Source: http://docplayer.it/13801433-Serie-generale-della-repubblica-italiana-parte-prima-roma-lunedi-28-dicembre-2015-avviso-alle-amministrazioni.html
Timestamp: 2018-10-17 15:32:44+00:00
Document Index: 120192232

Matched Legal Cases: ['art. 45', 'art. 2', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1']

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 dicembre 2015 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI - PDF
Download "SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 dicembre 2015 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI"
1 SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 300 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 dicembre 2015 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero dello sviluppo economico DECRETO 15 ottobre 2015, n Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l attività di estetista. (15G00218) Pag. 1 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno (15A09535). Pag. 39 DECRETO 15 dicembre Ministero dell economia e delle finanze Aggiornamento dell importo per la revisione di analisi di campioni. (15A09527) Pag. 41 DECRETO 18 dicembre Nuove modalità di trasmissione al Ministero dell economia e delle finanze, dei dati rilevanti ai fini dell addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche. (15A09521) Pag. 41 DECRETO 22 dicembre Ministero dell interno Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. (15A09672) Pag. 43
2 DECRETO 10 dicembre Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Schemi di budget economico e budget degli investimenti. (15A09525) Pag. 44 DECRETO 7 ottobre Ministero dello sviluppo economico Piano dei costi 2015 per il funzionamento e la manutenzione del registro pubblico delle opposizioni. (15A09523) Pag. 72 DECRETO 2 dicembre Ministero della salute Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di abamectina, sulla base del dossier A8612AI di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (15A09485) Pag. 48 DECRETO 29 ottobre Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Definizione della misura dell incremento dell addizionale comunale sui diritti di imbarco da destinare all INPS. (15A09526) Pag. 67 DECRETO 4 novembre Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all articolo 6 nonché alle visite di cui all articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n (15A09531) Pag. 68 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DECRETO 24 novembre Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela Vini Collio. (15A09486) Pag. 69 DECRETO 24 novembre Riconoscimento del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte e attribuzione dell incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOCG Gattinara e Ghemme e per le DOC Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Lessona, Sizzano e Valli Ossolane. (15A09487) Pag. 70 DECRETO 17 novembre Sostituzione del commissario liquidatore della «All Service 2003 società cooperativa a resp. limitata», in Pesaro. (15A09494) Pag. 74 DECRETO 20 novembre Sostituzione del commissario liquidatore della «Emmaus cooperativa sociale e di volontariato e sportiva dilettantistica», in Alatri. (15A09495)... Pag. 74 DECRETO 20 novembre Liquidazione coatta amministrativa della «Puli Coop Due società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore. (15A09537) Pag. 75 DECRETO 24 novembre Liquidazione coatta amministrativa della «Alma Pace società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Livorno e nomina del commissario liquidatore. (15A09506) Pag. 76 DECRETO 25 novembre Scioglimento della «Cooperativa Sociale Agape - società cooperativa onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (15A09493)... Pag. 76 DECRETO 27 novembre Liquidazione coatta amministrativa della «Orobianco società cooperativa», in Rimini e nomina del commissario liquidatore. (15A09536) Pag. 77 DECRETO 27 novembre Liquidazione coatta amministrativa della «Pan Flor Arbores et Vites società cooperativa agricola», in Forlì e nomina del commissario liquidatore. (15A09538) Pag. 78 DECRETO 1 dicembre Liquidazione coatta amministrativa della «Il Poliziotto Notturno società cooperativa», in Benevento e nomina del commissario liquidatore. (15A09492) Pag. 78 II
3 Presidenza del Consiglio dei ministri D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 16 dicembre Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 306). (15A09532) Pag. 79 ORDINANZA 16 dicembre Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1 febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli. (Ordinanza n. 305). (15A09533) Pag. 81 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ Autorità nazionale anticorruzione DETERMINA 10 dicembre Aggiornamento della determina n. 6 del 18 dicembre 2013 recante indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione. (Determina n. 13). (15A09524) Pag. 82 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in La Romana (Repubblica Dominicana) (15A09516) Pag. 86 Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Malindi (Kenya) (15A09517).... Pag. 87 Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Atlanta (Stati Uniti). (15A09518).... Pag. 88 Soppressione del vice Consolato onorario in San Sebastian (Spagna) e variazione della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Bilbao (Spagna). (15A09519) Pag. 88 Entrata in vigore del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, firmato a Roma il 7 ottobre (15A09520)... Pag. 88 Ministero della salute Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale veterinario «Api Bioxal» 886 mg/g polvere per alveare. (15A09502) Pag. 88 Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Porcilis PCV ID». (15A09503)..... Pag. 89 Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Zycortal». (15A09504)..... Pag. 89 Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Vectormune ND». (15A09505)..... Pag. 89 Ministero dello sviluppo economico Emanazione del decreto MiSE MEF 30 ottobre stanziamento fondi messaggi autogestiti alle emittenti radio e tv. (15A09522) Pag. 89 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (15A09534) Pag. 86 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69 Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Elevazione del vice Consolato onorario in Aberdeen (Regno Unito) al rango di Consolato onorario. (15A09515) Pag. 86 DECRETO 2 novembre Ministero della salute Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. (15A09709) III
