Source: http://docplayer.fi/47157402-Cp-kytkentainen-lepopulssia-mittaava-elektrokardiografi.html
Timestamp: 2017-11-23 04:46:37+00:00
Document Index: 19489571

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi - PDF
CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi
Download "CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi"
1 CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Käyttöohje Ohjelmistoversio 2.10.XX
2 2016 Welch Allyn, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tämä julkaisu Welch Allynin toimittamasta tietovälineestä vain sisäiseen jakeluun tukemaan tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käyttötarkoituksen mukaista käyttöä. Tämän käyttöoppaan osittainenkin muunlainen käyttö, jäljentäminen tai jakelu on kielletty ilman Welch Allynin lupaa. Welch Allyn ei vastaa mistään vahingoista eikä mistään tuotteen laittomasta käytöstä tai väärinkäytöstä, joka saattaa aiheutua siitä, että tuotetta ei ole käytetty tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden, varotoimien, varoitusten tai käyttötarkoitusten mukaisesti. Welch Allyn on Welch Allyn, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. CP 150 ja CardioPerfect ovat Welch Allyn, Inc:n tavaramerkkejä. Patenttitiedot Tietoja patenteista on osoitteessa Tämän tuotteen sisältämän ohjelmiston tekijänoikeudet omistaa Welch Allyn tai sen jälleenmyyjät. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmistoa suojaavat Yhdysvaltojen tekijänoikeuslait ja kansainväliset sopimukset. Kyseisten lakien mukaan käyttöoikeuden haltijalla on oikeus käyttää tähän instrumenttiin sisältyvää ohjelmistoa siten kuin on tarkoitettu käytettäväksi siinä tuotteessa, johon ohjelmisto sisältyy. Ohjelmistoa ei saa kopioida, kääntää, koodata auki, purkaa tai muuten muuttaa ihmisen ymmärrettävissä olevaan muotoon. Tässä ei ole kyse ohjelmiston tai minkään sen kopion myynnistä; kaikki ohjelmiston oikeudet ja omistusoikeudet jäävät Welch Allynille tai sen jälleenmyyjille. Lisätietoja Welch Allynin tuotteista saat ottamalla yhteyttä Welch Allynin tekniseen tukeen: (CD) DIR , versio A Tämä ohjekirja koskee SÄHKÖKARDIOGRAFIA Welch Allyn, Inc State Street Road Skaneateles Falls, NY U.S.A Sääntelyasiain edustaja Welch Allyn, Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath Republic of Ireland korjattu
3 iii Sisältö Johdanto... 1 Asiakirjaa koskevia tietoja... 1 Käyttötarkoitus... 1 Käyttöaiheet... 1 Vasta-aiheet... 1 Kuvaus... 1 Ominaisuudet... 2 CP150-elektrokardiografin kokoonpanovaihtoehdot... 3 Ohjaimet, osoittimet ja liittimet... 5 Symbolit... 7 Yleiset varoitukset Yleiset varotoimet Käyttöönotto Potilaskaapelin kytkeminen Lämpöpaperin lisääminen Elektrokardiografin käynnistäminen Verkkovirtajohdon kiinnittäminen siirrettävän telineen johtotelineeseen Asianmukaisen toiminnan tarkistaminen EKG-aloitusnäyttö EKG-aloitusnäyttö EKG-tutkimukset Johtimien kiinnittäminen potilaaseen Elektrodien sijoittelun tarkistaminen Elektrodien kiinnityskohdat Uusi potilas -välilehden käyttö automaattisen EKG-tutkimuksen suorittamiseen Tallennetut tutkimukset Tallennettujen tutkimusten etsiminen Tallennettujen tutkimusten hallinta Työluettelon hallinta Työluettelon lataaminen oltaessa yhteydessä työluettelopalvelimeen Asetukset EKG-asetusten tarkasteleminen tai muuttaminen Laitteen tietojen tarkasteleminen tai muuttaminen... 37
4 iv Sisältö CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Lisäasetukset Lisäasetuksiin siirtyminen Alue Laite Tietojenhallinta Omistajuus Aloita esittely Verkko Huolto Kunnossapito Laitteiston puhdistaminen Laitteiston tarkastaminen Elektrokardiografin testaaminen Akun vaihtaminen Vaihtovirtasulakkeiden vaihtaminen Laitteen varastointi Sähkölaitteiden hävittäminen Vianetsintä Elektrodien laatuongelmat Järjestelmän ongelmat Huolto Rajoitettu takuu Yleiset direktiivit ja standardit Laitteen radio Yleiset radiota koskevat standardit Federal Communications Commission (FCC) Industry Canada (IC) -päästöt Euroopan unioni Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat ohjeet ja valmistajan ilmoitukset Tekniset tiedot Liite Hyväksytyt lisävarusteet... 83
5 1 Johdanto Asiakirjaa koskevia tietoja Käyttötarkoitus Käyttöaiheet Vasta-aiheet Tämä asiakirja on tarkoitettu kliinisille asiantuntijoille, jotka ovat perehtyneet sydänpotilaiden monitoroinnissa tarvittaviin lääketieteellisiin toimenpiteisiin ja terminologiaan. Tutustu tähän asiakirjaan huolellisesti ennen elektrokardiografin kliinistä käyttöönottoa sekä ennen elektrokardiografin määritysten tekemistä, vianmääritystä tai siihen liittyviin huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä. Tutustu myös muihin elektrokardiografin sekä siihen liittyvien vaihtoehtojen ja lisälaitteiden mukana toimitettaviin tietoihin. Welch Allyn CP150 on elektrokardiografi, jolla käsitellään kahden tai useamman elektrokardiografielektrodin kautta lähetetyt sähkösignaalit ja näytetään visuaalisesti sydämen tuottamat sähkösignaalit. CP150 -elektrokardiografi on tarkoitettu nimenomaan EKG-signaalien tallentamiseen ja tulostamiseen aikuis- ja lapsipotilailta. Laitteen käytöstä vastaa koulutettu lääkintähenkilöstö. Valinnainen tulkinta-algoritmi analysoi sydänsähkösignaalit ja muodostaa näin mittaustulokset sekä lausuntotulkinnat. Lääkärien käyttöön tarkoitetut tulkinnan tulokset ovat vain ohjeellisia, eivätkä ne pelkästään riitä diagnoosin perusteeksi. Elektrokardiografi on laite, jonka avulla lääkintähenkilöstö voi arvioida, diagnosoida ja mitata potilaan sydäntoimintoja. 12-kytkentäinen valinnainen tulkinta-algoritmi muodostaa potilaan poikkeavien sydäntietojen perusteella tietokoneanalyysin, joka on tarkoitettu lääkärin ohjeelliseksi työkaluksi muiden kliinisten tietojen ohella. Kuvaus Elektrokardiografille ei ole tiedossa tunnettuja vasta-aiheita. Elektrokardiografi ei sovellu suoriin sydänsovelluksiin. Elektrokardiografin avulla käyttäjä voi suorittaa 12-kytkentäisiä EKG-mittauksia ja analyysejä.
6 2 Johdanto CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Ominaisuudet Elektrokardiografin tukemia tutkimustyyppejä ovat STAT, automaattinen EKG-käyrä ja rytmikäyrä. Tahdistimen tunnistus Tutkimustiedot voi tulostaa elektrokardiografin sisäisellä tulostimella. Elektrokardiografilla voi lähettää testitietueet ja analyysit suoraan sähköiseen sairauskertomus (EMR) -järjestelmään. Tutkimustiedot voi tallentaa elektrokardiografin muistiin, ulkoiselle tallennusvälineelle tai ulkoiseen ohjelmistosovellukseen. Käyttäjä voi tallentaa potilaan henkilötiedot elektrokardiografin muistiin myöhemmin samana päivänä suoritettavaa tutkimusta varten. Ohjelmisto tunnistaa potilaalla mahdollisesti olevan tahdistimen. Jos vahvistat, että potilaalla on tahdistin, EKG-raporttiin ei sisälly tulkintaa ja siinä on maininta havaitusta tahdistimesta. Wi-Fi-yhteys (valinnainen) Valinnainen Wi-Fi-toiminto mahdollistaa langattomat yhteydet ja parannetut työnkulkuvaihtoehdot. Wi-Fin avulla voidaan vähentää riippuvuutta kiinteästä yhteydestä. DICOM-muodon tuki (valinnainen) Valinnainen DICOM-toiminto mahdollistaa suoran tiedonsiirron PACS- ja EMRjärjestelmien kanssa. Voit kerätä työluettelon määräykset ja jakaa 12-kytkentäiset EKGaaltomuodot vastaanottavan järjestelmän kanssa ja parantaa siten työnkulun tehokkuutta. Automaattinen sydänsähkökäyrän tulkinta (valinnainen) Rotterdamin yliopistossa kehitetty valinnainen MEANS-tulkinta-algoritmi tulkitsee sydänsähkökäyrät automaattisesti. Katso lisätietoja elektrokardiografin mukana toimitettavalla CD-levyllä olevasta Lääkärin MEANS-ohjekirjasta (MEANS Physicians Manual) tai Lääkärin PEDMEANS-ohjekirjasta (PEDMEANS Physicians Manual). MEANSalgoritmia käytetään 18 vuotta täyttäneille aikuisille potilaille. PEDMEANS-algoritmia käytetään lapsipotilaille, joiden ikä on yhden päivän ja 17 vuoden välillä. VAROTOIMI Tarkista ennen automaattista EKG-tulkintaa, onko potilaalla tahdistin. VAARA Tietokoneen tekemä tutkimuksen tulkintaehdotus ei ole koskaan täysin luotettava, eikä sillä tule koskaan korvata lääketieteellisen koulutuksen saaneen ammattilaisen arviota. Sen vuoksi lääkärin tulee aina vahvistaa tietokoneen tekemä tulkintaehdotus. Spirometria (valinnainen) CP 150:n spirometrialisätoiminnon avulla käyttäjä voi kerätä, tarkastella, tallentaa ja tulostaa mittauksia ja käyriä keuhkojen toiminnasta, esimerkiksi potilaan keuhkojen
7 Käyttöohje Johdanto 3 suurimman ilmatilavuuden ja -virtauksen. Näitä toimenpiteitä käytetään keuhkosairauksien diagnosointiin ja seurantaan sekä joidenkin keuhkosairauksien hoidon interventioihin. CP150-elektrokardiografin kokoonpanovaihtoehdot Malli Lisävarusteet Kieli Virtajohto CP150 1 AHA, kertakäyttöinen EN englanti 2 Eurooppa A Tulkinta 2 IEC, kertakäyttöinen FR ranska 3 Israel W WiFi 3 AHA, uudelleenkäytettävä DE saksa 4 Iso-Britannia D DICOM 4 IEC, uudelleenkäytettävä ES espanja 5 Sveitsi NL hollanti 66 Australia BP portugali (Brasilia) 7 Etelä-Afrikka PT portugali B Pohjois-Amerikka ZH yksinkertaistettu kiina C Kiina RU venäjä G Argentiina NO norja N Intia/ Arabiemiirikunnat SV ruotsi Z Brasilia DA tanska FI suomi IT italia TR turkki KN korea TC kiina, perinteinen Esimerkkejä: CP150-1ENB, CP150A-1ENB, CP150WD-1ENB, CP150W-1ENB, CP150A-4DE5
8 4 Johdanto CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Spirometriatoiminnolla varustetun CP150-elektrokardiografin kokoonpanovaihtoehdot Malli Lisävarusteet Kieli Virtajohto CP150 1 AHA, kertakäyttöinen EN englanti B Pohjois-Amerikka A Tulkinta S Spirometria W WiFi 2 IEC, kertakäyttöinen 3 AHA, uudelleenkäytettävä 4 IEC, uudelleenkäytettävä Huomautus Spirometriatoiminto on saatavissa vain englanniksi. Esimerkkejä: CP150S-1ENB ja CP150AS-1ENB
9 Käyttöohje Johdanto 5 Ohjaimet, osoittimet ja liittimet Nro Ominaisuus Kuvaus 1 LCD näyttö 800 x 480 pikselin värikosketusnäyttö sisältää graafisen käyttöliittymän. 2 Virtakytkin ja LED Virta-/valmiustilan kytkin. LED-valo osoittaa lataustilan verkkovirtaan kytkettynä: Vihreä: Akku on ladattu. Kullankeltainen: Akku latautuu. 3 Potilaskaapelin liitäntä Vastake potilaskaapelin liittämistä varten. 4 Tulostin Tulostin on tarkoitettu potilaan automaattisen EKG-käyrän, Stattutkimuksen tai rytmikäyrän tulostamiseen.
