kaasuvirtauksiin. Tavoitteena on pätevyysalueen laajentaminen 100 l/min asti. Nestevirtauksessa toimii akkreditoituja kalibrointilaboratorioita. 8. Ionisoivan säteilyn suureet Säteilyturvakeskus, STUK, pitää yllä toimialansa kansallisia mittanormaaleja. STUKissa mittanormaalitoiminta jakaantuu ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn alueille ja edelleen ionisoivan säteilyn osalta aktiivisuus- ja annossuureisiin. Ionisoivan säteilyn annossuureiden tarkkoja mittauksia tarvitaan varsinkin lääketieteellisissä sovelluksissa, kuten röntgendiagnostiikassa ja erityisesti sädehoidossa. Aktiivisuuden ja aktiivisuuspitoisuuden luotettavia mittauksia tarvitaan sekä tutkimustoiminnassa että asiakkaille tarjottavissa mittaus- ja analyysipalveluissa. STUK kehittää palvelujaan siten, että keskeisimmät kalibrointitarpeet Suomessa voidaan tyydyttää. 9. Kemia ja mikrobiologia Kemian ja mikrobiologian alalla ainemäärän mittayksikölle, moolille, ei ole nimetty kansallista mittanormaalilaboratoriota. MIKES ja Ilmatieteen laitos ovat sopineet Ilmatieteen laitoksen toimimisesta tiettyjen kaasuseosten kansainvälisesti jäljitettävien vertailuaineiden ja niihin perustuvien kalibrointien sopimuslaboratoriona. Tavoitteena on löytää kemian alan laboratorioita, joilla olisi halukkuutta metrologisen toiminnan kehittämiseen ja ylläpitoon. Painopistealueita ovat mm. kliininen kemia, elintarvikekemia ja ympäristömittaukset. Kemian ja mikrobiologian metrologian tietämystä tulee lisätä tiedottamisen ja kouluttamisen keinoin.11 12 2 Massasuureet Tiivistelmä Massasuureiden ryhmään kuuluvat perussuureen eli massan lisäksi johdannaissuureet tiheys, paine, voima, vääntömomentti, putoamiskiihtyvyys ja kovuus. Massasuureet ovat olennaisessa osassa mitä erilaisimmissa teollisuuden prosesseissa sekä yhdessä että erikseen yksittäisinä suureina. Massan, tiheyden ja paineen kansalliset mittanormaalilaboratoriot ovat Mittatekniikan keskuksessa. Voiman ja vääntömomentin kansallista mittanormaalitoimintaa hoitaa sopimuslaboratorio Lahti Precision Oy (ent. Raute Precision Oy) ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona toimii Geodeettinen laitos. Kovuudelle ei toistaiseksi ole kansallista mittanormaalilaboratoriota. Massasuureiden osalta keskeisimmät kehitysnäkymät liittyvät mittausepävarmuuksien pienentämiseen, kalibrointimenetelmien kehittämiseen ja mittausalueiden laajentamiseen. 2.1 Johdanto Massa on tilavuuden ohella tärkein ainemäärää karakterisoiva suure. Punnituksen avulla tapahtuva massan määritys soveltuu erityisen hyvin kiinteiden materiaalien määrän mittaamiseen. Sitä sovelletaan myös tarkkoihin neste- ja kaasumäärien mittauksiin. Ainemäärän mittaamisen lisäksi massaa tarvitaan aineiden laadullisten ominaisuuksien määrittämiseen sekä muiden suureiden realisointiin. Johdetuista suureista jäljitettävyyden massaan tarvitsevat mm. paine, voima ja tiheys. Tiheysmittauksia tarvitaan aineiden ominaisuuksien karakterisoinneissa. Tärkeimpinä käyttäjinä ovat elintarvike-, öljy- ja muoviteollisuus. Tiheyden jäljitettävyys perustuu usein joko tiheydeltään tunnettuun nesteeseen, kaasuun tai kiinteään aineeseen, tai tilavuudeltaan tunnettuun kappaleeseen. Paine on lämpötilan jälkeen eniten mitattu prosessisuure. Laadun kasvava merkitys kilpailutekijänä ja pyrkimykset kustannussäästöihin prosessien optimoinnin avulla lisäävät tarkkojen ja luotettavien painemittausten tarvetta; luotettavat paineen mittaukset ovat ratkaisevan tärkeitä mm. ilmailun ja teollisuusprosessien turvallisuudelle. Voima ja vääntömomentti ovat yleisimpiä mittaussuureita teollisuudessa. Merkittävimpiä alueita voimanmittaukselle ovat materiaalien tutkimus ja laadunvalvonta (aineenkoetuskoneet), lentoturvallisuuteen liittyvät voimanmittaukset ja punnitukset sekä tuotannon laadunvalvontaan liittyvät mittaukset. Vääntömomentin kalibrointitarpeet tulevat vastaavasti valmistavasta teollisuudesta. Mittauksiin liittyvän osaamisen saaminen läheltä ja nopeasti on osoittautunut tarpeelliseksi elinkeinoelämälle ja sillä on erityinen merkitys kilpailukyvyn kannalta, koska nä-12 13 mä palvelut ovat hyvinkin kattavasti saatavissa lähes kaikissa kilpailijamaissa. Laadun varmennukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja sitä kautta myös mittausten jäljitettävyys ja mittausepävarmuus on pystyttävä osoittamaan. Putoamiskiihtyvyyden metrologia perustuu painovoima-arvoihin. Niistä on putoamiskiihtyvyyden aikavaihtelu redusoitu mahdollisimman tarkasti pois käyttäen fysikaalisia malleja, apuhavaintoja (esim. ilmanpaine) ja keskiarvostamista (esim. havaintosarja 24 h). Putoamiskiihtyvyyden ja painovoimanmittauksen metrologiaa voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: putoamiskiihtyvyys apusuureena muissa mittauksissa tai itsenäisenä suureena. Esimerkiksi putoamiskiihtyvyyden paikallisen arvon tunteminen riittävällä tarkkuudella on tärkeässä asemassa tarkkoja paineen tai massan mittauksia tehtäessä. Kovuusmittaukset ovat tärkeä osa metalliteollisuuden tuotteiden ja kunnossapidon laadunvalvontaa. Kovuudelle ei ole SI-yksikköä eikä perusmittanormaalia, johon mittalaitetta voitaisiin verrata. Käytössä on useita kokemusperäisiä kovuusmittausmenetelmiä ja asteikkoja. Metrologian neuvottelukunnan kokoama ns. kovuustyöryhmä on selvittänyt syksyllä 1997 kovuusmittauksiin liittyvän metrologian kehittämistarpeita Suomessa. Tehty selvitys ei tuonut esiin suuria ongelmia kovuusmittaustulosten jäljitettävyydessä ja varmentamisessa sillä hetkellä. Kovuustyöryhmän tekemään kyselyyn vastanneiden yksimielinen käsitys oli, että kovuusmittaustoiminnan volyymissa on odotettavissa vain lievää kasvua. Työryhmä kuitenkin suositteli, että Mittatekniikan keskus nimeäisi kovuuden referenssilaboratorion ja takaisi sille resurssit kalibrointikovuusmittareiden ylläpitämiseen käytetyimmille asteikoille. Referenssilaboratoriota ei ole nimetty. 2.2 Massasuureiden metrologia Suomessa Akkreditoidut kalibrointipalvelut Tarkasteltavista suureista massan, paineen ja voiman alueilla toimii akkreditoituja kalibrointilaboratorioita. Punnusten kalibrointiin on kaksi akkreditoitua laboratoriota. Punnusten kalibrointilaboratorioiden mittausalue alkaa 1 mg:sta ja ulottuu 5000 kg:aan. Laboratoriot pystyvät kalibroimaan OIML R111 luokan E 2 mukaisesti punnuksia 500 g ja 2 kg asti. Nykyinen kalibrointitarkkuus on riittävä useimpiin kalibrointeihin. Vaakojen kalibrointiin on neljä akkreditoitua laboratoriota. Mittausalue ulottuu 1 mg:sta 150 tonniin. Kuormaan kg asti paras mittauskyky on m. Mittausepävarmuus on parhaimmillaan 0,003 µg (1 mg 50 mg). Mittausalueet ja mittausepävarmuudet kattavat käytännössä käyttäjien tarpeet. Massasta annetaan vuosittain noin 6000 akkreditoitua kalibrointitodistusta, näistä suurin osa annetaan vaaoille. Tiheyden kalibrointeihin ei ole akkreditoituja kalibrointilaboratorioita. Punnitsemalla määritetyille astioiden tilavuuksille on kaksi akkreditoitua kalibrointilaboratoriota. Jäljitettävyys näihin mittauksiin tulee massasta ja tislatun veden tiheydestä.13 14 Paineen kalibrointiin on viisi kalibrointilaboratoriota, joista kaksi on paineen mittalaitteiden valmistajia. Laboratorioiden normaalit ovat tyypillisesti painevaakoja. Vain yhdellä laboratoriolla on akkreditointi tyhjiöalueelle, jossa sen normaalit ovat kapasitiivisia antureita. Akkreditoiduissa laboratorioissa kalibroitavat paineen mittauslaitteet ovat tyypillisesti työnormaaleja. Paineen kalibrointilaboratoriot antavat vuosittain noin 3000 kalibrointitodistusta. Voiman osalta Suomessa on kaksi akkreditoitua kalibrointilaboratoriota, jotka tekevät lähinnä aineenkoetuskoneiden kenttäkalibrointeja. Vääntömomentille ei toistaiseksi ole yhtään akkreditoitua kalibrointilaboratoriota. Voimalle annetaan vuosittain yli 600 akkreditoitua kalibrointitodistusta. Kovuusmittareiden varmentamiseen ja kalibrointiin on Suomessa yksi akkreditoitu kalibrointilaboratorio. Se saa jäljitettävyytensä kovuuspaloista. Kovuudelle annetaan vuosittain noin 120 akkreditoitua kalibrointitodistusta. Akkreditoituja testauslaboratorioita kovuudelle on viisi kappaletta (kesäkuu 2006) Kansallisten mittanormaalilaboratorioiden kalibrointipalvelut Massan, tiheyden ja paineen kansalliset mittanormaalilaboratoriot ovat MIKESissä. Voiman ja vääntömomentin kansallista mittanormaalitoimintaa hoitaa sopimuslaboratorio Lahti Precision (ent. Raute Precision). Putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona toimii Geodeettinen laitos (GL). Kovuudelle ei ole kansallista mittanormaalilaboratoriota. Massalaboratoriossa ylläpidetään kansalliseen mittanormaaliin perustuvaa massaasteikkoa alueella 1 mg 50 kg. Se saa massan jäljitettävyyden kansainvälisestä mittaja painotoimistosta (BIPM). Nykyiset mittausresurssit mahdollistavat OIML:n luokan E 1 punnusten kalibroinnin OIML R111 ohjeen mukaisesti alueella 1 mg 20 kg. Tiheyskalibroinneissa nesteiden ja kiinteiden kappaleiden tiheys määritetään punnitsemalla. Referenssinä on joko puhdas vesi tai piipallo. Piipallojen tiheyden jäljitettävyys saadaan veden tiheydestä, PTB:ltä tai METASista. Tiheyden mittausepävarmuus (0,0005 % 0,1 %) on riittävä tiheysnormaalien ja värähtelyyn perustuvien tiheysmittareiden kalibrointiin. MIKES antaa vuosittain noin 100 punnusten ja 10 tiheyden kalibrointitodistusta. Paineen mittausalue alkaa absoluuttipainealueen 0,0005 pascalista ja ulottuu 500 megapascaliin. Alueen 5 kpa 500 MPa mittanormaalit ovat perinteisiä painevaakoja. Jäljitettävyys haetaan viidelle mäntä-sylinteriyhdistelmälle LNE:ltä Ranskasta. Absoluuttipainealueella 0,0005 Pa 0,5 Pa MIKESin referenssinormaali on spinning rotor tyyppinen tyhjiömittari ja alueella 0,5 Pa 20 Pa kapasitiivinen anturi, joille jäljitettävyys haetaan PTB:ltä Saksasta. Absoluuttipainealueella 20 Pa 15 kpa ja ylipainealueella 0 15 kpa referenssinormaalina käytetään numeronäyttöistä FPG-painevaakaa, jonka tehollinen pinta-ala voidaan määrittää MIKESissä perinteisen painevaa an avulla.14 15 Paineen mittalaitteiden kalibroinneista annetaan vuosittain noin 150 todistusta. MIKE- Sin painelaboratorion normaali ylläpito- ja kehitystoiminta, välttämättömät kansainväliset yhteydet sekä palvelutoimeksiantojen hoitaminen ovat viime vuosina vaatineet 2 tutkijan työpanoksen. Kuva 2.1. Painevaa an männän massan mittaus. Voimanormaaleilla tehtävät kalibroinnit hoidetaan kaikki sopimuslaboratoriossa Lahti Precisionilla. Laboratorion nykyinen voima-alue on 1 N 1 MN, jolla täytetään lähes 100 % kansallisesta kalibrointitarpeesta. Vain noin 5 % laitteista joudutaan kalibroimaan muualla (voima > 1,1 MN). Vääntömomentin mittausalue sopimuslaboratoriossa Lahti Precisionilla on 0,1 N m 20 kn m. Lähes kaikki kalibrointitarpeet pystytään hoitamaan olemassa olevalla mittausalueella. Vain muutamia kyselyjä on tullut alueelle 50 kn m 200 kn m. Putoamiskiihtyvyydessä kansallisina mittanormaaleina käytetään absoluuttigravimetrejä. Jäljitettävyys perustuu pituuden ja taajuuden jäljitettävyyteen, jotka ovat saatavissa kansallisesti, sekä kansainvälisiin absoluuttigravimetrien vertailuihin. Putoamiskiihtyvyyden alueella noin 80 % asiakkaista on mekaanisten suureiden kansallisia mittanormaalilaboratorioita tai akkreditoituja kalibrointilaboratorioita. Laboratorion julkista infrastruktuuria, lähinnä I lk. painovoimaverkkoa ja relatiivigravimetrien kalibrointilinjoja, käyttävät jatkuvasti ne noin 10 organisaatiota, jotka maassamme tekevät painovoiman mittauksia. Putoamiskiihtyvyydestä annetaan keskimäärin 1 kalibrointitodistus vuodessa.15 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisiä yhteyksiä ylläpidetään osallistumalla esimerkiksi EUROMETin massasuureiden työryhmän toimintaan. Toimintaan osallistutaan sekä MIKESin että sopimuslaboratorio Lahti Precisionin taholta. Lisäksi yhteyksiä pidetään aktiivisesti yllä muihin kansallisiin mittanormaalilaboratorioihin, mm. vertailumittausten merkeissä. Jäljitettävyyden kannalta tärkeimmät yhteydet ovat tällä hetkellä LNE (Ranska) ja PTB (Saksa), lisäksi mainittakoon esimerkiksi NPL (Englanti), SP (Ruotsi), CMI (Tsekinmaa) ja NMi (Hollanti). EUROMETissä ei ole putoamiskiihtyvyyden yhteistyötä, mutta CIPM:n massasuureiden konsultoivassa komiteassa toimii gravimetrian työryhmä (CCMWGG), jossa Geodeettinen laitos edustaa Suomea. Geodeettinen laitos edustaa Suomea myös IAG:n työryhmässä 2.1 absoluuttigravimetrien vertailu (IAG SG2.1). Lisäksi Geodeettisella laitoksella on kahden- ja monenkeskistä yhteistyötä absoluuttigravimetriassa useimpien Euroopassa toimivien ryhmien kanssa. Painovoiman aikavaihtelun tutkimisessa Geodeettinen laitos osallistuu mm. GGP-hankkeeseen (Global Geodynamics Project). Kansainvälistä vertailukelpoisuutta pidetään yllä vertailumittausten avulla. Laboratorioiden tärkeimmistä vertailuista esimerkkeinä mainittakoon: MIKESin massalaboratorion osalta esimerkiksi 50 kg punnusten vertailu (EU- ROMET 832, v ) ja punnusten 100 mg 10 kg avainvertailu (EURO- MET.M.M-K2, v. 2003), tiheyden osalta nesteiden tiheysvertailu (EUROMET 627, v. 2001), MIKESin painelaboratorion osalta useita avainvertailuja, joista viimeisimpinä kaasun ylipainealueen 80 kpa 7 MPa vertailu (EUROMET 439, alkoi v. 2000) ja öljyn ylipainealueen 50 MPa 500 MPa vertailu (EUROMET 881, v. 2006), Lahti Precisionin osalta esimerkiksi vääntömomentin EA-T2 vertailumittaus (v. 2000) ja 500 kg punnuksen vertailu (EUROMET.M.M-S1, v. 2000) ja Geodeettisen laitoksen osalta esimerkiksi absoluuttigravimetrien vertailut BIPM:ssä (viimeisin v. 2005, avainvertailun pilottityö) ja ECGS:n (European Center for Geodynamics and Seismology) järjestämä vertailu Walferdangessa (Luxemburg, v. 2003). Laboratoriot sijoittuvat mittauskykynsä puolesta kansainväliseen kenttään kohtuullisen hyvin. Voiman alueella laboratorion mittauskyky on kansainvälisesti hyvä, vain suurten voimien (1 MN 5 MN) puuttuminen aiheuttaa tarpeen käyttää ulkomaisia kalibrointipalveluja. Vääntömomentin mittauksen osaaminen ja laitteisto on eurooppalaisittainkin korkeatasoista ja ainoa Pohjoismaissa. Massan nykyiset epävarmuudet eivät merkittävästi poikkea muiden vastaavien Euroopan maiden epävarmuuksista; epävarmuudet ovat n. 2 3 kertaa suurempia kuin esim. NPL:llä ja PTB:llä. Nykyinen epävarmuustaso on kysyntään nähden riittävä. Painelaboratorion paras mittauskyky on vähintään eurooppalaista keskitasoa ylipainealueella ja absoluuttipainealueella yli 20 Pa. Tosin absoluuttipaineilla alle 0,5 Pa MIKESin epävarmuus on melko suuri, ja useiden eurooppalaisten laboratorioiden mittausalue ulottuu alemmas kuin MIKESin nykyinen alaraja 0,0005 Pa. Putoamiskiihtyvyyden osalta voidaan todeta, että Geodeettisen laitoksen nykyinen absoluuttigravimetri FG5 no. 221 edustaa alan korkeinta mittaustarkkuutta, ja Metsähovin suprajohtava gravimetri-installaatio on yksi GGP:n parhaista.16 Yleiset kehitysnäkymät Massasuureisiin (kuten muihinkin suureisiin) liittyviä tutkimus- ja kehitystarpeita on kartoitettu EUROMETin imera-ohjelman yhteydessä. MIKES on ollut mukana tässä työssä. Laajaa kansainvälistä panostusta vaativien kehityshankkeiden lisäksi on nähtävissä myös useita kansallisen tason kehittämistarpeita: Tarkimpien punnusten kalibroinnit: Tarkimpia punnuksia tarvitaan mm. vaakojen, punnusten, painevaakojen punnusten ja voimanormaaleissa käytettävien punnusten kalibrointiin. Suurimmat tarkkuusvaatimukset ovat alueella 1 mg 10 g. Erityisesti tällä alueella OIML luokan E 1 mukaisten punnusten kalibrointitarve tulee kasvamaan. Tarkimpien vaakojen kalibroinnit: Kaikkein tarkimpien vaakojen, kuten