Source: http://docplayer.fr/2581129-Recommandations-officielles-defibrillateurs-automatises-externes.html
Timestamp: 2017-06-27 09:34:27+00:00
Document Index: 99924211

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

RECOMMANDATIONS OFFICIELLES - DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES - PDF
Download "RECOMMANDATIONS OFFICIELLES - DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES"
1 RECOMMANDATIONS OFFICIELLES - DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES SOMMAIRE : Définitions DAE / DSA / DEA. Les accessoires recommandés. Notion de système d information pour les secours spécialisés. Les messages vocaux et métronome. La résistance des DAE. Les sites d implantation recommandés. Les différents boîtiers muraux et conditions d implantation.. La signalétique et les séances de sensibilisation. La maintenance des Défibrillateurs Automatisés Externes. La responsabilité des maires. Les critères de valeur économique et technique d une offre. REFERENCES OFFICIELLES (voir en annexe) : Décret du 04 mai Notices des fabricants. Référentiels nationaux de la Direction de la Sécurité Civile. Instruction ministérielle du 26 Février Recommandations AFSSAPS (Juillet 2010). Arrêté du 16 Juillet Arrêté du 16 août ZI LES ILES Parc Vinci - 13 RUE ALFRED NOBEL FEYZIN ': : SARL au capital de euros SIRET NAF 4774Z TVA FR2 I. DEFINITIONS DAE : DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE L analyse du rythme cardiaque se fait automatiquement dés l application correcte de la paire d électrodes sur la poitrine nue de la victime. Le condensateur se charge automatiquement en énergie électrique SEULEMENT si le choc est recommandé (Fibrillation Ventriculaire). Selon le décret du 04 mai 2007, le Défibrillateur automatisé Externe existe en 2 modèles : DSA : DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE Si le choc est recommandé, l utilisateur doit appuyer sur une touche choc, à la demande de l appareil, pour que le choc électrique puisse être délivré. DEA : DEFIBRILLATEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE Si le choc est recommandé, l appareil délivre lui-même le choc électrique. Les Défibrillateurs Automatisés Externes (DSA ou DEA) sont entièrement sécurisés ; aucun choc ne peut être délivré accidentellement qu il s agisse d un DSA ou DEA. L Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) préconise un défibrillateur entièrement automatique pour un profil d utilisateur non formé. «Le lieu d installation peut influencer le choix. Ainsi, on peut s orienter vers une solution nécessitant une moindre Intervention de l utilisateur (défibrillateur entièrement automatique avec des électrodes pré connectées) dans un environnement où il n y a à priori pas de personnes formées alors que dans un lieu où des personnes formées sont présentes, le choix pourrait être différent» Selon le décret du 04 mai 2007, le choix entre DSA et DEA est libre. II. LES ACCESSOIRES : Conformément aux recommandations des fabricants (manuels d utilisation) et aux référentiels nationaux (Direction de la Sécurité Civile) régissant les formations à l utilisation du DAE, les Défibrillateurs Automatisés Externes doivent être dotés : D une batterie chargée et insérée correctement dans l appareil (alimentation autonome de l appareil). D une ou 2 paires d électrodes adultes (victime de plus de 8 ans ou plus de 25 kg). D une paire d électrodes enfant (victime de 0 à 8 ans ou moins de 25 kg). D un kit de 1 er secours (rasoir, compresses, ciseaux, gants, masque de protection pour le bouche à bouche). D une sacoche pour le rangement, protection et transport de l appareil et accessoires. LE RESPECT DE CES RECOMMANDATIONS EST GARANT DE LA PLEINE EFFICACITE DES DAE Les recommandations AFSSPS 2010 préconisent un DAE avec paire d électrodes pré connectées pour un profil d utilisateur non formé. A savoir : La présence d'humidité sur la poitrine du patient réduit le contact entre les électrodes et la peau et donc l efficacité du choc. La pilosité réduit également le contact entre les électrodes et la peau, le défibrillateur peut ne pas pouvoir analyser le rythme cardiaque ou bien délivrer un choc d une efficacité moindre. Le kit de 1 er secours est indispensable pour raser et sécher la poitrine de la victime (si nécessaire). L utilisation de la paire d électrodes adulte est autorisée pour défibriller un enfant seulement si l utilisateur n a pas le choix (électrodes absentes, périmées, endommagées). L utilisation de la paire d électrodes adulte sur un enfant doit être une exception et non devenir une généralité. La sacoche simplifie le transport du DAE avec ses accessoires tout en le protégeant et évite ainsi l oubli des accessoires pouvant retarder la mise en place du DAE (1 minute de perdu équivaut à 10 % de chances de survie en moins).3 III. NOTION DE SYSTEME D INFORMATION POUR LES SECOURS SPECIALISES Le temps écoulé et le nombre de chocs délivrés depuis la mise en marche de l appareil sont des informations permettant au médecin urgentiste d assurer une prise en charge médicale optimale du patient. Il est recommandé que les DAE disposent d un écran ou touche d information indiquantle temps écoulé et nombre de chocs délivrés depuis la mise en marche de l appareil. A savoir : La médicalisation est le 4 ème maillon de la chaîne de survie (alerter masser défibriller médicaliser). En l absence de réanimation de la victime après 3 chocs délivrés, l équipe médicale injecte des anti arythmiques (amiodarone) en complément de l adrénaline injectée ultérieurement. Informer l équipe médicale sur le nombre de chocs délivrés lui permet d optimiser la médication pour réanimer le patient. IV. LES MESSAGES VOVAUX ET METRONOME En Juillet 2010, l AFSSAPS a soumis, aux fabricants de