Source: http://docplayer.it/11703433-Workshop-155-tecnologie-e-soluzioni-innovative-per-l-applicazione-della-delibera-arg-gas-155-08.html
Timestamp: 2019-01-17 13:51:44+00:00
Document Index: 69932284

Matched Legal Cases: ['arte1', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 17']

WorkShop 155 TECNOLOGIE E SOLUZIONI INNOVATIVE PER L APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ARG/GAS 155/08 - PDF
Download "WorkShop 155 TECNOLOGIE E SOLUZIONI INNOVATIVE PER L APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ARG/GAS 155/08"
Gaspare Erico Montanari
1 WorkShop 155 TECNOLOGIE E SOLUZIONI INNOVATIVE PER L APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ARG/GAS 155/08 Convertitore di volume MID e Data Logger secondo la normativa 155/08 Ing. Paolo Zangani Direttore Tecnico Commerciale di Teclab srl Gruppo Fast
2 La DELIBERA ARG/GAS 155/08 "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" trova applicazione nella norma UNI/TS che stabilisce: i dati di misura da rilevare e registrare con gli appositi dispositivi le prestazioni minime che i GDM (gruppi di misura) devono garantire ed i conseguenti requisiti costruttitivi minimi per garantire tali prestazioni le modalità di trasmissione a distanza dei dati le operazioni di manutenzione necessarie a garantire nel tempo le prestazioni specificate. Le specifiche della norma si applicano a GdM con portata massima non inferiore a 65m³/h (o contatore >G40)
3 La medesima Delibera 155/08 trova inoltre applicazione nella norma UNI/TS che stabilisce analogamente alla precedente norma: i dati di misura da rilevare e registrare con gli appositi dispositivi le prestazioni minime che i GDM (gruppi di misura) devono garantire ed i conseguenti requisiti costruttitivi minimi per garantire tali prestazioni le modalità di trasmissione a distanza dei dati le operazioni di manutenzione necessarie a garantire nel tempo le prestazioni specificate. Le specifiche della norma si applicano a GdM con portata massima compresa tra 16m³/h e 65m³/h (o contatore G10 e G40)
4 La DELIBERA ARG/GAS 155/08 stabilisce inoltre le tempistiche che si devono rispettare nell adeguamento e/o nella predisposizione dei dei GdM per evitare aspetti sanzionatori.
5 Le stime numeriche secondo ACISM Workshop - 17 marzo 2010 Bologna Prima fase: >G40 entro il Gdm Seconda fase: >G16 e <G40 entro 2011 Terza fase: G10 entro GdM
6 Impulso da contatore Tasca termica Presa di pressione Predisposizione del Gdm Qualora il sistema di misura lo preveda, il GdM deve essere realizzato, se predisposto direttamente sul misuratore, in modo da permettere la connessione a trasmettitori di pressione e di temperatura come indicato di seguito: - pressione: attacco filettato gas da 1/4" maschio; -temperatura: foro per alloggiamento sensore almeno di 6 mm. Qualora, il GdM, non sia provvisto di tale predisposizioni, le connessioni devono essere effettuate a monte dello stesso con le seguenti caratteristiche: - pressione: attacco filettato gas da 1/2" femmina; - temperatura: foro per alloggiamento sensore almeno di 6 mm di lunghezza tale da permettere il rilevamento della temperatura al centro della tubazione.