10 6 Johdanto CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Näkymä takaa Nro Ominaisuus Kuvaus 1 Ethernet-liitäntä Laiteliitäntä tietokoneverkkoon. LED-valot osoittavat verkkoyhteyden tilan, kun ethernet-kaapeli on liitetty verkkoon. 2 USB-asiakasliitäntä USB Mini-B -liitäntä. Vastake sopivan pääkoneen liittämistä varten. 3 Lisälaitteiden USB-liitännät USB A -liitäntä. Neljä USB-liitäntää lisälaitteiden liittämistä varten. 4 Virtaliitäntä Ulkoisen verkkovirran liitäntä. 5 Verkkovirtasulake Verkkovirtasulakkeen liitäntä. 6 Maadoituskorvake (tasapotentiaalinen liitin) Sähköturvallisuuden testaamiseen ja potentiaalin tasausjohtimen liitäntää varten. 7 Akkutila (kannen takana) Li-ion-akun lokero.
11 Käyttöohje Johdanto 7 Symbolit Ohjeiden symbolit VAROITUS Varoitusmerkinnät tässä käyttöohjeessa viittaavat tiloihin tai käytäntöihin, jotka voivat aiheuttaa sairauden, loukkaantumisen tai kuoleman. Tutustu käyttöohjeeseen. Käyttöohjeesta on kopio tässä verkkosivustossa. Käyttöohjeen painetun version voi tilata Welch Allyniltä, ja se toimitetaan 7 päivän sisällä. Varotoimi Varotoimimerkinnät tässä käyttöohjeessa viittaavat tiloihin tai käytäntöihin, jotka voivat vahingoittaa laitteistoja tai muuta aineellista omaisuutta tai aiheuttaa tietojen katoamista. Tämä määritelmä koskee sekä keltaisia että mustavalkoisia symboleja. Täyttää Euroopan lääkintälaitedirektiivin 93/42/EY oleelliset vaatimukset Virtasymbolit Virta päällä/valmiustila Akku Laite on kytketty vaihtovirtalähteeseen, akku on täyteen ladattu Akkua ei ole tai se on viallinen Laite on kytketty vaihtovirtalähteeseen, akku latautuu Akun varaustila Vaihtovirta (AC) Akku latautuu kytketty vaihtovirtalähteeseen Hengenvaarallinen jännite Virtapistoke Sulake Ladattava akku Li-ion Suojamaadoitus Nimellissyöttöteho, AC
12 8 Johdanto CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Ekvipotentiaalinen maadoitus Liitettävyyssymbolit USB Ethernet Langattoman radioyhteyden symbolit Langattoman signaalin voimakkuus Paras (4 palkkia) Hyvä (3 palkkia) Kohtalainen (2 palkkia) Heikko (1 palkki) Ei yhteyttä (ei palkkeja) Ei-ionisoiva sähkömagneettinen säteily FCC-tunnus Yhdysvaltain Federal Communications Commission -viranomaisen antama tunnusnumero SQG-WB45NBT IC-tunnus Industry Canadan antama tunnusnumero. Tämä hallintoelin vastaa Yhdysvaltojen FCC:tä 3147A-WB45NBT Australian Communications and Media Authority (ACMA) -viranomaisen radioliikenteen vaatimustenmukaisuusmerkintä (RCM) Tämä laite täyttää Etelä-Korean tietoliikennekomission radioaaltolain artiklan 58-2 vaatimukset. Brasilia: ANATEL-mallinumero Kuljettamista, varastointia ja ympäristöä koskevat symbolit Tämä puoli ylöspäin Pidettävä kuivana Särkyvää Sallittu suhteellinen kosteus Sallittu lämpötila Sallittu ilmanpaine
13 Käyttöohje Johdanto 9 Paristot kerättävä erikseen. Älä hävitä tuotetta lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Kierrätettävä Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillinen keräyspiste. Älä hävitä tuotetta lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Kiinan RoHs Litiumioniakku Suojattava auringonvalolta Viimeinen käyttöpäivä IP20 Suojattu halkaisijaltaan 12,5 mm:n kiinteiltä vierailta esineiltä, ei vesisuojausta. Muut symbolit Valmistaja Defibrillaatiosuojattu tyypin CF potilasliitäntäosa Tuotetunnus Sarjanumero Uusintatilausnumero Eräkoodi Vain lääkärin määräyksestä tai Vain virallisen lääketieteen ammattilaisen käyttöön tai määräyksestä Älä käytä uudelleen, kertakäyttöinen laite Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella Maailmanlaajuinen tuotenumero Ota yhteys huoltoon Kello; aikakatkaisin; ajastin
14 10 Johdanto CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Yleiset varoitukset Varoitukset kertovat tiloista tai käytännöistä, jotka voivat johtaa henkilövahinkoihin. Ympäristövahingon vaaraan liittyvät merkinnät VAARA Virtajohtoa käytetään katkaisimena, jonka avulla laite kytketään irti verkkovirrasta. Älä sijoita laitetta siten, että virtajohdon käsittely tai irrottaminen on hankalaa. VAARA Räjähdysvaaran välttämiseksi älä käytä elektrokardiografia seuraavien tulenarkojen anestesia-aineiden yhteydessä: ilmaa sisältävät seokset, happi tai typpioksiduuli. VAARA Kun elektrokardiografia kuljetetaan telineessä, estä vahinkojen syntyminen pitämällä potilaskaapeli etäällä telineen pyöristä. Lisälaitteisiin ja muihin laitteistoihin liittyvät varoitukset VAARA Sähköiskun välttämiseksi tämän laitteen saa kytkeä vain suojamaadoitettuun syöttöverkkoon. VAARA Laitteen käyttöhenkilöstön ja potilaiden turvallisuuden kannalta suoraan potilaskosketukseen tulevien oheis- ja lisälaitteiden on oltava asianmukaisten turvallisuusmääräysten, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien määräysten ja muiden viranomaismääräysten mukaisia. VAARA Kaikki signaalinsiirtoon (I/O) käytettävät liittimet on tarkoitettu vain IEC standardin tai muiden IEC-standardien (esim. IEC 60950) mukaisten laitteiden yhteydessä käytettäviksi. Lisälaitteiden yhdistäminen elektrokardiografiin voi lisätä alustan tai potilaan vuotovirtojen mahdollisuutta. VAARA Elektrokardiografia ei ole suunniteltu käytettäväksi kirurgisten korkeataajuuslaitteiden kanssa, eikä se suojaa potilasta. VAARA Vialliset akut voivat vahingoittaa elektrokardiografia. Tarkista akku silmämääräisesti vähintään kerran kuukaudessa. Jos akussa näkyy merkkejä vaurioista tai siinä on halkeamia, se on vaihdettava välittömästi. Käytä ainoastaan Welch Allynin hyväksymiä akkuja. VAARA Akkujen väärä hävittäminen voi aiheuttaa räjähdys- tai kontaminaatiovaaran. Älä koskaan heitä akkuja jäteastioihin. Kierrätä akut aina paikallisten määräysten mukaan. VAARA Potilas ei saa joutua kosketukseen minkään signaalien tulo- ja lähtöliitäntöjen kanssa (SIP/SOP) suoraan tai epäsuorasti käyttäjän kautta laitteen käytön aikana. VAARA Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua ja Welch Allynilta saatavaa lämpöpaperia sekä muita osia ja lisälaitteita. Muiden kuin ilmoitettujen lisälaitteiden käyttäminen saattaa heikentää laitteen suoritustasoa ja käyttöturvallisuutta.
15 Käyttöohje Johdanto 11 Elektrokardiografin käyttöön liittyvät varoitusmerkinnät VAARA Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia. VAARA Laite tallentaa ja esittää potilaan fysiologisen tilan mukaisia tietoja. Asiantunteva lääkäri osaa hyödyntää näitä tietoja taudinmäärityksessä. Potilaan diagnoosia tai hoitotoimenpiteitä ei kuitenkaan tule määrittää ainoastaan näiden tietojen perusteella. VAARA Varmista CF-suojaus käyttämällä vain Welch Allynin hyväksymiä lisälaitteita. Käy osoitteessa Minkä tahansa muiden lisälaitteiden käyttö voi johtaa epätarkkaan potilasdataan, voi vahingoittaa laitteistoja ja voi johtaa takuun purkautumiseen. VAARA Vältä henkilövahingot ottamalla huomioon oheiset varotoimenpiteet potilaan defibrillaatiossa: Vältä kosketusta elektrokardiografiin, potilaskaapeliin ja potilaaseen. Varmista, että potilasjohdot ovat asianmukaisesti paikallaan. Sijoita defibrillaattorin tyynyt asianmukaisesti elektrodeihin nähden. Irrota defibrillaation jälkeen potilasjohdot potilaskaapelista ja tarkasta, onko kärjissä hiiltymiä. Mikäli hiiltymiä on, vaihda potilaskaapeli ja yksittäiset johdot uusiin. Muussa tapauksessa työnä johdot takaisin potilaskaapeliin. (Hiiltymiä syntyy, mikäli johtoa ei ole työnnetty asianmukaisesti potilaskaapeliin ennen defibrillaatiota.) VAARA Estä infektiot ryhtymällä seuraaviin varotoimiin: Hävitä kertakäyttötuotteet (mm. elektrodit) käytön jälkeen. Puhdista säännöllisesti kaikki potilaiden kanssa kosketuksiin tulevat osat. Älä suorita sydänkäyrätutkimuksia potilailla, joilla on avoimia tulehtuneita haavaumia. VAARA Älä sijoita johtoja tai kaapeleita siten, että niihin voi kompastua tai että ne voivat kiertyä potilaan kaulan ympäri. VAARA Varmista laitteen käyttöturvallisuus noudattamalla ylläpidosta annettuja ohjeita. VAARA Elektrokardiografin huoltamisesta vastaa koulutettu huoltohenkilöstö. Laitteen vikaantuessa ota yhteyttä tekniseen tukeen. VAARA Älä suorita ST-segmenttianalyysiä EKG-näytössä, koska kyseiset EKG-kuvat ovat skaalattuja. Tee manuaalisia EKG:n intervalli- ja kokomittauksia ainoastaan käyttämällä tulostettuja EKG-raportteja. VAARA Älä skaalaa tallennettua EKG-tutkimusta (muuta sen kokoa), kun lähetät sen ulkoiseen tulostimeen. Siten voit varmistaa diagnoosin tarkkuuden säilymisen sekä IEC ja IEC standardin mukaisen toiminnan. VAARA Henkilövahinkojen välttämiseksi älä koske tulostuspäähän heti tulostuksen jälkeen. Tulostuspää voi olla kuuma.