DAE, plusieurs recommandations relatives à la qualité et compréhension des messages vocaux par un utilisateur novice. Etapes recommandées : Rassurer l utilisateur (Restez clame, suivez les instructions, cet appareil va vous aider ) Appeler les secours. Examen de l état du patient et accès au torse. Les messages rappelant de vérifier la conscience et la respiration aide l utilisateur à définir l état de la victime dans le but de communiquer, au SAMU, l état précis de la victime. Préparation et collage des électrodes. Analyse du rythme cardiaque. Choc non recommandé / recommandé Préparation / activation du choc choc délivré. Messages d aide à la pratique des compressions thoraciques. Le rappel des cycles de 30 compressions thoraciques et 2 insufflations et la présence d un métronome (bip sonore) sont recommandés. Les termes trop techniques tels que pratiquez la RCP sont à éviter pour un DAE à usage grand public (car méconnus des utilisateurs novices non formés). V. LA RESISTANCE DES DAE Protection contre les particules solides et liquides. Les indices de protection (IP XX) des appareils électriques sont classifiés selon la norme NF EN Le 1 er chiffre définit le niveau de protection contre l infiltration de particules solides. Le 2 ème chiffre définit le niveau de protection contre l infiltration de particules liquides. Les indices de protection des DAE sont variables selon les marques. IP 21 : Indice de protection le plus faible. IP 55 : Indice de protection le plus élevé. Un indice IP élevé est garant de la fiabilité d un appareil en toutes circonstances d utilisation soit garant d efficacité et de longévité de l appareil. L indice IP est mentionné au dos de chaque appareil et sur les notices fabricant. Protection thermique (recommandations AFSSAPS 2010). La résistance des DAE aux variations de températures est variables selon les marques. La plage de température à respecter pour garantir le bon fonctionnement des paires d électrodes est de 0 à 40 c. Les plages de températures à respecter sont indiquées dans les notices fabricant ou sur l emballage des paires d électrodes.4 VI. LES SITES D IMPLANTATIONS Les sites stratégiques à équiper sont les sites les plus fréquentés par le public et les agents municipaux. Liste non exhaustive : Les complexes sportifs et bases de loisirs. Les centres culturels, salles des fêtes, foyers du 3 ème âge. La place du marché. Les écoles. La mairie et les services municipaux décentralisés. Les véhicules de la Police municipale pour des interventions rapides (sous conditions de respecter la plage de température 0 c 40 c ). Les DAE peuvent être implantés en extérieur (voie publique ou enceinte sportive) ou bien à l intérieur d un bâtiment. Une cartographie et le balisage (sur les plans de la commune) des sites équipés en DAE sont recommandés tout comme leur signalement au SAMU. VII. LES DIFFERENTS BOITIERS MURAUX Caractéristiques des boîtiers muraux : Composite : Acier, PVC, plastique Avec alarme ou sans alarme. Avec ou sans chauffage. Avec ou sans liaison téléphonique avec les services de secours. Avec ou sans surveillance internet. Pour une implantation de DAE à l intérieur d un bâtiment, le choix du boîtier est entièrement libre. Pour une implantation de DAE sur la voie publique, il est recommandé de respecter les conditions suivantes : Boîtier en matière inoxydable. Boîtier étanche (IP X4 minimum protection contre les liquides). Boîtier avec option chauffage (protection contre les températures négatives). Boitier ventilé et implanté à l abri du soleil (protection contre les températures supérieures à 40 c). L installation d une ligne électrique est nécessaire pour alimenter le boîtier en énergie. VIII. SIGNALETIQUE ET SEANCES DE SENSIBILISATION La signalétique indiquant la présence d un DAE dans un lieu public doit être conforme à l arrêté du 16 Août Toute initiation à la prise en charge d une victime présentant un arrêt cardiaque et à l utilisation des du DAE doit être conforme à l arrêté du 16 Juillet Les initiations sont dispensées par les formateurs en secourisme des organismes habilités ou associations agrées à l enseignement du secourisme ou par les formateurs sauveteur secouriste du travail.5 IX. LA MAINTENANCE DES DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES Conformément à l arrêté du 03 mars 2003, l AFSSAPS rappelle l obligation de maintenance des DAE. L instruction du 26 février 2009 (ministère de la santé) recommande la souscription à un contrat de maintenance auprès de votre fournisseur. La souscription à un contrat de maintenance est une recommandation et non une obligation légale à ce jour. Les systèmes d autotests automatiques vérifiant périodiquement le bon état de fonctionnement des DAE (indiqué par un témoin visuel) ne peut être considéré comme suffisant. La maintenance doit comprendre les points de contrôles suivants : Le témoin visuel d état de marche. L intégrité du D.A.E et la présence des accessoires. La date de péremption des paires d électrodes et l intégrité de leur emballage (prévoir le remplacement si nécessaire). Le remplacement de la batterie si nécessaire. Les mises à jour informatiques du DAE. La remise en service et récupération des données médicales du patient après utilisation de l appareil. L intégrité du boîtier de protection extérieur et l alimentation électrique si elle existe. Le remplacement des paires d électrodes, périmées, utilisées ou endommagées et le remplacement de la batterie en fin de charge sont garants de la pleine efficacité du DAE. Les recommandations médicales et du secourisme sont évolutives. La mise en conformité des DAE aux nouvelles recommandations nécessite des mises à jour (messages vocaux et paramétrage de l appareil). Le fabricant définit le personnel