7 Misura Modulo registrazione dati (logger) Modulo convertitore di volume (tipo 1) Modulo di comunicazione remota (se non integrato) Moduli di conversione, registrazione,comunicazione integrati Contatore Convertitore di volume, logger, comunicazione
8 Le soluzioni del Gruppo FAST Fase 1: G40 logger DL155 per registrazione e comunicazione dati Fase 2 e 3: G10 <G40 Convertitore di volume, logger e comunicazione integrati FC155
9 Fase 1: G40 logger DL155 per registrazione e comunicazione dati
10 Logger DL155: normative UNI-EN Misuratori di GAS. Dispositivi di Conversione. Parte1: Conversione di volume (versione di gennaio 2007) EN Gradi di protezione degli involucri (Codice IP). Direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura (MID) UNI/CIG Sistemi di misurazione del GAS. Dispositivi di misurazione del GAS su base oraria. Parte 1 (versione 2009) UNI/CIG Sistemi di misurazione del GAS. Dispositivi di misurazione del GAS su base oraria. Parte 2 Protocollo CTE (in inchiesta pubblica) UNI/CIG Sistemi di misurazione del GAS. Dispositivi di misurazione del GAS su base oraria. Parte 3 Protocollo CTR (in inchiesta pubblica) UNI/CIG Sistemi di misurazione del GAS. Dispositivi di misurazione del GAS su base oraria. Parte 4 (versione 2009). Requisiti per gruppi di misura nella parte di trasporto e nella rete di distribuzione con contatore >G40 o portata > 65m3/h alle condizioni termodinamiche di riferimento UNI/CIG Sistemi di misurazione del GAS. Dispositivi di misurazione del GAS su base oraria. Protocolli per la tele gestione dei gruppi di misura per la rete di distribuzione UNI-EN Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei contatori. Scambio dati Direttiva 1999/92/CE prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (ATEX) DL 12/7/2003 n.233 attuativo della direttiva 1999/92/CE DPR 23/03/1998 n.126 Regolamento recante l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva CEI EN (CEI 31-34) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas parte 17: verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalla miniera) Altre normative pertinenti non citate
11 Caratteristiche Costruttive Logger DL155 Dimensioni e peso: 22x18x10; 1Kg (con doppio pacco batterie) Controllo accesso componenti del GdM: il GdM è racchiuso in contenitore, classe di protezione IP66, chiuso mediante lucchetto di protezione. Display LCD in bianconero a due righe di 20 caratteri per la visualizzazione e interfaccia a tastiera con 5 tasti. Le informazioni disponibili a display sono: Stato del GdM PDR Data&Ora Periodo Di Fatturazione Dati Correttore Modem Versione Software Diagnosta istantanea
12 Logger DL155 Specifiche Funzionali Le specifiche funzionali soddisfano ed integrano i requisiti richiesti per gli apparati di Classe B secondo la definizione della UNI/TS e UNI/TS Registro eventi. A rispetto ed in aggiunta a quanto previsto dalla UNI/TS registro eventi memorizza gli ultimi eventi in una coda gestita a saturazione. Orologio e sincronizzazione. L'orologio interno soddisfa tutti i requisiti della UNI/TS , in particolare: La deriva massima mensile dell'orologio è ±3min, rispetto all'ora locale Il Logger è in grado di accorgesi e segnalare eventuali anomalie dell'orologio La risoluzione dell'orologio e' pari a 1s Il Logger basa il proprio funzionamento sull'ora locale. L'apparato, previa configurazione dell'utente, può gestire l'orario legale. Il Logger supporta sia la sincronizzazione immediata che la sincronizzazione dilazionata Diagnostica. A rispetto ed in aggiunta a quanto previsto dalla UNI/TS , il Logger rende disponibili i seguenti dati diagnostici: diagnostica cumulativa istantanea diagnostica giornaliera degli ultimi 2 anni diagnostica mensile degli ultimi 12 mesi diagnostica cumulativa del periodo di fatturazione precedente diagnostica cumulativa del periodo di fatturazione corrente Accesso. L'autenticazione e la autorizzazione seguono integralmente la specifica descritta nelle UNI/TS , UNI/TS Programmazione e configurazione. Viene seguita integralmente la specifica descritta nelle UNI/TS , UNI/TS
13 Logger DL155 Archivio Il Logger rende disponibile i propri dati istantanei, di programmazione e di archivio tramite il protocollo di comunicazione descritto dalla UNI/TS ; il Logger rende accessibile tali dati sia localmente, attraverso la porta di comunicazione seriale RS232 che in remoto mediante comunicazione GPRS, GSM Dati, GSM SMS. In aggiunta ai dati previsti dalla UNI-TS per i gruppi di misura di classe B, il Logger memorizza e rende disponibili i seguenti dati memorizzati ogni 15 minuti del giorno attuale e dei precedenti 70 giorni: Portata misurata (non corretta) media in 15 minuti Portata base (corretta) media in 15 minuti Pressione assoluta di misura media in 15 minuti Temperatura di misura media in 15 minuti Alimentazione e autonomia Il Logger è alimentato a batteria, l'alimentazione soddisfa quanto richiesto dalla norma UNI/TS E' possibile sostituire la batteria senza rimuovere i sigilli MID. E' possibile sostiture la batteria mantenendo la piena operatività del Logger durante tutta la fase di sostituzione.