mikrovaakojen, kalibroinnit tulevat kasvamaan. Tämä edellyttää joiltakin akkreditoiduilta laboratorioilta pienempiä mittausepävarmuuksia. Useimpien käytännön punnitusten kannalta nykyiset epävarmuudet ovat riittäviä. Ongelmia ovat vaakojen stabiilius sekä kalibrointimenetelmät. EA on tehnyt vaakojen kalibrointiohjeen EA-10/18, jonka toivotaan yhtenäistävän erityisesti vaakojen kalibroinnin epävarmuuden laskentaa. Automaattisten vaakojen kalibrointi on vielä vähäistä. Tiheyskalibroinnit ja pipettien kalibroinnit: Tiheyden kalibrointien määrä MIKESissä on pysynyt vähäisenä. Erityisesti nesteiden tiheyskalibrointien kysynnän uskotaan värähtelyyn perustuvien tiheysmittareiden yleistyessä kasvavan. Myös tarkkuusvaatimukset (0,001 % 0,01 %) kasvavat. Pienten tilavuuksien kuten pipettien kalibrointitarve tulee kasvamaan. Kilogramman määritelmä: Kilogramman määritelmä tullaan todennäköisesti muuttamaan vuonna Uusi määritelmä tulee perustumaan luonnonvakioihin. Kilogramma tullaan realisoimaan tyhjiössä. Kilogramman realisointimenetelmien kehittäminen ja tyhjiö/ilma-punnitusten toistettavuuden parantaminen tulevat olemaan merkittävimpiä tutkimuskohteita suunnittelukaudella. Painevaa an tehollisen pinta-alan määrittäminen dimensiomittauksin: Riippuvuutta ulkomaisista painelaboratorioista voidaan vähentää määrittämällä painevaa an tehollinen pinta-ala dimensiomittausten avulla. MIKESillä on 50 mm ja 35 mm halkaisijaiset mäntä-sylinteriyhdistelmät, jotka sen pituuslaboratorio lähiaikoina pystyy mittaamaan niin, että tuloksista laskettu tehollisen pinta-alan arvo on vertailukelpoinen Ranskasta saatavan painevertailuun perustuvan arvon kanssa. Tyhjiöalueen mittaukset: Vuonna 2004 Suomen teollisuudelle ja tutkimuslaitoksille järjestetty tyhjiön mittauksia koskeva kysely ei tuonut esiin kehitystarpeita. Kuitenkin elektroniikkateollisuuden kehitys ja suomalaisyritysten lisääntyvä osallistuminen avaruustutkimushankkeisiin lisää tyhjiöalueen mittauksia ja kalibrointeja ja ilmeisesti asettaa uusia vaatimuksia MIKESin mittauskyvylle. Dynaamiset paineen mittaukset: Dynaamiset paineen mittaukset ovat tulevien vuosien haasteita. Jäljitettävyyttä dynaamiselle paineelle tarvitsevat puolustusvoimien ja aseteollisuuden ohella myös mm. dieselmoottoreiden ja pumppujen valmistajat. Aihepiirin kehittäminen on todettu tärkeäksi myös EUROMETin imera-ohjelmassa.17 18 Kuva 2.2. Painevaa an mäntä-sylinteri-yhdistelmä. Dynaamiset voiman ja vääntömomentin mittaukset: Kiinnostus ja tarve dynaamisiin mittauksiin ja niihin liittyvä dynaaminen kalibrointi ovat selkeästi kasvussa. Dynaamisesta mittauksesta ovat metrologian laitokset toteuttaneet useitakin projekteja, kuitenkin enemmän teoreettisella tasolla. Käytännössä tutkimustyötä on tehnyt voiman alueella lähinnä PTB Saksassa, mutta sekään ei ole johtanut vielä rutiininomaiseen dynaamiseen kalibrointiin. Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että eroja löytyy staattisen ja dynaamisen kalibroinnin välillä. Vastaava kehitystarve tulee olemaan vääntömomentin osalta, mutta toistaiseksi ei tiettävästi kukaan ole aloittanut konkreettisesti tätä tutkimusta. Voiman monikomponenttimittaukset: Monikomponenttimittausta on voiman suhteen tehty jo aika kauan, mutta kovin vahvaa esilletuloa tarvittavasta kalibrointikyvystä ei ole ollut. Tälläkin alueella on selvästi nähtävissä tarpeiden kasvu ja kysynnän lisääntyessä siihen tulisi voida vastata. Pienten ja suurten voimien kalibroinnit: Voiman alueella kiinnitetään huomiota pienten voimien kalibrointimahdollisuuteen ja ensi vaiheessa kartoitetaan mn tai µn tasolla olevan voiman normaalin toteuttamista. Kentältä on esitetty toiveita myös alueen 1 MN 3 MN kalibrointien kotimaisesta saatavuudesta. Tästä laboratorio on tehnyt alustavan suunnitelman, jonka toteutusta lähitulevaisuudessa harkitaan. Vääntömomentin kalibroinnit: Vääntömomentin osalta peruslaitteistojen uudistaminen on saatu valmiiksi ja alueella 100 N m 2 kn m paras mittauskyky on < ja alueella < 100 N m paras mittauskyky on < Vääntömomentin mittauksessa on myös tarvetta saada aikaan normaali pienille momenteille. Riippuen kysynnän kehittymisestä, on mahdollista, että toteutukseen tulee joidenkin vuosien sisällä myös parhaalta mittauskyvyltään luokkaa 0,5 % oleva 200 kn m kalibrointilaite.18 19 Putoamiskiihtyvyyden aikavaihtelun mallintaminen: Geodeettisen laitoksen nykyisellä absoluuttigravimetrillä päästään mittausepävarmuuteen, joka on parempi kuin g. Putoamiskiihtyvyys annetulla paikalla on kuitenkin ajasta riippuva suure, jonka vaihteluväli on noin g. Kaikkiin metrologisiin hankkeisiin ei voida liittää jatkuvia putoamiskiihtyvyyden havaintoja, joten aikavaihtelu on tarvittaessa ennustettava lähtien mitatusta painovoima-arvosta. Pääosa vaihtelusta onkin helposti mallinnettavissa, mutta pyrittäessä ennustamaan hetkellisiä arvoja paremmin kuin g vaaditaan erityistä huolellisuutta ja apuhavaintoja (esim. ilmanpaine, paikallinen hydrologia jne.). Kun tarkastellaan putoamiskiihtyvyyttä apusuureena, riittää suunnitelmajaksolla edelleen useimpiin mekaanisten suureiden mittauksiin putoamiskiihtyvyyden epävarmuus g, jolloin putoamiskiihtyvyyden aikariippuvuutta ei tarvitse ottaa huomioon. Toteutuessaan kilogramman realisointihanke edellyttää putoamiskiihtyvyydeltä mittausepävarmuutta g. Painovoiman käytössä itsenäisenä suureena geodesiassa ja geofysiikassa on aikavaihtelun eri komponenttien mallintaminen vieläkin kriittisempää. Pääasiallinen työkalu tässä tutkimuksessa on Metsähovin painovoimalaboratorion suprajohtava gravimetri GWR T020. Painovoimasatelliitti GRACE mittaa laajojen alueiden keskimääräisiä massavaihteluja (esim. vuotuiset hydrologiset syklit); niiden tulkinta ja yhdistäminen painovoiman vaihtelun pistemittauksiin on haastava tehtävä, jota GL tulee suunnitelmakaudella jatkamaan ja kehittämään. Summittaiset putoamiskiihtyvyyden arvot: Esimerkiksi vaakoja varten riittää usein putoamiskiihtyvyyden epävarmuus g. Tällöin ei tarvita mittausta, mutta myöskään pelkkä normaalipainovoiman laskukaava ei kelpaa. Geodeettinen laitos tulee tarjoamaan käyttäjille mahdollisuuden noutaa internetin kautta riittävän tarkkoja arvioita putoamiskiihtyvyydelle. I lk:n verkon epävarmuuden pienentäminen: Markkinoille on tullut kannettavia absoluuttigravimetrejä, joiden tarkkuus ja maastokelpoisuus ovat lähes samat kuin relatiivigravimetrien. Absoluuttigravimetrit ovat kuitenkin huomattavasti kalliimpia ja kömpelömpiä käyttää. Siten relatiivimittaus lähtien tunnetuista pisteistä on edelleen tärkein menetelmä mitata painovoiman vaihtelua paikasta toiseen. Geodeettisen laitoksen tehtävänä on tarjota tähän riittävän tiheä, tarkka ja helposti tavoitettava I lk. lähtöpisteiden verkko. Nykyinen I lk. verkko on tiheydeltään ja pisteiden tavoitettavuuden kannalta hyvä. Sen painovoima-arvojen epävarmuus 0,6 µm s -2 pyritään suunnitelmakaudella vähintään puolittamaan. Nollannen luokan verkko : Suunnitelmakaudella jatketaan nollannen luokan verkon eli absoluuttiverkon mittausta. Siinä on 12 pistettä kalliolla (pysyvillä GPS-asemilla) suojatuissa oloissa. Havaintoja niillä toistetaan säännöllisesti, mm. jääkauden jälkeisen maannousun tutkimiseksi. Ne muodostavat I lk. verkon metrologisen selkärangan, I lk. verkko on käyttäjäliittymä. Maannousun tutkimusta jatketaan myös ns. maannousupainovoimalinjoilla (havaintosarjoja vuodesta 1966). Niillä ollaan siirtymässä relatiivimittauksista absoluuttimittaukseen. Gravimetrin nykyaikaistaminen: Metsähovin suprajohtavan gravimetrin GWR T020 elektroniikkaa ja tiedonkeruuta on äskettäin nykyaikaistettu. Suunnitelmakauden lopulla on uusittava suurelta osin myös itse gravimetri. Paikallisten painovoimaefektien mal-19 20 lintamiseksi on Metsähovin hydrologista ja meteorologista havaintovarustusta jatkuvasti kehitettävä. Putoamiskiihtyvyyden potentiaali ja kellojen taajuus: Suunnitelmakauden aikana kellojen taajuusstabiilisuus saattaa tulla paremmaksi kuin Taajuus riippuu yleisen suhteellisuusteorian mukaan putoamiskiihtyvyyden potentiaalista W, joka on ajan ja paikan funktio. W:n muutos 10 m 2 s 2 (korkeudessa 1,02 m) aiheuttaa taajuuden muutoksen 1, Vuoksi-ilmiön ajallisesti vaihteleva potentiaali on samaa luokkaa. Geodeettisella laitoksella on tällä hetkellä valmiudet antaa W (verrattuna IAU:n implisiittisesti sopimaan referenssipotentiaaliin W 0 ) epävarmuudella, joka vastaa 0, taajuudessa. Suunnitelmakaudella on odotettavissa huomattavaa parannusta, erityisesti jos ESA:n painovoimasatelliittihanke GOCE onnistuu. Kovuus-suureen kehittämistä ei ole suunniteltu toteutettavaksi kyseessä olevalla suunnittelujaksolla. 2.5 Tavoitteet vuosille Massan osalta tärkeimpänä kalibrointitoiminnan kehityskohteena on uuden 10 kg massakomparaattorin hankkiminen vanhentuneiden komparaattoreiden tilalle. Mahdollisesti myös muita komparaattoreita joudutaan uusimaan. Kuva 2.3. MIKESin massalaboratorio. Mahdollisia tutkimushankkeita ovat tyhjiöpunnitukset, pinnoitettujen punnusten tutkiminen, tiheysartefaktien käyttö ilman ja muiden kaasujen tiheyden määrityksessä sekä suprajohtavaan levitointiin perustuvan kilogramman realisointimenetelmän kehittäminen. Näistä kilogramman realisointihanke edellyttää ulkopuolista rahoitusta. Tiheydessä kehitetään edelleen nesteiden tiheyksien kalibrointilaitteistoa ja kiinteiden kappaleiden kalibrointilaitteistoja. Tavoitteena on pienentää tiheyden mittausepävarmuutta. Kiinteiden kappaleiden tiheyksien kalibrointiepävarmuudessa pyritään suhteelliseen mittausepävarmuuteen20 21 Kehityshanke paineen jäljitettävyyden johtamiseksi mäntä-sylinteriyhdistelmien dimensiomittauksista on käynnissä vuonna Tulokset ovat tärkeitä Ranskasta saatavien tehollisen pinta-alan arvojen varmennuksen kannalta alueella 5 kpa 5 MPa, jolla tehollista pinta-alaa voidaan pitää paineesta riippumattomana. Primääritason laitteiston hankkiminen tyhjiöalueen laajentamiseksi ja mittausepävarmuuden pienentämiseksi edellyttäisi suuria laiteinvestointeja ja laitteiston ylläpito merkittävää työpanosta. Kalibrointipalvelujen saatavuudesta pyritään huolehtimaan taloudellisemmin alemman tason normaalien ja pohjoismaisen tai eurooppalaisen yhteistyön avulla. Sama pätee dynaamisen paineen kalibrointeihin, joiden alueella MIKES ei tällä hetkellä pysty tarjoamaan palveluja lainkaan, eikä Suomessa ole myöskään niille akkreditoituja laboratorioita. Dynaamisen paineen mittausten osalta resurssi- ja jäljitettävyystarvekartoitus käynnistyy vuonna Kun volyymin kasvattaminen ei lähivuosina ilmeisesti ole mahdollista, pyritään mittaustyön tehostamiseen automatisoinnin avulla. Hankintasuunnitelmissa on painegeneraattori kaasunpaineille ja tietokoneohjattu punnustenvaihdin painevaaoille. Voiman osalta suurten voimien kalibroinnin kehittämiseen on tarvetta. Lisäksi tutkimuskohteena ovat monikomponenttianturit, joita käytetään esimerkiksi robottitekniikassa. Sekä voiman että vääntömomentin osalta tullaan kiinnittämään huomiota dynaamisiin mittauksiin ja kalibrointeihin. Putoamiskiihtyvyyden alueella on suunnittelujaksolla tavoitteena seuraavanalaisia kehityshankkeita: kalibrointipalveluun ja geodesian ja geofysiikan tutkimukseen liittyen absoluuttiverkon mittauksen jatkaminen, I luokan painovoimaverkon päivitys kalibrointipalvelun parantamiseksi, suprajohtavan gravimetrin uusiminen, painovoiman ajallisen vaihtelun tutkiminen, sekä painovoimasatelliittien ja pistemittausten tulosten yhdistäminen ja tulkinta. Menetelmiä, laskentarutiineja ja tiedonkeruuta pyritään kehittämään kaikilla tarkastelun kohteena olevilla suurealueilla. Koulutukseen ja asiantuntijapalveluihin tullaan panostamaan myös jatkossa, mm. osallistumalla aktiivisesti MIKESin, MNK:n ja AEL:n massasuureita käsittelevien kurssien järjestämiseen sekä kursseilla luennoimiseen. Asiakkaita neuvotaan mittauksiin ja kalibrointeihin liittyvissä kysymyksissä esille tulevan tarpeen mukaan. 2.6 Lähdeluettelo Rantanen, M., Semenoja, S. Tyhjiön mittauksia koskeva kysely, Yhteenveto tuloksista. Helsinki. MIKES Metrologia s. Mittatekniikan keskuksen julkaisu: Metallisten materiaalien kovuusmittaukset. Kovuustyöryhmän raportti. Helsinki. Metrologian neuvottelukunta. Julkaisu J1/ s. Akkreditoidut toimielimet.21 22 3 Lämpötilasuureet Tiivistelmä Kansallinen mittanormaalitoiminta MIKESissä kattaa tällä hetkellä lämpötilakalibrointien osalta lämpötila-alueen -196 C 1550 C. Kosteuskalibrointeja suoritetaan kastepistelämpötila-alueella -80 C 84 C ja suhteellisen kosteuden alueella 10 %rh 95 %rh lämpötiloissa -20 C 85 C. Suurealueen akkreditoituja kalibrointilaboratorioita oli v alussa 4 kpl. Ne pystyvät kalibroimaan koskettavia lämpötila-antureita nestetypen kiehumispisteessä ja välillä -100 C 1100 C hauteissa ja uuneissa. Yhden laboratorion pätevyysalueeseen kuuluu myös kosteus kattaen alueen 0,1 %rh 98 %rh (23 C). MIKESin kansainvälinen toiminta lämpötilan suurealueella on aktiivista ja sillä on merkittävä rooli myös tulevaisuudessa. Tutkimus- ja kehitystoiminnalla parannetaan palvelua, jolla siirretään jäljitettävyys ja mittaamiseen liittyvää osaamista MIKESistä yrityksiin ja laitoksiin. Vuosina tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistealueina ovat säteilylämpötilan mittaus, kryogeeninen lämpötila-alue, lämmön siirtyminen mittauskohteissa, kosteuden vertailumenetelmät, eri kaasut kosteuskalibroinneissa sekä kylläisen vesihöyryn paine. Näistä useimmat sisältävät sekä perustutkimusta että välittömästi teollisuutta hyödyttävää kehitystoimintaa. Panostusta tutkimukseen ja asiantuntijapalveluihin lisätään. 3.1 Johdanto Lämpötilan mittaus kuuluu melkein jokaiseen tuotantoprosessiin elintarviketeollisuudesta terästehtaisiin. Lämpötilaa mitataan myös useimmissa fysiikan ja kemian kokeellisissa tutkimuksissa sekä testauksissa. Lämpötila tulee tuntea esim. mitattaessa resistanssia, pituutta, massaa ja kosteutta. Rakennuksissa havaitut kosteusvauriot ovat lisänneet huomattavasti yleistä kiinnostusta kosteusmittauksiin ja niiden luotettavuuteen. Samaan aikaan kosteusmittausten merkitys on kasvanut monenlaisten prosessien ja testausten laadun varmistamiseksi. 