habilité à réaliser les mises à jour (Agrément). Lors de son utilisation, le DAE enregistre, sur une mémoire, les données médicales (ECG) et évènements de l intervention (date et heure de la mise en marche du DAE, des analyses, des chocs délivrés, de l arrêt du DAE ). La récupération des données ECG peut aider le corps médical à définir la cause de l arrêt cardiaque pour un meilleur suivi médical. La lecture de ces données permet de prouver le bon état de fonctionnement du DAE en cas de litige. Le fabricant définit le personnel habilité à récupérer les données médicales (Agrément). Les sapeurs pompiers et SAMU ne sont pas tenus de récupérer les données médicales mémorisées par les DAE communaux utilisés. X. LA RESPONSABILITE DES MAIRES Le décret du 04 mai 2007 autorise toutes personnes même non formées à utiliser un DAE sur une personne en arrêt cardiaque. La collectivité ne peut être tenue responsable de l inefficacité d un utilisateur. En cas de dysfonctionnement du DAE suite à un défaut de conception, seul le fabricant est responsable. En cas de dysfonctionnement du DAE suite au non respect des recommandations sur les accessoires, la maintenance, les conditions d implantation des DAE sur la voie publique, la responsabilité de la collectivité n est à ce jour pas encore bien définie. Le contrat de maintenance et la mise en service des installations par un fournisseur agrée est un service par lequel le prestataire s engage à être garant de la conformité et du bon fonctionnement des installations. Les DAE sont simples d utilisation et la délivrance du choc est entièrement sécurisée par une analyse du rythme cardiaque préalable au choc. Toutefois, le respect des recommandations conditionne la pleine efficacité des DAE dans le but de pouvoir sauver la vie de la victime.6 XI. LA VALEUR ECONOMIQUE ET TECHNIQUE D UNE OFFRE Liste non exhaustive des critères influençant la valeur économique et technique d une offre : Le Défibrillateur Automatisé Externe : Prix unitaire et valeur technique du DAE. Le DAE est-il livré avec l ensemble des accessoires recommandés? Quel est le coût des accessoires recommandés non livrés avec le DAE? Coût du remplacement et durée de vie des consommables. A savoir : La durée de vie moyenne des DAE des sapeurs pompiers est de 10 ans. Le tarif des électrodes et de la batterie varie du simple au double voire au triple selon les marques. La durée de vie des électrodes et de la batterie varie également selon les marques. Le coût global sur 10 ans pour le remplacement des consommables varie entre 416,00 euros HT et 1160,00 euros HT. Les Boîtiers muraux : Prix unitaire et valeur technique du boîtier (composite / résistance, avec ou sans alarme, avec ou sans chauffage, avec ou sans téléphonie, avec ou sans liaison internet, avec ou sans alimentation 24 V (si raccordement électrique nécessaire ). Les Prestations associées (séance de sensibilisation, pose de boîtiers ) : Prix des prestations. Le prestataire est-il qualifié et/ou agrée (effectif formateur, qualifié H0B0 ). Le Contrat de maintenance : Prix du contrat de maintenance. Durée du contrat de maintenance. Le contrat comprend t il le déplacement sur site d un technicien? Quelles sont les prestations comprises dans le contrat de maintenance? Le prestataire est-il qualifié et agrée par le fabricant? Le prestataire dispose t il d une police d assurance de responsabilité civile? NOUS SOMMES A VOTRE ENTIERE DISPOSITION POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE ATTENTION ZI LES ILES Parc Vinci - 13 RUE ALFRED NOBEL FEYZIN ': : SARL au capital de euros SIRET NAF 4774Z TVA FR Documents pareils
Ce défibrillateur est installé dans le bâtiment de l ancienne mairie. d un haut-parleur qui donne des messages sonores et guide le sauveteur dans son action D un accumulateur (batterie) d énergie qui permet Plus en détail informations pratiques
COLLECTIVITÉS LOCALES Arrêt cardiaque informations pratiques avec le soutien de Arrêt cardiaque I Informations pratiques I 1 2 I L arrêt cardiaque L arrêt cardiaque est la première cause de mortalité des Plus en détail Repères. Gestion des défibrillateurs automatisés externes
Repères Gestion des défibrillateurs automatisés externes Juin 2014 Défibrillateurs automatisés externes grand public : Recommandations à suivre Vous êtes une entreprise, une structure accueillant du public Plus en détail Ministère de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales
! Ministère de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales Recommanda)ons DE LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE relatives!!! à l initiation du grand public à la prise en charge de l Plus en détail Arrêt cardiaque Les 3 gestes qui sauvent
Arrêt cardiaque Les 3 gestes qui sauvent Professeur Pierre CARLI D.A.R. et SAMU Hôpital Necker Paris, France 1 AC et mort subite Le sujet s effondre brutalement (éventuellement convulse ) Interruption Plus en détail Pro. EPN- Education Nationale Initiation grand public ACR et DAE Page - 1 -
Pro EPN- Education Nationale Initiation grand public ACR et DAE Page - 1 - SOMMAIRE Page de garde page : 1 Sommaire page : 2 Fiche pratique page : 3 Programme page : 4 Progression pédagogique pages : 6 Plus en détail Table ronde du 26 mars 2009
Défibrillation et Grand Public Méd-Cl JAN Didier Médecin chef Méd-Cne PIVERT Pascaline Quelques chiffres (1) 50 à 60 000 décès en France par mort subite dont la moitié font suite à l apparition d une tachycardie Plus en détail Le premier et le seul Défibrillateur Entièrement Automatique équipé d une réelle assistance au massage cardiaque Intègre la technologie Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) 100% utile. En cas Plus en détail CardiOuest Mail : info@cardiouest.fr - Téléphone : 02.30.96.19.53.