14 Logger DL155 Modulo di comunicazione e telelettura Le specifiche di comunicazione tra modulo di telelettura e centro dati di telegestione seguono lo standard definito dalla UNI-TS Il modulo di comunicazione supporta la comunicazione GPRS/GSM/SMS ed è integrato nel corpo principale della macchina. Il logger supporta le seguenti strategie di comunicazione previste dalla UNI-TS Inbound. (Originata dalla periferica) Outbound (originata dal centro) Voluntary (originata dalla periferica) Il logger garantisce la piena configurabilità della strategia di comunicazione tra GPRS, GSM DATI e GSM SMS. Le tre tecniche di comunicazione garantiscono infatto la piena funzionalità del Logger in tutte le sue funzioni di lettura e configurazione. E' inoltre possibile configurare il Logger in modo che comunichi con più centri secondo la norma UNI-TS Ver. 8.
15 Logger DL155 Interoperabilità Il modulo di tele lettura è in grado di operare con converitori di altri produttori muniti di ripetizione di impulso a norma. Aggiornamento del software Come previsto dalla UNI-TS è previsto l'aggiornamento remoto del software (downloading) Zona di installazione E' possibile installare il logger in zona non sicura e sicura
16 GdM FC155 Fase 2 e 3: G10 <G40 Convertitore di volume MID, logger e comunicazione integrati FC155 Obiettivi: Massima integrazione Minimo spazio Affidabilità Economia
17 GdM FC155 Prodotto destinato ad installazioni in area potenzialmente esplosiva e caratterizzato da certificazione ATEX. Provvisto della certificazione MID per quanto riguarda la parte fiscale. Gruppo di misura dotato di doppio pacco batterie (misura-logger e GSM): la durata standard come da norma MID è di 3 anni.
18 GdM FC155 Ingressi Caratteristiche tecniche Ingressi 1 ingresso di pressione assoluta 1 ingresso 1 ingresso di pressione di temperatura assolutapt ingresso Condizioni ambientali 1 ingresso di temperatura di conteggio PT1000 (Fmax = 2Hz) 1 ingresso 2 ingressi di conteggio digitale (Allarmi (Fmax = o 2Hz) contatori 2 ingressi Temperatura ausiliari) digitale (Allarmi o contatori ausiliari) 2 uscite -20 C< T < +60 C 2 uscite digitali digitali open open colector collector per la per ripetizione la degli impulsi Umidità: 90% senza condensa ripetizione degli impulsi Correzione SGERG Secondo ISO12213 Correzione SGERG Secondo ISO12213 Comunicazione modem GSM/GPRS integrato e sostituibile Certificazione ATEX connettore d'antenna SMA esterno Capacità ddi accettare altri moduli di comunicazione (Estensioni future) II 1 G Ex ia IIA T3 Tamb = -20 C +60 C Certificazione MID In accordo a EN12405
19 Caratteristiche tecniche Alimentazione Ingressi 2 pacchi batterie 1 per il correttore (autonomia >= 3 anni) 1 ingresso di pressione assoluta 1 per il modulo di comunicazione (autonomia >= 3 anni) 1 ingresso di temperatura PT1000 Condizioni ambientali 1 ingresso di conteggio (Fmax = 2Hz) Interfaccia 2 ingressi digitale (Allarmi o contatori Display alfanumerico 2 righe x 20 colonne Temperatura ausiliari) Tastiera 5 tasti -20 C< T < +60 C 2 uscite digitali open collector per la Interfaccia ottica secondo EN Umidità: 90% senza condensa ripetizione degli impulsi Ingombri 210x150x80 mm Certificazione ATEX Certificazione ATEX II 1 G Ex ia IIA T3 Tamb = -20 C +60 C II 1 G Ex ia IIA T3 Tamb = -20 C +60 C Certificazione MID In accordo Certificazione a EN12405 MID In accordo a EN12405 GdM FC155 Correzione SGERG Secondo ISO12213