3.2 Lämpötilasuureiden metrologia Suomessa Kalibrointipalvelu Lämpötilan suurealueen kansallinen mittanormaalitoiminta pitää sisällään MIKESin ylläpitämät lämpötilan ja kosteuden KML:t sekä neljä lämpötilakalibrointeihin akkreditoitua laboratoriota. Akkreditoidut laboratoriot eivät tällä hetkellä pysty kalibroimaan infrapunalämpömittareita. Yhden akkreditoidun laboratorion (K008) pätevyysalue kattaa myös suhteellisen kosteuden mittarien kalibroinnin: 1. K004 Inspecta Oy 2. K008 Vaisala Oyj22 3. K025 Satakunnan ammattikorkeakoulu TempCenter 4. K046 VMH Heikkilä Oy. 23 Muut termiset suureet, kuten lämmönjohtavuus, perustuvat lämpötilan mittaamiseen ja ovat testaustyyppisiä. Luotettavimmat rakennusmateriaalien kosteusmittaukset perustuvat kaasun kosteuden mittaamiseen. Näillä alueilla kansallisen metrologisen infrastruktuurin merkitys ilmenee yhteistyössä, tiedonvälityksessä sekä koulutuksessa. Kalibrointi- ja asiantuntijapalvelun käyttäjiä ovat monenlaiset teollisuusyritykset, kauppa, apteekit, laboratoriot, terveydenhuolto jne. MIKES ylläpitää primäärinormaaleja lämpötilan ja kosteuden kansallisina mittanormaaleina. Tällä hetkellä KML:n kalibrointitoiminnassa käytettävät laitteistot ovat: Lämpötila: ITS-90 -asteikko toteutetaan määritelmänsä mukaisesti kiintopistekennoilla ja platinavastusantureilla sekä pyrometrillä. Kiintopisteissä kalibroidaan platinavastusantureita (25 Ω, 10 Ω... 0,25 Ω) alueella -189 C 962 C. Kalibroinnin epävarmuus on 0,2 mk 10 mk. Lämpötilan 962 C:n yläpuolella toteutetaan asteikko pyrometrillä ja mustan kappaleen säteilijöiden avulla. Mustan kappaleen muotoisia kiintopistekennoja on välillä 156 C C. Kalibroinnin epävarmuus on 0,03 K 2 K. Muu kalibrointipalvelu: Kiintopistekennot termoelementeille 232 C 1085 C Kalibroinnin epävarmuus 0,2 K 0,4 K Mustan kappaleen säteilijät säteilylämpömittareille, -40 C 1500 C Kalibroinnin epävarmuus 0,1 K 2 K Vertailukalibrointihauteet ja heat pipe -uunit, -196 C ja -80 C 660 C Kalibroinnin epävarmuus 0,005 K 0,01 K Vertailukalibrointiuuni termoelementeille, 500 C 1550 C Kalibroinnin epävarmuus 0,6 K 2,6 K. Kosteus: Kosteusmittausten jäljitettävyyden perustana on kosteusgeneraattoreilla toteutettava kastepistelämpötila-asteikko. Optisia kastepistemittareita kalibroidaan kastepistegeneraattoreilla alueella -80 C 84 C kalibroinnin epävarmuuden ollessa 0,05 C 0,2 C. Suhteellisen kosteuden mittareita kalibroidaan useilla eri kalibrointilaitteistoilla mittausalueella 10 %rh 95 %rh (-20 C 85 C). Kalibroinnin epävarmuus on 0,1 %rh 2,0 %rh riippuen alueesta ja laitteistosta. Lisäksi kehitteillä on laitteisto, jolla voidaan kalibroida samanaikaisesti laitteen paine-, lämpötila- ja kosteusnäyttämä.23 Tutkimus Tällä hetkellä lämpötilamittauksiin liittyvä tutkimustoiminta MIKESissä kohdistuu lämpötila-asteikon äärialueille: Yhteistyössä MIKES TKK Mittaustekniikan kanssa verrataan ITS-90 ja absoluuttiseen radiometriin perustuvia mittanormaaleja toisiinsa. MIKES kehittää yhdessä TKK Kylmälaboratorion kanssa CBT-lämpömittaria asteikon realisointiin lämpötila-alueella alle 1 K. Kosteusmittauksiin liittyvä tutkimustoiminta sisältää tällä hetkellä erityyppisten mittalaitteiden tutkimusta, vertailumittausmenetelmien kehittämistä sekä vesihöyryn olomuodonmuutoksiin ja diffuusioon liittyvää tutkimusta. 3.3 Kansainvälinen toiminta Yhteistyökanavat Merkittävin kansainvälisen yhteistyön kanava on EUROMET, jonka lämpötilan asiantuntijatyöryhmän toimintaan MIKES osallistuu aktiivisesti. MIKESin edustaja on EU- ROMET Humidity Sub-fieldin puheenjohtaja. EUROMET-projekteissa MIKES toimii sekä osallistujana että koordinaattorina. MIKES koordinoi yhtä EUROMETin avainvertailua. MIKES on avustanut CCT:n työryhmiä (WG6/kosteus ja WG8/CMC). MIKESin edustaja on osallistunut jäsenenä TEMPMEKO- ja ISHM-konferenssien kansainvälisten teknillisten komiteoiden toimintaan. MIKESillä on kalibrointiasiakkaita Tanskasta, Ruotsista, Espanjasta, Italiasta, Virosta, Turkista ja Etelä-Afrikasta. Muuta asiantuntijayhteistyötä on tehty EUROMETin ulkopuolisten KML:ien kanssa Etelä-Afrikassa (CSIR), Japanissa (NMIJ) ja Uudessa- Seelannissa (Industrial Research Ltd). Viime vuosina on tehty kalibrointi- ja vertailulaitteisiin liittyvää yhteistyötä usean ulkomaisen yrityksen kanssa (Sveitsi, Saksa, USA). Koulutusta on annettu seminaarin sekä räätälöidyn koulutuksen kautta muiden maiden KML:ille. Vertailumittaukset MIKES on osallistunut useisiin lämpötilan vertailumittauksiin. Kaikki kiintopistekennot argonista kupariin on verrattu Euroopan KML:ien kennoihin hyvällä menestyksellä. MIKES osallistui myös EU:n rahoittamaan TRIRAT-hankkeeseen, jossa tutkittiin säteilylämpömittarien kalibrointia. Vuosina toteutettiin EU:n rahoittamana kosteuden suurealueella ensimmäinen monenkeskinen vertailu, johon myös MIKES osallistui. MIKES on koordinoinut useita kahdenvälistä vertailuja sekä kahta laajempaa vertailua. Näistä viimeisin on EUROMET-alueen avainvertailu, joka on vielä käynnissä. MIKES osallistuu myös maailmanlaajuiseen CCT-K6 avainvertailuun. Tiedonhankinta Merkittävimmät tiedonhankintakanavat ovat tieteellisten julkaisujen lisäksi EUROMETyhteistyö (mm. vuosittaiset kokoukset), Tempmeko, ISHM (International Symposium on Humidity and Moisture) sekä Temperature, Its Measurement and Control in Science and Industry konferenssit, sekä aktiiviset henkilökohtaiset kontaktit. Lisäksi on osallistuttu joillekin muiden maiden KML:ien järjestämille kursseille.24 25 Sijoittuminen kansainväliseen kenttään MIKESin ja TKK:n yhteistyönä tehtävät lämpötilan tutkimushankkeet ovat saaneet kansainvälistä huomiota. Ne ovat omilla kapeilla sektoreillaan kansainvälisesti merkittäviä. Kansainvälisesti katsottuna MIKESin kosteusmittauksiin liittyvä tutkimuspanos on merkittävä. Erityisosaamisalueena on vertailumittaukset ja vertailumenetelmät, mikä on kansainvälisesti tunnustettu. Mittausalueeltaan sekä -epävarmuudeltaan MIKES kuuluu maailman kymmenen parhaimman kosteuden KML:n joukkoon. 3.4 Yleiset kehitysnäkymät Lämpötila Mittanormaalitoiminnan osalta merkittävimmät tutkimushankkeet maailmalla tähtäävät lämpötilan yksikön määritelmän kiinnittämiseen Boltzmannin vakioon sekä ITSlämpötila-asteikon parantamiseen. Tätä varten on käynnissä useita hankkeita sekä Boltzmannin vakion arvon määrittämiseksi entistä tarkemmin että lämpötilayksikön määrittämiseksi sen avulla. Lämpötila-asteikon yläosaa (yli 1000 C) parannetaan ottamalla käyttöön mm. eutektisia kiintopisteitä sekä kehittämällä säteilylämpötilan mittausmenetelmiä. Absoluuttiradiometristen mittausmenetelmien käyttö lämpötilan mittanormaalien rinnalla lisääntyy. Lämpötila-asteikon alaosassa (alle 25 K) etsitään vaihtoehtoja vaikeakäyttöisille kaasulämpömittareille mm. kohinalämpömittareista. Erityisesti alueella alle 1 K eri tutkimusryhmien saamien tulosten yhtäpitävyys on osoittautunut huonommaksi kuin arvioidut epävarmuudet. Tämän alueen tutkimuksen eturintamassa on myös TKK Kylmälaboratorion ja MIKESin yhteinen tutkimusryhmä. Epäpuhtauksien ja erilaisten valmistusmenetelmien vaikutus kiintopisteiden arvoihin muodostaa merkittävän tutkimusalueen ITS-lämpötila-asteikon parantamiseksi. Erityisen kiinnostuksen kohteena on luonnollisesti veden kolmoispiste, joka on lämpötilan yksikön määritelmän tämänhetkinen kulmakivi. Tutkimusmenetelmien osalta mallinnuksen merkitys kasvaa huomattavasti lähivuosina. Säteilylämpötilan mittaamista myös matalissa lämpötiloissa tutkitaan monissa projekteissa eri puolilla maailmaa. Käyttäjätasoa koskevassa lämpötilan mittaustoiminnassa kehitys on kohdistunut erityisesti erilaisiin automaatiojärjestelmiin, langattomiin mittalaitteisiin sekä kannettaviin kalibrointilaitteistoihin. Myös säteilylämpötilan mittauslaitteet ovat kehittyneet ja yleistyneet vastaten koskettamattoman lämpötilan mittauksen lisääntyneeseen tarpeeseen. Kasvava tarve parempaan tarkkuuteen sekä mittaustarve kohteista, joissa monenlaiset lämmönsiirtymisilmiöt vaikeuttavat mittauksia, luovat tarpeita kehittää kalibrointimenetelmiä sekä asiantuntijapalvelua. Kosteus Erityisesti elektroniikkakomponentteja valmistava teollisuus on lisännyt voimakkaasti tarpeita luotettavien kosteusmittausten suorittamiseksi hyvin alhaisissa kosteuksissa. Merkittävä osa kosteusmittanormaaleja koskevasta tutkimustoiminnasta eri puolilla maailmaa kohdistuukin nykyisin tälle alueelle. Samasta syystä myös mittauslaitevalmistajat panostavat voimakkaasti kehittääkseen nykyisiä joko kohtalaisen epäluotetta-25 26 via tai vaikeakäyttöisiä mittareita käyttäjäystävällisemmiksi. Tässä kehityksessä on mukana myös Vaisala Oyj. Vesihöyryn osapaineen (puhtaana ja sekoittuneena muihin kaasuihin) parempaan tuntemiseen tähtäävään tutkimukseen ollaan nyt panostamassa. Tähän tarvetta luovat kasvavat vaatimukset mittanormaalitoiminnalle alhaisissa kosteuksissa, kasvavat laatuvaatimukset erityyppisissä kaasuissa sekä ilmastotutkimukseen liittyvän mallinnuksen vaatimukset. Lisääntyvä tarkkuustarve laajalla mittausalueella teollisuudessa (mm. mittauslaitevalmistajat) lisää tarvetta kehittää erilaisten kalibrointilaitteistojen kalibrointimenetelmiä sekä kalibrointipalvelua koskien erilaisia kaasuja. Kalibrointipalvelua tarvitaan myös korkeissa kosteuksissa (ja korkeissa lämpötiloissa). Globaalin kaupankäynnin seurauksena vaatimukset mittanormaalien yhdenvertaisuuden osoittamiseksi kasvavat. Kuitenkin vertailumittausmenetelmät ovat olleet monessa suhteessa epätyydyttäviä suhteessa mittanormaalien tarkkuuteen. Myös menetelmien soveltuvuus laajoihin vertailuihin on kosteuden osalta usein huono. MIKES onkin panostanut erityisesti vertailumittausmenetelmiä koskevaan tutkimukseen. Ilman ja muiden kaasujen kosteuden mittaustarve on useimmiten seurausta vesimolekyylien vaikutuksesta erilaisiin materiaaleihin. Toisaalta materiaaleista mitataan tai määritetään myös suoraan niiden kosteuspitoisuuksia. Nämä menetelmät ovat vahvasti materiaali- ja menetelmäriippuvia. Materiaaleihin liittyvän kosteusmittausalan tutkimuksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Myös siihen liittyvän mittanormaalitoiminnan oletetaan kasvavan. Oma eritysalueensa tulee muodostamaan nanoteknologian tarpeet. Rakenteiden kosteusmittausten luotettavimmat menetelmät perustuvat ilman kosteuden mittaamiseen materiaalin sisältä, joten kalibrointipalvelua on saatavissa riittävällä tarkkuustasolla. Kehitystarve kohdistuukin erityisesti koulutukseen, mittaustulosten analysointiin, materiaalien ominaisuuksiin sekä edullisten ja käyttökelpoisten mittausmenetelmien kehittämiseen. Yhteiset Suomalaiset yritykset ja laitokset tarvitsevat tukea tuotekehitykseen ja tuotantoon liittyvien mittausmenetelmien ja mittausten luotettavuuden kehittämiseksi. Tätä varten mittanormaalilaboratorioiden asiantuntemusta hyödynnetään mahdollisimman laajasti erilaisin yhteistyö-, kehitys- ja tutkimusprojektein sekä koulutustilaisuuksin ja muun asiantuntija-avun kautta. Kansainvälinen verkottuminen ja sen mukanaan tuoma tunnettuus on välttämätöntä kansainvälistyvässä kentässä toimiville yrityksille ja laitoksille. 3.5 Tavoitteet vuosille Seuraavassa on kuvattu tärkeimmiksi katsotut tutkimus- ja kehitysalat vuosille Lisäksi esitetään tavoitteita asiantuntijapalvelulle ja kansainvälisen toiminnalle.26 3.5.1 Lämpötilan mittanormaalitoiminnan tutkimus ja kehitys 27 Kryogeeninen lämpötila-alue Kehitetään Coulombin saartoon perustavaa lämpömittaria siten, että se soveltuu lämpötila-asteikkoa määritteleväksi menetelmäksi lämpötila-alueella 20 mk 1 K. Projekti toteutetaan TKK Kylmälaboratorion kanssa. Parannetaan kalibrointipalvelua mittausalueella -196 C -80 C kehittämällä sopiva kalibrointilaitteisto. Säteilylämpötilan mittaus Tutkitaan säteilylämpötilaan perustuvia mittausmenetelmiä lämpötilakalibrointien luotettavuuden parantamiseksi mittausalueella yli 660 C. Kehitetään eutektisia kiintopisteitä (hiilen ja metallin seos) parantamaan säteilylämpömittareiden (esim. infrapunalämpömittareiden) kalibroinnin luotettavuutta kuparin jähmettymispisteen (1085 C) yläpuolella. Parannetaan alueella -40 C 1000 C käytettäviä infrapunalämpömittareiden kalibrointilaitteistojen luotettavuutta. (Aiemmat vertailutulokset osoittavat tarpeen.) Kehitetään lämpökameroiden kalibrointimenetelmä. Lämmönsiirtyminen mittauskohteissa Tutkitaan lämmönsiirron mekanismeja mittaus- ja kalibrointikohteissa mallintamalla ja tutkimalla kohteita kokeellisesti. Näin saadaan lisätietoa kiintopisteiden toiminnasta mittausten kehittämiseksi ja parannetaan mittausten luotettavuutta mm. koskettavan pintalämpötilan sekä ilman lämpötilan mittausten osalta. Saatavaa kokemusta ja osaamista hyödynnetään asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden hyväksi erilaisissa yhteistyöhankkeissa ja muussa asiantuntijapalvelussa Kosteuden mittanormaalitoiminnan tutkimus ja kehitys Vertailumenetelmät Kehitetään menetelmiä, joilla parannetaan kosteuden mittanormaalien vertailujen epävarmuustasoa. Kastepistevertailumenetelmiä tutkitaan kehittämällä useammalla vertailulaitteella saatavien tulosten analysointia sekä tutkimalla uusimpien laitteiden ominaisuuksia. Erityisenä painopistealueena ovat äärialueet sekä kastepistelämpötila-alue -40 C 0 C. Samalla kehitetään kosteusgeneraattorien kalibrointimenetelmiä yritysasiakkaiden (mittarivalmistajat) ja tutkimuslaitosten hyödynnettäväksi. Kosteusmittaukset erilaisista kaasuista Kosteusmittareiden kalibrointi tehdään tällä hetkellä käyttäen ilmaa lähellä normaaliilmanpainetta, jolloin kostean kaasun epäideaalisuusominaisuudet tunnetaan parhaiten. Koska käytännön mittauksissa yhä useammin mittauskohteena on muu kaasu kuin ilma, tutkitaan erilaisten kaasujen vaikutusta kalibrointituloksiin sekä tutkitaan eri kaasuseosten epäideaalisuutta käyttäen eri periaatteilla toimivia kosteusgeneraattoreita. Tutkitaan myös paineen vaikutusta kalibrointituloksiin. Kylläisen vesihöyryn paine Kosteusasteikkojen realisointia parannetaan tutkimalla puhtaan kylläisen vesihöyryn painetta alhaisissa lämpötiloissa (alle 0 C). Tavoitteena on yhdessä ulkomaisten kumppanien kanssa parantaa vesihöyryn osapainekaavojen luotettavuutta.27 Koulutus, tiedotus ja asiantuntijapalvelut Järjestetään mittaus- ja kalibrointikursseja MIKESissä sekä räätälöityjä kursseja asiakkaiden tiloissa. Alan tiedotusta toteutetaan esittein sekä erilaisten ammattilehtien kautta. Osallistutaan muiden järjestämiin kursseihin ja koulutustilaisuuksiin kouluttajina. Etsitään aktiivisesti yhteistyökumppaneita ja kehityshankkeita MIKESin ulkopuolelta, joissa voidaan hyödyntää MIKESin laboratorioiden osaamista. Tuetaan erityisesti teollisuuden kehityshankkeita, jotka kohdistuvat kosteus- ja lämpötilamittausten laadunhallintaan, jäljitettävyyden toteuttamiseen, mittausepävarmuuden arviointiin sekä kalibrointijärjestelmien kehittämiseen. Järjestetään vertailumittauksia akkreditoiduille laboratorioille sekä teollisuuden laboratorioille Suomessa ja lähialueilla Kansainvälinen yhteistyö Osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Erityisen painoarvon saavat avainvertailut, joihin osallistumalla varmistetaan kansainvälinen tunnustus MIKESin toiminnalle. Laajennetaan tutkimusyhteistyötä ulkomaisten laitosten kanssa. Kansainvälistä vaikuttavuutta lisätään hakemalla CCT:n (CIPM/Consultative Committee for Thermometry) jäsenyyttä. Siirretään kosteuden jäljitettävyyttä lähialueiden KMLlaboratorioihin jäljitettävyysprojektien puitteissa.28 29 4 Pituussuureet Tiivistelmä Korkeatasoinen ja kansainvälisesti tunnustettu pituusmetrologia on välttämätön edellytys suomalaisen teollisuuden kilpailukyvylle. Asiantuntevat, helposti saavutettavat ja nopeat kalibrointipalvelut akkreditoiduista ja kansallisista mittanormaalilaboratorioista lisäävät kalibrointien kysyntää ja lisäarvoa teollisuudessa. Monipuoliset koulutus- ja asiantuntijapalvelut ovat tarpeen alueen asiantuntemuksen hyödyntämisen edistämiseksi. Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut yrityksille ja tutkimuslaitoksille lisäävät metrologian vaikuttavuutta yhteiskunnalle. Uudet teknologiat ja yleinen valmistustekniikoiden kehittyminen asettavat pituusmetrologian tutkimukselle kovan haasteen. Kaupan teknisten esteiden madaltamista edistävä MRA-sopimus testaa Suomen mittanormaalijärjestelmän osaamista. Sekä teollisuuden tarpeista lähtevä että niitä ennakoiva sekä perusmetrologian tutkimus ovat tarpeen pitkäjänteisessä pituusmetrologian osaamistason ylläpidossa ja kansainvälisen hyväksynnän saavuttamisessa. Tässä strategiaselvityksessä on tuotu esille pituusmetrologian lähivuosien kehitystarpeita ja painopistealueita. On selvä, että käytettävissä olevilla resursseilla ei kaikkiin edellä esitettyihin tarpeisiin voida selvityksen aikajänteen kuluessa vastata. Kehityshankkeiden yksityiskohtaisempi priorisointi on parhaiten tehtävissä pituustyöryhmän vuosittaisessa kehityshankehakemusten arvioinnissa sekä akuuttien tarpeiden että tämän selvityksen pidemmän aikavälin linjausten pohjalta. 