16 12 Johdanto CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Yleiset varotoimet VAARA Varmista, että kussakin raportissa on potilaan tunnistetiedot, jotta raportteja ei liitettäisi vahingossa väärien potilaiden tietoihin. Älä tallenna tutkimusta potilastietoihin ilman raporttiin liittyvää potilastunnusta. Varotoimi-ilmoituksilla ilmaistaan tilat tai käytännöt, jotka voivat vahingoittaa laitteistoja tai muuta aineellista omaisuutta. VAROTOIMI Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tässä oppaassa nimetyn laitteen myynti on sallittua ainoastaan lääkäreille. VAROTOIMI Kun otat elektrokardiografin varastosta, anna sen lämpötilan tasaantua ympäristön kanssa ennen käyttöönottoa. VAROTOIMI Älä paina kosketusnäyttöä tai näppäimiä terävillä tai kovilla esineillä, koska ne voivat vahingoittaa laitetta. Käytä näppäimiä ja kosketusnäyttöä ainoastaan käsin. VAROTOIMI Älä altista potilaskaapelia voimakkaalle ultraviolettisäteilylle. VAROTOIMI Älä vedä tai venytä potilaskaapelia. Muussa tapauksessa laite voi vikaantua mekaanisesti tai sähköisesti. Kerää potilaskaapeli löysälle kerälle ennen varastointia. VAROTOIMI Älä sijoita potilaskaapelia siten, että se voi joutua puristuksiin tai jännitykseen tai että sen päälle astutaan. Muussa tapauksessa mittaustarkkuus saattaa kärsiä ja laite voidaan joutua korjaamaan. VAROTOIMI Potilasmaadoitusliitännän käyttäminen muuhun kuin maadoittamiseen voi vahingoittaa laitetta. VAROTOIMI Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuutta käyttävät viestintävälineet voivat vaikuttaa elektrokardiografin toimintaan. VAROTOIMI Satunnaisena radiohäiriölähteenä elektrokardiografi on IEC standardin mukainen A-luokan laite. Laite soveltuu siten käyttöön kaupallisissa sähköympäristöissä. Jos elektrokardiografia käytetään kotitalouksissa ja sen käyttö häiritsee muiden radiotaajuuksilla toimivien laitteistojen toimintaa, minimoi häiriöt. VAROTOIMI Muut lääkinnälliset laitteet, mukaan lukien rajoituksetta defibrillaattorit, ultraäänilaitteet, tahdistimet ja muut stimulaattorit, soveltuvat käytettäväksi yhdessä elektrokardiografin kanssa. Kyseiset laitteet voivat kuitenkin häiritä elektrokardiografin signaalia. VAROTOIMI Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista, huoltoa tai kuljetusta.
17 Käyttöohje Johdanto 13 VAROTOIMI Kun lihassuodin (35 Hz) otetaan käyttöön, AAMI EC11:n osan taajuutta ja impulssivastetta koskevien vaatimusten mukaisessa kolmioaaltomuodossa saattaa välittömästi sykäyksen jälkeen ilmetä enintään 5 millisekunnin mittainen pieni amplitudin vaimentuminen. Perustasosuotimen (0,5 Hz) käyttöönoton yhteydessä amplitudi voi vastaavasti hieman siirtyä. Nämä suotimet ovat AAMI-vaatimusten mukaisia huolimatta siitä, mitkä suotimet on otettu käyttöön tai poistettu käytöstä. Suodinvalinnat eivät vaikuta valinnaisen tulkinta-algoritmin suorittamiin mittauksiin. Huomautus Koko potilaskaapelia, mukaan lukien elektrodit, pidetään sovellusosana.
18 14 Johdanto CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi
19 15 Käyttöönotto Potilaskaapelin kytkeminen Lämpöpaperin lisääminen VAROITUS Potilaskaapelin, elektrodien tai defibrillaatiosuojattujen osien johdinosat, mukaan lukien potilaskaapelin ja elektrodien nollajohtimet, eivät saa päästä kosketuksiin maadoitettujen tai muiden johtavien osien kanssa. Muussa tapauksessa käyttäjä tai potilas voi saada sähköiskun tai laite voi vaurioitua. VAROITUS Jotta potilas tai laite ei vahingoittuisi, älä kytke potilasjohtimia muihin laitteisiin tai pistorasiaan. VAROITUS Varmista CF-suojaus käyttämällä vain Welch Allynin hyväksymiä lisälaitteita. Käy osoitteessa Minkä tahansa muiden lisälaitteiden käyttö voi tuottaa epätarkkaa potilasdataa, voi vahingoittaa laitteistoja ja voi johtaa takuun purkautumiseen. VAROTOIMI Kytke aina potilaskaapeli ja johtimet asianmukaisesti defibrillaation aikana. Muussa tapauksessa kytketyt johtimet voivat vaurioitua. Elektrokardiografi tulostaa jatkolomakelämpöpaperille. Säilytä paperi viileässä kosteudelta ja valolta suojattuna. Suojaa paperi kirkkaalta valolta ja UV-lähteiltä. Suojaa paperi liuottimilta, liimoilta ja puhdistusnesteiltä. Älä säilytä paperia yhdessä vinyylin, muovien tai kutistemuovien kanssa.
20 16 Käyttöönotto CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Elektrokardiografin käynnistäminen Elektrokardiografi on sekä verkkovirta- että akkukäyttöinen. Kytke elektrokardiografi verkkovirtaan mahdollisimman usein, jotta sisäinen laturi voi pitää akun ladattuna. Akun varaustilasta huolimatta elektrokardiografia voidaan käyttää aina, kun se on kytketty verkkovirtaan. VAROITUS Kun käytät verkkovirtaa, kytke elektrokardiografi aina sairaalanormit täyttävään pistorasiaan sähköiskujen välttämiseksi. VAROITUS Jos rakennuksessa ei ole luotettavaa suojamaadoitusta, käytä laitetta akkuvirralla sähköiskujen välttämiseksi. Käynnistäminen ja sammuttaminen Paina.
21 Käyttöohje Käyttöönotto 17 Verkkovirtajohdon kiinnittäminen siirrettävän telineen johtotelineeseen Huomautus Jottei verkkovirtajohtoon kohdistu kovaa vetoa, kierrä virtajohto siirrettävän telineen johtotelineen ympärille. VAARA Kun käytät verkkovirtaa, kytke elektrokardiografi aina sairaalanormit täyttävään pistorasiaan sähköiskujen välttämiseksi. VAARA Kun elektrokardiografia kuljetetaan telineessä, estä vahinkojen syntyminen pitämällä potilaskaapeli etäällä telineen pyöristä. VAARA Älä sijoita johtoja tai kaapeleita siten, että niihin voi kompastua tai että ne voivat kiertyä potilaan kaulan ympäri. Welch Allyn suosittelee virtajohdon kiinnittämistä siirrettävän telineen johtotelineeseen kuvassa esitetyllä tavalla. Asianmukaisen toiminnan tarkistaminen Varmista tutkimustulosten tarkkuus tarkistamalla elektrokardiografin asianmukainen toiminta ennen sen käyttöä potilastutkimuksiin. Asianmukainen toiminta tulee tarkistaa uudelleen vuosittain. Asianmukaisen toiminnan tarkistaminen 1. Näytä ja tulosta EKG-simulaattorin avulla normaali 12-johtiminen EKG-käyrä, jonka amplitudi ja pulssi tunnetaan. 2. Tarkista seuraavat asianmukaisen toiminnan tunnusmerkit: Tulosteen on oltava tumma ja sävyn tasainen koko sivulla. Tulosteessa ei saa näkyä tulostuspäästä johtuvaa pistekuviota (ei vaakasuoria viivoja muodostavia katkoja tulosteessa). Lämpöpaperin tulee liikkua sujuvasti ja tasaisesti tulostamisen aikana.
22 18 Käyttöönotto CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Käyrissä ei saa esiintyä vääristymiä tai liiallista hälyä. Käyrien amplitudin ja pulssin tulee vastata EKG-simulaattorin syötearvoa. Jatkolomakelämpöpaperin tulee pysähtyä siten, että sen rei'itys on lähellä repäisyriviä. Tästä tiedetään, että anturi toimii. 3. Jos tarkistuksessa ilmenee epäasianmukaista toimintaa, ota yhteyttä Welch Allyn tekniseen tukeen.
23 19 EKG-aloitusnäyttö EKG-aloitusnäyttö ECG-aloitusnäyttö sisältää seuraavat alueet: Nimike Alue 1 Laitteen tila 2 Sisältö 3 Navigointi Laitteen tila-alue EKG-aloitusnäytön yläreunassa olevalla Laitteen tila -alueella näkyvät seuraavat tiedot: Potilaskuvake ja potilaan nimi. Kun potilaskonteksti on määritetty, potilaan nimi näkyy sukunimi, etunimi -muodossa. Kellonaika ja päivämäärä Yhteystila. Aktiivinen yhteystyyppi osoitetaan kuvakkeella. Akun tila
24 20 EKG-aloitusnäyttö CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Sisältöalue Virhesanomat ja ilmoitukset. Nämä tiedot pysyvät näkyvissä, kunnes kyseinen tila on käsitelty. Sisältöalueella on 3 tutkimuksen valintapainiketta ja esikatselun valintapainike: Automaattinen EKG Rytmikäyrä Stat EKG elektrodien sijoittelu (EKG-esikatselu). Sisältöalue sisältää myös pikalinkkejä useisiin toimintoihin. Tietoja tutkimustyypeistä Automaattinen EKG Tavanomainen raportti esittää 12-kytkentäisen EKG-mittauksen tiedot 10 sekunnin ajalta sekä potilaan tiedot, mittaukset ja valinnaisen tulkinnan. Rytmikäyrä Jatkuva, tosiaikainen tuloste rytmikäyristä, jotka otetaan käyttäjän valitsemalla konfiguraatiolla. Rytmikäyrät saadaan vain tulosteena. Niitä ei voi tallentaa. Stat EKG Automaattinen EKG-raportti, joka alkaa odottamatta potilastietojen antamista. Potilastietoja ei näy. VAARA Varmista, että kussakin raportissa on potilaan tunnistetiedot, jotta raportteja ei liitettäisi vahingossa väärien potilaiden tietoihin. Älä tallenna tutkimusta potilastietoihin ilman raporttiin liittyvää potilastunnusta. Navigointialue Navigointialue sisältää seuraavat välilehdet: EKG-aloitusnäyttö: näyttää EKG-tutkimustyypit ja sisältää pikalinkkejä useisiin toimintoihin. Hallitse työluetteloa: sisältää potilastiedot tai määräykset, jotka on ladattu laitteen ollessa kytkettynä sairaalan tietojärjestelmään (työluettelopalvelin). Tallennetut tutkimukset: sisältää potilaiden EKG-tutkimukset. Asetukset: sisältää laitteen konfigurointiasetukset. Välilehteen siirrytään koskettamalla halutun nimistä välilehteä navigointialueella. Aktiivinen välilehti on korostettuna.