CardiOuest Chaque jour en France, environ 200 personnes succombent d'un Arrêt Cardiaque Soudain (ACS). C'est 10 fois plus que le nombre de victime d'accident de la route. Faute d'intervention rapide, le Plus en détail DEMONSTRATION DE FONCTIONNEMENT DU DÉFIBRILLATEUR
DEMONSTRATION DE FONCTIONNEMENT DU DÉFIBRILLATEUR H e a r t S t a r t ( Philips ) Démonstration réalisée par les Docteurs Alain LIAGRE & Thierry LEDANT Membres du Conseil Syndical DOMAINE DE SAINT PIERRE Plus en détail DOCUMENT VALANT ACTE D ENGAGEMENT ET CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (AE-CCP)
DOCUMENT VALANT ACTE D ENGAGEMENT ET CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (AE-CCP) VILLE DE FOSSES 1 PLACE DU 19 MARS 1962 BP 50036 95477 FOSSES CEDEX TEL : 01.34.47.40.40 TELECOPIE : 01.34.47.40.48 DATE LIMITE Plus en détail La situation des arrêts cardiaques dans le département
La situation des arrêts cardiaques dans le département Depuis 5 ans, près de 5 interventions de sapeurs-pompiers par semaine pour arrêt cardiaque dans le Maine-et-Loire Dans le Maine-et-Loire, de 2005 Plus en détail Un choc pour une vie!
www.cardiouest.fr Un choc pour une vie! Spécialiste Défibrillateurs Formations 1ers Secours 6, rue Eugène Quessot 35000 RENNES Tél : 02 30 96 19 53 Mail : info@cardiouest.fr CardiAid est conçu pour rendre Plus en détail Conseil Français de Réanimation Cardio-pulmonaire (CFRC) Recommandations pour l organisation de programmes de défibrillation
FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL «Au-delà de l obligation réglementaire, un enjeu de prévention» EVOLUTION DES PROGRAMMES DE SST Des textes récents des ministères chargés de la santé et de l intérieur Plus en détail La chaîne de survie résume les étapes qui conditionnent la survie à l arrêt cardio-respiratoire
Grâce au don du Rotary Club de Pont sur Yonne (http://www.rotary-pont-sur-yonne.com/), la commune dispose d un défibrillateur entièrement automatisé (DEA), en libre accès au magasin petit casino VIVAL, Plus en détail Caractéristiques techniques
Défibrillateur Philips HeartStart OnSite Caractéristiques techniques Défibrillateur Modèle Gamme de défibrillateur Éléments livrés Type d onde Énergie Intervalle entre chocs Délivrance rapide du choc Instructions Plus en détail Or 4 victimes sur 5 qui survivent à un arrêt cardiaque ont bénéficié de ces gestes simples pratiqués par le premier témoin.
La mort subite est la conséquence d un arrêt cardiaque et respiratoire. Elle survient soudainement chez un individu qui se livre à ses occupations habituelles : au travail, en faisant ses courses, mais Plus en détail Équipements de secours.
SAVOIR UTILISER UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE (D A E) PLAN PROPOSE LES GESTES DE PREMIERS SECOURS L'UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE ( SAVOIR UTILISER UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE Plus en détail Works like you work. La solution pour l accès public à la défibrillation. Le secourisme facile
LIFEPAK CR Plus DEfibrillateur Works like you work. La solution pour l accès public à la défibrillation Le secourisme facile L arrêt cardiaque brutal frappe sans prévenir. LA MORT SUBITE Frappe sans prévenir. Plus en détail DÉFIBRILLATEUR? C est un appareil qui permet de sauver la vie d une personne qui subit un arrêt cardiaque.
UN DÉFIBRILLATEUR EST UTILISABLE PAR TOUS QU EST-CE QU UN DÉFIBRILLATEUR? C est un appareil qui permet de sauver la vie d une personne qui subit un arrêt cardiaque. Son principe est simple : il envoie Plus en détail Cours CSE-2009 MSR - Corrigé TEST 1
Cours CSE-2009 MSR - Corrigé TEST 1 Cours CSE 2009 - Corrigé Test 1 1 HEIG-VD / MSR CSE Test 1 HEIG-VD MSR 18/03/2009 Etude d un défibrillateur automatique Lors d une fibrillation ventriculaire, les contractions Plus en détail FICHE TECHNIQUE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'AEDPLUS
RENSEIGNEMENTS GENERAUX La réponse aux questions suivantes n'est pas valorisée Nom commercial du produit ZOLL AEDPlus Lieu(x) de fabrication pays U.S.A. Date de la 1ère commercialisation mois/année Juin Plus en détail MANUEL DE L ADMINISTRATEUR
Défibrillateur HeartStart FR3 MANUEL DE L ADMINISTRATEUR Modèles 861388 et 861389 Edition 1 I J A B C D E M L K A Prise pour électrodes de défibrillation. Prise permettant de brancher le connecteur du Plus en détail CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.)