4.1 Johdanto Tämä strategiaselvitys on Metrologian neuvottelukunnan pituusmittausten asiantuntijatyöryhmän kanta kansallisen mittausjärjestelmän pituusmetrologian lähitulevaisuuden kehitystarpeista. Pituus on SI-mittayksikköjärjestelmän perussuure. Alunperin se tarkoitettiin metrijärjestelmän kulmakiveksi. Nykyäänkin tarkat pituusmittaukset ovat tärkeitä paitsi omalla alueellaan, myös muiden SI-järjestelmän suureiden yksiköiden realisoinnissa ja mittauksissa. Hyviksi esimerkeiksi käyvät paineen yksikön realisoinnissa tärkeä sylinterimäntäyhdistelmän efektiivinen pinta-ala ja foto- ja radiometrisissä suureissa oleellinen apertuurin pinta-ala. Myös putoamiskiihtyvyyden ja tiheyden mittauksissa jäljittävillä pituusmittauksilla on tärkeä rooli. Tulevaisuudessa kilogramman realisointi sähköisten suureiden avulla vaatii onnistuakseen myös huipputarkkaa liikematkojen mittausta, tai jos realisointi tehdään esim. piin kiderakennetta hyväksikäyttäen, ovat tarkat dimensiomittaukset jälleen tarpeen. Metrin realisointi stabiloitujen lasereiden ja taajuuskamman avulla tarjoa samalla tarkan aallonpituus-/taajuusskaalan muita optisia mittauksia varten.29 30 Pituudesta polveutuu monia muita etenkin mekaanisessa teollisuudessa tärkeitä suureita kuten kulma, tasomaisuus, suoruus, ympyrämäisyys, pinnankarheus ja avaruuskoordinaatit. Nämä suureet muodostavat yhdessä dimensiosuureiden ryhmän. Dimensiometrologian mittakaava Suomessa kattaa laajan alueen alkaen nano- ja mikrometrialueen 10-9 m:stä geodeettisten pituusmittausten 10 6 m:iin. Selvitys painottuu muihin kuin geodeettisten mittausten tarpeisiin, koska Geodeettisella laitoksella on omat tutkimussuunnitelmansa ja rahoituskanavansa. Seuraavassa on pyritty tuomaan esille parhaaseen tämänhetkiseen tietoon pohjautuen alan seuraavan viiden vuoden haasteet. Ensin esitellään lyhyesti pituusmittausten taustoja ja merkitystä sekä mittauspalvelun tämänhetkistä rakennetta. Seuraavaksi valotetaan kansainvälistä toimintaa, kehitystarpeita ja tavoitteita. 4.2 Pituusmetrologia Suomessa Suomen kansallisessa mittausjärjestelmässä pituusmetrologia on kahden eri tahon vastuulla. Mittatekniikan keskuksen (MIKES) pituusryhmä kantaa päävastuun metrin ym. dimensionaalisten yksiköiden realisoinnista ja tutkimuksesta. Geodeettinen laitos (GL) toimii kansallisena mittanormaalilaboratoriona vastuualueenaan geodeettiset pituusmittaukset. Näiden lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotekniikan laitos (TTY TTEK) toimii sopimuslaboratoriona koordinaattimittauksessa vuoden 2006 loppuun asti. Rutiinikalibrointeja tekevät pääosin akkreditoidut kalibrointilaboratoriot. Pituuden KML:t ja akkreditoidut kalibrointilaboratoriot muodostavat yhdessä pituussuureiden kansallisen kalibrointipalvelun. Näiden virallisten kalibrointilaboratorioiden lisäksi useissa yliopistoissa ja korkeakouluissa ja muissa laitoksissa tutkitaan pituusmetrologiaa sivuavia asioita. Vuonna 2005 MIKESin pituusryhmässä työskenteli yhteensä 9 tutkijaa ja 3 apulaistutkijaa. Tämän lisäksi tutkimusprojekteihin osallistuu jatkuvasti 1-2 projektitutkijaa. TTY TTEK:ssä työskentelee koordinaattimittausten parissa 3 vakituista työntekijää, joista 2 tutkijoita. MIKESin pituusryhmän vuosibudjetti on ollut noin k, josta 25 % on katettu kalibrointi-, tutkimus- ja koulutuspalveluista saatavilla tuloilla. Noin 75 % budjetista menee henkilöstön palkkakuluihin. Kauppa- ja teollisuusministeriön linjausten mukaisesti metrologiatoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta on pyritty kasvattamaan lisäämällä ulkopuolisrahoitteista tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Vuoden 2005 aikana onkin käynnistetty useita Suomen Akatemian, TEKESin ja yritysten rahoittamia hankkeita. Pituusalueen tärkeimmät mittanormaalit ja tarkkuustaso (k=2) ovat seuraavassa listassa: taajuuskampa: U c = suhteellinen jodistabiloidut laserit; 633; 543,5 ja 532 nm: U c = suhteellinen mittapalainterferometrit: U c =Q[20; 0,3L] nm; L on mitattu pituus millimetreissä piirtomittainterferometri: U c =Q[50; 0,14L] nm; L millimetreissä pituuden mittauskone: U c =Q[0,2; 0,87L] µm; L metreissä interferometrinen kulman mittauslaite: U c =2 ympyrämäisyyden mittauskone: U c =Q[0,02; 0,017R] µm; R ympyrämäisyyspoikkeama mikrometreissä30 31 pinnankarheuden mittauskone: U c =Q[0,01; 0,07S] µm; S pinnankarheus mikrometreissä tasomaisuusinterferometri: U c =Q[13; 0,19D] nm, D kohteen halkaisija millimetreissä lieriömäisyyden mittauskone: U c =Q[0,1; 0,5L] µm; L kohteen korkeus metreissä interferometrinen suoruuden mittauslaite: U c =Q[0,3; 0,5L] µm; L metreissä atomivoimamikroskooppi: U c =3+1,5L nm, L mikrometreissä koordinaattimittauskone: LEGEX 910 MPE=0,35+L/1000 µm, L metreissä, MIKES koordinaattimittauskone: U c =Q[0,3; 0,5L] µm (pallolevy); L metreissä, TTY TTEK. Pituuden KML:n tärkeimpiä tehtäviä ovat akkreditoitujen laboratorioiden siirtonormaalien jäljitettävät kalibroinnit sekä erikoistarkkuutta tai osaamista vaativien kalibrointien ja työkappaleiden mittauksien tarjoaminen myös suoraan teollisuudelle. Dimensionaalisten suureiden akkreditoidut kalibrointilaboratoriot tällä hetkellä 9 kpl jakavat kalibroinneillaan metrin eteenpäin. Taulukossa 4.1 on esitettynä pituussuureiden virallisten kalibrointitodistusten lukumäärät Suomessa vuonna Virallisten kalibrointien lisäksi ns. epäviralliset kalibrointilaboratoriot tekevät huomattavia määriä kalibrointeja. Akkreditoiduissa laboratorioissa tehdään myös merkittävissä määrin kalibrointeja tai mittauksia akkreditoinnin ulkopuolella. Taulukko 4.1. Pituussuureissa annettujen kalibrointitodistusten lukumäärät kansallisen kalibrointipalvelun puitteissa vuonna KML:t Akkreditoidut laboratoriot Akkreditoitujen dimensiomittausalueen laboratorioiden lukumäärä Perinteisesti tarkkojen dimensiomittausten suurin tarvitsija on ollut Suomen vahva kone- ja metallituoteteollisuus. Tällä toimialalla tuotteiden mittojen ja toleranssien hallinta on erittäin tärkeää. Kone- ja metallituoteteollisuuden tuotannon bruttoarvo oli vuonna mrd. ja sen työllistävä vaikutus oli noin htv. Alalla toimivien vähintään 5 henkilöä työllistävien yritysten lukumäärä oli Tuotevalikoima on huomattavan laaja paperikoneista ja dieselmoottoreista hienomekaanisiin tuotteisiin ja osiin. Toimialan osuus Suomen tavaraviennistä oli noin 19 % [1]. Toiseksi suureksi pituuskalibrointeja tarvitsevaksi ryhmäksi on noussut elektroniikka- ja sähköteollisuus. Toimialan pituuskalibrointitarve pitää sisällään mm. kokoonpanoautomaatioon, puolijohdeprosesseihin, laadunvarmistukseen, muoviosien sekä nano- sekä mikroalueen mittauksiin liittyviä kysymyksiä. Toimialan tunnusluvut olivat vuonna 2004 seuraavat: tuotannon bruttoarvo 18,9 mrd., työvoiman määrä htv, osuus Suomen tavaraviennistä 25 % ja yritysten lukumäärä 860 [1]. Muita jäljitettävien pituusmittausten tarvitsijoita Suomessa ovat mm. muu metalliteollisuus, valtion ja kuntien maanmittaussektorit, samoin kuin rakennusteollisuus ja maanrakennusala sekä puolustusvoimat. Lisäksi on lakisääteisiä tai muuten säädeltyjä pituusmittauksia, joissa tarvitaan jäljitettävyyttä esim. vakauksessa, poliisi- ja tullilaboratorioissa sekä ilmailu- ja ydinvoimaalalla.31 Kansainvälinen toiminta MIKESin pituusryhmässä on tehty pituusmetrologian tutkimustoimintaa menestyksellisesti vuosikymmeniä. Pituusryhmä on osaamiseltaan ja tutkimukseltaan laaja-alainen, monilla osa-alueilla eurooppalaiseen kärkijoukkoon kuuluva laboratorio. Tutkimustyön tuloksina on julkaistu tieteellistä artikkelia tai esitelmää kansainvälisillä foorumeilla. Tutkimusta on harjoitettu usealla eri aihealueella mm. metrin realisointiin, interferometrisiin mittauksiin, teollisuusmittausten kehittämiseen ja koordinaattimittauksiin liittyen (TTY). Tälle tutkimustyölle annettiin merkittävä tunnustus kun MIKES vuonna 2001 kutsuttiin CCL:n jäseneksi. Pituuden KML:t ovat toimineet viime vuosina koordinoijina lähes 10:ssä EUROMET-, EU- tai muussa kansainvälisessä hankkeessa. Pituuden KML:n osallistumisprosentti alueensa EUROMETin kehityshankkeisiin on ollut korkea, noin %. Viime vuosina pituuden KML:llä on ollut läheistä tutkimusyhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: BIPM, Sevres: metrin realisointi CMI, Tšekki: laserstabilointi, koordinaattimittaukset PTB, Saksa; Unimetrik, Espanja: koordinaattimittaukset Metrosert, Viro: kalibroinnit LNMC, Latvia: kalibroinnit VMC, Liettua: piirtomittainterferometria PTB, taitekerroin kompensointi NMIJ, EDM-vertailu SMD, nanometrologia. Suomen pituuskalibrointien jäljitettävyys varmistetaan osallistumalla kansainvälisiin vertailumittauksiin. Vuonna 1999 allekirjoitetussa kansainvälisessä metrisopimuksen alaisessa Kansallisten mittanormaalien ja kansallisten metrologian laitosten antamien kalibrointi- ja mittaustodistusten vastavuoroisessa tunnustamissopimuksessa (Mutual recognition arrangement, MRA) velvoitetaan allekirjoittajatahot osallistumaan sopimuksen Calibration and measurement capabilities (CMC) liitteeseen kirjattuja kalibrointipalveluja koskeviin alueellisiin (organisoija EUROMET) tai kansainvälisiin (organisoija Consultative Committee for Length, CCL) avainvertailuihin. Pituuden kansallisilta mittanormaalilaboratorioilta (KML:t) on hyväksytty CMC-liitteeseen, jossa listataan maiden jäljitettävät kalibrointipalvelut, 56 erilaista kalibrointipalvelua. MRA-sopimuksen mukaiset avainvertailut on listattu kappaleessa Kehitysnäkymät Pituusmetrologian tekniset kehitystarpeet jakautuvat kolmeen eri lähtökohtaiseen painopistealueeseen, jotka ovat monin osin päällekkäisiä. Seuraavissa kappaleissa niitä käsitellään yksityiskohtaisemmin. Kotimaisen teollisuuden, yhteiskunnan ja akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden tarpeet Teollisuuden ja akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden tarpeiden tyydyttäminen on erityisen tärkeää. Pituuden KML:n on pystyttävä vastaamaan toisaalta uudenlaisten mittalaitteiden ja toisaalta yhä vaativampien valmistustekniikoiden ja jatkuvasti kasva-32 33 vien laatuvaatimusten asettamiin haasteisiin. Kehitystarpeiden tiedostamisessa on oleellista teollisuuden oma aktiivisuus ja KML:n sekä akkreditoitujen laboratorioiden suorat yhteydet teollisuuteen. Pituusmetrologian tutkimuksen on myös tarvittaessa paneuduttava sellaisiin aiheisiin, jotka parantavat suomalaisten mittalaitevalmistajien toimintaedellytyksiä. Teollisuuden ja muun yhteiskunnan lähitulevaisuuden tarpeita ovat kyselyjen perusteella mm. seuraavat: 1. Optisten mittalaitteiden kalibroinnit Sähköisten etäisyysmittareiden, EPLA (eteenpäin leikkaus avaruudessa) yms. laitteiden kalibroinnit sekä järjestelmäkalibroinnit, video- ja lasermittausjärjestelmien kalibroinnit sekä 3D-skannereiden kalibroinnit 2. Konepajatekniset mittaukset tai kalibroinnit Referenssikappalepankki laadunvarmistusta varten Mittauskoneiden kalibrointien kehittäminen ja mittausepävarmuuden arviointi 3D-digitointi ja etenkin suurten kappaleiden koordinaattimittaus Isojen mittauskoneiden kalibroinnit Isojen sisäreikien dimensiomittaukset 3. Tuotantovälineiden ja tuotteiden mittausten sekä kalibrointien kehittäminen; mm. elektroniikkateollisuudessa Nanometrologia sekä miniatyrisoitujen laitteiden ja komponenttien mittaukset Erilaisten optisten komponenttien mittaukset esim. diffraktiivisten komponenttien dimensioiden mittaukset 4. Yleinen kalibrointilaitteiden tarkkuuden ja tehokkuuden kehittäminen mm. automatisoinnin ja etäpalvelujen avulla 5. Ohjelmistojen verifioinnit ja sertifioinnit. Perinteisten valmistustekniikoiden rinnalle kehittyy jatkuvasti uusia teknologioita hyödyntävää teollista valmistusta. Näistä mainittakoon nanoteknologia ja mikromekaniikka. Suomessa TEKES rahoitti vuosina nanoteknologian tutkimusohjelman, jossa oli mukana 16 eri tutkimusprojektia, joista useissa syntyi kaupallisia sovelluksia. Tällä hetkellä TEKESillä on käynnissä FinNano tutkimusohjelma, jossa tutkitaan, hyödynnetään ja kaupallistetaan nanomittakaavan rakenteita ja ilmiöitä. Nano- ja mikroteknologia ovat molemmat varsin uusia tekniikan aloja, joiden dimensiomittaustarpeet poikkeavat huomattavasti perinteisten tekniikoiden tarpeista. Uusien alojen kehitykselle on tärkeää tarvittavien mittauspalvelujen ja mittauksiin liittyvän asiantuntemuksen helppo saatavuus. Kansainvälisten sopimusten velvoitteet ja pätevyyden osoitus kansainvälisellä foorumilla Kansainvälisessä toiminnassa näkyvimpiä näytön paikkoja Suomen pituusmetrologialle on osallistuminen alan eurooppalaisiin ja CCL:n avainvertailuihin MRA-sopimuksen vaatimusten mukaisesti. Näistä vertailuista poisjäänti tai niissä epäonnistuminen voi pahimmillaan johtaa siihen, että ko. kalibrointipalveluja ei Suomen osalta saada MRAsopimuksen CMC-liitteeseen ja että niiltä osin Suomessa tehtyjen mittausten jäljitettä-33 34 vyyteen ja laatuun kohdistuu selkeitä epäilyksiä. Pituusmetrologian avainvertailuiksi CCL ja EUROMET ovat päättäneet seuraavat avainvertailut: BIPM.L-K11 Lasertaajuudet käynnissä EUROMET.L-K1 Mittapalat valmis 2002, uusi 2007? EUROMET.L-K2 Pitkät mittapalat valmis 2005 EUROMET.L-K3 Kulmanormaalit (polygonit) alkaa 2006 EUROMET.L-K4 Halkaisijanormaalit käynnissä EUROMET.L-K5 1D CMM normaalit käynnissä (porrasmittapala ja pallojono) EUROMET.L-K6 2D CMM normaalit käynnissä (reikälevy / pallolevy) EUROMET.L-K7 Piirtomitta alkaa EUROMET.L-K8 Pinnankarheus suunnitteilla CCL-Nano1 Viivanleveys alkaa 2006 CCL-Nano2 Askelkorkeus/syvyysnormaalit valmis CCL-Nano3 Piirtomitat valmis CCL-Nano4 1D hilat valmis CCL-Nano5 2D hilat käynnissä. Edellä listattujen vertailujen lisäksi on vuosittain joitain täydentäviä vertailuja eri mittauksiin liittyen. Suomen pituusmetrologian tavoitteena on teollisuuden teknisten kaupanesteiden madaltamiseksi osallistua kaikkiin varsinaisiin avainvertailuihin ja tarpeen sekä valmiuksien mukaan nanovertailuihin. Moniin edellä mainittuihin vertailuihin on joko MIKESsä tai TTY TTEK:ssa olemassa riittävä laitteisto. Joiltain osin on kuitenkin vielä paljon tekemistä joko laitehankinnan/-rakentamisen tai suorituskyvyn hiomisen kannalta. MIKESin uusi LEGEX koordinaattimittauskone yhdessä TTY TTEKin vuosien aikana kertyneen osaamisen kanssa nostaa Suomen huipputasolle myös koordinaattimittauksissa. Valmisteilla olevassa BIPM.L-K11 teknisessä päivityksessä Suomi on valittu yhdeksi kolmesta EUROMET/COOMET-alueen absoluuttitaajuuksien mittauspaikaksi. Tutkimus päivittäisen toiminnan ja tuotekehityksen tukena sekä tulevaisuuden tarpeita varten Tutkimustoiminnan harjoittaminen on välttämätöntä laboratorioiden osaamisen ja valmiuksien kehittämisessä. Metrologian ja teollisuuden historia osoittaa, että teollisuudessa käytettävä tarkkuustaso paranee vuosi vuodelta. Säilyttääkseen asemansa ja hyödyllisyytensä kansallisen mittausjärjestelmän tarkkuustason on pysyttävä aina pari askelta teollisuuden välittömien tarpeiden edellä. Ainoa keino tähän on jatkuva toiminnan kehittämien tutkimuksen kautta. Tulevaisuuden tarpeita ennakoiva tutkimustoiminta on siksi tärkeää. Laboratorioiden on pystyttävä osallistumaan metrologian kehittämiseen myös kansainvälisellä tasolla. Edellä mainituista erityisesti nanometrologia on kasvava alue, jonka kehittäminen tukee uutta teknologiaa kehittävää teollisuutta. Nanoteknologiassa monet ensimmäiset kaupalliset sovellukset hyödyntävät nanopartikkeleita. Nanopartikkelit ja niiden ominaisuudet ovat nousseet esille julkisessa keskustelussa mm. ympäristö- ja terveysriskitekijänä. MIKESin onkin valmistauduttava siihen, että nanopartikkelin karakterisointi havaitaan tärkeäksi myös terveys- ja lainsäädännöllisistä syistä eikä ainoastaan tuotteen34 35 laatuominaisuuksien kannalta. Myös muut nanoteknologian tuotteet tulevat tarvitsemaan tuotantovaiheeseen edetessään jäljittäviä mittausmenetelmiä ja -palveluita. MIKESiin on viimeisen reilun 10 vuoden aikana tutkimustoiminnan ja laitehankintojen tuloksena kertynyt varsin kattava mittalaitevalikoima. Lähitulevaisuudessa on väistämättä panostettava myös näiden laitteiden elinkaaren pidentämiseen tai korvausinvestointeihin. Monissa tapauksissa laitteiden tarkkuustasoa ja käytettävyyttä voidaan parantaa melko pienillä työ- tai komponenttipanostuksilla kuten esim. tietokoneen päivityksellä. Toisinaan voidaan joutua tekemään suurempia uusinvestointeja ja työmäärältään suurempia mittausohjelmistojen uudelleen kirjoittamisia. 