5 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 15 ottobre 2015, n Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l attività di estetista. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante disciplina dell attività di estetista; Visti gli articoli 1 e 3 della citata legge n. 1 del 1990, secondo cui l attività di estetista comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti, e può essere svolta anche con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all elenco allegato alla medesima legge, subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi prevista; Visto, in particolare, l articolo 10, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990, secondo cui il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, adotta, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico - dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all elenco allegato alla predetta legge, e aggiorna, tenuto conto dell evoluzione tecnologica del settore, il medesimo elenco; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, recante regolamento di attuazione dell articolo 10, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l attività di estetista ed, in particolare, l articolo 4 recante «Aggiornamento dell elenco degli apparecchi elettromeccanici e adeguamento al presente decreto», in cui al comma 2 è previsto che l allegato 2 può essere modificato, a seguito di acquisizioni tecnico - scientifiche, anche indipendentemente da modifiche all elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1; Vista la sentenza n. 1417/2014 con la quale il Consiglio di Stato, sezione sesta, accogliendo l appello relativamente ai profili afferenti al difetto di istruttoria e motivazione dell impugnato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 110 del 2011, ha annullato le disposizioni regolamentari nelle parti in cui non includono, o includono con ingiustificate limitazioni, dall uso corrente degli esercenti la professione di estetista gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati al punto 7 delle premesse della pronuncia stessa; Considerata la necessità di procedere all esecuzione della sentenza n. 1417/2014 del Consiglio di Stato, riadattando, previa rinnovata istruttoria, le disposizioni regolamentari parzialmente annullate, nonché, tenuto conto dell evoluzione tecnologica del settore, la necessità di provvedere ad un ulteriore aggiornamento dell elenco allegato alla legge, come già modificato all allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110; Considerata la necessità di procedere alla riadozione ed all adeguamento dell allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, sia in relazione al predetto aggiornamento dell elenco che in relazione alla predetta sentenza ed alle nuove acquisizioni tecnico - scientifiche; Sentite le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, maggiormente rappresentative a livello nazionale; Acquisiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità di cui alla Sessione XLVII Sezioni Congiunte II e V della Seduta del 23 aprile 2013 e della Seduta del 9 luglio 2013, nonché l ulteriore parere del Consiglio Superiore di Sanità di cui alla Sessione L, Sezioni Congiunte II e V della Seduta del 13 gennaio 2015; Esperita la procedura prevista dalla direttiva n. 98/34/ CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, che prevede una procedura d informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell informazione; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell adunanza del 4 giugno 2015; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 17 luglio 2015, protocollo n ; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Identificazione degli apparecchi per uso estetico 1. L allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sostituisce l allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n
6 Art. 2. Disposizioni generali 1. L allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sostituisce l allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 ottobre 2015 Il Ministro della salute LORENZIN Visto, il Guardasigilli: ORLANDO I l Mi ni st ro dello sviluppo economico G UIDI Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2015 Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n A LLEGATO 1 (Articolo 1) «A LLEGATO 1 (Articolo 1, comma 2) Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (Allegato alla legge n. 1/1990) con i corrispondenti riferimenti alle relative schede del regolamento di attuazione (Scheda 1) Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato (Scheda 2A) Stimolatori ad ultrasuoni: (A1) Vibrazione meccanica peeling, (A2) Ultrasuoni per trattamenti superficiali (Scheda 2B) Stimolatori a microcorrenti (Scheda 3) Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 ma (Scheda 4) Apparecchi per l aspirazione dei comedoni e pulizia del viso: (a) Apparecchio con aspirazione e con cannule, (b) Apparecchio con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi materiali equivalenti (Scheda 5) Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 100 kpa (Scheda 6) Apparecchi per massaggi: (a) Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, (b) Apparecchi per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione, (c) Rulli elettrici e manuali, (d) Vibratori elettrici oscillanti, (e) Apparecchi per massaggi meccanici, (f ) elettrici picchiettanti (Scheda 7) Solarium per l abbronzatura: (a) Lampade abbronzanti UV-A, (b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR) (Scheda 8) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore a 100 kpa (Scheda 9) Apparecchi per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kpa (Scheda 10) Scaldacera per ceretta (Scheda 11) Attrezzi per ginnastica estetica: (a) Attrezzo per ginnastica estetica, (b) Attrezzo con pedana vibrante per la tonificazione muscolare (Scheda 12) Attrezzature per manicure e pedicure (Scheda 13) Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale: (a) Apparecchio per il trattamento di calore totale o parziale, (b) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza resistiva e/o capacitiva (Scheda 14) Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kpa (Scheda 15) Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 ma ogni 10 centimetri quadrati (Scheda 16) Depilatori elettrici ed elettronici: (a) Elettrodepilatore ad ago, (b) Elettrodepilatore a pinza o accessorio equipollente a sonda, (c) Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per fotodepilazione (Scheda 17) Apparecchi per massaggi subacquei (Scheda 18) Apparecchi per presso - massaggio (Scheda 19) Elettrostimolatore ad impulsi (Scheda 20) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione superiore a 100 kpa (Scheda 21a) Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani (Scheda 21b) Laser estetico defocalizzato per la depilazione (Scheda 22) Saune e bagno di vapore (Scheda 23) Dermografo per micropigmentazione» 2