Marché n 2008/ /PA MARCHE PUBLIC FOURNITURES ET SERVICES COMMUNE DE BOIS GUILLAUME CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.) ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS Remise des propositions Mardi 9 décembre 2008-16 Plus en détail Formation à l utilisation du défibrillateur semi-automatique (DSA)
Formation à l utilisation du défibrillateur semi-automatique (DSA) Que devons nous savoir? Utiliser en toute sécurité un défibrillateur semi-automatique au cours de la réanimation cardio-pulmonaire Durée Plus en détail R Series. Intervenez en toute confiance avec la technologie. Code Ready (Code Urgence)
R Series Intervenez en toute confiance avec la technologie Code Ready (Code Urgence) Le premier et l unique défibrillateur Code-Ready Il n y a pas pire moment pour découvrir qu un défibrillateur n est Plus en détail Robuste et prêt à l emploi
Robuste et prêt à l emploi Défibrillateur Philips HeartStart FRx Fournitures consommables et accessoires Dans les lieux publics, conformément aux décrets d application de nouvelles lois dans certains pays, Plus en détail Thérèse Vergeot et Gaëtan Carin Infirmiers aux Urgences & Soins intensifs de l hôpital cardiologique du CHRU de Lille
Thérèse Vergeot et Gaëtan Carin Infirmiers aux Urgences & Soins intensifs de l hôpital cardiologique du CHRU de Lille SOMMAIRE I. L arrêt cardiaque extra-hospitalier. II. L arrêt cardiaque intra-hospitalier. Plus en détail Manuel d utilisation du Défibrillateur automatisé externe (DAE)
Manuel d utilisation du Défibrillateur automatisé externe (DAE) IMPORTANT Lisez attentivement et intégralement le présent manuel d utilisation avant d utiliser l appareil pour la première fois. Les informations Plus en détail Des produits et des services qui optimisent les performances des défibrillateurs
Défibrillateur Premiers Secours Philips HeartStart OnSite Fournitures consommables et accessoires Des produits et des services qui optimisent les performances des défibrillateurs Mallettes de transport Plus en détail LIFEPAK CR Plus ET LIFEPAK EXPRESS. Accessoires authentiques de Physio-Control
BROCHURE A LIFEPAK ACCESSOIRES CR Plus Défibrillateurs LIFEPAK CR Plus ET LIFEPAK EXPRESS Accessoires authentiques de Physio-Control Defibrillators LIFEPAK CR Plus ET LIFEPAK EXPRESS 1 LIFEPAK CR Plus Plus en détail Urgence de terrain : conduite à tenir Actualisation de la réanimation cardio-pulmonaire
Urgence de terrain : conduite à tenir Actualisation de la réanimation cardio-pulmonaire Docteur Jean-Pierre PERTEK Chef de service d anesthésie réanimation L arrêt cardio-respiratoire est un événement Plus en détail QUELLE SÉQUENCE, QUELLE ÉNERGIE, QUELS NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS? Défibrillation en 2011
QUELLE SÉQUENCE, QUELLE ÉNERGIE, QUELS NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS? Défibrillation en 2011 DÉFIBRILLATION Faire passer un courant électrique au travers du cœur à une intensité suffisante pour dépolariser une Plus en détail AED MAP. lifesaving solutions
Entreprises AED MAP lifesaving solutions 1994 Lancement et commercialisation du premier défibrillateur automatique (DAE). 50 000 En France, 50 000 personnes meurent chaque année d un arrêt cardiaque. 4 Plus en détail Processus déclaratif des DAE
Processus déclaratif des DAE Le fonctionnement de l application est le suivant : 1 ère étape : ouverture d un compte Pour pouvoir déclarer un ou plusieurs DAE, il est indispensable de disposer d un compte Plus en détail LE DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE FR2 DE LAERDAL
PSE 1 Manuel d utilisation DSA 1/12 LE DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE FR2 DE LAERDAL 1. PRESENTATION DU D.S.A FR2 DE LAERDAL 1.1. PRINCIPE DE LA DEFIBRILLATION. 1.2. A PROPOS DU D.S.A. 1.3. DESCRIPTION Plus en détail Guide de l administrateur
AED Plus Entièrement Automatique Guide de l administrateur Automatique 9650-0311-02 Rev. C La date d édition du Guide de l'administrateur ZOLL AED Plus entièrement automatique, Révision C, est avril 2011. Plus en détail ACADÉMIE D ORLÉANS-TOURS NOTE D INFORMATION n 25
ACADÉMIE D ORLÉANS-TOURS NOTE D INFORMATION n 25 HYGIENE ET SÉCURITÉ DÉCEMBRE 2002 Robin EMERIT Technicien en équipements électrique et énergie Tel : 02 38 79 46 74 Francis MINIER Inspecteur d Hygiène Plus en détail DEFIBRILLATEUR SUR SITE HEARTSTART
CONÇU POUR SAUVER DES VIES DEFIBRILLATEUR SUR SITE HEARTSTART Pour permettre aux gens ordinaires d agir dans les moments extraordinaires Chaque année, aux Etats-Unis, l arrêt cardiaque subit frappe environ Plus en détail Defibtech LIFELINE Défibrillateur Externe Automatique (DEA) Addendum au Manuel de l Utilisateur
Defibtech LIFELINE Défibrillateur Externe Automatique (DEA) Addendum au Manuel de l Utilisateur Des modifications ont été apportées au Chapitre 4 (Utilisation du DEA DDU-100) du manuel de l utilisateur Plus en détail ARMOIRES DE PROTECTION ARMOIRES DE SURVEILLANCE POUR DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES (DAE)