4.5 Tavoitteet vuosille Seuraavassa on listattu tärkeimmiksi katsottuja tutkimushankeaiheita vuosille sekä tavoitteita liittyen koulutukseen ja asiantuntijapalveluihin: Aihealueita vuosien kehitysprojekteille: Metrin realisoinnin kehittäminen o tietoliikenneaallonpituuksien jäljitettävyys taajuuskamman kautta o kampainterferometria nanometrialueen kalibrointi- ja mittauspalveluiden kehittäminen o jäljitettävä AFM o laserdiffraktio kalibrointi hiloille o nanopartikkelien karakterisointi o millimetrialueen mittaukset, nanocmm o yhden atomikerroksen paksuusnormaalit o viivanleveyden määrittäminen o mittauskärki-näyte vuorovaikutus mikrometrialueen kalibrointi- ja mittauspalveluiden kehittäminen o interferenssimikroskopia, confocal -mikroskopia koordinaattimittausten kehittäminen o 2-D, 3-D paikoitustarkkuus/virhe-erottelu/itsekalibrointi o tarkkuuden parantaminen systemaattisia virheitä korjaamalla o online CMM mittausepävarmuuden määrittäminen o videomittauslaitteiden kalibrointien kehittäminen o isojen mittauskoneiden kalibroinnit suurten kappaleiden/etäisyyksien mittausten kehittäminen o optisten mittauslaitteiden (takymetri, teodoliitti, ym.) kalibrointien kehittäminen o 3-d digitointi o suurten kappaleiden sisäreikien mittausten kehittäminen olemassa olevien vanhempien laitteiden ja menetelmien päivittäminen o SIP pituudenmittauskone o NPL-TESA mittapalainterferometri o Taylor-Hobson muodonmittauskone o Mittapalakomparaattori o 30 m mittaradan osittainen automatisointi o porrasmittapalainterferometrin kehittäminen o jodistabiloitujen lasereiden elektroniikat35 36 menetelmien kehittäminen o erilaisten matemaattisten ja muiden menetelmien tutkimien systemaattisten virheiden eliminoimiseksi esim. ympyrämäisyys, tasomaisuus yms. mittauksissa o uusien mittausmenetelmien/anturitekniikoiden tutkiminen esim. ilman taitekertoimen määrittämiseksi o konenäköön perustuva kalibrointien automatisointi o uusien menetelmien kehittäminen tarkkuuskoneistettujen komponenttien tarkistuksiin (mm. CERN CLIC) o etäpalvelut esim. koneiden kalibroinneissa sekä asiantuntijapalvelut. Ulkopuolisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen kasvattaminen on yksi tärkeistä lähivuosien tavoitteista. Kotimaan toiminnassa levitetään tietoa kalibrointien ja jäljitettävien mittausten merkityksestä teollisuudelle ja julkiselle sektorille. Samalla markkinoidaan MIKESiä tutkimus- ja tuotekehityskumppanina sekä yrityksille että tutkimuslaitoksille. Muun muassa seuraavia keinoja käytetään ulkopuolisen rahoituksen lisäämiseksi: Aktiivinen tiedotus ja koulutustoiminta o tiedottaminen kalibrointi- ja asiantuntijapalveluista o osallistuminen seminaareihin ja verkottuminen eri alojen yhteistyöorganisaatioihin (SLY, Finpro, mikro-nano osaamiskeskus, SAS yms.) o vuosittaiset seminaarit: Mittaukset konepajassa, Pituusmittausten epävarmuuslaskenta, käyttäjäklubien (esim. lasermittauskerho, koordinaattimittauskerho, Scanning probe microscopy (SPM) -kerho) koulutustilaisuudet Asiantuntijapalveluiden profilointi ja markkinointi o MIKESin pituusryhmä tarjosi erilaisia asiantuntijapalveluita vuonna 2005 noin Palvelut koostuivat erilaisista alkaen erikoismittauksista aina mittausjärjestelmien konsultointiin. Lähivuosina tavoitteena on asiantuntijapalveluiden lisääminen mm. markkinoinnin avulla. o tutkimuspalvelujen markkinointi mm. pk-yrityksille TUPAS-projekteja. MIKESin pituusmetrologian laaja-alainen osaaminen mahdollistaa tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen tarjoamisen mitä erilaisempiin sovelluksiin. Seuraavilla aihe-alueilla odotetaan todennäköisimmin teollisuus- tai TEKES-rahoitteisen tutkimuksen lisääntymistä: konenäköpohjaiset automatisoidut mittaussovellukset spektroskopiaa hyödyntävien mittausten kehittäminen materiaalien dimensionaalisten ominaisuuksien tutkimukset konepajateknisten mittausongelmien ratkaisu hienomekaanisten osien valmistusprosessin laadunhallinta. 4.6 Lähdeluettelo 1. Vuosikirja 2005, Teknologiateollisuus.36 37 5 Optiset suureet Tiivistelmä Optinen metrologiatoiminta on tärkeää mm. suomalaiselle metsäteollisuudelle, elektroniikkateollisuudelle ja teollisuuden tuotantotekniikalle. Mittaukset liittyvät esim. tuotteen optisiin ominaisuuksiin (paperin vaaleus ja fluoresenssi) tai tuotettavien laitteiden laadunvarmistukseen (analysaattorit, näyttömittaukset). Alalla toimii kolme akkreditoitua kalibrointilaboratoriota, joista kaksi toimii juuri metsäsektorilla ja yksi on tietoliikenteen mittalaitteiden kalibrointilaboratorio. Luotettavia kalibrointeja tarvitaan myös viranomaistoimintaan. Optisia mittauksia käytetään esim. laitteiden turvallisuusmittauksissa (UV, laserlaitteet), työturvallisuuteen liittyvissä valaistusmittauksissa ja katsastuksen ohessa tehtävissä pakokaasujen analyyseissä. KML:llä on hyvät perusresurssit vaadittaviin mittauksiin. Laboratoriolla on vahvuusalueita, jotka ovat maailman mittakaavassa keihäänkärkiä. Näitä ovat mm. spektrisen irradianssin mittanormaali, UVmittalaitteiden kalibrointipalvelut yleensä, hajaheijastussuhteen kalibrointipalvelut ja rakenteilla oleva fluoresenssin tutkimuslaitteisto. Kehityshankkeilla tulisi pyrkiä asiakkaiden näkökulmasta elämän laadun parantamiseen, parempien optisen säteilyn mittanormaalien kehittämiseen ja tuotteiden visuaalisen laadun parantamiseen. KML:n näkökulmasta fokusalueet ovat olemassa olevien perusmittanormaalien jatkokehittely, keihäänkärkien vahvistaminen ja uusien innovaatioiden vaatima uusi mittaustekniikka. 5.1 Johdanto Optisesti suoritettavat mittaukset ovat tulleet yhdeksi keskeisistä mittaustekniikan alueista monille aloille ulottuvien vaikutustensa takia. Samalla lailla kuin elektronien hyödyntäminen mahdollisti 1900-luvun teknologiset edistysaskeleet, tulevat 2000-luvun tekniset läpimurrot perustumaan fotoneihin [1]. Optiikan alue on mikroelektroniikan ja nanotekniikan ohella nopeimmin ja voimakkaimmin kasvavia tekniikan sektoreita. Markkinoiden kasvu eri sovellusalueilla on erittäin nopeaa. Optisen komponenttiteknologian, erityisesti lasereiden viimeaikainen kehitys on avannut huomattavia uusia mahdollisuuksia. Optisesti mitattavien suureitten mittanormaalitoiminta muodostaa kokonaisuuden, joka on pohjana monien alojen mittaustoiminnalle. Alan mittauspalvelu tukee mm. teollisuuden ja kaupan pituus- ja dimensiomittaustekniikkaa, optista instrumenttiteollisuutta, paperiteollisuutta, valaisinalan teollisuutta ja muita fotometrian tarpeita, puolijohdeteollisuutta, optista tietoliikennettä ja alan teollisuutta, optista analysaattoritekniikkaa sekä ympäristöteknisiä, lääketieteellisiä ja säteilyturvallisuusmittauksia. Korkean teknologian yritystoimintaa on jo merkittävästi optiikan alueella. Sen volyymi on miljardiluokkaa ja vaikutukset eri alojen tuotantoon lisäävät toiminnan merkitystä. Laajavaikutteinen merkitys optisella mittanormaalitoiminnalla on myös näyttömittaustoiminnan, laserperustaisen pituusmittaustoiminnan ja optisesti suoritettavan analyysimittaustoiminnan piirissä. Näillä aloilla suoritetaan Suomessa miljoonia luotettavuutta edellyttäviä mittauksia vuosittain. Optisen tietoliikenneverkoston ja -laitteistojen37 38 laadunvarmennuksen piirissä puolestaan käytetään jo tuhatlukuisesti mittauslaitteita. Ilmakehän mittaukset ja auringon UV-säteilyn mittaukset vaativat tarkkoja UV-alueen mittanormaaleja. Optiseen teknologiaan kytkeytyvän metrologisen kehitystyön painopiste on viime vuosikymmenellä ollut eri alojen instrumenttitekniikassa, materiaalien optisten ominaisuuksien mittauksissa, näyttötekniikassa ja tietoliikennesovelluksissa. Optinen instrumenttitekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös suomalaiselle teollisuudelle. Mm. laatuvaatimukset ja teollisuuden kilpailukyky edellyttävät optisten mittausten tarkkuuden ylläpitotoiminnan kehittämistä myös Suomessa. 5.2 Optisten suureiden metrologia Suomessa Optisissa suureissa toimii Suomessa kolme akkreditoitua kalibrointilaboratoriota: 1. K032 UPM-Kymmene Oyj, UPM Tutkimuskeskus 2. K036 Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab, KCL Services - Optinen kalibrointilaboratorio 3. K042 Nemko Oy. UPM-Kymmene ja KCL kalibroivat akkreditoituina hajaheijastussuhteen kalibrointiin tarkoitettuja siirtonormaaleja. Normaalit voivat olla Spectralon-näytteitä tai fluoresoimattomasta ja fluoresoivasta paperista tehtyjä vihkosia. Kalibrointitodistusten lukumäärä vuodessa on useita satoja. Käyttäjäkuntana on koko Suomen paperiteollisuus siten, että kaikki paperin laadunvarmistuksessa käytettävät vaaleusmittaukset ovat jäljitettäviä näihin laboratorioihin. Toiminnalla on siten erittäin suuri kansantaloudellinen merkitys. Nemko Oy kalibroi kuituoptisia tehomittareita, vaimentimia, valolähteitä, spektrianalysaattoreita ja valokuitututkia (OTDR). Akkreditoitujen kalibrointien lukumäärä vuodessa on yli sata. Asiakaskunta muodostuu suomalaisista tietoliikennealan yrityksistä. Alalla toimii lisäksi yksi testauslaboratorio, T013 Työterveyslaitos, Työympäristön kehittäminen, Suojautuminen ja tuoteturvallisuus, joka tekee mm. laserlaitteiden säteilyturvallisuusluokittelua. KML:llä on mittanormaalit ja kalibrointipalvelut seuraaville suureille ja suurealueille: Fotometriset suureet Valovoima, cd, BMC 1 = 0,3 % Valaistusvoimakkuus, lx, BMC = 0,2 % Luminanssi, cd m -2, BMC = 0,8 % Valovirta, lm, BMC = 1,0 % Radiometriset suureet Optinen teho, 10 nw 10 W, BMC = 0,05 % Spektrinen irradianssi, Aallonpituus = nm, BMC = 0,6 % Spektrinen radianssi, Aallonpituus = nm, BMC = 1,0 % Värikoordinaatit valolähteille (x, y), BMC = 0,1 % 1 BMC = Best Measurement Capability, eli paras mittausepävarmuus, jonka laboratorio voi saavuttaa suotuisissa olosuhteissa erittäin hyvälle mittalaitteelle.38 Värilämpötila valolähteille, K, BMC = 0,15 % Materiaalien ja detektorien ominaisuudet Spektrinen herkkyys, Aallonpituus = nm, BMC = 0,5 % Suuntaläpäisy, Aallonpituus = nm Suuntaheijastus, Aallonpituus = nm, Kulma = 5 85 Hajaheijastus, Aallonpituus = nm, BMC = 0,4 % Kuituoptiset suureet Aallonpituus, 400 nm 1,55 µm, BMC = 0,01 nm Kuituoptinen teho, 1 nw 700 mw, Aallonpituus = 1310, 1550 nm, BMC = 1,5 %. 39 Akkreditoiduista laboratorioista Nemko ja Työterveyslaitos ovat jäljitettäviä KML:ään. Paperilaboratorioille tämä ei toistaiseksi ole mahdollista, ennen kuin KML saa kalibrointipalveluilleen kansainvälisen hyväksynnän ISO:n TC6 komitealta. Kuituoptisista suureista on huomattava, että TKK ei tee kalibrointeja tehoalueella, jolle Nemkolla on kalibrointivalmiudet. TKK ylläpitää palvelua, jotta se voi osallistua KML:lle järjestettäviin vertailukampanjoihin ja täydentää Nemkon palveluja suurilla tehotasoilla, joille Nemkolla ei ole valmiuksia. Kalibrointivalmiuksien suorituskyky on hyvällä kansainvälisellä tasolla, mikä on osoitettu useilla vertailumittauksilla [2]. Joillain alueilla, kuten UV-säteilymittareiden kalibrointipalveluissa, laboratoriolla on palveluja, joita muualta Euroopasta ei ole saatavilla, mikä näkyy ulkomaisten kalibrointien määrän kasvuna. Laboratorio tekee vuosittain noin 50 asiakaskalibrointia. Kalibroitavien laitteiden lukumäärä on yli sata. Asiakkaina on suomalaisia teollisuusyrityksiä, viranomaisia ja tutkimuslaitoksia. Suomalaisista huipputekniikan tuotteista, joiden suorituskyvyn mittaukset ovat jäljitettäviä laboratorioon, voisi mainita esim. pilvenkorkeusmittareiden laserosat ja kännyköiden näytöt. Viranomaislaitteista mainittakoon katsastuslaitosten pakokaasuanalysaattoreiden harmaasuotimet. Suodattimien kalibrointeja tehdään paljon myös suomalaiselle analysaattoriteollisuudelle. Tutkimuslaitoksista Ilmatieteen laitoksen auringon UV-mittaukset ovat jäljitettäviä laboratorion spektrisen irradianssin mittanormaaleihin. KML-toiminnan ylläpitoon tehdään vuodessa noin 2 henkilötyövuotta. Ylläpidon kustannukset ovat noin euroa. Mittanormaalien kehittämiseen käytetään vuosittain noin 4 henkilötyövuotta. Laboratorion erityispiirre on se, että KML-toiminnan ohessa koulutetaan mittaustekniikan asiantuntijoita suomalaiseen teollisuuteen ja tutkimuslaitoksiin. Mittanormaalitoiminnan yhteydessä tehdään keskimäärin kaksi väitöskirjaa ja viisi diplomityötä vuosittain.39 40 Kuva 5.1. Asiakkaan spektrometrien stabiiliusmittauksia laboratorion laitteistolla. 5.3 Kansainvälinen toiminta Laboratoriolla on laajat toimivat kansainväliset yhteydet optisten suureiden parissa toimiviin kansallisiin mittanormaalilaboratorioihin ja muihin tutkimuslaitoksiin Euroopassa, USA:ssa ja Aasiassa. Aiempina vuosina tehtyjen EU-projektien kautta laboratoriolla on kontakteja myös eurooppalaiseen teollisuuteen, esim. tärkeimpiin laitevalmistajiin. Laboratorio on osallistunut viiteen EU-projektiin ja kymmeniin EUROMET-projekteihin. Laboratorio on mukana NICe:n rahoittamassa kuituoptiikan virtuaali-instituutissa (VI- FOM, Virtual institute of fibre optic measurements). Laboratorion johtaja, Erkki Ikonen, on jäsenenä EUROMETin fotometrian ja radiometrian ryhmässä (Phora) ja CCPR:ssä (Consultative Committee for Photometry and Radiometry). Hän on CCPR:n UVtyöryhmän puheenjohtaja ja NEWRAD-konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja. Lisäksi hän toimii CIE D2:n maakohtaisena edustajana (country member). Laboratorio on osallistunut aktiivisesti CCPR:n avainvertailuihin ja muihinkin, esim. kahdenkeskisiin vertailuihin, tärkeimmillä suurealueillaan. Parhaillaan laboratoriossa on käynnissä tai päättymässä 12 vertailua: 1. CCPR-K1.a International key comparison of spectral irradiance in the wavelength region nm 2. CCPR-K2.a International key comparison of spectral responsivity in the wavelength region nm 3. CCPR-K2.c International key comparison of spectral responsivity in the wavelength region nm40 41 4. CCPR-K5 International key comparison of spectral diffuse reflectance in the wavelength region nm 5. CCPR-K6 International key comparison of regular spectral transmittance in the wavelength region nm 6. CCPR-S2 International comparison of aperture area measurements 7. Bilateral comparison of filter radiometers with NIST 8. Multilateral comparison of wavelength scales with NIST 9. EUROMET 666 Intercomparison of Chromatic Dispersion Reference Fibres 10. Trilateral comparison of high fibre optic power calibrations with SP and DFM 11. Bilateral comparison of spectral diffuse reflectance with SPRING Singapore 12. Bilateral comparison of aperture area and luminous responsivity measurements with KRISS. Vertailumenestys on pääsääntöisesti ollut hyvä. Vertailumenestyksen perusteella laboratorion voidaan katsoa kuuluvan maailmanlaajuisesti neljän parhaan mittanormaalilaboratorion joukkoon. Laboratorion kalibrointivalmiuksien keihäänkärkiä ovat mm. spektrisen irradianssin mittanormaali, UV-mittalaitteiden kalibrointipalvelut yleensä, hajaheijastussuhteen kalibrointipalvelut ja rakenteilla oleva fluoresenssin tutkimuslaitteisto. Laboratorio on menestynyt hyvin spektrisen irradianssin avainvertailuissa, mikä alkaa pikkuhiljaa näkyä kansainvälisinä kalibrointipyyntöinä. Ulkomaalaisten laboratorioiden osuus asiakaskunnasta kasvaa kaiken aikaa. UV-mittalaitteiden kalibroinnissa laboratorio on tehnyt uraa uurtavaa tutkimusta ja kehittänyt kattavat tutkimus/kalibrointilaitteistot erilaisten mittalaitteiden kalibrointiin. Myös näissä suureissa on ulkomaisten kalibrointien määrä kasvussa, koska palveluja ei ole yhtä kattavasti saatavissa mistään muualta. Hajaheijastussuhteen kalibroinnit ovat paperiteollisuudelle elintärkeitä. Vastaavia laitteistoja kuin TKK:lle rakennettu on olemassa vain NRC:llä ja PTB:llä. Fluoresenssin referenssilaitteisto on ainoastaan NRC:llä ja TKK:n laitteisto tulee olemaan tätä huomattavasti monikäyttöisempi. Laitteistolla voi paperiteollisuuden mittausongelmien lisäksi tehdä tutkimusta ja kalibrointeja kemian teollisuudelle. Suomessa on huomattavan paljon analysaattoriteollisuutta, joka hyötyy uusista palveluista. Laboratorio on haluttu yhteistyökumppani kansainvälisissä tutkimus- ja vertailuprojekteissa. Tutkimustoimintaan liittyvien julkaisujen ja esitelmien määrän ja laadun perusteella arvioituna laboratorio kuuluu maailmanlaajuisesti alan aktiivisimpiin toimijoihin. Laboratorion henkilökuntaa käytetään konsultteina, teknisinä arvioijina, ja kutsuttuina esitelmöijinä seminaareissa. Tältä pohjalta kansainvälisen palautteen voidaan katsoa olevan erittäin positiivista. 