7 Allegato 2 (Articolo 2) Allegato 2 (Articolo 2) SCHEDE TECNICO INFORMATIVE RECANTI LE CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE, I MECCANISMI DI REGOLAZIONE, LE MODALITA DI ESERCIZIO E DI APPLICAZIONE E LE CAUTELE D USO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO PREMESSA ALLE SCHEDE TECNICO-INFORMATIVE Le strumentazioni di cui al presente allegato vengono utilizzate su soggetti consenzienti adeguatamente informati sulle procedure cui vengono sottoposti, le finalità delle strumentazioni che verranno utilizzate, le modalità di utilizzazione, i possibili risultati attesi e le eventuali controindicazioni e rischi. Laddove le schede delle singole apparecchiature prevedano raccomandazioni o valutazioni anche di condizioni patologiche ed il soggetto non disponga di informazioni certe si rende necessario il coinvolgimento del medico di fiducia. 3
8 SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 1 Categoria : VAPORIZZATORI Elenco apparecchi : Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato (come da Allegato alla Legge n. 1 del ) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE Descrizione apparecchio: Apparecchio per la produzione di vapore acqueo a temperatura non superiore a quella di ebollizione dell'acqua alla pressione atmosferica, per trattamenti estetici del viso, del corpo e del cuoio capelluto. Il vapore prodotto fuoriesce da un ugello in vetro, in metallo, in materiale plastico o in altro materiale idoneo. Può essere corredato da lampade ultraviolette per l arricchimento del vapore con ossigeno attivo o dispositivi di ionizzazione. La costruzione deve essere tale da rendere inaccessibili alla pelle e agli occhi del soggetto in trattamento e/o dell'operatore tali dispositivi e le loro emissioni dirette durante il normale funzionamento. L'apparecchio deve essere munito di un indicatore del livello max dell'acqua, che non deve essere superato. La concentrazione di ozono eventualmente prodotta deve essere inferiore ai valori indicati dalla Norma CEI EN Meccanismo d azione (applicazione): Il flusso di vapore ionizzato, opportunamente orientato sulla parte da trattare, facilita la dilatazione dei pori della pelle e la conseguente fuoriuscita delle impurità presenti, manifestando così un'azione tonificante e detergente della pelle stessa. MODALITÀ DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D USO Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. Inoltre: a) Il flusso del vapore deve essere diretto sul viso del soggetto trattato ad una distanza non inferiore a cm. b) La durata del trattamento può avere un tempo variabile dai 10 ai 20 minuti, e comunque non superiore a 30 minuti. c) Utilizzare acqua distillata, salvo diversa indicazione del fabbricante. d) Il contatto con l'ugello surriscaldato può provocare ustioni. e) Non utilizzare in soggetti con fragilità capillare o teleangiectasie (capillari dilatati). NORME TECNICHE DA APPLICARE Norma CEI EN Class. CEI CT 59/61 - Fascicolo Anno Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali. Norma CEI EN Class. CEI CT 59/61 - Fascicolo 7810 E - Anno Edizione Seconda - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la purificazione dell'aria + VARIANTE: CEI EN /A1 - Class. CEI ;V1 - CT 59/61 - Fascicolo E - Anno Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate. 4
9 SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 2A Categoria : STIMOLATORI Elenco apparecchi : Stimolatori ad ultrasuoni (come da Allegato alla A1) Vibrazione meccanica peeling: => 22 khz -- =<28 khz Legge n. 1 del ) A2) Ultrasuoni per trattamenti superficiali: > 0.8 MHz -- =< 3.5 MHz A1) Vibrazione meccanica peeling CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE Descrizione apparecchio: Apparecchio composto da un generatore elettrico di bassa frequenza che innesca la contrazione di cristalli piezoelettrici applicati ad una lamina metallica (acciaio Inox), così da produrre vibrazioni. Il manipolo è composto da un'impugnatura in materiale plastico all'interno del quale è collocata una lamina in acciaio Inox, con una parte sporgente. L'impugnatura del manipolo applicatore, deve essere meccanicamente separata dalla lamina vibrante mediante gomma antivibrante o altro materiale simile, in modo di non avere alcuna vibrazione sulla mano dell'operatore. La potenza massima di emissione dei cristalli piezoelettrici non deve essere superiore a 10 W totali. L intensità nominale massima emessa dal manipolo non deve essere superiore a 1,5 W/cm 2. La densità di energia ultrasonora trasferita dall estremità della lamina alla pelle, data convenzionalmente dal prodotto dell intensità ultrasonora per il tempo effettivo di applicazione in ciascun punto, non deve superare i 100 J/cm 2. Il fabbricante esprime tale limite di dose in indicazioni relative alla durata massima della permanenza del manipolo su ciascun punto tenendo conto di tutti i singoli passaggi sulla stessa area cutanea. Gli eventuali ultrasuoni emessi in aria devono rispettare i limiti di esposizione vigenti per la popolazione e i lavoratori. La testa di emissione non deve raggiungere temperature tali da causare danni alla cute. La frequenza di lavoro dovrà essere compresa fra 22 e 28 khz (Frequenza tipica 25 khz). Il manipolo è una parte applicata di tipo B. L apparecchio e le parti applicate devono rispettare i limiti per le correnti di dispersione (verso terra, sull involucro e nel soggetto trattato) e per la corrente ausiliaria riportati nella CEI EN (CEI 62-5). Meccanismo d azione (applicazione): La parte di cute che deve essere trattata, deve essere cosparsa di un prodotto liquido o gelificato. Applicando la lamina metallica sulla pelle con la punta inclinata di circa 30 sulla stessa, la vibrazione produce una nebulizzazione del prodotto applicato il quale asporterà le cellule morte superficiali della pelle e relative impurità. Gli applicatori possono essere utilizzati per accelerare l'assorbimento di creme o prodotti cosmetici vari. Per effettuare questa operazione, si deve posizionare la lamina sulla cute, mantenendola piatta sulla stessa. CAUTELE D USO, MODALITA DI ESERCIZIO Cautele d uso: Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri. Non trattare soggetti con pelle sensibile. Non trattare soggetti con teleangectasie, varici e in prossimità di nei. Non effettuare trattamenti in gravidanza. Non effettuare trattamenti su portatori di stimolatori cardiaci. Non effettuare trattamenti in prossimità di ossa, cartilagini, apparato riproduttivo, regione cardiaca, neoplasie. Non effettuare trattamenti in prossimità di protesi metalliche. Non trattare soggetti che abbiano già effettuato Peeling cutaneo con altri sistemi o con sistemi a vibrazione meccanica o con acidi (glicolico, salicilico ecc.) negli ultimi trenta giorni. Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che saranno a contatto con il soggetto da trattare. Eseguire le applicazioni in modo rapido e comunque idoneo ai trattamenti da effettuare. Non applicare su pelli arrossate, su ferite aperte, in presenza di escoriazioni. Applicare solo su pelle integra. Non utilizzare su soggetti con impianti acustici attivi e/o con problemi all'apparato uditivo. Modalità di esercizio: Prima di ogni applicazione, verificare attentamente l'integrità della lamina dell'applicatore, che dovrà essere liscia, perfettamente arrotondata e priva di parti taglienti o appuntite. L'emissione può essere continua, pulsata o regolabile in intensità. I tempi di trattamento sono subordinati all'intensità utilizzata. Eseguire movimenti veloci e uniformemente distribuiti sulla zona da trattare. È opportuno esercitare una minima pressione con la lamina sulla pelle. 5