ARMOIRES DE PROTECTION ARMOIRES DE SURVEILLANCE POUR DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES (DAE) DETAIL AIVIA PROTECTION H : 423 mm L AIVIA est une solution conçue et réalisée en France par PYRESCOM* (Société Plus en détail Présentation ZOLL Médical France
Présentation ZOLL Médical France Alain LEBON Albin Lamoureux ZOLL Médical France A propos de ZOLL Conception, fabrication et commercialisation d équipements avancés et non invasifs de réanimation cardiaque. Plus en détail MANUEL DU DEFIBRILLATEUR DE FORMATION CARDIAC SCIENCE. Cardiac Science AEDs Manuel d utilisation Défibrillateur de formation
Cardiac Science AEDs Manuel d utilisation Défibrillateur de formation IMPORTANT Le Powerheart AED G3 Trainer est un appareil destiné à la Formation et ne doit pas être utilisé sur un être humain ; il Plus en détail Pour permettre une intervention immédiate Défibrillateur Philips HeartStart FRx Fiche produit
Pour permettre une intervention immédiate Fiche produit Conforme aux directives 2005 L arrêt cardio-respiratoire monde, à tout moment, Le taux de survie des victimes d un arrêt cardio-respiratoire est Plus en détail Dossier Presse. ARLoD est une association à but non lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
Dossier Presse ARLoD est une association à but non lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 dirigée par des bénévoles spécialistes de la médecine d'urgence, de l'internet Plus en détail Mode d'emploi AED de formation
Mode d'emploi AED de formation NUMÉRO DE RÉFÉRENCE Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. Le défibrillateur externe automatique (AED) de formation est un appareil utilisé pour Plus en détail REGIE PROVINCIALE AUTONOME DE SECURITE
REGIE PROVINCIALE AUTONOME DE SECURITE Cahier spécial des charges Appel d offre général pour la fourniture de défibrillateurs externes automatiques (DEA) Exercice 2013 Marché référencé «DEA 2013» L attention Plus en détail www.prestan.fr www.prestan.fr info@prestan.fr Fabrication américaine Distribué par DEFIBFRANCE Conformes au nouveau référentiel PSC1 et STT
Assistance technique et commerciale : 01 75 61 04 70 info@prestan.fr Fabrication américaine Distribué par DEFIBFRANCE Conformes au nouveau référentiel PSC1 et STT DefibFrance SARL Importateur Prestan et Plus en détail Les défibrillateurs entièrement automatiques (DEA) Les défibrillateurs semi-automatiques (DSA) Les défibrillateurs semi-automatiques PROFESIONNELS
Les défibrillateurs entièrement automatiques (DEA) Defibtech Lifeline Automatique ZOLL AED PLUS Heartsine Samaritan 360P Medtronic Physio-Control LIFEPAK CR Plus Schiller FRED Easy Life Automatique Les Plus en détail LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI
+ LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI Responsabilité des informations Il est de la responsabilité Plus en détail Equipe de Direction : -Docteur Christine BOURDEAU Responsable médical. - Annie PAPON Cadre responsable
Equipe de Direction : -Docteur Christine BOURDEAU Responsable médical - Annie PAPON Cadre responsable 1 AFGSU Niveau 1 page 4 AFGSU Niveau 2 page 5 AFGSU face aux risques NRBC page 6 Recyclage AFGSU Niveau Plus en détail LIFEPAK CR. Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI
LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI LIFEPAK CR Plus DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK EXPRESS DÉFIBRILLATEUR MODE D EMPLOI Responsabilité des informations Il est de la responsabilité Plus en détail Pour permettre à tout le monde d agir dans les moments extraordinaires. Défibrillateur Philips HeartStart OnSite Fiche produit
Pour permettre à tout le monde d agir dans les moments extraordinaires Défibrillateur Philips HeartStart OnSite Fiche produit Conforme aux directives 2005 Tout le monde, à tout lieu, peut être victime Plus en détail Technologie de sauvetage
Technologie de sauvetage Technologie de sauvetage pour l'infarctus L'infarctus SCA, la première cause de décès aux États-Unis et en Europe, est un état dans lequel le cœur n'est plus en mesure de pomper Plus en détail Contenu de la formation PSE1et PSE2 (Horaires à titre indicatif)
Contenu de la formation PSE1et PSE2 (Horaires à titre indicatif) Contenu de la formation PSE1 LE SECOURISTE : 1 h 30 Indiquer le rôle et les responsabilités d un secouriste. Indiquer les connaissances Plus en détail Série PLATINIUM. Borne SIRIUS
Série PLATINIUM Endroits appropriés : Collectivités locales. Centres sportifs et culturels. Centres commerciau et de loisirs. Pôles d activités, industries. Lieu publics. Avantages principau du multimédia Plus en détail Formations à la sécurité Obligations de l employeur
Formations à la sécurité Obligations de l employeur 1 2Sommaire Introduction 3 Obligation liée à la formation à la sécurité incendie 4 Mise en oeuvre des extincteurs 5 Equipier de 1 ère intervention 6 Plus en détail Séquence 1 : La place du MSP et de l ISP
Séquence 1 : La place du MSP et de l ISP 1- Sécurité civile et police administrative L activité opérationnelle des sapeurs pompiers s exercent dans le cadre de la police administrative. La police administrative Plus en détail Défibrillateur HeartStart