25 Käyttöohje EKG-aloitusnäyttö 21 EKG-esimerkkiraportti
26 22 EKG-aloitusnäyttö CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi
27 23 EKG-tutkimukset Johtimien kiinnittäminen potilaaseen Johtimien asianmukainen kiinnittäminen on tärkeää EKG:n onnistumiselle. Heikko elektrodikontakti ja irronneet johtimet ovat tavallisimpia EKG-ongelmien aiheuttajia. Kiinnitä johtimet potilaaseen paikallisten toimintaohjeiden mukaisesti. Seuraavassa on joitakin yleisiä ohjeita. VAARA Elektrodit voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Voit välttää tämän noudattamalla elektrodien valmistajan ohjeita. Johtimien kiinnittäminen potilaaseen 1. Valmistele potilas. Kuvaile toimenpidettä. Selitä, että on tärkeää pysyä paikallaan tutkimuksen aikana. (Liikkuminen voi aiheuttaa artefakteja.) Varmista, että potilaan olo on mukava, lämmin ja rentoutunut. (Hytiseminen voi aiheuttaa artefakteja.) Aseta potilas pitkälleen siten, että pää on hieman ylempänä kuin sydän ja jalat (semi-fowler-asentoon). 2. Valitse elektrodien kiinnityskohdat. (Katso Elektrodien kiinnityskohdat -kaavio.) Etsi tasainen alue. Vältä kohtia, joissa ihon alla on paksu rasvakerros, luu tai suuri lihas. 3. Valmistele elektrodien kiinnityskohdat. Ajele tai leikkaa ihokarvat. Puhdista iho huolellisesti ja hiero se varovasti kuivaksi. Voit käyttää saippuaa ja vettä, isopropyylialkoholia tai ihonpuhdistustyynyjä. 4. Kiinnitä johtimet elektrodeihin.
28 24 EKG-tutkimukset CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi 5. Kiinnitä elektrodit potilaaseen. Esimerkkejä elektrodeista, vasemmalta oikealle: käsivarsipidike (uudelleen käytettävä), imukuppi (uudelleen käytettävä), kantaelektrodi (kertakäyttöinen), seurantaelektrodi (kertakäyttöinen). Uudelleen käytettävät elektrodit: Peitä elektrodigeelillä tai -voiteella kunkin elektrodin kokoinen alue, mutta ei tätä laajempaa aluetta. Kiinnitä pidikkeet raajoihin. Kiinnitä imukuppielektrodit potilaan rintaan. Kertakäyttöiset kantaelektrodit: Aseta elektrodin kanta liittimen leukojen väliin. Pidä kanta suorana. Varmista, että liittimen metalliosa on yhteydessä elektrodin kannan ihoa vasten asetettavan puolen kanssa. Kaikki kertakäyttöiset elektrodit: Vetäise liitintä varovasti ja varmista, että johdin on kunnolla kiinnitetty. Jos elektrodi irtoaa, vaihda sen tilalle uusi elektrodi. Jos liitin irtoaa, liitä se uudelleen. Elektrodien sijoittelun tarkistaminen 1. Kosketa (Elektrodien sijoittelu) -painiketta. Näyttöön avautuu EKG:n esikatseluikkuna. 2. Laajenna kytkentöjen asettelunäyttö koskettamalla (torso) -painiketta tai sulje se koskettamalla -kuvaketta.
29 Käyttöohje EKG-tutkimukset 25 Elektrodien kiinnityskohdat AHA IEC Sijainti A V1 (punainen) C1 (punainen) Neljäs kylkiluuväli, aivan rintalastan oikealla puolella. B V2 (keltainen) C2 (keltainen) Neljäs kylkiluuväli, aivan rintalastan vasemmalla puolella. C V3 (vihreä) C3 (vihreä) V2:n ja V4:n puolivälissä. D V4 (sininen) C4 (ruskea) Viides kylkiluuväli, keskisolisviivan vasemmalla puolella. E V5 (oranssi) C5 (musta) V4:n korkeudella etummaisella kainalolinjalla. F V6 (purppura) C6 (purppura) V4:n ja V5:n korkeudella keskimmäisellä kainalolinjalla. G LA (musta) L (keltainen) Heti vasemman ranteen yläpuolella käsivarren sisäpuolella. H LL (punainen) F (vihreä) Heti vasemman nilkan yläpuolella. I RL (vihreä) N (musta) Heti oikean nilkan yläpuolella. J RA (valkoinen) R (punainen) Heti oikean ranteen yläpuolella käsivarren sisäpuolella.
30 26 EKG-tutkimukset CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Uusi potilas -välilehden käyttö automaattisen EKGtutkimuksen suorittamiseen VAROTOIMI Potilastiedot eivät tallennu, ennen kuin EKG-tutkimus on valmis. Huomautus EKG-kokoonpanoasetuksia voi muuttaa Asetukset-välilehdellä. Seuraavat asetukset voivat näkyä eri tavalla, jos oletusasetuksia on muokattu. Huomautus Aseta oletuspotilaan kirjausvälilehdeksi Uusi potilas Lisäasetuksetkohdassa. 1. Kosketa (Automaattinen EKG) -kuvaketta. Uusi potilas -välilehti tulee näkyviin. Huomautus Yhdistetyssä ympäristössä, kun potilaan oletusarvoiseksi kirjausvälilehdeksi on määritetty Työluettelo (Lisäasetuksetkohdassa), työluettelo ladataan työluettelopalvelimen työasemalta ja Työluettelo-välilehti tulee näkyviin. Jatka Uusi potilas -työnkulkua koskettamalla Uusi potilas -välilehteä. 2. Anna seuraavat potilastiedot tarpeen mukaan: Potilastunnus. Kosketa OK-painiketta. Syntymäaika. Kosketa OK-painiketta. Sukupuoli. Kosketa OK-painiketta. Sukunimi. Kosketa OK-painiketta. Etunimi. Kosketa OK-painiketta. 2. etun. alkuk. Kosketa OK-painiketta. Huomautus Jos potilaalla on sydämentahdistin, kosketa Tahdistin käytössä -painiketta. 3. Kosketa (Seuraava) -kuvaketta. 4. Anna seuraavat potilastiedot tarpeen mukaan: Rotu Pituus. Kosketa OK-painiketta. Paino. Kosketa OK-painiketta. Lääkäri. Kosketa OK-painiketta. Kommentit. Kosketa OK-painiketta. 5. Kiinnitä johtimet potilaaseen. 6. (Valinnainen) Säädä käyriä siirtymällä näppäimien avulla seuraavien vaihtoehtojen kohdalle: esitettävät johtimet EKG-esikatselun muoto vahvistus (koko) nopeus suodattimet
31 Käyttöohje EKG-tutkimukset 27 Nimike Painike 1 Johtimet (Leads) -painike 2 EKG:n esikatselupainike 3 Vahvistus (Gain) -painike (koko) 4 Nopeus (Speed) -painike 5 Suodattimet-painike Huomautus Suurenna tarvittaessa elektrodien asettelu (EKG-esikatselu) - näyttö koskettamalla (torso) -painiketta. Näytön vilkkuvat pisteet osoittavat, että johdin on irrallaan tai heikosti kiinnitetty. 7. Jos näkyviin tulee ilmoitus Artefakti, minimoi artefakti Vianmääritys-kohdassa olevien ohjeiden mukaisesti. Sinun on ehkä varmistettava, että potilaalla on sopivan lämmin, valmisteltava potilaan iho uudelleen, käytettävä uusia elektrodeja tai pidettävä potilas mahdollisimman paikallaan. 8. Suorita automaattinen EKG-tutkimus koskettamalla Tallenna-painiketta. Kun Tulostuksen esikatselu -näyttö tulee esiin, jatka automaattisen EKG-tutkimuksen suorittamista koskettamalla Seuraava-painiketta tai palaa edelliseen näyttöön koskettamalla Toista tutkimus -painiketta. 9. Jos näkyviin tulee ilmoitus Odotetaan 10 sekuntia laatutietoja, EKG-tietoja on kerättävä vähintään 10 sekuntia liiallisen artefaktin vuoksi. Ilmoituksessa mainittu aikavaatimus voi vaihdella valitun tulostusmuodon mukaan. Minimoi artefakti Vianmääritys-kohdassa olevien ohjeiden mukaisesti. Odota, kunnes tutkimus on tallennettu. Voit tarvittaessa ohittaa odotusajan ja tallentaa käytettävissä olevat tiedot välittömästi, mutta tulostetut tiedot voivat olla puutteellisia tai heikkolaatuisia. 10. Kun tutkimus on suoritettu, valitse haluamasi vaihtoehto: Tulosta, Tallenna (Save) tai Rytmikäyrä. Jos Automaattinen tallennus -asetus on poistettu käytöstä, tallenna tutkimus koskettamalla Tallenna (Save) -painiketta. Valitse jokin seuraavista sijainneista:
32 28 EKG-tutkimukset CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Paikallinen (sisäinen muisti) USB-massamuistilaite (Jos tutkimus tallennetaan USB-massamuistilaitteeseen, se voidaan noutaa vain CardioPerfect-työasemasta.) Työasema (sisältää DICOM-kuvapalvelimen) Etätiedoston sijainti 11. Tulosta tutkimus koskettamalla Tulosta-painiketta, aloita jatkuvasti tulostuva EKGtutkimus koskettamalla Rytmikäyrä-painiketta tai kosketa Lopeta-painiketta. VAARA Varmista, että kussakin raportissa on potilaan tunnistetiedot, jotta raportteja ei liitettäisi vahingossa väärien potilaiden tietoihin. Älä tallenna tutkimusta potilastietoihin ilman raporttiin liittyvää potilastunnusta. Työluettelo-välilehden käyttäminen automaattisen EKG-tutkimuksen suorittamiseen oltaessa yhteydessä työluettelopalvelimeen VAROTOIMI Potilastiedot eivät tallennu, ennen kuin EKG-tutkimus on valmis. Huomautus EKG-kokoonpanoasetuksia voi muuttaa Asetukset-välilehdellä. Seuraavat asetukset voivat näkyä eri tavalla, jos oletusasetuksia on muokattu. Huomautus Yhdistä elektrokardiografi samaan verkkoon kuin DICOMkuvapalvelintyöasema ja työluettelopalvelin joko Wi-Fi-yhteyttä tai Ethernetkaapelia käyttäen. Pyydä tarvittaessa apua verkon järjestelmänvalvojalta. Huomautus Aseta oletuspotilaan kirjaus -välilehdeksi Työluettelo Lisäasetuksetkohdassa. 1. Kosketa (Automaattinen EKG) -kuvaketta. Työluettelo ladataan, ja Työluettelo-välilehti tulee näkyviin. Huomautus Jos hakemaasi potilasta ei löydy ladatusta työluettelosta, sulje työluettelo ja kosketa (Automaattinen EKG) - painiketta, jolloin työluettelo päivittyy ja saat selville, odottaako uusi määräys käsittelyä palvelimelta. 2. Valitse työluettelosta potilas koskettamalla potilaan riviä. Jos potilaalla on sydämentahdistin, kosketa Tahdistin käytössä -painiketta. 3. Voit aloittaa tutkimuksen heti koskettamalla Valitse-painiketta tai tarkastella tai muokata potilastietoja koskettamalla Katsele-painiketta. (Valinnainen) Kosketa (Seuraava) -painiketta uudelleen. 4. Suorita automaattinen EKG-tutkimus koskettamalla Tallenna-painiketta. 5. Kun Tulostuksen esikatselu -näyttö tulee näkyviin, tallenna tutkimus koskettamalla Seuraava-painiketta tai aloita tutkimus uudelleen koskettamalla Toista tutkimus - painiketta. 6. Kun tutkimus on suoritettu, valitse haluamasi vaihtoehto: Tulosta, Tallenna tai Rytmikäyrä. Jos järjestelmä kehottaa tallentamaan automaattisen EKG-tutkimuksen, valitse Työasema. Jos haluat tallentaa tutkimuksen johonkin muuhun sijaintiin, kosketa
33 Käyttöohje EKG-tutkimukset 29 Paikallinen-, USB-massamuistilaite- tai Etätiedoston sijainti -valintaa ja sitten Tallenna (Save) -painiketta. 7. Palaa EKG-aloitusnäyttöön koskettamalla Lopeta-painiketta, tulosta EKG-tutkimus koskettamalla Tulosta-painiketta tai aloita jatkuvasti tulostuva EKG-tutkimus koskettamalla Rytmikäyrä-painiketta. Automaattisen EKG-tutkimuksen suorittaminen Haku-välilehden avulla VAROTOIMI Potilastiedot eivät tallennu, ennen kuin EKG-tutkimus on valmis. Huomautus EKG-kokoonpanoasetuksia voi muuttaa Asetukset-välilehdellä. Seuraavat asetukset voivat näkyä eri tavalla, jos oletusasetuksia on muokattu. 1. Kosketa (Automaattinen EKG) -kuvaketta. Uusi potilas -välilehti tulee näkyviin. 2. Etsi haluamasi potilas. Haku-välilehden avulla voit tarkastella tallennettujen tutkimusten hakemistossa tai liitetyssä tietokannassa (CardioPerfect-työasema tai EMR) olevia potilastietoja. Valitse Haku-välilehti. Kirjoita potilaan tunnus tai sukunimi. Kosketa OK-painiketta. Kosketa Haku-painiketta. Kosketa potilaan riviä. Huomautus Jos potilaalla on sydämentahdistin, kosketa Tahdistin käytössä -painiketta. Käynnistä tutkimus heti koskettamalla Valitse-painiketta. Kosketa Katsele-painiketta, kun haluat tarkistaa potilastiedot tai muuttaa niitä. (Valinnainen) Kosketa (Seuraava) -painiketta uudelleen. 3. Kiinnitä johtimet potilaaseen. 4. Suorita automaattinen EKG-tutkimus koskettamalla Tallenna-painiketta. 5. Kun tutkimus on suoritettu, valitse haluamasi vaihtoehto: Tulosta, Tallenna (Save) tai Rytmikäyrä. Jos järjestelmä kehottaa tallentamaan automaattisen EKG-tutkimuksen, valitse Paikallinen, USB-massamuistilaite, Työasema tai Etätiedoston sijainti. Kosketa Tallenna (Save) -painiketta. Rytmikäyrätutkimuksen suorittaminen automaattisen EKG-tutkimuksen jälkeen 1. Kosketa (Automaattinen EKG) -kuvaketta. 2. Anna potilastiedot. Kosketa (Seuraava) -painiketta, kun haluat tarkistaa potilastiedot tai muuttaa niitä. (Valinnainen) Kosketa (Seuraava) -painiketta uudelleen.