10 A2) Ultrasuoni ad alta frequenza per trattamenti superficiali CARATTERISTICHE TECNICO-DINAMICHE Descrizione apparecchio: Apparecchio composto da un generatore elettrico di frequenza compresa tra 0.8 MHz e 3.5 MHz che innesca la contrazione di un cristallo piezoelettrico applicato ad una testa di emissione così da produrre ultrasuoni che si propagano dalla testa di emissione al tessuto posto a contatto. L'applicatore mobile è composto da un'impugnatura in materiale plastico, gomma o similari, con una testa metallica di emissione in acciaio, alluminio o altro. L'impugnatura del manipolo applicatore deve essere meccanicamente separata dalla testa di emissione mediante gomma antivibrante o altro materiale appropriato in modo da limitare la trasmissione di ultrasuoni sulla mano dell'operatore. L'applicatore fisso è composto da un supporto in gomma, tela, plastica, alluminio o altro materiale, con una o più capsule piezoelettriche. L intensità effettiva massima emessa da questo applicatore deve essere conforme alla tabella di seguito riportata. ==================================== Frequenza Intensità in W/cm 2 ==================================== >= 0.8 =< 1.2 MHz 1.5 W/cm 2 Max > 1.2 =< 3.5 MHz 3 W/cm 2 Max ==================================== La frequenza di lavoro dovrà essere compresa fra 0,8 MHz e 3,5 MHz. L'apparato deve comprendere circuiti tali da non consentire l'involontaria emissione di ultrasuoni. L'apparato deve prevedere la regolazione dell intensità emessa e circuiti tali da limitare il valore massimo prestabilito. Per la misura dell intensità emessa riferirsi alla Norma CEI EN L'intensità di emissione di ultrasuoni non voluta sull'impugnatura del manipolo, deve essere inferiore a 100 mw/cm 2 (Riferimento Norma CEI EN ). La testa di emissione non deve raggiungere temperature tali da causare danni alla cute. In merito riferirsi alla Norma Tecnica CEI EN Disposizione per la prova di temperatura della superficie radiante (sezione 42.3). Il manipolo è una parte applicata di tipo B. L apparecchio e le parti applicate devono rispettare i limiti per le correnti di dispersione (verso terra, sull involucro e nel soggetto trattato) e per la corrente ausiliaria riportati nella CEI EN (CEI 62-5). Meccanismo d azione: Con le applicazioni di ultrasuoni per trattamenti superficiali si otterrà un rassodamento cutaneo. Il richiamo di liquidi interstiziali, infatti, per effetto della micro sollecitazione meccanica produrrà una maggiore tonicità dell'epidermide. Il dispositivo può essere utilizzato per trattare le lassità cutanee di modesta entità e per la riduzione delle rughe superficiali. CAUTELE D USO, MODALITA DI ESERCIZIO Cautele d uso: Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri. Non trattare soggetti con fragilità capillare, teleangectasie e in prossimità di nei, in prossimità di fratture recenti, donne in gravidanza, soggetti con processi flogistici in atto, soggetti con lesioni cutanee, soggetti sotto i 12 anni, soggetti portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (peacemaker, defibrillatori, etc.), presenza di varici, soggetti affetti da neoplasie. Non trattare soggetti con pelle sensibile e/o con intolleranza ai gel conduttivi. Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare. Applicare solo su pelle integra. Non utilizzare su soggetti con problemi all'apparato uditivo. Si raccomanda di non usare nei seguenti casi: in prossimità della regione cardiaca, in prossimità dell apparato riproduttivo, in soggetti portatori di protesi metalliche. Modalità di esercizio: Predisporre la potenza e i tempi di trattamento idonei alla zona da trattare secondo le indicazioni del manuale. Inizialmente, utilizzare potenze ridotte. Per garantire il perfetto contatto fra applicatore e cute, applicare del gel sulla zona che si deve trattare. Appoggiare l'applicatore sulla zona da trattare. Per l'applicatore mobile, attivare l'emissione di ultrasuoni e muoverlo in modo lento, costante e uniforme. Per l'applicatore fisso, assicurarsi del corretto posizionamento e fissaggio. Verificare la costante presenza di gel apposito. NORME TECNICHE DA APPLICARE Comprendono le due categorie A1 - A2 indipendentemente dalla frequenza delle onde di emissione Norma CEI EN Class. CEI 62-5 CT 62 - Fascicolo 4745C. Anno 1998 Edizione Seconda Apparecchi elettromedicali Parte 1: Norme generali per la sicurezza + varianti 1 e 2 (CEI 62-5-V1, 1994, e CEI 62-5-V3, 1997). Norma CEI EN Class. CEI CT 62 - Fascicolo Anno Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle apparecchiature per la terapia a ultrasuoni. 6
11 SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 2B Categoria : STIMOLATORI Elenco apparecchi : Stimolatori a microcorrenti (come da Allegato alla Legge n. 1 del ) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE Descrizione apparecchio: Apparecchio composto da un generatore di impulsi elettrici con forma d'onda e frequenze fisse o variabili e provvisto di manipolo per l'alloggiamento di elettrodi (ampolle) di differenti forme e di vari materiali idonei, tipicamente di vetro trasparente o colorato. Il manipolo è costituito da un'impugnatura in materiale isolante. La corrente che passa dall'elettrodo al corpo del soggetto trattato non deve avere frequenze e/o intensità tali da produrre effetti nocivi per la salute. Il valore di picco massimo consentito per la corrente è di 200 micro-ampere. La frequenza tipica è 100 Hz, derivante da 50 Hz di rete duplicata dal raddrizzamento a doppia semionda. È possibile utilizzare frequenze diverse, ricavate da oscillatori statici, in ogni caso la frequenza dovrà essere compresa fra 50 e 400 Hz. Le forme d'onda sono sinusoidali. L'apparecchio deve disporre di controlli per la regolazione dell impulso elettrico erogato. Il manipolo è una parte applicata di tipo B. L apparecchio e le parti applicate devono rispettare i limiti per le correnti di dispersione (verso terra, sull involucro e nel soggetto trattato) e per la corrente ausiliaria riportati nella CEI EN (CEI 62-5). Il manipolo deve essere costruito in modo che non sia possibile, anche a seguito dello sganciamento dell'ampolla di vetro, alcun contatto tra conduttori attivi situati all'interno del manipolo stesso e il