Défibrillateur HeartStart MANUEL D'UTILISATION Guide pour la configuration, le fonctionnement, l'entretien et les accessoires M5066A Édition 10 Page intentionnellement laissée vide. vue avant A haut B Plus en détail SUIVI DES TEMPERATURES
SUIVI DES TEMPERATURES Compatibilité WORD et EXCEL Etude Conception Télécommunication Organisation Réalisation SARL au capital de 7622 45 siège social : rue de la petite gare - 86210 Vouneuil sur Vienne Plus en détail Un nouveau défi pour tous...présenté par J.Piguet
FORMATION CONTINUE Pour Plongeur Un nouveau défi pour tous...présenté par J.Piguet Suivez cette image et vous le trouverez ici à ou là Dans une armoire. Mais pas encore assez souvent hélas! FORMATION CONTINUE Plus en détail FRANÇAIS. Manuel d'utilisation
FRANÇAIS Defibrillatore DAE Défibrillateur Manuel d'utilisation Représentant UE OBELIS S.A Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgique Fabricant MEDIANA Co., Ltd. 132, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Plus en détail FRANCAIS MANUEL D UTILISATION THERMOMETRE MEDICAL SANS CONTACT A INFRAROUGE MODELE LX-26
MANUEL D UTILISATION FRANCAIS THERMOMETRE MEDICAL SANS CONTACT A INFRAROUGE MODELE LX-26 www.thermo-flash.com APPRENTISSAGE RAPIDE DU THERMOFLASH LX-26 Le ThermoFlash LX-26 est pré-paramétré en sortie Plus en détail Style 7T. Afficheur température
Style 7T Afficheur température INSTRUCTIONS D INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE B.P. 1 49340 TRÉMENTINES FRANCE Tél. : 02 41 71 72 00 Fax : 02 41 71 72 01 www.bodet.fr Réf.: 606274 D S assurer à réception Plus en détail Défibrillateur Philips HeartStart HS1 Grand Public
Pour permettre à tout le monde d agir dans les moments extraordinaires Défibrillateur Philips HeartStart HS1 Grand Public * Du sens et de la simplicité Tout le monde peut, à tout tout lieu, être victime Plus en détail 2 La chaîne de survie canadienne : espoir des patients cardiaques
2 La chaîne de survie canadienne : espoir des patients cardiaques Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès au Canada. Bien que leur incidence ait diminué au cours des dernières Plus en détail Recommandations à l'attention des RECOMMANDATIONS A L ATTENTION DES ORGANISATEURS D'ACCUEILS DE LOISIRS ET DE SEJOURS VACANCES EN BASSE-NORMANDIE
Recommandations à l'attention des RECOMMANDATIONS A L ATTENTION DES ORGANISATEURS D'ACCUEILS DE LOISIRS ET DE SEJOURS VACANCES EN BASSE-NORMANDIE La Basse-Normandie est une région qui accueille annuellement Plus en détail Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech
Défibrillateur semi-automatique externe DDU-2300 de Defibtech Manuel de l'utilisateur AHA /ERC 2010 APPUYER SUR LE BOUTON «MARCHE» 1 PLACER LES ÉLECTRODES SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU DAE 2 À L'INVITE, APPUYER Plus en détail KIT DE PREVENTION HYPERTHERMIQUE
KIT DE PREVENTION HYPERTHERMIQUE Bâtiment Le Diaph 13 rue François Le Toullec 56100 Lorient Tél : +33 (0)2 97 80 10 40 www.pc-equipment.fr RUBRIQUES + D INFOS Notre kit est évolutif en fonction des besoins. Plus en détail Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA) Defibtech DDU-120
Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA) Defibtech DDU-120 Manuel de l utilisateur Software v2.0 Notices Defibtech ne sera pas responsable pour les erreurs contenues ci-dessous ou pour les dommages Plus en détail SERVICES GÉNÉRAUX ARMOIRES À PHARMACIE COFFRES DE SÉCURITÉ COFFRES DE DÉPÔTS DESTRUCTEURS D INSECTES ARMOIRES À CLEFS BOÎTIER POUR DÉFIBRILLATEUR
SERVICES GÉNÉRAUX ARMOIRES À PHARMACIE COFFRES DE SÉCURITÉ COFFRES DE DÉPÔTS DESTRUCTEURS D INSECTES ARMOIRES À CLEFS BOÎTIER POUR DÉFIBRILLATEUR 89 90 9 9 93 94 88 CLINIX PORTE CLINIX PORTES réf R649 Plus en détail ÉNONCÉ DE PRINCIPE CONJOINT DE L'AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE ET DE L'AMERICAN HEART ASSOCIATION
ÉNONCÉ DE PRINCIPE CONJOINT DE L'AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE ET DE L'AMERICAN HEART ASSOCIATION «La défibrillation externe automatique dans les centres de conditionnement physique». Cette énoncé Plus en détail Atelier gestes d urgences
Atelier gestes d urgences L arrêt cardio-respiratoire Pré-test 1- Question à choix multiples: A- L arrêt cardio-respiratoire est plus souvent d origine respiratoire chez l enfant. B- L arrêt cardio-respiratoire Plus en détail Gestion des urgences
Gestion des urgences - Semi-automatique - Primedic HeartSave PAD Défibrillateur semi-automatique Un arrêt cardiaque ne peut être évité, mais les conséquences, si! Avec le Primedic HeartSave PAD, vous possédez Plus en détail Centrale DENFC DAC 4408-K
Série DAC-M Centrale DENFC DAC 4408-K www.marque-nf.com NF 196 Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre partenaire D+H Caractéristiques de performance Commande DENFC Plus en détail P E T R O L I E R S. MASTER PARK - LOT N 60-116, Boulevard de la Pomme 13011 MARSEILLE. Tél. 04 91 60 36 18 Fax 04 91 60 31 61 CARACTÉRISTIQUES