5.4 Yleiset kehitysnäkymät Optisen metrologian kehitystarpeita voidaan tarkastella neljästä näkökulmasta: 1. Optisen säteilyn mittausten vaikutus elämän laadun parantamiseen 2. Parempien optisen säteilyn mittanormaalien kehittäminen 3. Tuotteiden visuaalisen laadun parantaminen optisilla mittauksilla 4. Teollisuuden optiset tuotanto- ja testausmenetelmät. Elämän laatua optiset mittaukset voivat parantaa esim. terveydenhuollossa. Useat sairauksien diagnosointiin käytettävät mittausmenetelmät ovat optisia, ja kansallisilla mittanormaalilaboratorioilla voisi olla huomattavan paljon suurempi rooli mittausten jäljitet-41 42 tävyyksien parantamisessa ja ongelmien ratkomisessa. Kehitystyötä voidaan tehdä yhteistyössä suomalaisen analysaattoriteollisuuden kanssa sekä suoraan terveydenhuollon viranomaistahojen kanssa. Ympäristön pilaantuminen on nyt ja tulevaisuudessa ihmiskunnan keskeisiä ongelmia. Energian kulutusta voidaan vähentää radikaalisti uusilla vähän energiaa kuluttavilla esim. LED-pohjaisilla valaistusjärjestelmillä, mikä vaatii tarvittavan mittaustekniikan kehitystä. Mittaustekniikkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi LEDin valaistusominaisuuksien mallintamisessa, jotta voidaan suunnitella hyvä valaisin. Ympäristömittausten puolella UV-säteilymittausten parantaminen auttaa osaltaan paremmin ymmärtämään ilmakehän fysiikkaa, minkä merkitys tulee korostumaan ääri-ilmiöiden ennustamisen muodossa. Tarvitaan myös parempaa tietoa UV-säteilyn spektrisistä vaikutusta bioorganismeihin ja ulkoilmassa käytettäviin materiaaleihin, jotta suojaamisen ja suojautumisen kustannukset voidaan optimoida. Optisia mittauksia voidaan muutenkin käyttää ympäristön tilan seurannassa. Jätevesien monitoroinnilla voidaan havaita vesistön kuormituspiikit ja ryhtyä täsmätoimenpiteisiin. Kioton ilmastoprotokollan noudattaminen tulee aiheuttamaan paineita todentaa päästöt, missä optiset mittaukset saattavat myös nousta keskeiseen rooliin. KML:llä tulee olla kalibrointivalmiudet vaadittavalle mittaustekniikalle, kun jäljitettävyysongelmat tulevat ajankohtaisiksi. Nopeasti kehittyvä optinen teknologia vaatii jatkuvasti uusien, parempien mittanormaalien kehittämistä. Kuituoptisten yhteyksien nopeuden kehittäminen ja käyttösovellusten lisääntyminen johtavat jatkuvasti kasvaviin tehotasoihin ja uusiin tekniikoihin, mm. fotonikidekuituihin. Tietoliikennesovellukset ovat Suomen kansantalouden tärkeimpiä tukijalkoja, joten KML:n on pysyttävä kehityksen eturintamassa tällä nopeasti muuttuvalla alueella. Nanoteknologia aiheuttaa tarvetta tehdä luotettavia optisia mittauksia pienessä mittakaavassa, mikä johtaa mm. yksittäisten fotonien havainnointiin ja kvanttioptiikkaan. Lisääntyvä kalibrointitarve vaatii toimia myös jo olemassaolevien kalibrointipalvelujen kehittämiseen. Siirtonormaaleja on kehitettävä halvemmiksi ja luotettavimmiksi. Siirtonormaaleja ja kalibrointimenetelmiä on myös kehitettävä lähemmäksi asiakkaiden kalibrointitarpeita. Usein törmätään tilanteeseen, joissa peruspalvelu ei sellaisenaan vastaa asiakkaan mittaustarpeisiin. Tällöin on kehitettävä uuden tyyppisiä ilmaisimia tai lähteitä, joilla asiakkaiden jäljitettävyysasiat saadaan kuntoon. Mittanormaaleja on joillain alueilla myös laajennettava pienempiin tai suurempiin tehotasoihin tai vastaavasti uusille aallonpituusalueille. Lisääntyvät kalibrointivolyymit aiheuttavat myös sen, että laitteistojen helppokäyttöisyyteen tulee panostaa. Visuaalisen laadun parantaminen on tärkeää mm. suomalaiselle paperi-, maali- ja tekstiiliteollisuudelle. Tarvittavat mittaukset ovat pääsääntöisesti hajaheijastus-, fluoresenssi- ja värimittauksia, joiden luotettavuuteen ja jäljitettävyyden ylläpitoon vaaditaan panostusta. Perustutkimusta tarvittaisiin myös mallien ja algoritmien kehityksessä, jotta mittaustulokset saadaan paremmin vastaamaan ihmisten näkemystä ulkonäöstä ja väristä. Laitekehitystä tarvitaan erityisesti perusmittanormaaleissa, mutta KML:llä voisi olla paljon annettavaa myös käyttäjälaitteiden ja siirtonormaalien kehityksessä. Teollisuuden laitteet ja kalibrointimenetelmät ovat usein liian yksinkertaisia ratkaistavaan ongelmaan nähden, mikä johtaa ongelmiin laitteiden kalibroinnissa ja tulosten kan-42 43 sainvälisessä vertailtavuudessa. Kehitystä tarvittaisiin myös kuvantavien spektroradiometrien kalibrointien parantamisessa. Optista säteilyä käytetään hyväksi useissa kehittyneissä teollisuuden tuotantomenetelmissä. Tällaisia ovat mm. lasertyöstö ja optinen litografia. Optiikkaa käytetään hyväksi myös tuotantotestauksessa. Menetelmät voivat perustua konenäköön tai muihin optisiin järjestelmiin. Erityisenä mittausteknisenä haasteena voidaan nähdä esim. konenäön ja tarkkojen värimittausten yhdistäminen. 5.5 Tavoitteet vuosille Tutkimusrahoitus KML:lle tulisi suunnata kolmentyyppisiin hankkeisiin: 1. Olemassa olevien perusmittanormaalien jatkokehittely. Tämä pitäisi sisällään pienimuotoisia hankkeita, jotka tähtäävät esim. perusmittanormaalien käytön helpottamiseen, mittausalueiden laajennuksiin tai mittanormaalien sovellusalueiden sovittamiseen asiakkaiden tarpeisiin. 2. Keihäänkärkien vahvistaminen. Laboratorion vahvuusalueilla, joita ovat UVsäteilyn mittaustekniikka ja materiaalien ominaisuuksien spektrofotometriset mittaukset, tarvitaan satsauksia, jotta alat pysyvät kehityksen eturintamassa. 3. Uusien innovaatioiden vaatima uusi mittaustekniikka. Osa rahoituksesta tulisi varata alueille, joiden mittaustarpeet eivät vielä ole KML:n tiedossa. Pyrkimyksenä tulisi olla noin kahden uuden kehitysprojektin aloittaminen vuosittain. Kehitysprojekteja tehdään enenevässä määrin kansainvälisenä yhteistyönä osittaisella EU-rahoituksella (imera). Mittatekniikan keskuksen rahoituksen lisäksi pyritään saamaan kansallista rahoitusta TEKESiltä ja suoraan teollisuudelta sekä Suomen Akatemialta. Esimerkkejä hankkeista, joita tulevalla viisivuotiskaudella voitaisiin toteuttaa, on esitetty seuraavassa listassa: Yksittäisten fotonien mittaus (single photon metrology) Uusien detektoriteknologioiden soveltaminen radiometriaan Näyttömittaukset OLED-näytöt LED-valolähteiden metrologia Pulssitetut lähteet Kuidut ja fotoniikka: epälineaariset efektit, polarisaatiomuotodispersio Värien ja pintojen fysiologiseen havaitsemiseen liittyvä mittaustekniikka Värimittausten ja konenäön yhdistäminen Värit, materiaalien ominaisuudet Lasit, läpäisy, transmissiovärin mittaus Fluoresoivat materiaalit Huokoiset materiaalit, painojälki Kiilto: kalibrointipalvelun kehittäminen Sironta isoista partikkeleista (esim. pigmentit) Sameuden mittaus (turbidity) Referenssispektrometrin uusiminen (käyttöaika noin 20 vuotta) UV-vanhennusmittaukset Infrapunasäteilyn mittauslaitteet.43 44 Lisäksi tulisi varautua siihen, että KML joutuu lähitulevaisuudessa järjestämään CCPRavainvertailun jollain vahvuusalueellaan. 5.6 Lähdeluettelo 1. Photonics21 European Technology Platform, Towards a Bright Future for Europe, Strategic Research Agenda in Photonics, ISBN , April 2006, 161 p. 2. The BIPM key comparison database,44 45 6 Sähkösuureet sekä aika ja taajuus Tiivistelmä Sähkösuureet sekä aika ja taajuus ovat erityisasemassa, koska lähes kaikkien suureiden mittaustekniikka käyttää sähköteknisiä järjestelmiä, antureita ja muuntimia. Sähkömetrologiaa hyödynnetään useimpien suureiden kalibroinneissa. Sähkö- ja aikasuureiden kansalliset mittanormaalit sekä korkeimman tason kalibroinnit kuuluvat MIKESin vastuualueeseen. Poikkeuksena ovat suurjännite- ja pulssisuureiden kansallinen mittanormaalitoiminta sekä suurjännitemittauslaitteiden kalibrointitoiminta, jotka on keskitetty Teknillisen korkeakoulun sähköverkkojen ja suurjännitetekniikan laboratorioon (MIKES-TKK). Sähkö- ja aikametrologia vaikuttaa yhteiskuntaan mittaustoiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen kautta. Teollisuusyhteistyön perinteinen muoto on kalibrointitoiminta. MIKE- Sissä suunnittelukauden yksi päätavoite on yhteistyön laajentaminen yritysten T&Ktoimintaan esimerkiksi TEKESin rahoittamissa yhteishankkeissa. Koulutuksen muotoja ovat seminaarimuotoiset tilaisuudet sähkömetrologian osa-alueilta sekä yksittäisten yritysten erityistarpeisiin räätälöidyt erikoiskurssit ja konsultointi. Tutkimuksen keihäänkärkinä ovat kvanttinormaaleiden ja mikroelektromekaanisten rakenteiden (MEMS) sovellukset, joissa MIKES on aivan alan kansainvälisellä huipulla. Suurjännitemittaukset liittyvät erityisesti sähköverkon komponentteja valmistavan teollisuuden tuotantoon, sähköturvallisuuteen, sähkön siirtoon, jakeluun ja käyttöön sekä sähkön myyntiin. Sähköenergian ja -tehon sekä sähkön laadun kalibrointien merkitys kasvaa. Myös suurjännitelaitteiden diagnostiikkaan liittyvä mittaustekniikka on mahdollinen kehittämiskohde. Suunnittelukauden tavoitteet mittanormaalilaboratorioissa ovat lyhyesti: Laboratorioiden asiakaspalvelua nopeutetaan ja parannetaan tietotekniikan avulla. Kalibrointivalmiuksia laajennetaan ja parannetaan asiakastarpeiden mukaisesti esimerkiksi suurtaajuusmetrologian (MIKES) sekä keski- ja suurjännitteisen sähkötehon ja -energian (MIKES-TKK) osalta. Teollisuusyhteistyötä tiivistetään esimerkiksi TEKESin rahoittamien tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden muodossa. Tutkimuksessa keskitytään nykyisiin keihäänkärkiin eli mikro- ja nanotekniikan metrologiasovelluksiin (MIKES) ja pulssisuureiden kalibrointimenetelmien kehittämiseen (MIKES-TKK). Kansainvälistymistä jatketaan esimerkiksi osallistumalla imera-hankkeisiin ja laajentamalla asiakkaan tiloissa tehtävää kalibrointitoimintaa ulkomaille.45 Johdanto Tärkeimpiä sähkösuureita ovat jännite (mittayksikkö voltti, V), sähkövirta (ampeeri, A), resistanssi (ohmi, Ω), sähköteho (watti, W) ja sähköenergia (kilowattitunti, kwh). Sähkömetrologian alueeseen kuuluvat lisäksi sähköisten peruskomponenttien ominaisuudet, kuten kapasitanssi, sekä joukko teknisesti tärkeitä edellisistä johdettuja suureita. Tällaisia ovat esimerkiksi sähkötehoon liittyvät vaihekulmat, pulssisuureet sekä mittamuuntajiin liittyvät suureet. MNK:ssa sähkösuureiden työryhmän alueeseen kuuluvat myös aika (sekunti, s) ja taajuus (hertsi, Hz). Sähkösuureet ovat merkitykseltään erityisasemassa, koska lähes kaikkien suureiden mittaustekniikka käyttää välillisesti tai välittömästi sähköteknisiä järjestelmiä, antureita ja muuntimia. Mitattava suure muunnetaan näillä sähköiseksi vastineeksi tai taajuudeksi, joka sitten tulkitaan mitattavan suureen arvoksi, esim. paineanturilla pascaleina jne. Sähköteknisiä perusyksiköitä ja niiden mittaustekniikkaa hyödynnetään useimpien suureiden kalibroinneissa. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus nousi 1990-luvulla suomalaisen elinkeinoelämän veturiksi. Sähköteknisen teollisuuden osuus Suomen kokonaisviennistä on 2000-luvun alussa ollut 25 % - 31 % [Tulli, Taskutilastot ]. Sähkö-, elektroniikka- ja tietoteknisen teollisuuden menestys on vetänyt mukanaan myös joukon muita teollisuusaloja parantamalla markkinoinnin edellytyksiä ja vientimme imagoa. Menestyksen tärkeänä perustekijänä on ollut mm. sähkö- ja tietoteknisen koulutustason nostaminen 1990-luvun alun laman jälkeen. Suurealueen kansallisten mittanormaalilaboratorioiden (KML) tarve perustuu metrologisten palveluiden tarjoamiseen suomalaiselle yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle: on saatava asiantuntemusta omasta maasta omalla kielellä. Tähän tarpeeseen vastataan ylläpitämällä kansallisia mittanormaaleita ja huolehtimalla suureiden jäljitettävyydestä kalibrointilaboratorioille ja muille asiakkaille. Teollisuuden odotuksiin vastataan yhä enemmän myös muilla tavoin, esimerkiksi tuomalla mittausteknistä asiantuntemusta teollisuuden tuotekehityshankkeisiin ja tarjoamalla metrologiaan liittyvää koulutusta. Korkeatasoinen oma tutkimus on myös tärkeää. Kansalliset mittanormaalilaboratoriot muodostavat foorumin kansainväliselle yhteistyölle ja tiedonvaihdolle muiden maiden tutkijoiden kanssa. Tämän tiedonvaihdon tulokset siirtyvät hyödyttämään teollisuuden lisäksi maan tiede- ja koulutusyhteisöjä. 