34 30 EKG-tutkimukset CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi 3. Kiinnitä johtimet potilaaseen. 4. Suorita automaattinen EKG-tutkimus koskettamalla Tallenna-painiketta. 5. Kun tutkimus on valmis, kosketa Rytmikäyrä-painiketta. Jos järjestelmä kehottaa tallentamaan automaattisen EKG-tutkimuksen, valitse Paikallinen, USB-massamuistilaite, Työasema tai Etätiedoston sijainti. Valitse Tallenna. 6. Aloita rytmikäyrätutkimus koskettamalla Aloita-painiketta. Kosketa Lopeta-painiketta, kun haluttu määrä tosiaikaista rytmikäyrää on tulostunut. Automaattisen EKG-tutkimuksen liittäminen työluetteloon Voit liittää automaattisen EKG-tutkimuksen työluetteloon, jos potilaan henkilötietokentät ovat tyhjät. VAROTOIMI Potilastiedot eivät tallennu, ennen kuin EKG-tutkimus on valmis. Huomautus Jos automaattinen EKG-tutkimus suoritetaan antamatta potilaan täydellisiä tietoja, tutkimus voidaan liittää potilaaseen työluettelossa tutkimuksen suorittamisen jälkeen. Huomautus Liittämistoiminto edellyttää, että Tutk. nimeäminen -asetus on käytössä. 1. Kosketa (Automaattinen EKG) -kuvaketta. Uusi potilas -välilehti tulee näkyviin. 2. Kosketa (Seuraava) -kuvaketta. 3. (Valinnainen) Kosketa (Seuraava) -kuvaketta. 4. Kiinnitä johtimet potilaaseen. 5. Suorita automaattinen EKG-tutkimus koskettamalla Tallenna-painiketta. 6. Kun Tulostuksen esikatselu -näyttö tulee esiin, jatka automaattisen EKG-tutkimuksen suorittamista koskettamalla Seuraava-painiketta tai hylkää tutkimus ja palaa edelliseen näyttöön koskettamalla Toista tutkimus -painiketta. 7. Kun tutkimus on valmis, kosketa Nimeä-painiketta. 8. Kosketa potilaan riviä. 9. Kosketa Valitse-painiketta. Jos järjestelmä kehottaa tallentamaan automaattisen EKG-tutkimuksen, valitse Paikallinen, USB-massamuistilaite, Työasema tai Etätiedoston sijainti. Kosketa Tallenna (Save) -painiketta. VAARA Varmista, että kussakin raportissa on potilaan tunnistetiedot, jotta raportteja ei liitettäisi vahingossa väärien potilaiden tietoihin. Jos potilaan tunnistetiedot puuttuvat jostakin raportista, kirjoita tiedot raporttiin heti EKGtutkimuksen jälkeen 10. Tulosta tutkimus koskettamalla Tulosta-painiketta, hylkää tutkimus ja aloita uudelleen alusta koskettamalla Toista tutkimus -painiketta tai aloita jatkuvasti tulostuva EKG-tutkimus koskettamalla Rytmikäyrä-painiketta tai kosketa Lopetapainiketta.
35 31 Tallennetut tutkimukset Tallennettujen tutkimusten etsiminen Tallennettuja tutkimuksia voi etsiä kohdasta Saved Tests (Tallennetut tutkimukset) seuraavilla hakuehdoilla: Päivämäärä Sukunimi Potilastunnus Tutkimustyyppi Kaikki Vahvistamattomat Tulostamattomat Lähettämättömät Saved Tests (Tallennetut tutkimukset) -kohdan tutkimuksia voidaan poistaa, tulostaa ja niitä voi muokata tai tulostaa USB-tallennuslaitteeseen, työasemaan tai etätiedostosijaintiin. Tallennettujen tutkimusten hallinta Tallennetut tutkimukset -kohdan tutkimukset ovat elektrokardiografin muistiin tallennettuja EKG-tutkimuksia. Voit poistaa tai tulostaa tallennettuja tutkimuksia kaikissa elektrokardiografimalleissa. Lisäksi voit muokata potilastietoja kohdassa Saved Tests (Tallennetut tutkimukset) lähettää tallennetut tutkimukset USB-massamuistilaitteeseen, etätiedostosijaintiin tai työasemaan. (Jos tutkimus lähetetään USB-massamuistilaitteeseen, se voidaan noutaa vain CardioPerfect workstation. -työasemasta.) Tallennettujen tutkimusten hallinta 1. Valitse Tallennetut tutkimukset -välilehti. 2. Täytä tiedot Alkamispäivä-, Sukunimi- tai Potilastunnus-kenttään tai etsi tutkimuksia valitsemalla Tutkimustyyppi-kohdasta valintaruutu Kaikki, Vahvistamaton, Tulostamattomat tai Lähettämättömät. 3. Kosketa Haku-painiketta. 4. Valitse yksi tutkimus tai useita tutkimuksia.
36 32 Tallennetut tutkimukset CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi 5. Hallinnoi tallennettuja tutkimuksia koskettamalla Poista-, Tulosta-, Muokkaa- tai Lähetä-painiketta.
37 33 Työluettelon hallinta Työluettelon lataaminen oltaessa yhteydessä työluettelopalvelimeen Työluettelo sisältää potilaat, joiden henkilötiedot on ladattu elektrokardiografin muistiin myöhemmin samana päivänä suoritettavaa tutkimusta varten. Työluetteloon mahtuu enintään 50 potilasta. Automaattisen EKG-tutkimuksen suorittamisen yhteydessä voit täyttää potilaan tiedot työluettelopalvelimesta. Huomautus EKG-kokoonpanoasetuksia voi muuttaa Asetukset-välilehdessä. Seuraavat asetukset voivat näkyä eri tavalla, jos oletusasetuksia on muokattu. Huomautus Aseta oletuspotilaan kirjaus -välilehdeksi Työluettelo Lisäasetuksetkohdassa. Kun elektrokardiografi on yhdistetty työluettelopalvelimeen, työluettelon voi ladata koskettamalla (Automaattinen EKG) -painiketta. Työluettelon hallinta 1. Valitse Hallitse työluetteloa. 2. Valitse Lataa. 3. (Valinnainen) Valitse luettelosta potilas tai potilaita ja kosketa Poista-painiketta, jolloin nämä potilaat poistetaan työluettelosta. Huomautus Kun olet yhteydessä työluettelopalvelimeen, potilaita ei voi lisätä manuaalisesti, joten Lisää-painiketta ei voi käyttää.
38 34 Työluettelon hallinta CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi
39 35 Asetukset EKG-asetusten tarkasteleminen tai muuttaminen EKG-asetukset ohjaavat raporttien sisältöä ja muotoa. Näihin asetuksiin sisältyy toinen automaattinen raporttimuoto (automaattinen raportti) ja rytmiraportin muoto (rytmiraportti), mukautettavat potilastietokentät sekä automaattisen tallennuksen valinnat. Asetusten tarkasteleminen tai muuttaminen: 1. Valitse Asetukset-välilehti. Näytössä näkyy EKG-välilehti ja EKG-konfiguraatiopystyvälilehti. Muokkaa seuraavia asetuksia tarpeen mukaan: Huomautus Seuraavat asetukset tallentuvat valittaessa. Käyrän keskitys käytössä Perustasosuodin päällä Lihassuodin päällä Tallennusmuistutus käytössä Oletusvahvistus QTc-tyyppi Kosketa (Seuraava) -kuvaketta. Muokkaa seuraavia asetuksia tarpeen mukaan: Elektrodien tarrat Elektrodien konfigurointi EKG-väli Johdinajoitus Kosketa (Seuraava) -kuvaketta. Muokkaa seuraavia asetuksia tarpeen mukaan: Tutk. nimeäminen Tutk. nimeämisen muistutus EKG-esikatselujärjestys
40 36 Asetukset CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Valitse Rytmiraportti-välilehti. Muokkaa seuraavia asetuksia tarpeen mukaan: Oletusnopeus Tulostusasetukset Kosketa (Seuraava) -kuvaketta. Muokkaa seuraavia asetuksia tarpeen mukaan: Rytmijohtimet 1 12 Valitse Autom. raportti -välilehti. Muokkaa seuraavia asetuksia tarpeen mukaan: Raportin muoto Keskiarvojaksot Tulosta raportti automaattisesti Rytmijohtimet 1 3 Kosketa (Seuraava) -kuvaketta. Muokkaa seuraavia asetuksia tarpeen mukaan: Etunimi: Epänormaali EKG Vahvistamaton raportti Tulkinta 2. etun. alkuk. Pituus Paino Rotu Valitse: Ikä tai syntymäaika Huomautus DICOM-yhteensopivaa yhteyttä varten tarvitaan potilaan syntymäaikatieto. Iän ja syntymäajan valinta ei ole käytettävissä ja oletusasetuksena on Syntymäaika, kun DICOM on otettu käyttöön. Iän ja syntymäajan valinta on käytettävissä, jos DICOM-lisätoimintoa ei ole asennettu tai se on poistettu käytöstä. Kosketa (Seuraava) -kuvaketta. Muokkaa seuraavia asetuksia tarpeen mukaan: Laajennetut mittaukset MEANS-syiden perustelut (valinnainen ostettava lisätoiminto) Kommentit Lääkäri
41 Käyttöohje Asetukset 37 Laitteen tietojen tarkasteleminen tai muuttaminen Kun haluat katsella tai muuttaa laitteen tietoja 1. Kosketa Asetukset-välilehteä. EKG-välilehti tulee näkyviin. 2. Valitse Laite (Device) -välilehti. Muokkaa seuraavia asetuksia tarpeen mukaan: LCD-näytön kirkkaus Päivämäärä Kellonaika Säädä kellon kesäaika-asetus. Katkaise laitteesta virta koskettamalla Katkaise virta -painiketta.