F2R EQUIPEMENTS P E T R O L I E R S MASTER PARK - LOT N 60-116, Boulevard de la Pomme 13011 MARSEILLE Tél. 04 91 60 36 18 Fax 04 91 60 31 61 FICHE TECHNIQUE N : F2R FT0066 Rev : 2 Date : 25/03/2014 Alarme Plus en détail Formation à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS-DIRECTION DES SAPEURS-POMPIERS BUREAU DE LA FORMATION ET DES ASSOCIATIONS DE SECURITE CIVILE Formation à l'utilisation du Plus en détail Les Essentiels COLLECTION. Les règles de sécurité. pour le dépannage. des véhicules électriques. & hybrides. Commission
COLLECTION Les Essentiels Commission Mai 2013 Président : Eric Faucheux Véhicules électriques & hybrides Les règles de sécurité pour le dépannage des véhicules électriques & hybrides 1 Sommaire I. Les Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE Notice obligatoire en application de l Art. R 123-24 du Code de la Construction et de l Habitation pour les demandes de Permis de Construire dans les Etablissements Recevant Plus en détail DETECTEUR CO (monoxyde de carbone) NB 930 MANUEL UTILISATEUR
DETECTEUR CO (monoxyde de carbone) NB 930 MANUEL UTILISATEUR wizmart Detecteur CO TECHNOLOGIE ELECTRO CHIMIQUE Garantie 5 ANS Le détecteur CO peut vous sauver la vie Le danger : la présence de monoxyde Plus en détail systèmes d alarme logisty.serenity
systèmes d alarme logisty.serenity logisty serenity Pourquoi équiper votre habitation d une alarme? Outil de prévention et de dissuasion, l alarme est avant tout un moyen de gagner en confort et en sérénité. Plus en détail samaritan PAD MANUEL D'UTILISATION
samaritan PAD MANUEL D'UTILISATION HeartSine Technologies H017-001-037-2 FRENCH Les informations figurant dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis et ne constituent pas un engagement Plus en détail Notice d installation et programmation de l alarme SECURYBOX
Notice d installation et programmation de l alarme SECURYBOX La présentation suivante est réalisée afin de proposer aux clients Securybox de procéder sans problèmes à l installation et au paramétrage de Plus en détail CONTRAT DE TELEASSISTANCE CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
CONTRAT DE TELEASSISTANCE CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES Article 1 : OBJET Les présentes dispositions générales ont pour but de définir les modalités de fourniture des services de téléassistance Plus en détail A-MIP 200 Manuel d installation et de fonctionnement
00 A-MIP 00 Manuel d installation et de fonctionnement Informations Générales Important Lisez ce mode d'emploi avant l installation et l utilisation de l Aivia. Lisez attentivement cette section et suivez Plus en détail HAM06WS SYSTÈME D ALARME SANS FIL
1. Introduction et caractéristiques HAM06WS SYSTÈME D ALARME SANS FIL Aux résidents de l'union européenne Des informations environnementales importantes concernant ce produit Ce symbole sur l'appareil Plus en détail Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs.
Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs Réglementation sur les défibrillateurs Version 23/05/07 Références : Arrêté royal fixant les normes de sécurité et les autres normes Plus en détail DÉFIBRILATEUR EXTERNE AUTOMATISER (DEA) HEARTSTART de la compagnie Philips
DÉFIBRILATEUR EXTERNE AUTOMATISER (DEA) HEARTSTART de la compagnie Philips HeartStart FRx HeartStart (HS1) Le défibrillateur Philips HeartStart FRx et HeartStart (HS1) sont des défibrillateurs externes Plus en détail ROULEMENTS DE TAMBOUR
N 4 DECEMBRE 2014 ROULEMENTS DE TAMBOUR Bulletin de la Commune de Sanchey Réalisé par la commission communication - imprimé par nos soins Mot du Maire Décembre 2014 Six mois se sont écoulés, votre nouvelle Plus en détail Commande radio pour stores vénitiens GFJ006 GFJ007 GFJ009. Instructions de montage et d utilisation
GEIGER-Funk Commandes pour la protection solaire Commande radio pour stores vénitiens Pour moteurs 230 V GFJ006 GFJ007 GFJ009 Instructions de montage et d utilisation Pour systèmes pré-codés Contenu 1 Plus en détail SOLUTION DAAF SERENITE POUR LES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER
SOLUTION DAAF SERENITE POUR LES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER ASL RESIDENCE LA BOISSIERE 93110 ROSNY-SOUS-BOIS VISUDOM Bâtiment INNEOS- 1401 Avenue de la Grande Halle- 78200 BUCHELAY Tél : 01 34 78 82 Plus en détail LA FABRICATION ET LE COMMERCE
DLPAJ/CAB/BPA LA FABRICATION ET LE COMMERCE Code de la sécurité intérieure (L 313-1 et suivants) Code de la défense (L2332-1 et suivants) Chapitre III du décret n 2013-700 du 30 juillet 2013 Pour le commerce Plus en détail PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE
de en Martinik NOTICE HYGIENE ET SECURITE BUREAU VERITAS ASEM Dossier n 6078462 Révision 2 Octobre 2014 Page 1 de en Martinik SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 1.1 OBJET DE LA NOTICE... 3 1.2 CADRE REGLEMENTAIRE... Plus en détail PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT DES DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES IMPLANTABLES (DAI)
PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT DES DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES IMPLANTABLES (DAI) 2 Défibrillateur Automatique Implantable SOMMAIRE Introduction Indications Principe du DAI Historique Composants et structure Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back