6.2 Sähkö- ja aikasuureiden metrologia Suomessa Sähkö- ja aikasuureiden kansallisten mittanormaalien kehittäminen ja ylläpito sekä korkeimman tason kalibroinnit on annettu MIKESin tehtäviksi. Poikkeuksina ovat suurjännite- ja pulssisuureiden kansallinen mittanormaalitoiminta sekä suurjännitemittauslaitteiden ja EMC-pulssitestereiden kalibrointitoiminta, jotka on toistaiseksi keskitetty Teknillisen korkeakoulun sähköverkkojen ja suurjännitetekniikan laboratorioon (MIKES-TKK). Vuonna 2005 sähkömetrologiaan käytetty työpanos oli noin 16 henkilötyövuotta (13, MIKES + 3, MIKES-TKK). Suurin osa MIKESin sähkösuureiden kalibroinneista on jäljitettävissä suoraan luonnonvakioihin omien Josephson-ilmiöön ja kvantti-hall-ilmiöön perustuvien kvanttinormaaleiden kautta, joiden avulla jännite (voltti) voidaan realisoida suhteellisella epävarmuudella ja resistanssi (ohmi) vastaavasti tasolla Tasajännitteen ja resis-46 47 tanssin lisäksi MIKES ylläpitää vaihtojännitteen ja -virran, sähkötehon, kapasitanssin sekä suurtaajuustehon ja -vaimennuksen kansallisia mittanormaaleita. MIKES on keskittynyt voimakkaammin kuin muiden maiden saman kokoluokan kansalliset mittanormaalilaboratoriot sähkömetrologian tutkimustoimintaan, erityisesti kvanttinormaalien kehittämiseen ja mikroelektromekaanisten rakenteiden (MEMS) metrologiasovelluksiin. Teollisuusyhteistyön tärkein muoto on ollut sähkösuureiden kalibrointipalveluiden tarjoaminen. Sähkömetrologian yhteistyö suomalaisen teollisuuden kanssa on kuitenkin johtanut myös uusien tuotteiden kehittämiseen mm. sähköenergian ja - tehon mittaamiseen. Tärkeä toimintatapa on myös tiedon siirto, jota MIKES toteuttaa sekä järjestämällä seminaareja että antamalla yksittäisten asiakkaiden erityisongelmiin pureutuvaa räätälöityä koulutusta ja opastusta. Tarkka ajan ja taajuuden mittaus on nykyisen metrologian perusta, jolle useimpien muiden fysikaalisten suureiden hallinta on rakennettavissa. MIKESissä aika- ja taajuuskalibroinnit jäljittyvät sekunnin määritelmään omien cesium-atomikellojen ja vetymaserien kautta, joiden suhteellinen epävarmuus on luokkaa Niitä vertaillaan GPS-vastaanottimien avulla maailmanaikaan, jonka ylläpitoon MIKES osallistuu kansallisen ajan ylläpidon ohella. MIKES kalibroi asiakkaiden taajuuslaskimia, taajuusnormaaleja ja tarvittaessa esimerkiksi stroboskooppeja ja sekuntikelloja. MIKES välittää kansallista aikaa tietoverkkoon NTP-palvelun kautta ja valvoo YLEn aikamerkin tarkkuutta ja TV-lähetysten juovataajuuden stabiilisuutta. MIKESin sähkö- ja aikametrologian kalibrointipalveluiden suurimpia asiakkaita ovat akkreditoidut kalibrointilaboratoriot, muutamien suuryrityksien kalibrointilaboratoriot, muut kalibrointipalveluita tarjoavat yritykset, teollisuusyritykset, puolustusvoimat ja maahantuojien mittauslaitehuollot. Kalibrointitodistusten määrä on ollut vuosittain Suurjännitemittauksia (yli 1000 V) tarvitaan erityisesti sähköverkon komponentteja valmistavan teollisuuden tyyppitestauksessa ja laadunvarmistuksessa. Näiden mittausten tavoitteena on laitteen sähköturvallisuus ja käyttövarmuus. Tärkeitä käyttökohteita ovat sähkön siirrossa ja jakelussa käytettävien mittausjärjestelmien kalibrointi. Tällöin tavoitteena on verkon suojaus tai myytävän sähköenergian tarkka mittaus. Muita suurjännitemittausten tarvitsijoita ovat sähköverkkoon kytkettävien laitteiden valmistajat tai näiden laitteiden testauslaboratoriot. Sähköjärjestelmien asennus-, rakennus- ja kunnonvalvontayritykset kuuluvat myös suurjännitemittausten käyttäjiin. MIKES- TKK:lla sähköteho- ja -energiamittausten kalibrointivalmiudet on suurjännitemuuntimien osalta kehitetty valmiiksi ja sähkön laatuun liittyvä metrologinen toiminta aloitetaan vuonna Pulssikalibrointien kohdalla MIKES-TKK:n valikoima on laaja, kattaen syöksyjännite-, syöksyvirta-, osittaispurkaus- ja pulssi-emc-kalibroinnit. Osaamista ollaan myös kaupallistamassa saksalaisen mittauslaitevalmistajan kanssa. Suurin osa kalibroinneista voidaan tehdä asiakkaan tiloissa tarkkuuden heikentymättä merkittävästi. Vaikka MIKES-TKK:n henkilöresurssit ovat pienet, sen tarjoama suurevalikoima on laajimpia maailmassa ja epävarmuudet ovat kilpailukykyisiä. Vuosittain laboratorio on antanut noin 35 kalibrointitodistusta. Tarjonta vastaa nykyistä kysyntää, mutta piilevää kalibrointitarvetta on edelleen mm. siksi, että testausten tarkastajat eivät aina vaadi kalibrointitodistuksia nähtäväkseen. Teollisuuden laatujärjestelmät ovat näiltä osin yhä kehittämisvaiheessa. Viime vuosina MIKES-TKK:n ulkomaisten asiakkaiden määrä on kasvanut, erityisesti pulssikalibrointien kohdalla.47 48 Kuva 6.1. MIKES-TKK pystyy mittaamaan myös Tesla-muuntajan suurtaajuista suurjännitesignaalia (100 khz, 500 kv). Säteilyturvakeskuksen (STUK) ionisoimattoman säteilyn laboratorio ylläpitää tutkimusja valvontatoiminnassa tarvittavia sähkösuureiden mittanormaaleja (radiotaajuisen sähkökentän voimakkuus, pien- ja radiotaajuisen magneettikentän voimakkuus sekä ominaisabsorbtionopeus, SAR (Specific Absorption Rate)). STUK ei pyri näiden suureiden osalta kansalliseksi mittanormaalilaboratorioksi, ellei ulkopuolelta tule siihen tarvetta. Kansainväliseen yhteistyöhön ja vertailuihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Metrologisessa jäljitettävyysketjussa primäärinormaalista kuluttajalle tärkeässä asemassa ovat akkreditoidut kalibrointilaboratoriot, joita sähkösuureiden alalla on yhteensä seitsemän. Aika- ja taajuussuureilla on kolme akkreditoitua kalibrointilaboratoriota. Osalle yritysten tai yhteisöjen kalibrointilaboratorioista kalibrointitoiminta on alan kysyntää kattavaa liiketoimintaa ja osalle omaa liiketoimintaa tukevaa ylläpitoa. Vuonna 2005 akkreditoidut laboratoriot antoivat yhteensä noin 2500 kalibrointitodistusta sähköja aikasuureiden alalta. 6.3 Kansainvälinen toiminta MIKES hyväksyttiin CCEM:n (Consultative Committee for Electricity and Magnetism) jäseneksi syksyllä Jäsenenä MIKES pääsee vaikuttamaan kansainvälisesti metrologian tutkimuksen painopisteisiin ja esimerkiksi maailmanlaajuisten avainvertailujen järjestämiseen. MIKES on aktiivisesti mukana myös EUROMETin sähkön ja magnetismin sekä ajan ja taajuuden teknisten komiteoiden ja niiden alityöryhmien toiminnassa. MIKESin tutkimus erityisesti kvanttimetrologian ja mikro- ja nanorakenteiden metrologiasovelluksen alalla on kansainvälisesti hyvin tunnettua, arvostettua ja seurattua. Tutkimuksen korkean tason oleellisena edellytyksenä on tiivis yhteistyö Otaniemen muiden toimijoiden, VTT:n ja TKK:n, kanssa. Kansainvälisestä yhteistyöstä mainittakoon vuonna 2005 päättynyt EU-rahoitteinen EMMA-hanke, jossa kehitettiin MEMSrakenteiden sovelluksia sähkömetrologiaan. Päätulos oli mikromekaniikkaan perustuva stabiili vaihtojännitenormaali. Kansainvälisissä vertailuissa MIKES on ollut erityisen aktiivinen resistanssimetrologiassa, jossa on menestyksekkäästi osallistuttu useaan kansainväliseen vertailumittaukseen ja toimittu myös pilottilaboratoriona. Äskettäin on48 49 osallistuttu myös tasajännitteen (sekä Zener- että Josephson-normaalit), tasajännitesuhteiden, vaihtojännitteiden, 50 Hz sähkötehon, virtamuunninten, kapasitanssien sekä suurjännitetehon ja -vaimennuksen mittausten vertailuihin. Lähes poikkeuksetta MIKES on menestynyt erinomaisesti tai hyvin. MIKES-TKK:n kansainvälinen yhteistyö on laajaa ja sitä harjoitetaan erityisesti EU- ROMETissä, suurjännitealan yhteistyöjärjestössä CIGREssä ja IEC:ssä kansainvälisenä standardointityönä. Kehitystyö syöksyjännitemittausten parissa sekä useat koordinoidut maailmanlaajuiset vertailumittaukset ovat vieneet MIKES-TKK:n pulssimittausten osalta maailman kärkeen. Osaamista on myös kaupallistettu. Viime vuosien monet kansainväliset vertailumittaukset ovat osoittaneet laboratorion hyvän kilpailukyvyn. 6.4 Yleiset kehitysnäkymät Suunnittelukaudella korostuu erityisesti yhteistyön kasvattaminen elinkeinoelämän kanssa. Mittauslaitteiden kalibroinnit ovat olleet perinteinen toimintamuoto, mutta jatkossa hakeudutaan yhä enemmän muunkintyyppiseen yhteistyöhön esimerkiksi osallistumalla tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin, joissa vaaditaan sähkömittausten ja häiriökysymysten asiantuntemusta. Teollisuusyhteistyön kautta KML:ien mittaustekninen osaaminen ja tarkkuusmittauksia varten suunnitellut laboratoriot saadaan entistä paremmin hyödyttämään koko yhteiskuntaa. Myös koulutus on osa tätä toimintaa. MIKESin ja MIKES-TKK:n osaava ja korkeasti koulutettu henkilöstö sekä maailman huippuluokkaa olevat tilat Otaniemen kampusalueella antavat yhteistyöhankkeille oivat mahdollisuudet. Tutkimuksen ja teollisuusyhteistyön kautta saavutettava osaaminen on oleellinen edellytys sille, että KML:ien mittanormaali- ja kalibrointitoiminta pysyvät kehityksen eturintamassa. Esimerkiksi TEKESin, Suomen Akatemian ja EU:n rahoittamat hankkeet tuovat myös taloudellisia resursseja, jotka ovat välttämättömiä MIKE- Sin uudisrakennuksen myötä huimasti kohonneiden vuokrien vuoksi. Metrologiakoulutuksen merkitys vaikuttaa edelleen kasvavan. MIKES on osallistunut yleiseen koulutukseen pitämällä metrologialuentoja vuosittain TKK:n ja Helsingin yliopiston ja satunnaisemmin muidenkin yliopistojen opiskelijoille. Tällaista toimintaa jatketaan ja laajennetaan erityisesti MIKESiin suuntautuvien opiskelijavierailujen muodossa. Sähkömetrologian erityiskysymyksiin pureutuvat seminaarit ovat toinen koulutusmuoto. Niiden tarpeen ovat osoittaneet sähköenergian ja sähkön laadun mittauksiin liittyneiden seminaarien suosio ja osallistujien palaute. Kolmas koulutusmuoto on asiakkaiden erityisiin mittausongelmiin ja häiriökysymyksiin räätälöidyt kurssit ja opastaminen konkreettisissa ongelmissa. Ne ovat tärkeitä myös siksi, että niiden kautta syntyy helposti muutakin yhteistyötä. Kansallisten mittanormaalilaboratorioiden perustehtäviä nyt ja tulevaisuudessa ovat kansallisten mittanormaalien ylläpito ja jäljitettävyyden välittäminen asiakkaille kalibrointien kautta. Kalibrointipalveluita kehitetään ja laajennetaan todellisten asiakastarpeiden mukaisesti. MIKESissä erityisiä kehityskohteita suunnittelukaudella ovat suurtaajuisten sähkösuureiden, vaihtojännitteen ja -virran sekä isojen resistanssien mittaukset. Tärkeä kehityskohde on myös sähkön laadun mittaamiseen liittyvä kalibrointitoiminta, johon liittyvää osaamista on sekä MIKESissä että MIKES-TKK:ssa; sähkön laadun mittausten merkitys sähkökaupassa kasvaa jatkuvasti, mutta kalibrointimenetelmät ja niiden standardointi ovat vielä kehittymättömiä. Resurssien rajallisuuden vuoksi vähän käytettyjä palveluita voidaan joutua karsimaan. Asiakaspalvelun laadun49 50 ja nopeuden parantamiseksi voimakas panostaminen laboratorioiden mittaus- ja ylläpitomenetelmien ja -rutiinien automatisointiin on välttämätöntä. Suurjännitemetrologiassa lienee kauden aikana tarpeen varautua mittamuuntajien kenttäkalibrointeihin. Muutenkin kenttäkalibrointien merkitys kasvaa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Myös modernit, mm. digitaalisella lähdöllä varustetut mittausanturit yleistyvät ja niiden kalibrointi vaatinee vastaisuudessa uusien menetelmien kehittämistä. Muita kehityssuuntia ovat suurmuuntajien, kuristimien ja kondensaattorien häviömittausten kalibrointi. Mittauksilla on usein suuri taloudellinen merkitys, sillä yhä useammin näiden yksikköhinnaltaan kalliiden laitteiden hinta sidotaan mitattuihin häviöihin. Vapautunut sähkökauppa ja sen monet rajapinnat voivat milloin tahansa aiheuttaa riitatilanteita ja oikeustoimia, jotka edellyttävät sähkötehon ja -energian mittausten kalibrointeja suurjännitteellä. Muutenkin suurjännitemittaukset palvelevat tulevaisuudessa taloudellisia intressejä yhä konkreettisemmin esimerkiksi sähkön laadun ja diagnostisten mittausten kautta. Suurten tasavirtojen sekä tasasähkötehon ja -energian kalibrointitarve suurjännitteellä voi tulla myös ajankohtaiseksi lähivuosina tasajännitesiirtolinjojen yleistyessä. Suurjännitemetrologian hajauttaminen MIKESin ulkopuolelle ei ole kaikilta osin ollut paras ratkaisu. Onkin syytä selvittää mahdollisuudet sulauttaa MIKES-TKK:n toiminta MIKESiin. Tällöin sähkömetrologia olisi keskitetty yhteen organisaatioon. Välittömiä hyötyjä olisivat parempi metrologiaorganisaation tuki suurjännitesuureille, päällekkäisyyksien poistaminen, ryhmän kriittisen massan turvaaminen ja muut synergiaedut. MIKESin aika- ja taajuusmetrologian käyttäjäkunnaltaan suurin palvelu on NTP, jonka avulla MIKESin ylläpitämä Suomen kansallinen aika välitetään tietoverkkoihin. Tietoverkosta saatavan ajan luotettavuus korostuu entisestään. Tärkeä sovellutus on sähköisten dokumenttien aikaleimapalvelu, jollaisen MIKES ja Väestörekisterikeskus toteuttavat suunnittelukauden alussa. Taajuusmittausten luotettavuus tulee yhä tärkeämmäksi langattoman tietoliikenteen merkityksen kasvaessa. Käytettävissä olevien viestinvälitystaajuuksien rajallisuus vaatii erityisen tarkkoja taajuusmittauksia, koska digitaalisen viestin tehokkaat koodausmenetelmät perustuvat viestikanavan rajoitetun taajuuskaistan taloudelliseen hyväksikäyttöön. Taajuuksien stabiilisuuden (Allanpoikkeama) mittaus aina tasolle mahdollistaa tietoliikenteen perusoskillaattoreiden laadun mittauksen. MIKES on ensi sijassa tutkimuslaitos. Sähkömetrologian alalla Suomi on ollut vahvasti mukana perusmetrologian mullistaneessa kvanttinormaalien kehityksessä sekä kvantti-hall-resistanssinormaalin että Josephson-jännitteen osalta. Uusi aluevaltaus on nanorakenteissa esiintyviin yksielektroni-ilmiöihin perustuva virtapumppu, jota MIKES alkoi tutkia keväällä Päämääränä on niin sanotun kvanttimetrologiakolmion sulkeminen, joka on yksi nykymetrologian suurimmista haasteista; Suomen Akatemia rahoittaa MIKESin kvanttimetrologiakolmiohanketta vuosina MIKES on ollut edelläkävijä myös mikroelektromekaanisten rakenteiden (MEMS) sähkömetrologiasovellutusten kehittäjänä. Tämän alan merkitys kasvaa jatkuvasti.50 51 Kuva 6.2. Tieteellisen sähkömetrologian suurimpia haasteita on kvanttimetrologiakolmion sulkeminen. Kuvassa keskellä pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva uudentyyppisestä suprajohtavaan nanoelektroniikkaan perustuvasta virtapumpusta, jonka toimintaperiaatteen keksivät TKK:n Kylmälaboratorion ja VTT:n tutkijat ja jota MIKES tutkii ja jatkokehittää yhdessä TKK:n Kylmälaboratorion kanssa. Oleellisena edellytyksenä sille, että MIKES on päässyt aivan maailman terävimpään kärkeen kvanttimetrologian ja MEMS-sovellusten alalla, on aktiivinen tutkimusyhteistyö VTT:n ja TKK:n kylmälaboratorion kanssa. Nämä Otaniemessä toimivat huippuyksiköt ovat kiinnostuneita sähkömetrologiasta omista tutkimusintresseistään lähtien ja yhteistyön jatkuminen niiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää MIKESille. Tutkimusyhteistyöverkostoa pyritään laajentamaan myös Otaniemen ulkopuolelle. MIKES saa hankkeilleen todellisen huippututkimuksen edellyttämän kriittisen massan vain tekemällä yhteistyötä ja verkostoitumalla yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Samalla MIKES voi välittää mittaustekniikkaan liittyvää erikoisosaamistaan muille tutkijoille. Menestyminen yhä laajentuvassa metrologian kansainvälistymisessä edellyttää maailmanluokan huippuosaamista ainakin joillakin alueilla. Pääsy mukaan EU:n rahoittamiin tutkimushankkeisiin esimerkiksi imera-projektin puitteissa vaatii kovia näyttöjä, ja MRA-sopimuksen myötä yhä yleistyvien kansainvälisten kalibrointitoimeksiantojen saaminen edellyttää laadullista ja/tai hinnallista kilpailukykyä tai keskittymistä erikoisosaamista tai -laitteistoa vaativiin kalibrointeihin. 6.5 Tavoitteet vuosille MIKESin ja MIKES-TKK:n kansallisen sähkömetrologian yleisiä tavoitteita ovat kansallisten mittanormaalien ylläpidon korkea kansainvälinen taso, kalibrointitoiminnan vastaaminen asiakastarpeisiin, korkeatasoisen tutkimuksen tekeminen sekä suomalaisen elinkeinoelämän palveleminen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhankkeiden ja koulutuksen muodossa. Konkreettisia tavoitteita vuosille on koottu alla olevaan listaan. Näytä lisää
Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2003-2007
METROLOGIA J8/2003 Helsinki 2003 MITTATEKNIIKAN KESKUS Julkaisu J8/2003 KANSALLINEN MITTANORMAALITOIMINTA JA SEN KEHITTÄMINEN 2003 2007 toimittanut Jaana Järvinen Helsinki 2003 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... Lisätiedot Mittausten jäljitettävyysketju
Mittausten jäljitettävyysketju FINAS-päivä 22.1.2013 Sari Saxholm, MIKES @mikes.fi p. 029 5054 432 Mittatekniikan keskus varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt mittayksiköt ja pätevyyden arviointipalvelut Lisätiedot Kalibrointipalvelumme
Kalibrointipalvelumme Massa, paine, virtaus - Punnusten kalibrointi - Voiman ja vääntömomentin kalibrointi - Paineen mittauslaitteiden kalibrointi - Vesivirtausmittareiden kalibrointi - Kaasuvirtauskalibroinnit Lisätiedot METROLOGIA osa I Kari Riski, Mittatekniikan keskus, MIKES kari.riski@mikes.fi
METROLOGIA osa I Kari Riski, Mittatekniikan keskus, MIKES kari.riski@mikes.fi SISÄLTÖ Mitä metrologia on Metrisopimus, MIKES Lämpötilan yksikkö kelvin, lämpötila-asteikko ITS-90 Valovoiman yksikkö kandela, Lisätiedot PAINEMITTAUKSET. 0,0005 Pa... 500 MPa. Mittaustekniikan lisensiaattikurssi 3.4.2008. Mittatekniikan keskus Sari Semenoja, p. 010 6054 432, @mikes.