soggetto trattato o l'operatore. Considerazioni inerenti le emissioni di luce: Durante il trattamento, l'elettrodo, composto da ampolla di vetro caricata di gas (ARGON, NEON o altro), assume una colorazione derivante dal gas che permette la scarica elettrica. I gas contenuti nelle ampolle hanno il solo scopo di permettere la scarica elettrica, come avviene nelle comuni lampade domestiche, industriali o stradali a fluorescenza a vapori di sodio o di mercurio. Tipicamente, l'ampolla assume una colorazione bluastra. Il vetro dell'ampolla deve essere in grado di bloccare l'emissione di lunghezze d'onda nello spettro dell UV in modo che l'effetto derivante da una eventuale emissione residua sia da considerare nullo, quindi senza alcuna azione positiva o negativa sul corpo umano. Il raggiungimento del suddetto requisito è possibile, ad esempio, con la sostituzione dell ampolla. Meccanismo d azione (applicazione): Attraverso il manipolo e gli elettrodi a esso applicati, l'azione svolta sulla cute è di riattivazione del microcircolo cutaneo superficiale (per stimolazione) e rimozione delle cellule morte presenti sullo strato corneo, come avviene con altre metodologie di disincrostazione (azione esfoliante). L'azione svolta è zonale. Insistendo sulla zona circoscritta, si ha una leggerissima iperemia cutanea che favorisce la riattivazione del microcircolo. CAUTELE D USO, MODALITA DI ESERCIZIO Cautele d uso: Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri. Non effettuare trattamenti in gravidanza. Prima dell'utilizzo togliere collane, orecchini, piercing o altri oggetti metallici. Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare. Per un uso appropriato si raccomanda di inserire l'elettrodo correttamente nel manipolo e di verificare la buona tenuta nello stesso. La forza d'inserzione dell'elettrodo dovrà essere compresa fra 30 e 50 N. L'elettrodo, qualora fosse insicuro nella sede, potrebbe sganciarsi e, cadendo, rompersi. Non vi e' una correlazione diretta a possibili danni derivanti dallo sganciarsi dell'elettrodo dal manipolo, in ogni caso evitare di utilizzare il sistema se non conforme ai suddetti requisiti. L'elettrodo deve essere inserito e tolto con il dispositivo spento. Non effettuare il trattamento sugli occhi e nella regione perioculare. Non eseguire trattamenti su persone con pelli molto sensibili, eventualmente ridurre i tempi di applicazione e la potenza di emissione. È opportuno fare sempre una verifica della tollerabilità del trattamento. Non applicare sugli indumenti ma direttamente sulla cute. Non trattare soggetti con fragilità capillare, teleangectasie. Non applicare su pelli arrossate, su ferite aperte, in presenza di escoriazioni, in presenza di nei non chiaramente identificati. Applicare solo su pelle integra. Non applicare su zone del corpo che contengono impianti metallici (otturazioni, impianti odontoiatrici, protesi ecc.). Non utilizzare su portatori di pacemaker, pompe insulina, apparati acustici o dispositivi impiantabili attivi. 7
12 Modalità di esercizio: Prima di ogni applicazione, verificare attentamente l'integrità dell'elettrodo in vetro. Prima e durante il trattamento, non utilizzare sostanze cosmetiche infiammabili. Regolare opportunamente l'intensità di emissione della micro corrente considerando che, anche alla massima potenza, il soggetto trattato non dovrà avvertire alcun fastidio. Posizionare l'elettrodo sulla zona che si deve trattare e successivamente attivare l'emissione di micro corrente. Si raccomanda di eseguire un pre-trattamento per valutare la tollerabilità del soggetto all'applicazione, procedendo come segue: All inizio applicare una potenza ridotta pari a circa il 30% della potenza prevista per il trattamento. Dopo circa un minuto dall'inizio dell'applicazione verificare lo stato della cute trattata. In caso di arrossamento sospendere l'applicazione e applicare una crema cosmetica lenitiva e verificare che l'arrossamento si risolva in pochi minuti. In caso di esito positivo del pre-trattamento, aumentare la potenza di erogazione al valore previsto per il trattamento ed eseguire il trattamento rispettando i tempi massimi consigliati. I tempi di trattamento sono subordinati all'intensità utilizzata. In ogni caso è opportuno non superare 10 minuti di applicazione per una zona di circa 25 cm x 25 cm, indicativamente equivalenti a tutto il viso. Per trattare collo e decolté, il tempo massimo di applicazione è sempre di 10 minuti. Eseguire movimenti lenti e uniformemente distribuiti sulla zona da trattare. Non è necessario premere eccessivamente l'elettrodo sulla cute. Durante il trattamento, non staccare l'elettrodo dalla cute ma mantenerlo costantemente appoggiato. Staccando l'elettrodo durante il trattamento si può creare fastidio al soggetto trattato. NORME TECNICHE DA APPLICARE Norma CEI EN Class. CEI 62-5 CT 62 - Fascicolo 4745C. Anno 1998 Edizione Seconda Apparecchi elettromedicali Parte 1: Norme generali per la sicurezza + varianti 1 e 2 (CEI 62-5-V1, 1994, e CEI 62-5-V3, 1997). Norma CEI EN Class. CEI CT 62 - Fascicolo Anno Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari + VARIANTE: CEI EN /A1 - Class. CEI 62-24;V1 - CT 62 - Fascicolo Anno
13 SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 3 Categoria : DISINCROSTANTE Elenco apparecchi : Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 ma (come da Allegato alla Legge n. 1 del ) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE Descrizione apparecchio: Apparecchio elettrico dotato di un generatore continuo con tensione massima di 24 Volt. La debole corrente continua viene applicata mediante due elettrodi a contatto del soggetto da trattare. In questo modo si ottiene la detersione dell'epidermide. Munito di un dispositivo per la regolazione graduale dell'intensità di corrente da 0 a 4 ma con eventuale indicatore di controllo e di un limitatore di corrente che impedisca l'erogazione di correnti superiori a 4 ma. Il valore limitato della tensione del generatore continuo e il dispositivo di limitazione dell'intensità di corrente a 4 ma garantiscono i limiti di sicurezza verso la persona trattata. Nel Manuale d'uso deve essere indicato di applicare una intensità di corrente che deve essere non superiore a quella appena percettibile. Le densità di corrente per ogni elettrodo non devono superare i 0,1 ma/cm 2. Il manipolo è una parte applicata di tipo B. L apparecchio e le parti applicate devono rispettare i limiti per le correnti di dispersione (verso terra, sull involucro e nel soggetto trattato) e per la corrente ausiliaria riportati nella CEI EN (CEI 62-5). Meccanismo d azione (applicazione): L'azione disincrostante è ottenuta attraverso il passaggio della debole corrente continua che, investendo le zone da trattare, produce una fuoriuscita del sebo presente nei pori della pelle e ne facilita così l'azione di pulizia. MODALITÀ DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D USO Oltre alle indicazioni contenute nelle norme tecniche, applicare solo per trattamenti estetici a persone sane senza patologie in atto. Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente il Manuale d'uso e, comunque, seguire in particolare le seguenti avvertenze: - applicare solo su pelle sana ed integra, senza escoriazioni, lesioni, nei dai contorni irregolari, foruncoli, ecc.; - non applicare a persone con pacemaker (stimolatori cardiaci) o dispositivi impiantabili attivi; - non applicare in prossimità di protesi metalliche; - non applicare alle donne in gravidanza; - non applicare nella zona addominale alle donne con impiantati dispositivi intra-uterini. Nel caso di alimentazione tramite corrente di rete, l'impianto elettrico deve essere conforme al D.M. 37/2008. Regolare l'intensità di corrente erogata ad un valore che non risulti nocivo per la salute del soggetto trattato, in accordo con i limiti previsti nelle norme elencate al successivo paragrafo. AVVERTENZE Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. NORME TECNICHE DA APPLICARE Norma CEI EN Class. CEI 62-5 CT 62 - Fascicolo 4745C. Anno 1998 Edizione Seconda Apparecchi elettromedicali Parte 1: Norme generali per la sicurezza + varianti 1 e 2 (CEI 62-5-V1, 1994, e CEI 62-5-V3, 1997). Norma CEI EN Class. CEI CT 62 - Fascicolo Anno Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari + VARIANTE: CEI EN /A1 - Class. CEI 62-24;V1 - CT 62 - Fascicolo Anno
14 SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 4 Categoria : APPARECCHI PER ASPIRAZIONE DI COMEDONI E PULIZIA DEL VISO Elenco apparecchi : a) Apparecchio per l aspirazione dei comedoni con aspirazione e con (come da Allegato alla cannule aventi diametro di non oltre un centimetro Legge n. 1 del ) b) Apparecchio per l aspirazione dei comedoni con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE Descrizione apparecchio (a): Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o batteria, composto da un motore che aziona un elettropompa collegata ad un tubo flessibile non conduttore di elettricità, ad una cannula in vetro, metallo, materiale plastico o altro materiale idoneo, avente un diametro non superiore ad un centimetro. L apparecchio può essere dotato di un regolatore di flusso e di un manometro. La pressione di aspirazione non supera il valore di 80 kpa. Descrizione apparecchio (b): Apparecchio di aspirazione come il precedente al punto (a), avente una cannula in materiale e di forma idonei, che consente il corretto flusso trattante di polveri minerali monouso o fluidi o materiali equivalenti aspirati da apposito serbatoio ed idoneamente convogliati e mirati esclusivamente per la pulizia e levigazione della pelle. La pressione di aspirazione non supera il valore di 80 kpa. Meccanismo d azione (applicazione): Attraverso una controllata azione aspirante, esercitata sulla pelle per mezzo di terminali, di varie forme e dimensioni nonché, ove presenti, con specifiche polveri minerali monouso o fluidi o materiali equivalenti, si ottiene la rimozione dei comedoni presenti in loco, la pulizia e la levigatura della pelle. MODALITÀ DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D USO Far scorrere la cannula aspirante sulla superficie da trattare, verificando attentamente l integrità della cannula prima dell applicazione sul soggetto. AVVERTENZE Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. NORME TECNICHE DA APPLICARE Norma CEI EN Class. CEI CT 59/61 - Fascicolo Anno Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali. La presente norma non è destinata ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo della norma sopra citata. 10
15 SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 5 Categoria : DOCCIA FILIFORME ED ATOMIZZATORE Elenco apparecchi : Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 100 kpa (come da Allegato alla Legge n. 1 del ) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE Descrizione apparecchio: Apparecchio generatore di un flusso di aria con pressione non superiore a 100kPa che, attraverso un tubo flessibile, è collegato ad un contenitore con dispositivo per getto filiforme o atomizzato (spray). In taluni modelli il flusso d aria può essere arricchito di ossigeno e/o sostanze tonificanti. Tale ossigeno non può provenire da fonte esterna. L apparecchio può essere dotato di un regolatore di flusso. Meccanismo d azione (applicazione): Questo apparecchio viene utilizzato per facilitare e favorire l applicazione uniforme di prodotti cosmetici sulla pelle. Tale azione avviene per nebulizzazione, polverizzazione o effetto doccia. MODALITÀ DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D USO Oltre a quelle sotto indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. Dirigere lo spruzzo dell applicatore sulla superficie da trattare. Non dirigere lo spruzzo dell applicatore verso occhi, orecchie e vie respiratorie. NORME TECNICHE DA APPLICARE Norma CEI EN Class. CEI CT 59/61 - Fascicolo Anno Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali. La presente norma non è destinata ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo della norma sopra citata. 11
16 SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 6 Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGI Elenco apparecchi : a) Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in (come da Allegato alla profondità Legge n. 1 del ) b) Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole c) Rulli elettrici e manuali (anche in versione portatile) d) Vibratori elettrici oscillanti e) Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti (non elettrici) f) Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE Descrizione apparecchi: Apparecchi meccanici o dotati di un motore elettrico, destinati ad ottenere un massaggio picchiettante, ruotante, oscillante o vibrante mediante l utilizzo di particolari applicatori a forma di sfere, rulli, cilindri, piastre o altre forme atte ad eseguire il trattamento, realizzate in legno, plastica, gomma, metallo o altro materiale idoneo. Meccanismo d azione (applicazione): Gli apparecchi estetici considerati in questa categoria servono a rendere più facile e meno faticoso per l operatore il tradizionale massaggio estetico. MODALITÀ DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D USO Prima dell inizio del trattamento, assicurarsi dell integrità e funzionalità degli apparecchi scelti per il trattamento. Non usare in soggetti con fragilità capillare, edemi visibili ed ematomi. AVVERTENZE Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. NORME TECNICHE DA APPLICARE Norma CEI EN Class. CEI CT 59/61 - Fascicolo Anno Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali. Norma CEI EN Class. CEI CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN /A1 - Class. CEI ;V1 - CT 59/61 - Fascicolo E - Anno Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate. 12