42 38 Asetukset CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi
43 39 Lisäasetukset Lisäasetukset-välilehti sisältää salasanalla suojatun pääsyn CP150:n Lisäasetuksetvalikkokohtaan (tai Pääkäyttäjä-tilaan), jossa pääkäyttäjät, biolääketiedeinsinöörit ja/tai huoltoinsinöörit voivat määrittää eritysominaisuuksia. Lisäasetukset-välilehti sisältää myös kirjoitussuojattuja tietoja CP150:stä. Lisäasetuksiin siirtyminen Huomautus Et pääse Lisäasetukset-kohtaan, jos potilastutkimus on käynnissä. Alue 1. Kosketa EKG-aloitusnäyttö-välilehdessä Asetukset -välilehteä. 2. Valitse Lisäasetukset-välilehti. 3. Syötä 6345 pääsykoodiksi ja kosketa Valitse-painiketta. Yleistä-välilehti näkyy näytön alaosassa, ja Alue-välilehti näkyy näytön yläosassa. 4. Tee jompikumpi seuraavista: Jos haluat pysyä Lisäasetukset-valikossa, kosketa jotain toista välilehteä. Jos haluat poistua Lisäasetukset-valikosta ja palata EKG-aloitusnäyttö-välilehteen, kosketa Lopeta-painiketta. EKG-aloitusnäyttö-välilehti tulee näkyviin. Alueasetusten määrittäminen 1. Siirry Lisäasetukset-valikkokohtaan. a. Valitse Asetukset -välilehti. b. Valitse Lisäasetukset-välilehti. c. Syötä Lisäasetusten koodi. d. Kosketa Valitse-painiketta. Yleistä-välilehti näkyy näytön alaosassa, ja Alue-välilehti näkyy näytön yläosassa. 2. Määritä asetukset. Asetus Päiväyksen muoto Ajan esitysmuoto Toiminto/kuvaus Valitse päivämäärän näyttömuoto. Valitse 12 tunnin näyttö AM/PM-merkintöjen avulla tai 24 tunnin näyttö.
44 40 Lisäasetukset CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Aikavyöhyke Kesä-/talviaikaan siirtyminen Säädä kello automaattisesti kesäaikaan Connexin ilmoituksen mukaan Pituus Paino Verkkotaajuus Kieli Valitse aikavyöhykkeesi Coordinated Universal Time (UTC)-ajan suhteen. Valitse kesäaika. Valitse tämä kellonajan asettamiseksi +/- yksi tunti, kun liitetty palvelin ilmoittaa kesäajasta. Valitse senttimetrit, jalat ja tuumat tai tuumat. Valitse kilogrammat tai paunat. Valitse 50 hertsiä tai 60 hertsiä. Valitse laitteen kieli. Laite 3. Tee jompikumpi seuraavista: Jos haluat pysyä Lisäasetukset-valikossa, kosketa jotain toista välilehteä. Jos haluat poistua Lisäasetukset-valikosta ja palata Aloitusnäyttö-välilehteen, valitse Lopeta. Laitteen asetusten määrittäminen 1. Siirry Lisäasetukset-valikkokohtaan. a. Valitse Asetukset -välilehti. b. Valitse Lisäasetukset-välilehti. c. Syötä Lisäasetusten koodi. d. Kosketa Valitse-painiketta. Yleistä-välilehti näkyy näytön alaosassa, ja Alue-välilehti näkyy näytön yläosassa. 2. Valitse Laite (Device) -välilehti. Valitse avattavasta Tulostin-valikosta PDF- tai tulostinvaihtoehto luettelosta: Sisäinen PDF USB-porttiin PDF etätiedoston sijaintiin Sisäinen ja PDF USB-porttiin Sisäinen ja PDF etätiedoston sijaintiin Valitse avattavasta Oletuspotilaan kirjaus -valikosta Uusi potilas tai Työluettelo. Valitse Sykkeen äänimerkki käytössä tai poista sen valinta. Valitse Virheen äänimerkki käytössä tai poista sen valinta. Ota Caps lock käyttöön tai poista se käytöstä. 3. Tee jompikumpi seuraavista: Jos haluat pysyä Lisäasetukset-valikossa, kosketa jotain toista välilehteä. Jos haluat poistua Lisäasetukset-valikosta ja palata Aloitusnäyttö-välilehteen, valitse Lopeta.
45 Käyttöohje Lisäasetukset 41 Tietojenhallinta Tietojen hallinta-asetusten määrittäminen Omistajuus 1. Siirry Lisäasetukset-valikkokohtaan. a. Valitse Asetukset -välilehti. b. Valitse Lisäasetukset-välilehti. c. Syötä Lisäasetusten koodi. d. Kosketa Valitse-painiketta. Yleistä-välilehti näkyy näytön alaosassa, ja Alue-välilehti näkyy näytön yläosassa. 2. Valitse Tietojen hall. -välilehti. 3. Määritä asetukset. Asetus Autom. tallennuksen asetukset Tietoristiriidan (muisti täynnä) asetukset PDF:n nimen muoto Etätiedoston sijainti 4. Tee jompikumpi seuraavista: Toiminto/kuvaus Aseta Autom. tallennus -toiminnon oletussijainti: Ei päällä, Paikallinen, USB-massamuistilaite, Työasema tai Etätiedoston sijainti. Valitse tutkimusten poistamisasetukset määrittämällä Muisti täynnä -asetukseksi Vanhimman poisto tai Kehota käyttäjälle. Valitse enintään neljä PDF:ssä näytetään erityyppistä tunnusmerkintää: Ei mikään, Tutkimustyyppi, Potilastunnus, Sukunimi, Tutkimuksen päivämäärä, Tutkimustunnustai Tilaustunnus. Valitse erotin: -, _, #,%, ^ Lisää etätiedostopalvelimen osoite, käyttäjätunnus ja salasana näppäimistön avulla. Testaa palvelinyhteys koskettamalla Testaa etäkansio -painiketta. Jos haluat pysyä Lisäasetukset-valikossa, kosketa jotain toista välilehteä. Jos haluat poistua Lisäasetukset-valikosta ja palata Aloitusnäyttö-välilehteen, valitse Lopeta. Omistajuusasetusten määrittäminen 1. Siirry Lisäasetukset-valikkokohtaan. a. Valitse Asetukset -välilehti. b. Valitse Lisäasetukset-välilehti. c. Syötä Lisäasetusten koodi. d. Kosketa Valitse-painiketta. Yleistä-välilehti näkyy näytön alaosassa, ja Alue-välilehti näkyy näytön yläosassa. 2. Kosketa Omistajuus-välilehteä. 3. Määritä asetukset.
46 42 Lisäasetukset CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Asetus Toimenpidetunnus Yhteystiedot Laitetunnus Toiminto/kuvaus Lisää toimenpidetunnus näppäimistöllä. Kosketa OKpainiketta. Lisää yhteystiedot näppäimistöllä. Kosketa OKpainiketta. Lisää laitetunnus näppäimistöllä. Kosketa OKpainiketta. Aloita esittely 4. Tee jompikumpi seuraavista: Esittelytilan käynnistäminen Jos haluat pysyä Lisäasetukset-valikossa, kosketa jotain toista välilehteä. Jos haluat poistua Lisäasetukset-valikosta ja palata Aloitusnäyttö-välilehteen, valitse Lopeta. Verkko 1. Siirry Lisäasetukset-valikkokohtaan. a. Valitse Asetukset -välilehti. b. Valitse Lisäasetukset-välilehti. c. Syötä Lisäasetusten koodi. d. Kosketa Valitse-painiketta. Yleistä-välilehti näkyy näytön alaosassa, ja Alue-välilehti näkyy näytön yläosassa. 2. Kosketa Demo-välilehteä. 3. Aseta CP150 esittelytilaan koskettamalla Aloita esittely -kuvaketta. Kun esittely on valmis, laite palaa Home (Aloitus) -välilehteen. CP150:n lisätietojen katselu Lisäasetukset-välilehdessä näkyvät seuraavat tiedot: CP150:n ohjelmistoversio, akun lataustila, Ethernet- ja langattoman radion MAC- ja IP-osoitteet, verkon, palvelimen ja tukiaseman tiedot, istuntokohtaiset tiedot sekä muita tietoja. Radio- ja Ethernet-tilan tarkastelu Huomautus Tämä tehtävä koskee vain laitteita, joihin on asennettu radio ja joissa on aktivoitu lisenssi. 1. Siirry Lisäasetukset-valikkokohtaan. a. Valitse Asetukset -välilehti. b. Valitse Lisäasetukset-välilehti. c. Syötä Lisäasetusten koodi. d. Kosketa Valitse-painiketta. Yleistä-välilehti näkyy näytön alaosassa, ja Alue-välilehti näkyy näytön yläosassa.
47 Käyttöohje Lisäasetukset Valitse Verkko (Network) -välilehti. Tila-välilehti tulee näkyviin näytön yläosaan. 3. Kosketa pystysuuntaista Radio- tai Ethernet-välilehteä, kun haluat nähdä radion tai Ethernetin IP-osoitteen, MAC-osoitteen ja tilatiedot. 4. Kosketa (Seuraava) -kuvaketta, kun haluat nähdä enemmän Ethernetiin tai radioon liittyviä asetuksia. Tila-välilehden tiedot päivittyvät vain, kun laite on yhdistetty kiinteään tai langattomaan verkkoon. 5. Tee jompikumpi seuraavista: Jos haluat pysyä Lisäasetukset-valikossa, kosketa jotain toista välilehteä. Jos haluat poistua Lisäasetukset-valikosta ja palata Aloitusnäyttö-välilehteen, valitse Lopeta. Ethernet-asetusten määrittäminen Voit kytkeä CP150-elektrokardiografin Welch Allyn CardioPerfect -työasemaan tai verkkopalvelimeen Ethernet-kaapelilla. Yhteys työasemaan edellyttää CP 50/150 Connectivity Kit -kytkentäsarjan mukana toimitettua ohjelmistoa. Yli 3 metrin pituisten johtojen sopivuutta elektrokardiografin kanssa käytettäväksi ei ole vahvistettu. Älä käytä yli 3 metrin pituisia johtoja. 1. Siirry Lisäasetukset-valikkokohtaan. a. Valitse Asetukset -välilehti. b. Valitse Lisäasetukset-välilehti. c. Syötä Lisäasetusten koodi. d. Kosketa Valitse-painiketta. Yleistä-välilehti näkyy näytön alaosassa, ja Alue-välilehti näkyy näytön yläosassa. Jos CP150-elektrokardiografi yhdistetään Welch Allynin CardioPerfect-työasemaan, yhdistä elektrokardiografi samaan verkkoon kuin työasema. Pyydä tarvittaessa apua verkon järjestelmänvalvojalta. 2. Valitse Verkko (Network) -välilehti. 3. Valitse Ethernet-välilehti. 4. Määritä asetukset. Asetus DHCP Toiminto/kuvaus Valitse DHCP tai poista sen valinta. Valitse DHCP, jos haluat muodostaa automaattisesti yhteyden Ethernetin kautta. Poista DHCP:n valinta, jos haluat antaa asetukset manuaalisesti.
48 44 Lisäasetukset CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Verkon IP-osoite Kosketa -kuvaketta ja määritä laitteen Ethernettiedonsiirto kirjoittamalla IP-osoite. Aliverkon peite Kosketa -kuvaketta ja syötä aliverkon peite. Yhdyskäytävä IP-osoite, joka reitittää paketit muihin verkkoihin. DNS-palvelin 1 Kosketa -kuvaketta ja syötä yhdyskäytävän osoite. Sen palvelimen IP-osoite, joka ylläpitää DNS-palveluita, joita käytetään tietokoneiden ja palveluiden etsimiseen käyttäjäystävällisten nimien avulla. Kosketa - kuvaketta ja syötä DNS-palvelimen osoite. DNS-palvelin 2 Kosketa -kuvaketta ja syötä DNS-palvelimen 2 osoite. 5. Tee jompikumpi seuraavista: Jos haluat pysyä Lisäasetukset-valikossa, kosketa jotain toista välilehteä. Jos haluat poistua Lisäasetukset-valikosta ja palata Aloitusnäyttö-välilehteen, valitse Lopeta. Radion asetusten määrittäminen Huomautus Mallissasi ei ole välttämättä kaikkia tässä kuvattuja ominaisuuksia. Huomautus Radion ominaisuudet otetaan käyttöön laitteistotunnistuksen avulla. 1. Siirry Lisäasetukset-valikkokohtaan. a. Valitse Asetukset -välilehti. b. Valitse Lisäasetukset-välilehti. c. Syötä Lisäasetusten koodi. d. Kosketa Valitse-painiketta. Yleistä-välilehti näkyy näytön alaosassa, ja Alue-välilehti näkyy näytön yläosassa. 2. Valitse Verkko (Network) -välilehti. Tila-välilehti tulee näkyviin näytön yläosaan, ja pystysuuntaiset Ethernet- ja Radiovälilehdet tulevat näkyviin. 3. Siirry Wi-Fi- ja radioasetuksiin koskettamalla Radio-välilehteä. 4. Määritä radion kokoonpanoasetukset. Asetus Radion käyttöönotto ESSID Toiminto/kuvaus Ota radio käyttöön laitteen viestintälaitteeksi. Kun toiminto on otettu pois käytöstä, radiota ei voi käyttää. Langattoman verkon yksilöivä nimi. Kosketa -kuvaketta ja syötä palvelujoukon tunnus (SSID eli tukiaseman nimi). Tunnuksessa voi olla enintään 32 merkkiä. Radiokaista Valitse radiokaista: ABGN, ABG, AN tai A. Päivitä radio Aktivoi kaikki uudet radioasetukset, joita ei ole valittu aiemmin, valitsemalla Päivitä radio.
49 Käyttöohje Lisäasetukset Tee jompikumpi seuraavista: Huomautus Mikään muutetuista radioasetuksista ei tule voimaan, ennen kuin valitaan Päivitä radio. Jos haluat pysyä Lisäasetukset-valikossa, kosketa jotain toista välilehteä. Jos haluat poistua Lisäasetukset-valikosta ja palata Aloitusnäyttö-välilehteen, valitse Lopeta. Radion suojausasetusten määrittäminen Huomautus Mallissasi ei ole välttämättä kaikkia tässä kuvattuja ominaisuuksia. 1. Siirry Lisäasetukset-kohtaan ja kosketa Verkko (Network) > Radio- ja Tietosuojavälilehtiä. 2. Valitse salausmenetelmä, jolla laitteeseen siirrettävät tiedot salataan. Huomautus Kaikki EAP-suojausasetukset edellyttävät verkkopalvelimen sertifikaatteja. Käytä Welch Allynin Service Tool - huoltotyökalua näiden sertifikaattien lataamiseen. 3. Määritä suojausasetukset. Asetus Varmennustapa WEP 64 WEP 128 WPA-Personal ja WPA2-Personal Toiminto/kuvaus Valitse haluamasi salausasetus. Määritä sitten mahdollisesti esiin tulevat lisäasetukset. Oletusarvoinen salausasetus on WPA2-Personal. Valitse WEP-avain ja syötä 10-merkkinen avain valittuun kenttään. Toista tämä muille avaimille, kun haluat luoda useita WEP-avaimia. Valitse sen jälkeen Päivitä radio. Valitse WEP-avain ja syötä 26-merkkinen avain valittuun kenttään. Toista tämä muille avaimille, kun haluat luoda useita WEP-avaimia. Valitse sen jälkeen Päivitä radio. Syötä Avainfraasi-kohtaan salasana (8 63 merkkiä) ja valitse Päivitä radio. Syötetyt merkit näkyvät tähtinä niiden syöttämisen jälkeen. WPA-Enterprise ja WPA2-Enterprise Kosketa (Seuraava) -painiketta, jolloin voit määrittää seuraavat asetukset, ja napsauta Päivitä radio -painiketta, kun olet valmis. Anonyymi käyttäjä Käyttäjänimi Salasana Käytä palvelimen validointia Päivitä sertifikaatti Salaa käyttäjän henkilöllisyys palvelimen kanssa todennettaessa. Tämä ei ole käytettävissä TLS- ja TTLSmenetelmille. Syötä EAP-tunnus (enintään 64 merkkiä). Syötä EAP-salasana (enintään 64 merkkiä). Tämä ei ole käytettävissä EAP-tyypille TLS eikä TLS-tyypille PEAP- TLS. Ota käyttöön tai poista käytöstä palvelimen validointi. Tämä ei ole käytettävissä EAP-tyypille EAP-FAST. Päivitä radiosertifikaattien asetukset USB-asemalta koskettamalla Päivitä sertifikaatti -painiketta.
50 46 Lisäasetukset CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi EAP-tyyppi Verkkovierailu Päivitä radio Huomautus USB-aseman pitää sisältää waclientcert.pim-tiedosto Certskansiossa. Valitse todennusprotokolla Valitse tarkemmat EAPasetukset (Sisäinen EAP-asetus, PAC-varaaminen). PMK, OKC, CCKM Aktivoi kaikki uudet radioasetukset, joita ei ole valittu aiemmin, valitsemalla Päivitä radio. Kosketa OKpainiketta näyttöön ponnahtavassa vahvistusikkunassa. Huomautus Mikään muutetuista radioasetuksista ei tule voimaan, ennen kuin valitaan Päivitä radio. 4. Tee jompikumpi seuraavista: Jos haluat jatkaa Lisäasetukset-valikossa, kosketa jotain toista välilehteä. Jos haluat poistua Lisäasetukset-valikosta ja palata Aloitusnäyttö-välilehteen, valitse Lopeta. TCP/IP-asetusten määrittäminen Huomautus Mallissasi ei ole välttämättä kaikkia tässä kuvattuja ominaisuuksia. Huomautus Tämä tehtävä koskee vain laitteita, joihin on asennettu radio ja joissa on aktivoitu lisenssi. 1. Siirry Lisäasetukset-kohtaan ja kosketa välilehtiä Verkko (Network) > TPC/IP. 2. Määritä TCP/IP-asetukset. Asetus DHCP Toiminto/kuvaus Valitse DHCP tai poista sen valinta. Valitse DHCP, jos haluat muodostaa automaattisesti yhteyden TCP/IPprotokollalla. Poista DHCP:n valinta, jos haluat antaa asetukset manuaalisesti. Verkon IP-osoite Kosketa -kuvaketta ja määritä laitteen TCP/IPtiedonsiirto kirjoittamalla IP-osoite. Aliverkon peite Kosketa -kuvaketta ja syötä aliverkon peite. Yhdyskäytävä IP-osoite, joka reitittää paketit muihin verkkoihin. DNS-palvelin 1 Kosketa -kuvaketta ja syötä yhdyskäytävän osoite. Sen palvelimen IP-osoite, joka ylläpitää DNS-palveluita, joita käytetään tietokoneiden ja palveluiden etsimiseen käyttäjäystävällisten nimien avulla. Kosketa - kuvaketta ja syötä DNS-palvelimen osoite. DNS-palvelin 2 Kosketa -kuvaketta ja syötä DNS-palvelimen 2 osoite. Päivitä radio Aktivoi kaikki uudet radioasetukset, joita ei ole valittu aiemmin, valitsemalla Päivitä radio. Kosketa Valitse-painiketta näyttöön ponnahtavassa vahvistusikkunassa.
51 Käyttöohje Lisäasetukset Tee jompikumpi seuraavista: Huomautus Mikään muutetuista radioasetuksista ei tule voimaan, ennen kuin valitaan Päivitä radio. Jos haluat jatkaa Lisäasetukset-valikossa, kosketa jotain toista välilehteä. Jos haluat poistua Lisäasetukset-valikosta ja palata Aloitusnäyttö-välilehteen, valitse Lopeta. Palvelimen asetusten määrittäminen 1. Siirry Lisäasetukset-valikkokohtaan. a. Valitse Asetukset -välilehti. b. Valitse Lisäasetukset-välilehti. c. Syötä Lisäasetusten koodi. d. Kosketa Valitse-painiketta. Yleistä-välilehti näkyy näytön alaosassa, ja Alue-välilehti näkyy näytön yläosassa. 2. Valitse Verkko (Network) -välilehti. 3. Valitse Palvelin (Server) -välilehti. Connex- ja DICOM-pystyvälilehdet tulevat näkyviin. 4. Kosketa Connex-välilehteä, kun haluat määrittää Connex-asetukset. Asetus Toiminto/kuvaus UDP-lähetysportti Salli laitteen lähettää pyyntö IP-osoitteen saamiseksi valitulle palvelulle. Määritä portti vastaamaan Hae palvelimen IP-tiedot automaattisesti DCP-palv. IP-osoite palvelimen käyttämää porttia. Kosketa -kuvaketta UDP-lähetysportti-kentässä ja kirjoita portin numero. Arvo on luku väliltä Valitse tämä asetus, kun haluat, että palvelimen IPtiedot haetaan automaattisesti. Poista valinta, jos haluat määrittää asetukset manuaalisesti. Määritä CardiPerfect-työasemalle tai muille palvelimille kiinteä IP-osoite. Kosketa -kuvaketta palvelinten IPosoitekentissä ja kirjoita IP-osoite. Portti Valitse portti. Valitse Portti-kentässä ja kirjoita portin numero. Arvo on luku väliltä Testaa yhteys Testaa yhteyttä määritettyyn palvelimeen koskettamalla Testaa yhteys -painiketta. 5. Tee jompikumpi seuraavista: Jos haluat pysyä Lisäasetukset-valikossa, kosketa jotain toista välilehteä. Jos haluat poistua Lisäasetukset-valikosta ja palata Aloitusnäyttö-välilehteen, valitse Lopeta.
52 48 Lisäasetukset CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi DICOM-työluettelopalvelimen ja -kuvapalvelimen asetusten määrittäminen Huomautus Mallissasi ei ole välttämättä kaikkia tässä kuvattuja ominaisuuksia. Huomautus Tämä tehtävä koskee vain laitteita, joissa on aktivoitu DICOM-lisenssi. 1. Siirry Lisäasetukset-valikkokohtaan. a. Valitse Asetukset -välilehti. b. Valitse Lisäasetukset-välilehti. c. Syötä Lisäasetusten koodi. d. Kosketa Valitse-painiketta. Yleistä-välilehti näkyy näytön alaosassa, ja Alue-välilehti näkyy näytön yläosassa. 2. Valitse Verkko (Network) -välilehti. 3. Valitse Palvelin (Server) -välilehti. Connex- ja DICOM-pystyvälilehdet tulevat näkyviin. 4. Kosketa DICOM-välilehteä, kun haluat määrittää DICOM-asetukset. Asetus Toiminto/kuvaus Ota käyttöön työluettelon lataukset ja EKG:n DICOMlähetykset Ota DICOM-toiminto käyttöön valitsemalla tämä asetus. Paikallisen sovellusolion nimi Kosketa -kuvaketta ja syötä laitteen sovellusolion nimi (esimerkki: CP150). Tunnuksessa voi olla enintään 16 merkkiä. 5. Kosketa (Seuraava) -kuvaketta, kun haluat nähdä enemmän DICOMtyöluettelopalvelimen asetuksia. DICOM-työluettelopalvelimen määritysasetukset tulevat näkyviin. Asetus Toiminto/kuvaus Palvelimen AE-nimi Kosketa -kuvaketta ja syötä palvelimen sovellusolion (AE) nimi. Tunnuksessa voi olla enintään 16 merkkiä. IP-osoite Kosketa -kuvaketta palvelinten IP-osoitekentissä ja kirjoita IP-osoite. Portti Valitse portti. Valitse Portti-kentässä ja kirjoita portin numero. (Verkon pääkäyttäjä määrittää portin numeron.) Sijaintisuodatin Testaa yhteys Poista suodatin käytöstä avattavan valikon kautta. Vaihtoehtoisesti voit suodattaa tiedot paikallisen sovellusolion nimen tai laitetunnuksen/ toimenpidetunnuksen mukaan. Testaa yhteyttä DICOM-työluettelopalvelimeen koskettamalla Testaa yhteys -painiketta. 6. Kosketa (Seuraava) -kuvaketta, kun haluat nähdä DICOM-kuvapalvelimen asetukset. DICOM-kuvapalvelimen määritysasetukset tulevat näkyviin. 7. Muodosta yhteys DICOM-kuvapalvelimeen.
53 Käyttöohje Lisäasetukset 49 Asetus Toiminto/kuvaus Palvelimen AE-nimi Kosketa -kuvaketta ja syötä DICOMkuvapalvelimen sovellusolion (AE) nimi. Tunnuksessa voi olla enintään 16 merkkiä. IP-osoite Kosketa -kuvaketta palvelinten IP-osoitekentissä ja kirjoita IP-osoite. Portti Valitse portti. Valitse Portti-kentässä ja kirjoita portin numero. (Verkon pääkäyttäjä määrittää portin numeron.) EKG-aaltomuodon tallennus Koodausjärjestelmä Testaa yhteys Valitse aaltomuodon tallennusmuodoksi 12-kytkentäinen tai yleinen aaltomuoto. Huomautus Kun valituksi EKG-aaltomuodoksi on valittu 12-kytkentäinen muoto, tallennusmuodoksi palaa yleinen aaltomuoto, jos näytteiden määrä on suurempi kuin 12- kytkentäiselle muodolle sallitaan. 12-kytkentäinen tallennusmuoto palautetaan yleiseksi aaltomuodoksi vain, jos Automaattinen raportti -asetukseksi on valittu jokin 3x4-muodoista ja 5 sekunnin tallennusväli ja EKGtutkimus tehdään lapsipotilaalle. Valitse SCPECG tai MDC. Huomautus CP150:n vaatimustenmukaisuuslausunnossa määritellään koodausjärjestelmä. Testaa yhteyttä DICOM-kuvapalvelimeen koskettamalla Testaa yhteys -painiketta. Huolto 8. Tee jompikumpi seuraavista: Jos haluat pysyä Lisäasetukset-valikossa, kosketa jotain toista välilehteä. Jos haluat poistua Lisäasetukset-valikosta ja palata Aloitusnäyttö-välilehteen, valitse Lopeta. Huolto-välilehdessä on useita asetuksia ja säätimiä, joita valtuutettu huoltohenkilöstö tai biolääketieteellinen insinööri yleensä käyttää määrittämään, ylläpitämään, testaamaan ja päivittämään laitetta. Huolto-välilehdessä valtuutetut käyttäjät voivat esimerkiksi tallentaa laitemääritykset USB flash -asemaan ja sen jälkeen ladata tallennetut määritykset muihin laitteisiin. Järjestelmissä ja laitteissa, joihin on määritetty PartnerConnect -huoltoominaisuus, voidaan käyttää etädiagnostiikkaa, -vianmääritystä ja -ohjelmistopäivityksiä. Huoltoon liittyvistä lisäasetuksista kerrotaan tuotteen huoltokirjassa. Palvelun asetusten tarkasteleminen tai muuttaminen Asetusten tarkasteleminen tai muuttaminen: 1. Kosketa EKG-aloitusnäyttö-välilehdessä Asetukset -välilehteä. 2. Valitse Lisäasetukset-välilehti. 3. Syötä 6345 pääsykoodiksi ja kosketa Valitse-painiketta. Yleistä-välilehti näkyy näytön alaosassa, ja Alue-välilehti näkyy näytön yläosassa. 4. Kosketa Palvelu-välilehteä.
54 50 Lisäasetukset CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Palauta tehdasasetukset Huomautus Mallissasi ei ole välttämättä kaikkia tässä kuvattuja ominaisuuksia. Kaikki asetukset Tulostimen sivulaskuri Kalibroinnin vahvistus Radion asetukset Laitteen konfigurointi Tallenna USB:lle Määritä USB:lta Tulosta kaikki asetukset Päivitä ohjelmisto Päivitä Nykyisen CP 150 -laiteohjelmiston version päivitys Welch Allyn Service Tool -työkalulla Huomautus Ohjelmistopäivityksen suorittamiseen tarvitaan USB-kaapeli. Huomautus Liitä CP 150 verkkopistorasiaan ennen ohjelmiston päivittämistä. 1. Lataa Welch Allyn Service Tool ja Partner Connect ja asenna ne tietokoneellesi. 2. Määritä käyttäjätunnus ja salasana ohjeita noudattamalla. 3. Kytke CP 150 -laite Welch Allyn Service Tool -työkalua suorittavan PC:n USB-porttiin ja kytke laitteeseen virta. Kytke CP 150 -laite verkkovirtaan. 4. Jos Welch Allyn Service Tool ei edelleenkään avaudu, siirry Windowsin käynnistysvalikkoon ja valitse sitten All Programs > Welch Allyn > Welch Allyn Service Tool (Kaikki ohjelmat > Welch Allyn > Welch Allyn Service Tool). 5. Kirjaudu Welch Allyn Service Tool -työkaluun. 6. Korosta CP1500, jotta saat valittua sen laiteluettelosta. 7. Valitse Valitse. 8. Napsauta Päivitys (Upgrade) -välilehteä ja valitse sitten Check for new upgrades.
55 Käyttöohje Lisäasetukset Korosta laiteohjelmisto (esim. laiteohjelmisto Host Controller 2.XX.XX), kun haluat valita sen luettelosta. Laitteen nykyinen ohjelmisto (laiteohjelmisto) -versio näkyy Device firmware - sarakkeessa, ja viimeisin saatavissa oleva versio näkyy Available firmware - sarakkeessa. 10. Valitse Upgrade all. Voit halutessasi valita Read release notes, jos haluat katsella päivityksen tietoja. 11. Napsauta Upgrade Host Controller -näytössä Kyllä-painiketta Do you want to continue? -kehotteessa. VAROTOIMI Älä katkaise CP 150-laitteesta virtaa päivityksen aikana. Huomautus Päivitysprosessi voi kestää enintään viisitoista minuuttia, ennen kuin se on kokonaan suoritettu. Päivitysprosessin aikana edistymisilmaisin näyttää, kuinka monta prosenttia prosessista on suoritettu. On kuitenkin aivan normaalia, jos näytössä näkyy useita kertoja täysin tyhjä näyttönäkymä tai uudelleenkäynnistysnäyttö, ennen kuin CP 150 -laite käynnistyy automaattisesti uudelleen. DICOM-lisenssin aktivointi Welch Allyn Service Tool -työkalulla Huomautus DICOM-päivityksen suorittamiseen tarvitaan USB-kaapeli.
56 52 Lisäasetukset CP kytkentäinen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Huomautus Ota yhteys Welch Allyniin, kun haluat ostaa DICOM-lisenssin. DICOMasennusta varten tarvitaan DICOM-lisenssi, jolle on saatava käyttöoikeus Welch Allyn Service Tool -työkalun avulla. Kun ostat yhteensopivaan tuotteeseen lisensoidun päivityksen tai lisätoiminnon, saat myös valtuutuskoodin Welch Allyniltä. Tällä koodilla voit aktivoida uudet ominaisuudet. 1. Lataa Welch Allyn Service Tool ja Partner Connect ja asenna ne tietokoneellesi. 2. Kytke CP 150 -laitteesi Welch Allyn Service Tool -työkalua suorittavan tietokoneen USB-porttiin ja kytke laitteeseen virta. 3. Jos Welch Allyn Service Tool ei edelleenkään avaudu, siirry Windowsin käynnistysvalikkoon ja valitse sitten All Programs > Welch Allyn > Welch Allyn Service Tool (Kaikki ohjelmat > Welch Allyn > Welch Allyn Service Tool). 4. Valitse Add new features. 5. Syötä DICOM-koodi authorization code-kenttään. 6. Valitse Activate. Napsauta Valitse-painiketta Install License -näytössä. VAROTOIMI Älä irrota laitteen virtajohtoa tai sammuta sitä lisenssin asennuksen aikana. 7. Kun näyttöön tulee Lisää uusia ominaisuuksia -näyttö vahvistukseksi lisenssin asennuksen suorittamisesta, valitse Close.
57 Käyttöohje Lisäasetukset Lisenssin päivitys ei tule voimaan, ennen kuin olet käynnistänyt laitteen uudelleen painamalla virtapainiketta noin 8 sekunnin ajan.
CP 150 12-johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi. Pikaopas
CP 150 12-johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Pikaopas 2013 Welch Allyn, Inc. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan
CP 150 12-johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi. Käyttöohjeet
CP 150 12-johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi Käyttöohjeet 2013 Welch Allyn, Inc. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan
12-johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi CP 50 ja CP 50 Plus. Käyttöohjeet
12-johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi CP 50 ja CP 50 Plus Käyttöohjeet 2013 Welch Allyn, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä ohjekirjaa tai sen osaa ei saa kopioida tai jäljentää missään
12-johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi CP 50 ja CP 50 Plus Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä ohjekirjaa tai sen osaa ei saa kopioida tai jäljentää missään
Welch Allyn Connex -laitteet pikaohjekortti. Finnish
Welch Allyn Connex -laitteet pikaohjekortti Finnish 80019402 Welch Allyn Connex -laitteet pikaohjekortti Virtapainike / näytön virransäästötila Sijaitsee laitteen kotelossa Käynnistää monitorin Lyhyt painallus
12-johtiminen lepopulssia mittaava elektrokardiografi CP 50 ja CP 50 Plus Käyttöohjeet 2014 Welch Allyn, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä ohjekirjaa tai mitään sen osaa ei saa kopioida tai tuottaa