Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Anlage_5_GrwV_Anforderungen_an_Analysemethoden_Laboratorien_und_die_Beurteilun_-d4163368,21.html
Timestamp: 2013-05-24 11:37:43
Document Index: 183969788

Matched Legal Cases: ['§ 9', '§ 10', '§ 11', '§ 9', '§ 10', '§ 11']

Anlage 5 GrwV, Anforderungen an Analysemethoden, Laboratorien und die Beurteilung der Überwachungsergebnisse | Gesetze auf anwalt24.de
Sie befinden sich in: StartRund ums RechtAnlage 5 GrwV, Anforderungen an Analysemethoden, Laboratorien und die Beurteilung der Überwachungsergebnisse	Suche
Verordnung zum Schutz des Grundwassers(Grundwasserverordnung - GrwV)…Anlage 5 GrwV, Anforderungen an Analysemethoden, Laboratorien und die Beurteilun...Anlage 6 GrwV, Ermittlung steigender Trends, Ermittlung der TrendumkehrAnlage 7 GrwV, Liste gefährlicher Schadstoffe und SchadstoffgruppenAnlage 8 GrwV, Liste sonstiger Schadstoffe und Schadstoffgruppen
Anlage 5 GrwV, Anforderungen an Analysemethoden, Laboratorien und die Beurteilung der Überwachungsergebnisse(zu § 9 Absatz 3, § 10 Absatz 5, § 11 Absatz 2)1.A n f o r d e r u n g e n a n A n a l y s e m e t h o d e nAnalysemethoden für die chemische Überwachung der in dieser Verordnung genannten Parameter und Schwellenwerte müssen die folgenden Kriterien erfüllen:1.1Die Analysemethoden, einschließlich der Labor-, Feld- und Onlinemethoden, sind im Einklang mit der Norm DIN EN ISO/IEC 170251) zu validieren und zu dokumentieren.1.2Die erweiterte Messunsicherheit, unter Verwendung des Erweiterungsfaktors k = 2, der Analysemethoden darf höchstens 50 Prozent betragen; sie wird bei einer Konzentration im Bereich des zu kontrollierenden Schwellenwertes ermittelt.Die Messunsicherheit ist ein nicht negativer Parameter, der die Streuung derjenigen Werte beschreibt, die der Messgröße auf der Basis der verwendeten Informationen zugeordnet werden. Die Messunsicherheit beinhaltet die Genauigkeit des Verfahrens und legt den Bereich fest, innerhalb dessen der "wahre Wert" der Analyseprobe mit einer bestimmten, vorgegebenen Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.1.3Die Bestimmungsgrenzen der angewendeten Analysemethoden dürfen höchstens 30 Prozent des jeweiligen Schwellenwertes betragen.Die Bestimmungsgrenze ist ein festgelegtes Vielfaches der Nachweisgrenze. Sie entspricht der Konzentration eines Stoffes, die mit einem akzeptablen Maß an Genauigkeit bestimmt werden kann. Erst oberhalb der Bestimmungsgrenze werden quantitative Analyseergebnisse angegeben. Dabei ist die Nachweisgrenze das Messsignal oder der Konzentrationswert, ab dem man bei einem festgelegten Vertrauensniveau aussagen kann, dass sich eine Probe von einer Leerprobe unterscheidet, die den zu bestimmenden Analyten nicht enthält. Die Bestimmungsgrenze kann nach der Vornorm ISO/TS 135302) ermittelt und verifiziert werden.1.4Gibt es für einen Parameter keine Analysemethode, die den Anforderungen gemäß Nummer 1.2 und 1.3 genügt, dann erfolgt die Überwachung mit Hilfe der besten verfügbaren Technik. Liegt in diesen Fällen die Bestimmungsgrenze über dem Schwellenwert und die Stoffkonzentration unter der Bestimmungsgrenze, gilt der Schwellenwert als eingehalten.Bei der Analyse operational über ihre Analysevorschrift definierter Parameter gelten die in den Analysemethoden festgelegten Anforderungen.2.A n f o r d e r u n g e n a n L a b o r a t o r i e nDie Laboratorien, die biologische Qualitätskomponenten oder chemische oder chemisch-physikalische Qualitätskomponenten überwachen, haben ein Qualitätsmanagementsystem im Einklang mit der Norm DIN EN ISO/IEC 170253) anzuwenden. Sie haben die Kompetenz für die Durchführung der erforderlichen Analysen nachzuweisen durch2.1Teilnahme an Ringversuchen zur Laboreignungsprüfung mit Proben, die repräsentativ für den untersuchten Konzentrationsbereich sind und die von Organisationen durchgeführt werden, welche die Anforderungen nach DIN EN ISO/IEC 170434) erfüllen, und2.2Analyse verfügbarer Referenzmaterialien, die bezüglich Konzentration und Matrix repräsentativ für die zu analysierenden Proben sind.3.A n f o r d e r u n g e n a n d i e B e u r t e i l u n g d e r Ü b e r w a c h u n g s e r g e b n i s s e3.1Berechnung des Jahresdurchschnitts3.1.1Liegen die Werte physikalisch-chemischer oder chemischer Messgrößen in einer bestimmten Probe unter der Bestimmungsgrenze, so werden die Messergebnisse für die Berechnung des Jahresdurchschnitts durch die Hälfte des Wertes der Bestimmungsgrenze ersetzt. Satz 1 gilt nicht für Parameter, die Summen von Stoffen darstellen. In diesen Fällen werden unter der Bestimmungsgrenze liegende Ergebnisse für einzelne Stoffe vor der Summenbildung gleich null gesetzt.3.1.2Liegt ein gemäß Nummer 3.1.1 berechneter Jahresdurchschnitt unter der Bestimmungsgrenze, so wird dieser Wert als "kleine Bestimmungsgrenze" bezeichnet. Die Umweltqualitätsnorm gilt dann als eingehalten.3.2Einhaltung von SchwellenwertenEin Schwellenwert gilt an einer Messstelle als eingehalten, wenn das arithmetische Mittel der im Zeitraum von einem Jahr gemessenen Konzentrationen an dieser Messstelle kleiner oder gleich dem Schwellenwert ist.1)Ausgabe August 2005, erschienen im Beuth-Verlag GmbH, Berlin, und beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt.2)Ausgabe Vornorm März 2009, erschienen im Beuth-Verlag GmbH, Berlin, und beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt.3)Ausgabe August 2005, erschienen im Beuth-Verlag GmbH, Berlin, und beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt.4)Ausgabe Mai 2010, erschienen im Beuth-Verlag GmbH, Berlin, und beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt.
Zitierungen dieses Dokuments§ 9 GrwV, Überwachung des mengenmäßigen und chemischen Grundwasserzustands§ 10 GrwV, Steigender Trend von Schadstoffkonzentrationen, Trendumkehr§ 11 GrwV, Zusätzliche Trendermittlung
Anlage 4 GrwV, Überwachung des chemischen Grundwasserzustands und der…Anlage 6 GrwV, Ermittlung steigender Trends, Ermittlung der Trendumkehr	StartAnwaltssucheBeiträge & NewsRund ums RechtFür Rechtsanwälte	© 2003 – 2013 Wolters Kluwer Deutschland GmbH |