17 SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 7 Categoria : SOLARIUM PER L ABBRONZATURA Elenco apparecchi : a) Lampade abbronzanti UV-A (come da Allegato alla Legge n. 1 del ) b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE Introduzione generale e descrizione apparecchi: Le sorgenti di radiazione ultravioletta (UV) e le varie apparecchiature nelle quali esse sono opportunamente collocate (solarium, lettini etc) sia del tipo a) che del tipo b) vengono impiegate per irradiare la pelle al fine di produrre vari fenomeni fotochimici che si traducono in una pigmentazione della pelle esposta (abbronzatura fotoindotta con UV da sorgenti artificiali); può essere previsto l utilizzo combinato o indipendente con lampade a infrarossi (IR). Dalla comparsa delle prime apparecchiature per l abbronzatura artificiale, si è assistito ad un processo evolutivo, soprattutto per quanto attiene a) gli spettri di emissione delle sorgenti radianti, b) l esposizione radiante o dose, per singola seduta e c) l irradianza massima consentita, che continua anche in ragione della ricerca volta a individuare e ridurre il rischio di danni a breve e a lungo termine connessi con questo tipo di trattamenti estetici. Le prime lampade utilizzate emettevano contemporaneamente UV-C, UV-B, UV-A e visibile. Il loro impiego nei trattamenti estetici era accompagnato dal rischio, non infrequente, di eritema e scottature. Anche per tale ragione, a partire dagli anni 80 del secolo scorso sono state sostituite da altri tipi di emettitori come le lampade fluorescenti e le lampade a scarica ad alta pressione ad alogenuri metallici opportunamente filtrate. Con l impiego di questi nuovi tipi di lampade si sono ottenuti vari risultati: a) è stata sostanzialmente eliminata l emissione di UV-C; b) è stato possibile produrre apparecchiature con differenti spettri di emissione, cioè differenti rapporti fra le intensità della componente UV-B e UV-A, fino alle ben note apparecchiature UV-A che emettono soltanto in quest ultima regione spettrale. Attualmente la comunità scientifica competente ritiene che probabilmente le sorgenti di radiazione UV più adatte a produrre l abbronzatura della pelle siano quelle che hanno uno spettro molto simile a quello del sole. MODALITA DI ESERCIZIO E DI APPLICAZIONE e CAUTELE D USO Gli apparecchi per l abbronzatura artificiale dovranno essere costruiti in conformità alle norme di riferimento ed utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni impartite dal costruttore e riportate nel Manuale d Uso che accompagna ogni singolo modello di apparecchiatura. Le radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni così come dalla sensibilità cutanea e oculare dell individuo. Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un invecchiamento prematuro della cute così come inducono un aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee (l Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha infatti classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l abbronzatura artificiale come cancerogeni per l uomo, Gruppo 1). Per questi motivi l Organizzazione Mondiale della Sanità sconsiglia l uso delle apparecchiature per l abbronzatura artificiale a chiunque. L occhio non protetto può sviluppare un infiammazione superficiale e, in alcuni casi, dopo un intervento alla cataratta, può verificarsi un danno alla retina dopo un eccessiva esposizione. La cataratta può svilupparsi dopo esposizioni ripetute. E necessaria un attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilità individuale alle radiazioni ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici. Bisogna quindi prendere le seguenti precauzioni: - utilizzare sempre gli occhiali protettivi con caratteristiche idonee che devono essere messi a disposizione dei clienti per la loro utilizzazione durante le sedute abbronzanti; - rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o prodotti che accelerano l abbronzatura; - non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette. Se in dubbio, farsi consigliare dal medico; - seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze dalle lampade; - chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute, irritazioni o lesioni pigmentate o comunque modificazioni rilevanti. E opportuno che chi è particolarmente sensibile alla luce solare lo segnali all operatore, prima di sottoporsi al trattamento abbronzante. E altamente consigliato che il fruitore del trattamento acquisisca la conoscenza del proprio fototipo di appartenenza e sia consapevole dei rischi correlati all esposizione. L operatore addetto al servizio di abbronzatura consiglia l apparecchiatura e i tempi di esposizione più idonei, in base al fototipo dell utilizzatore e secondo le indicazioni fornite dal costruttore. Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell esposizione a raggi UV. 13
18 Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che ne è sconsigliata l'utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie: Soggetti con un elevato numero di nei (> 25). Soggetti che tendono a produrre lentiggini. Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza. Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV. Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni: Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole (fototipo I e II) Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante Indossare gli occhialetti protettivi Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole. Non si espongano persone che soffrono di eritema solare Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che hanno una familiarità per neoplasie cutanee. L uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari precauzioni d uso e la valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto è stato esposto L utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia degli eventuali UV-B. Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate dall esposizione ad UV. Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento. Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l acqua. Non utilizzare mai l apparecchio in un ambiente molto umido. Non far mai arrossare la pelle. E proibito l utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a: - minori di 18 anni - donne in stato di gravidanza - soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute - soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all esposizione al sole. L utilizzo delle apparecchiature è esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono essere pertanto vantati effetti benefici. L irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m 2. Manutenzione dell apparecchio Il costruttore rilascia una dichiarazione di conformità per ciascuna apparecchiatura. L operatore deve seguire il programma di controlli tecnici periodici indicato dal produttore e riferito a criteri di efficienza e sicurezza. Nell intento di mantenere le condizioni di sicurezza iniziali e di cautelare l utilizzatore da possibili manomissioni delle apparecchiature, è opportuno che i ricambi autorizzati per le singole apparecchiature siano definiti unicamente dal produttore e/o dal responsabile dell immissione sul mercato. Si consiglia di posizionare le apparecchiature abbronzanti in locali o aree idonee sotto il profilo igienico-sanitario e in posizione tale da evitare eventuali radiazioni accidentali. Indicazioni e consigli per l uso corretto: Il tempo massimo per la prima esposizione e per le sedute successive vengono indicati dal costruttore sulla base delle analisi eseguite sull apparecchiatura e sulla base del fototipo del soggetto da trattare. In presenza di pelli sensibili, che risultano leggermente disidratate dopo il trattamento abbronzante, al termine dello stesso potranno essere applicati specifici prodotti cosmetici emollienti, secondo le indicazioni fornite dall operatore estetico. Tra un periodo di trattamenti abbronzanti e l altro, si consiglia una interruzione di circa un mese. Consultare la tabella fornita dal costruttore circa i tempi di esposizione e la durata del trattamento abbronzante, nonché la durata minima delle stesse lampade. Avvertenze: Dopo la prima applicazione occorre attendere 48 ore prima di effettuare la successiva, dopo di che le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza l una dall altra. Si ricorda che l esposizione al sole successiva al trattamento abbronzante nello stesso giorno è pericolosa. Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare. L uso di apparecchiature abbronzanti (UV) deve essere riservato a personale adeguatamente addestrato e con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in grado non solo di condurre un corretto utilizzo delle apparecchiature stesse, ma anche di valutare le condizioni della cute del soggetto. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. NORME TECNICHE DA APPLICARE Norma CEI EN Class. CEI CT 59/61 - Fascicolo Anno Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali. Norma CEI EN Class. CEI CT 59/61 - Fascicolo Anno Edizione Quarta - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi + VARIANTI: CEI EN /A1 - Class. CEI ;V1 - CT 59/61 - Fascicolo Anno CEI EN /A2 - Class. CEI ;V2 - CT 59/61 - Fascicolo Anno
19 SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 8 Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGIO AD ARIA Elenco apparecchi : Apparecchio per massaggio ad aria con pressione non superiore a 100 kpa (come da Allegato alla Legge n. 1 del ) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE Descrizione apparecchio: Apparecchio generatore di un flusso d aria continuo o battente con pressione non superiore a 100 kpa, da dirigere sulle parti da trattare per mezzo di un tubo flessibile collegato con un apposito ugello. L apparecchio può essere dotato di un regolatore di flusso. In taluni modelli il flusso d'aria può essere arricchito di ossigeno. Tale ossigeno non deve provenire da fonte esterna. Meccanismo d azione (applicazione): Attraverso le apposite cannule o coppette di varie forme e dimensioni, si dirige il flusso d aria continua o battente verso le zone da trattare. Così facendo e con opportuni movimenti delle cannule in questione, si ottiene un leggero massaggio della pelle. MODALITA DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D USO Oltre a quelle sotto indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare. Non dirigere il flusso d'aria verso occhi, le zone perioculari, orecchie e vie respiratorie. NORME TECNICHE DA APPLICARE Norma CEI EN Class. CEI CT 59/61 - Fascicolo Anno Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali. Norma CEI EN Class. CEI CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN /A1 - Class. CEI ;V1 - CT 59/61 - Fascicolo E - Anno Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate. 15
20 SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 9 Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGIO IDRICO Elenco apparecchi : Apparecchio per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kpa (come da Allegato alla Legge n. 1 del ) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE Descrizione apparecchio: Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o a batteria, azionato da un motore elettrico generante un flusso d aria convogliato attraverso una tubazione verso uno speciale distributore immerso in acqua, provvisto di numerosi fori da cui fuoriescono bollicine d aria che, a loro volta, producono un massaggio idrico. L aria prodotta, eventualmente riscaldata, può essere ionizzata mediante lampade ultraviolette o generatori di ioni. La costruzione deve essere tale da rendere inaccessibili alla pelle e agli occhi del soggetto in trattamento e/o dell operatore tali dispositivi e le loro emissioni dirette durante il normale funzionamento. La concentrazione di ozono prodotta dai dispositivi di ionizzazione del vapore deve essere inferiore ai valori indicati dalla Norma CEI-EN , con cicli di 50 on e 10 off su di un periodo di funzionamento totale di 8 ore. L eventuale regolazione del flusso può essere ottenuta mediante variazione della velocità del motore e/o mediante variazione del diametro dei fori di uscita dell aria. L apparecchio può essere munito di un dispositivo di vibrazione azionato dal flusso d aria. Meccanismo d azione (applicazione): Le bolle d aria appositamente prodotte e contenute nell acqua, a loro volta dirette sulle zone da trattare, al contatto con la pelle producono un effetto massaggio, definito appunto massaggio idrico. MODALITÀ DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D USO Dopo aver ricoperto d acqua il distributore d aria, porre il soggetto da trattare nella posizione tecnicamente idonea. Collocare il generatore del flusso d aria in posizione di sicurezza rispetto a possibili ed accidentali cadute del generatore stesso nella vasca con acqua. AVVERTENZE Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare. Gli apparecchi devono avere un grado di protezione contro l umidità almeno uguale a IPX4. NORME TECNICHE DA APPLICARE Norma CEI EN Class. CEI CT 59/61 - Fascicolo Anno Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali. Norma CEI EN Class. CEI CT 59/61 - Fascicolo Anno Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Norme particolari per vasche per idromassaggio e per piscine di tipo spa + VARIANTI: CEI EN /A2 - Class. CEI ;V1 - CT 59/61 - Fascicolo Anno CEI EN /A11/A12 - Class. CEI ;V2 - CT 59/61 - Fascicolo Anno Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate. 16