PAINEMITTAUKSET 0,0005 Pa... 500 MPa Mittaustekniikan lisensiaattikurssi 3.4.2008 Mittatekniikan keskus Sari Semenoja, p. 010 6054 432, @mikes.fi Mittatekniikan keskus MIKES Paineen kansallinen mittanormaalilaboratorio Lisätiedot Mitä akkreditointi edellyttää kalibrointien jäljitettävyydeltä?
Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot Lisätiedot Uutta teknologiaa, uusia osaajia ja innovaatioita
Uutta teknologiaa, uusia osaajia ja innovaatioita Ryhmäpäällikkö Mittatekniikan keskus (MIKES) 60 henkeä 7 henkeä Mittatekniikan keskus Metrologian eli mittaustieteen ja pätevyydentoteamisen asiantuntija- Lisätiedot MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2004. Yhteistyöllä tarkkuutta ja laatua
MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2004 Yhteistyöllä tarkkuutta ja laatua 1 2004 Sisältö PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus..................................... 3 6 8 12 16 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI Lisätiedot AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE
AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu AKKREDITOINTI Pätevyyden toteamista Perustuu kansainvälisiin standardeihin (ISO/IEC 17025, ISO/IEC Lisätiedot JOHTOKYKYMITTAUKSEN AKKREDITOINTI
JOHTOKYKYMITTAUKSEN AKKREDITOINTI UUTTA! Nyt akkreditoidulla menetelmällä analysoidut johtokykystandartit meiltä. Kansainvälistä huippuosaamista kemian metrologian alueella Suomessa jo vuodesta 2005 alkaen. Lisätiedot ILAC:n periaatteet mittaustulosten jäljitettävyydelle. (ILAC P10:01/2013 epävirallinen käännös, FINAS-akkreditointipalvelu)
ILAC:n periaatteet mittaustulosten jäljitettävyydelle (ILAC P10:01/2013 epävirallinen käännös, FINAS-akkreditointipalvelu) ILAC-P10:01/2013 epävirallinen käännös 3.6.2015 2 (11) Sisällys Esipuhe Tarkoitus Lisätiedot FINAS - akkreditointipalvelu. Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1
Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistusja FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1 1(6) Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistusja Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun Lisätiedot Pt-100-anturin vertailu: anturin kalibrointi ja kalibrointikertoimen laskeminen
J2/2008 Pt-100-anturin vertailu: anturin kalibrointi ja kalibrointikertoimen laskeminen Loppuraportti Thua Weckström Mittatekniikan keskus Espoo 2008 Julkaisu J2/2008 Pt100-anturin vertailu: kalibrointi Lisätiedot LOPPURAPORTTI 22.4.2009. Lämpöenergiamittareita tarkistavien laboratorioiden mittaustarkkuuden vertailu, ulkoinen vertailumittaus
LOPPURAPORTTI 22.4.2009 Lämpöenergiamittareita tarkistavien laboratorioiden mittaustarkkuuden vertailu, ulkoinen vertailumittaus 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...3 1.1 Vertailumittausten yleiset periaatteet...3 Lisätiedot Vaisala huoltokeskuksen kalibrointipalvelut / VARMISTA MITTALAITTEESI SUORITUSKYKY SÄÄNNÖLLISELLÄ KALIBROINNILLA
Vaisala huoltokeskuksen kalibrointipalvelut / VARMISTA MITTALAITTEESI SUORITUSKYKY SÄÄNNÖLLISELLÄ KALIBROINNILLA Varmista mittausten tarkkuus pitkällä aikavälillä Suhteellinen kosteus Laadukkaimmatkin Lisätiedot Mitä kalibrointitodistus kertoo?
Mitä kalibrointitodistus kertoo? Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Laitteen kalibroinnista hyödytään vain jos sen tuloksia käytetään hyväksi. Lisätiedot Mittausten jäljitettävyys laboratorion näkökulma
Mittausten jäljitettävyys laboratorion näkökulma Raimo A. Ketola Hjelt-instituutti / Oikeuslääketieteen osasto Lääketieteellinen tiedekunta www.helsinki.fi/yliopisto 22.1.2013 1 Määritelmiä Mittaustulos: Lisätiedot Kosteusmittausten haasteet
Kosteusmittausten haasteet Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin, MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Kosteusmittaukset ovat haastavia; niiden luotettavuuden arviointi ja parantaminen Lisätiedot Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa
Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat Lisätiedot MITTAUSEPÄVARMUUS KEMIALLISISSA MÄÄRITYKSISSÄ WORKSHOP
WORKSHOP 12.10.11 Ajankohtaista laboratoriorintamalla RAMBOLL ANALYTICS Analytics pähkinänkuoressa Ramboll Finland Oy:n ympäristölaboratorio Henkilöstö: n. 70 mittaus- ja analyysialan ammattilaista Suuri, Lisätiedot TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005 2008. Johtokunta hyväksynyt 3.9.2003
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005 2008 Johtokunta hyväksynyt 3.9.2003 Helsinki 2003 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2005 2008 2 1.1 Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatus Lisätiedot Pituuden vertailumittaus D7
J9/2005 Pituuden vertailumittaus D7 Loppuraportti Veli-Pekka Esala Mittatekniikan keskus Espoo 2005 Julkaisu J9/2005 Pituuden vertailumittaus D7 Loppuraportti 26.9.2005 Veli-Pekka Esala Mittatekniikan Lisätiedot PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS
1 PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittausprojekti Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen Lisätiedot METROLOGIASTA lyhyesti
METROLOGIASTA lyhyesti 20 5 s 4 3 2 1 1 15 10 U mol 2 5 2 RH = (h/e )/i V = n(h/2e)f A K m cd 0 I I = Nef f kg 11 12 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5 Espoo 2008 Metrologiasta lyhyesti SUOMENNETTU PAINOS 4. painos Lisätiedot PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS
1 PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen osat Lämpötilan Lisätiedot PTU Kosteus-, lämpötila- ja painemittaukset
PTU Kosteus-, lämpötila- ja painemittaukset Mittaustekniikan lisensiaattikurssi 14.4.2010 Mittatekniikan keskus Sari Saxholm, p. 010 6054 432, @mikes.fi Mittatekniikan keskus MIKES Kansalliset mittanormaalilaboratoriot Lisätiedot Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista
Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista 100 years of experience Lahti Precision Teknologiajohtaja punnitus- ja annostusprosesseissa Annostusprosessit Jatkuva annostus Eräannostus Automaatio Punnitus Lisätiedot 23.1.2012 Measurepolis Development Oy
23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan Lisätiedot Todentaminen - tausta
ÅF-Enprima Oy Liikevaihto 38,3 milj. v. 2005 260 energia-alan asiantuntijaa Laatujärjestelmä sertifioitu, ISO9001:2000 Omistajana ruotsalainen ÅF- Process AB Käynnissä olevia toimeksiantoja 20 maassa 1 Lisätiedot J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus
J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Julkaisu J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Alkusanat Paineeseen Lisätiedot NESTEEN TIHEYDEN MITTAUS
NESTEEN TIHEYDEN MITTAUS AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU KON-C3004 Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Emma Unonius, Justus Manner, Tuomas Hykkönen 15.10.2015 Sisällysluettelo Teoria... Lisätiedot MIKES Julkaisu J6/1998 kalibrointiohje
3 3 MITTATEKNIIKAN KESKUS Julkaisu J6/1998 Kari Riski Mittatekniikan keskus Metrologian neuvottelukunnan massasuureiden asiantuntijatyöryhmä Helsinki 1998 4 TIIVISTELMÄ Mittatekniikan keskus on yhdessä Lisätiedot GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin
YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä Lisätiedot Akkreditointi menestyksen takeena
Akkreditointi menestyksen takeena VANK seminaari 14.6.2013 Säätytalo, Helsinki Dos. Jaakko-Juhani Himberg Akkreditointiasiain valtuuskunnan pj JJH VANK-seminaari 14.6.2013 1 Strategian määritelmiä (Mantere Lisätiedot Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1
Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Risto Taipale 20.9.2013 1 Tehtävä 1 Erään lämpömittarin vertailu kalibrointistandardiin antoi keskimääräiseksi eroksi standardista 0,98 C ja eron keskihajonnaksi Lisätiedot Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj
Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Kunnonhallinnan strategia Muuntajan kunnossapito ja kunnonhallinta tulee Lisätiedot KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN
KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN Langatonta mittaustekniikkaa Nokeval Kotimaista osaamista ja luotettavuutta OVA LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTA Nokeval on kehittänyt langattoman lämpötilan mittausjärjestelmän Lisätiedot TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005 Helsinki 2005 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA VUOSILLE - 2 1.1 Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatus Mittatekniikan Lisätiedot Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto
Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Mittalaitteiden staattiset ominaisuudet Mittalaitteita kuvaavat tunnusluvut voidaan jakaa kahteen luokkaan Staattisiin Lisätiedot TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta
PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle C) mspecta 1 Tuotesertifiointi PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle 1 Yleistä PANK Laboratoriotoimikunta on hyväksynyt ohjeen PANKhyväksyntä Lisätiedot N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot
N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten Lisätiedot Talousarvioesitys vuodelle 2008
Talousarvioesitys vuodelle 05. (32.20.05) Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 5 111 000 euroa Määrärahaa saa käyttää myös: 1. EU:n hyväksymien Lisätiedot Hakkeen kosteuden on-line -mittaus
Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Julkaisu: Järvinen, T., Siikanen, S., Tiitta, M. ja Tomppo, L. 2008. Yhdistelmämittaus hakkeen kosteuden on-line -määritykseen. VTT-R-08121-08 Tavoite ja toteutus Hakkeen Lisätiedot MIKES menestyi ERANET Plus -hakemusten evaluoinnissa Uudistunut MNK järjestäytyy
M I T T A T E K N I I K A N K E S K U K S E N T I E D O T U S L E H T I 2 2 0 0 7 MIKES menestyi ERANET Plus -hakemusten evaluoinnissa Uudistunut MNK järjestäytyy 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI Lisätiedot ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu
ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu PÄTEVYYSVAATIMUKSET ISO/IEC 17043:2010, Conformity assessment General requirements for Lisätiedot Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1
Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa Lisätiedot Ympäristömittausten kehittäminen vaatii yhteistyötä Mittausten luotettavuushanke käynnistyi Kajaanissa
M I T T A T E K N I I K A N K E S K U K S E N T I E D O T U S L E H T I 1 2 0 0 7 Ympäristömittausten kehittäminen vaatii yhteistyötä Mittausten luotettavuushanke käynnistyi Kajaanissa 1 MITTATEKNIIKAN Lisätiedot Ajankohtaista metrologiasta. Timo Hirvi Syysseminaari 2005 - Tarkemmat mittaukset tarpeen?
Ajankohtaista metrologiasta Timo Hirvi Syysseminaari 2005 - Tarkemmat mittaukset tarpeen? TARKKUUDELLA LAATUA www.mikes.fi Kaikkien mittauksien on arvioitu olevan 3-6 % bruttokansan-tuotteesta eli useita Lisätiedot Yrityksen mittauskyvyn varmistaminen. Heikki Savia Tampereen ammattikorkeakoulu 1
Yrityksen mittauskyvyn varmistaminen 1 Mittauskyvyn peruselementit Toiminnan rahoitus Oikea mittayksikkö Kunnossa olevat mittavälineet Kelvollinen mittauspaikka Pätevät mittaajat 2 Johdon vastuu Lopulta Lisätiedot Vedenlaadun seurannat murroksessa. Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen
Vedenlaadun seurannat murroksessa Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen FINAS-päivä 27.1.2015 Teemu Näykki FT, kemisti, tiiminvetäjä Taustaa Mittaustulos ei ole koskaan täysin oikein Lukuisia tärkeitä Lisätiedot Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto
Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala: Lisätiedot Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki
Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Parempaa tarkkuutta satelliittimittauksille EUREF/N2000 - järjestelmissä Ympäristösi parhaat tekijät 2 EUREF koordinaattijärjestelmän käyttöön otto on Suomessa sujunut Lisätiedot Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata?
Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata? Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin MIKES 21.9.2006 Ryhmäpäällikkö, Jarno Ilme Energiamarkkinavirasto Tarkkailun lähtötilanne pk-sektorilla Lisätiedot Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE
Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY Lisätiedot Akkreditoinnin kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet. Christina Waddington-Walden Akkreditointipäällikkö FINAS-akkreditointipalvelu
Akkreditoinnin kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet Christina Waddington-Walden Akkreditointipäällikkö FINAS-akkreditointipalvelu Miten akkreditointi on kehittynyt kummajaisesta aivan tavalliseksi työkaluksi Lisätiedot Hyväksytyt asiantuntijat
1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston Lisätiedot ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus. Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto
ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto Valtakunnalliset kolmiomittaukset alkavat. Helsingin järjestelmä (vanha valtion järjestelmä) Lisätiedot Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009. Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009
Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009 Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009 Espoo 2009 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2009 1. Yleistä 2 Mittatekniikan keskuksen toiminta Lisätiedot Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013
Vaisala vuonna 2012 Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Taloudelliset mittarit Yleiskatsaus vuoteen 2012 Saadut tilaukset 264,7 (278,8) milj. euroa Liikevaihto 293,3 (273,6) milj. euroa Liiketulos Lisätiedot Ilmanvirtauksen mittarit
Swema 3000 yleismittari/monitoimimittari sisäilmastomittauksiin Ilmastoinnin yleismittari, Vahva metallirunkoinen Swema 3000 on suunniteltu ilmastoinnin, sisäilmaston ja olosuhdemittausten tarpeisiin erityisesti Lisätiedot Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298
Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182 Lisätiedot Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:
Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: PALKKIANTURI Työssä tutustutaan palkkianturin toimintaan ja havainnollistetaan sen avulla pienten ainepitoisuuksien havainnointia. Työn mittaukset on jaettu kolmeen osaan, Lisätiedot Tuloksellinen toiminta edellyttää, että mittatekniikan keskuksella on
Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus Mittatekniikan keskus on mittaustieteeseen erikoistunut Lisätiedot MITTALAITTEIDEN KALIBROINTI, KARTOITUS JA YLLÄPITO
Opinnäytetyö (AMK) Elektroniikka Tietoliikennejärjestelmät 2014 Lauri Iljin MITTALAITTEIDEN KALIBROINTI, KARTOITUS JA YLLÄPITO OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikka Tietoliikennejärjestelmät Lisätiedot Yleismittarin vertailumittaus
J9/2006 leismittarin vertailumittaus Loppuraportti isto ajala ittatekniikan keskus Espoo 2006 Julkaisu J9/2006 leismittarin vertailumittaus Loppuraportti isto ajala ittatekniikan keskus Espoo 2006 Tiivistelmä Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Tuomo Valkeapää 27.1.2015. Vakauksesta varmennukseen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Tuomo Valkeapää 27.1.2015 Vakauksesta varmennukseen Tukes ja metrologia Valvonta - Viestintä - Kehittäminen Lakisääteinen metrologia Legal Metrology www.tukes.fi Lisätiedot Fysiikan kurssit. MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka
Fysiikan kurssit MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Valtakunnalliset kurssit 1. Fysiikka luonnontieteenä 2. Lämpö 3. Sähkö 4. Voima ja liike 5. Jaksollinen liike ja aallot 6. Sähkömagnetismi Lisätiedot Suomen haasteet ja mahdollisuudet
Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth Lisätiedot Teoreettisen fysiikan esittely
Teoreettisen fysiikan esittely Fysiikan laitos Oulun yliopisto 28.9.2012 Erkki Thuneberg Nämä kalvot on saatavissa osoitteessa http://www.oulu.fi/fysiikka/teoreettinen-fysiikka Sisältö Mitä on teoreettinen Lisätiedot Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.
Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt Lisätiedot Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä
Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta Lisätiedot Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen
Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskunnan elintärkeät Lisätiedot LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus Lisätiedot Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.
TYÖ 36b. ILMANKOSTEUS Tehtävä Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. Välineet Taustatietoja Lisätiedot Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.
Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen Lisätiedot Itämeristrategian rahoitus
Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia Lisätiedot VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta
VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut, Lisätiedot Betonin suhteellisen kosteuden mittaus
Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5. Lisätiedot IFRF Suomen kansallinen osasto
IFRF Suomen kansallinen osasto www.ffrc.fi International Flame Research Foundation Finnish Flame Research Committee (päivitetty 10.09.2015, AL) IFRF Kansainvälinen polttotekniikan tutkimusorganisaatio Lisätiedot Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi
Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien Lisätiedot OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO
OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Työ 5 ph-lähettimen konfigurointi ja kalibrointi 2012 Tero Hietanen ja Heikki Kurki 1 JOHDANTO Työssä tutustutaan nykyaikaiseen teollisuuden yleisesti Lisätiedot Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena
Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida Lisätiedot Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille
Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot Lisätiedot Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä
Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä Tekijä: Mikko Laine Tekijän sähköpostiosoite: miklaine@student.oulu.fi Koulutusohjelma: Fysiikka Mittausten suorituspäivä: 04.02.2013 Työn Lisätiedot EUREF-FIN JA KORKEUDET. Pasi Häkli Geodeettinen laitos 10.3.2010
EUREF-FIN JA KORKEUDET Pasi Häkli Geodeettinen laitos 10.3.2010 EUREF-FIN:n joitain pääominaisuuksia ITRF96-koordinaatiston kautta globaalin koordinaattijärjestelmän paikallinen/kansallinen realisaatio Lisätiedot Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)
Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena Lisätiedot Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni
Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö Lisätiedot Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen Lisätiedot Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä
Brändin arvonmääritys ISO 10668 Sisältö ja hyödyt käytännössä ISO 10668 taustaa Standardin nimi: Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen Vahvistettu 20.9.2010 SFS:n Lisätiedot Varausta poistavien lattioiden mittausohje. 1. Tarkoitus. 2. Soveltamisalue. 3. Mittausmenetelmät MITTAUSOHJE 1.6.2001 1 (5)
1.6.2001 1 (5) Varausta poistavien lattioiden mittausohje 1. Tarkoitus Tämän ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää varausta poistavien lattioiden mittaamista ja mittaustulosten dokumentointia Lisätiedot Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX
Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi Lisätiedot Kalibrointi- ja muut metrologiapalvelut
Hinnasto 2014 Kalibrointi- ja muut metrologiapalvelut Sisällys Punnukset Tiheysnormaalit Kaasuvirtaus Paine Lämpötila Kosteus Pituus Aika ja taajuus Sähkö Akustiikka Suurpunnukset Voima Vääntömomentti Lisätiedot KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille]
KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille] A) p 1, V 1, T 1 ovat paine tilavuus ja lämpötila tilassa 1 p 2, V 2, T 2 ovat paine tilavuus ja Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS. Työ 2696-3 22.5.2014
Työ 2696-3 22.5.2014 TUTKIMUSSELOSTUS Tuloilmaikkunan virtaustekniset ominaisuudet: Savukokeet, lämpötilaseuranta ja tuloilman virtaus ikkunavälissä ilman venttiiliä, ilmanohjaimia ja suodattimia Insinööritoimisto Lisätiedot Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS
Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat Lisätiedot PANK-2206. Menetelmä soveltuu ainoastaan kairasydännäytteille, joiden halkaisija on 32-62 mm.
PANK-2206 KIVIAINES, PISTEKUORMITUSINDEKSI sivu 1/6 PANK Kiviainekset, lujuus- ja muoto-ominaisuudet PISTEKUORMITUSINDEKSI PANK-2206 PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA 1. MENETELMÄN TARKOITUS Hyväksytty: Korvaa Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute