Source: http://docplayer.fi/324502-Sentron-verkkoanalysaattori-sentron-pac3200-esittely-1-turvallisuusohjeet-2-tuotteen-esittely-3-asennustapa-4-asennus-5.html
Timestamp: 2016-10-28 11:02:29+00:00
Document Index: 18892618

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ']

⭐SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5.
SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5.
Download "SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5."
1 Esittely 1 Turvallisuusohjeet 2 Tuotteen esittely 3 Asennustapa 4 SENTRON Verkkoanalysaattori Asennus 5 Kytkentä 6 Käyttöönotto 7 Operointi 8 Parametrointi 9 Laitekäsikirja Ylläpito ja huolto 10 Tekniset tiedot 11 Mittapiirustukset 12 Liite A ESD ohjeet Lista lyhenteistä B C 02/2008 A5E B-042 Turvallisuusohjeita Tämä laitekäsikirja sisältää ohjeita, jotka täytyy ottaa huomioon varmistaakseen oman turvallisuutensa, sekä välttääksensä aineellisia vahinkoja. Ohjeet, jotka koskevat henkilökohtaista turvallisuutta, on merkitty laitekäsikirjaan varoitussymboleilla. Ohjeita, jotka koskevat vain aineellisia vahinkoja, ei ole merkitty em. symboleilla. Nämä varoitussymbolit, jotka näkyvät alla, on luokiteltu vaara-asteen mukaisesti. VAARA tarkoittaa, että kuolema tai vakavat henkilövahingot tulevat seuraamaan, jos kunnon varotoimenpiteitä ei tehdä. VAROITUS tarkoittaa, että kuolema tai vakavat henkilövahingot saattavat seurata, jos kunnon varotoimenpiteitä ei tehdä. HUOMIO huomio sana varoitussymbolin yhteydessä tarkoittaa, että vähäisiä henkilövahinkoja voi seurata, jos varotoimenpiteitä ei tehdä. HUOMIO huomio sana ilman varoitussymbolia tarkoittaa, että aineellisia vahinkoja voi seurata, jos kunnon varotoimenpiteitä ei tehdä. HUOMAUTUS tarkoittaa, että tahattomia seurauksia voi sattua, jos annettua tietoa ei oteta huomioon. Jos on olemassa useampi kuin yhden luokitteluasteen vaara, näytetään suurinta vaaraa vastaava varoitusmerkintä. Henkilövahingoista varoittava merkintä voi myös pitää sisällään varoituksen aineellisista vahingoista. Pätevä henkilöstö Laitteiston/järjestelmän saa asentaa ja sitä saa käyttää vain yhdessä tämän asiakirjan kanssa. Laitteen käyttöönottoa ja operointia saa tehdä vain pätevä henkilöstö. Näissä turvallisuusohjeissa pätevä henkilöstö tarkoittaa henkilöitä, joilla on lupa laitteen käyttöönottoon, maadoittamiseen ja merkintään, sekä jotka ovat valtuutettuja järjestelmä- ja virtapiiriasioissa vakiintuneiden turvallisuustoimien ja standardien mukaisesti.. Käyttömääräykset Huomioikaa seuraava: VAROITUS Tätä laitetta saa käyttää vain laitekäsikirjassa tai teknisessä selosteessa mainittuihin sovelluksiin ja vain sellaisten muiden valmistajien laitteiden tai komponenttien kanssa, jotka Siemens on hyväksynyt tai suositellut Laitteen hyvä ja luotettava toiminta vaatii oikeanlaisen kuljetuksen, varastoinnin, asemoinnin ja kokoonpanon kuten myös huolellisen käytön ja kunnossapidon. Tuotemerkit Kaikki nimet jotka on merkitty -merkillä ovat Siemens AG:n rekisteröityjä tuotemerkkejä. Kolmansien osapuolien muiden tässä julkaisussa esiintyvien merkkien käyttö omiin tarkoituksiinsa voi rikkoa merkkien omistajien oikeuksia. Vastuuvapauslauseke Olemme tarkastaneet tämän julkaisun sisällön taataksemme kuvaillun laitteiston ja ohjelmiston johdonmukaisuuden. Koska poikkeamia ei voi kokonaan poissulkea, emme voi taata täyttä johdonmukaisuutta. Tässä julkaisussa annettu tieto tarkastetaan kuitenkin säännöllisesti ja kaikki tarpeelliset korjaukset sisällytetään myöhempiin painoksiin. Siemens AG Automation and Drives Postfach NÜRNBERG GERMANY Ordernumber: A5E B-04 P 02/2008 Copyright Siemens AG Technical data subject to change3 Sisällysluettelo 1 Esittely Tämän asiakirjan tarkoitus Valmistelevat ohjeet Tuotteen osat SENTRON PAC verkkoanalysaattorin CD:n sisältö Tekninen tuki Lisädokumentaatio Turvaohjeet Turvamerkinnät Tuotteen esittely Ominaisuudet Mittaustulot Mitattavat arvot Tehosuureet ja laskurit Tariffit Raja-arvot Käyttäytyminen sähkökatkoksessa ja sähkön palautumisessa Digitaalitulot ja -lähdöt Ethernet portti Ethernet Modbus TCP Modbus mitattavat muuttujat funktiokoodeilla 0x03 ja 0x Rakenne Rakenne Digitaalitulon status ja digitaalilähdön status funktiokoodeilla 0x03 ja 0x Rakenne - Laitediagnostiikka ja laitestatus Rakenne Laitediagnostiikka ja laitestatus funktiokoodeilla 0x03 and 0x Rakenne - Rakenne Raja-arvot funktiokoodeilla 0x03 ja 0x Modbus status parametrit funktiokoodilla 0x Modbus asetukset funktiokoodeilla 0x03, 0x04 ja 0x MODBUS kommunikaatioparametrit funktiokoodeilla 0x03, 0x04 ja 0x Modbus laiteinformaatio funktiokoodeilla 0x03, 0x04 ja 0x Modbus komentoparametrit MODBUS standardi laiteidentifikaatio funktiokoodilla 0x2B...7 Manual, 02/2008, A5E B-04 34 Sisällysluettelo 3.10 Laajennusmoduleiden korttipaikka Asennuspaikat laitteen takaosassa Asennustapa Asennustapa 65 5 Asennus Pakkauksen avaaminen Työkalut Asennusmitat Asennuksen vaiheet Irroittaminen Kytkeminen Turvamerkinnät Kytkennät Kaapelien kytkeminen liittimiin Kytkentäesimerkki 82 7 Käyttöönotto Yleiskatsaus Ohjausjännitteen kytkeminen Laitteen parametrointi Kieli/alueelinen Kielen asettaminen Perusparametrit JÄNNITETULOT Kytkentätyypin asetus Mittaaminen käyttäen jännitemuuntajia Jännitemuuntajan muuntosuhteen asettaminen Mittausjännitteen asettaminen VIRTA TULO Virtamuuntajan muuntosuhteen asettaminen Mitattavan jännitteen kytkeminen Mitattavan virran kytkeminen Näytettyjen mitattavien arvojen tarkistus Operointivaiheet Laitteen käyttöliityntä Näytöt ja operointivaiheet Mitattavien arvo arvojen näyttö "MAIN MENU" näyttö "SETTINGS" -valikon näyttö näyttö Laiteasetusten näyttö Laiteasetusten muokkaustila Operointiaskeleet Manual, 02/2008, A5E B-045 Sisällysluettelo Operointiaskeleet mitattavien muuttujien näytöllä Operointiaskeleet "MAIN MENU" -päävalikossa Operointiaskeleet "SETTINGS" -valikossa Operointiaskeleet laiteasetusten näytöllä Operointiaskeleet laiteasetusten muokkaustilassa Parametrointi Esittely Käyttöliittymän parametrointi Asetusten ryhmät Laiteinformaatio Kieli, alueelliset asetukset Perusparametrit Tehosuureet Integroitu I/O Kommunikaatio Näyttö Laajennetut asetukset PAC PROFIBUS DP laajennusmoduuli PAC RS485 laajennusmoduuli Salasanan hallinta Johdanto Salasanan hallinnan sijainti Salasanasuojauksen kytkeminen päälle Salasanasuojauksen kytkeminen pois päältä Salasanan vaihtaminen Salasana hukassa mitä tehdä? Huolto Puhdistus Korjaus Hävittäminen Tekniset tiedot Tekniset tiedot Merkinnät Mittapiirustukset Mittapiirustukset 167 Liite A..171 A.1 Sertifiointimerkit.171 A.2 Korjauslehti.172 B ESD ohjeet B.1 Sähköstaattisesti herkät laitteet (ESD)...7 C Lista lyhenteistä..175 C.1 Lyhenteet.175 Sanasto.177 Hakemisto Manual, 02/2008, A5E B-04 56 Sisällysluettelo Taulukot Taulukko 1-1 Yhteistyötahot alueellanne maailmanlaajuisesti... 7 Taulukko 1-2 Internetpalvelu ja -tuki... 7 Taulukko 1-3 Tekninen tuki... 7 Taulukko 3-1 Laiteversiot... 7 Taulukko 3-2 Saatavilla olevat kytkentätyypit... 7 Taulukko 3-3 Mitattavat arvot... 7 Taulukko 3-4 Mitattujen arvojen ilmaiseminen kytkentätyypistä riippuen... 7 Taulukko 3-5 Mahdolliset mitattavat arvot... 7 Taulukko 3-6 Käytettävissä olevat mitattavat muuttujat...7 Taulukko 3-7 Rakenne Digitaalitulojen ja digitaalilähtöjen status... 7 Taulukko 3-8 Modbus offset 205, tab 2: Laite-statuksen ja laitediagnostiikan rakenne... 7 Taulukko 3-9 Modbus Offset 203, Register 2: Raja-arvon loukkaukset... 7 Taulukko 3-10 Status parametrit... 7 Taulukko 3-11 Asetusparametrit... 7 Taulukko 3-12 Digitaalitulon asetusparametrit... 7 Taulukko 3-13 Digitaalilähdön asetusparametrit... 7 Taulukko 3-14 Kielen asetusparametrit,vaihemerkinnät ja yleislaskurin lähde... 7 Taulukko 3-15 Näytön asetusparametrit... 7 Taulukko 3-16 Asetusparametrit raja-arvolle Taulukko 3-17 Asetusparametrit raja-arvolle Taulukko 3-18 Asetusparametrit raja-arvolle Taulukko 3-19 Asetusparametrit raja-arvolle Taulukko 3-20 Asetusparametrit raja-arvolle Taulukko 3-21 Asetusparametrit raja-arvolle Taulukko 3-22 Communication parameters... 7 Taulukko 3-23 SENTRON PAC Verkkoanalysaattorin I&M 0 parametrit funktiokoodeilla 0x03 ja 0x Taulukko 3-24 I&M 1-4 parametrit funktiokoodeilla 0x03, 0x04 ja 0x Taulukko 3-25 Korttipaikassa 1 olevan moduulin I&M 0 parametrit funktiokoodeilla 0x03 ja 0x Taulukko 3-26 Komentoparametrit... 7 Taulukko 3-27 MODBUS standardi laiteidentifikaatioparametrit... 7 Taulukko 7-1 Ohjausjännitteen kytkentä... 7 Taulukko 7-2 Saatavilla olevat liitostyypit... 7 Taulukko 8-1 "MAIN MENU" valikon toimintapainikkeiden tehtävät... 7 Taulukko 8-2 "SETTINGS" -valikon toimintapainikkeiden tehtävät Manual, 02/2008, A5E B-047 Sisällysluettelo Taulukko 8-3 Laiteasetukset-näytön toimintapainikkeiden tehtävät...7 Taulukko 8-4 Toimintapainikkeiden toiminnot laiteasetusten muokkaustilassa....7 Taulukko 11-1 AC/DC laaja ohjausjännite...7 Taulukko 11-2 Matala DC-ohjausjännite:...7 Taulukko A-1 Virheet, kommentit ja parannusehdotukset...7 Taulukko B-1 Suojatoimenpiteet...7 Taulukko C-1 Lyhenteiden merkitys...7 Kuvat Kuva 2-1 Turvallisuuteen liittyvät merkinnät laitteessa...7 Kuva 3-1 Ylikuorman näyttö...7 Kuva 3-2 Mitatun jännitteen ilmaiseminen, kun kyseessä on kytkentätyyppi 3P4W...7 Kuva 3-3 Mitatun jännitteen ilmaiseminen, kun kyseessä on kytkentätyyppi 1P2W...7 Kuva 3-4 "LIMIT LOGIC" laiteasetus...7 Kuva 3-5 Raja-arvon loukkauksen esittäminen...7 Kuva 3-6 Energiapulssilähtö...7 Kuva 3-7 Pulssin pituus ja poiskytkentäaika...7 Kuva 3-8 "COMMUNICATION" laiteasetus...7 Kuva 3-9 IP-osoitteen syöttö...7 Kuva 3-10 Tyypillinen näyttö syötetyillä arvoilla...7 Kuva 3-11 Protokollan vaihtaminen MODBUS TCP:ksi...7 Kuva 3-12 Uudelleenkäynnistys-kehoitus...7 Kuva 3-13 ruuviliittimillä, takaosa...7 Kuva 3-14 Ei käytössä! Asennuspaikka muistikortille ja patterille...7 Kuva 4-1 Asennusasento...7 Kuva 5-1 Asennusvaihe E - RJ45 liittimelle vedonpoisto...7 Kuva 5-2 Irroittaminen, kiinnityskoukkujen vapautus...7 Kuva 6-1 Kytkentämerkit, näkymä ruuviliittimellisen laitteen takaosasta ja päältä...7 Kuva 6-2 Kytkentämerkit, näkymä rengasliittimellisen laitteen takaosasta ja päältä...7 Kuva 6-3 Liitinmerkinnät ruuviliittimille...7 Kuva 6-4 Liitinmerkinnät rengasliittimille...7 Kuva 6-5 Liitin: digitaalitulo ja -lähtö, maapotentiaali...7 Kuva 6-6 Kaapelien kytkeminen ruuviliittimeen...7 Kuva 6-7 Kaapeleiden kytkeminen rengasliittimiin:...7 Kuva 6-8 Kytkemistyyppi 3P4W, ilman jännitemuuntajaa, kolmella virtamuuntajalla...7 Manual, 02/2008, A5E B-04 78 Sisällysluettelo Kuva 6-9 Kytkentätyyppi 3P4W, jännitemuuntajalla, kolmella virtamuuntajalla... 7 Kuva 6-10 Kytkentätyyppi 3P4WB, ilman jännitemuuntajaa, yhdellä virtamuuntajalla... 7 Kuva 6-11 Kytkentätyyppi 3P4WB, jännitemuuntajalla, yhdellä virtamuuntajalla... 7 Kuva 6-12 Kytkentätyyppi 3P3W, ilman jännitemuuntajaa, kolmella virtamuuntajalla... 7 Kuva 6-13 Kytkentätyyppi 3P3W, jännitemuuntajalla, kolmella virtamuuntajalla... 7 Kuva 6-14 Kytkentätyyppi 3P3W, ilmanjännitemuuntajaa, kahdella virtamuuntajaa... 7 Kuva 6-15 Kytkentätyyppi 3P3W, jännitemuuntajalla, kahdella virtamuuntajalla... 7 Kuva 6-16 Kytkentätyyppi 3P3WB, ilman jännitemuuntajaa, yhdellä virtamuuntajalla... 7 Kuva 6-17 Kytkentätyyppi 3P3WB, jännitemuuntajalla, yhdellä virtamuuntajalla... 7 Kuva 6-18 Kytkentätyyppi 3P4W, ilman jännitemuuntajaa, kahdella virtamuuntajalla... 7 Kuva 6-19 Kytkentätyyppi 1P2W, ilman jännitemuuntajaa, yhdellä virtamuuntajalla... 7 Kuva 6-20 Kytkentätyyppi 3P3W, jännitemuuntajalla, kolmella virtamuuntajalla... 7 Kuva 7-1 Kielivalinnat... 7 Kuva 7-2 "SETTINGS" valikko... 7 Kuva 7-3 "LANGUAGE" muokkaustila... 7 Kuva 7-4 "CONNECTION TYPE" laiteasetus... 7 Kuva 7-5 Laiteasetus "USE PTs?"... 7 Kuva 7-6 Laiteasetus "USE PTs?"... 7 Kuva 7-7 "VOLTAGE INPUTS" laiteasetus... 7 Kuva 7-8 "VOLTAGE INPUTS" laiteasetus... 7 Kuva 7-9 "CURRENT INPUTS" laiteasetus... 7 Kuva 7-10 Laiteasetus "VIRTA INPUTS - CT PRIMARY?"... 7 Kuva 8-1 Laitteen käyttöliityntä... 7 Kuva 8-2 Informaatiostruktuuri ja navigointi... 7 Kuva 8-3 Valikkolistan vierityspalkki... 7 Kuva 8-4 Listan alku/listan loppu... 7 Kuva 8-5 Vierityspalkki... 7 Kuva 8-6 Maksimi/minimi symbolit... 7 Kuva 8-7 Mitattavien arvojen näyttö... 7 Kuva 8-8 Päävalikon näyttö... 7 Kuva 8-9 "SETTINGS" valikon näyttö... 7 Kuva 8-10 Laiteasetusten näyttö... 7 Kuva 8-11 Laiteasetusten muokkaustila... 7 Kuva 8-12 Hetkellis-, maksimi/minimi- tai keskiarvon näyttäminen... 7 Kuva 8-13 Paluu maksimi- tai minimiarvosta hetkellisarvoon... 7 Kuva 8-14 "MAIN MENU" päävalikkoon siirtyminen Manual, 02/2008, A5E B-049 Sisällysluettelo Kuva 8-15 Menu-valinnan peruminen...7 Kuva 8-16 Asetuksen näyttäminen...7 Kuva 8-17 Muokkaustilaan siirtyminen...7 Kuva 8-18 Näytöltä poistuminen...7 Kuva 8-19 Salasanan syöttäminen...7 Kuva 8-20 Laiteasetuksen laittaminen päälle/pois...7 Kuva 8-21 Laiteasetus, vaihtaminen usean vaihtoehdon välillä....7 Kuva 8-22 Useasta asetuksesta valitseminen...7 Kuva 8-23 Moninumeroisten arvojen määrittäminen...7 Kuva 8-24 Muokkaustilasta poistuminen...7 Kuva 9-1 "Settings" -valikko...7 Kuva 9-2 "INFORMATION" laiteasetus...7 Kuva 9-3 "LANGUAGE SETTING" laiteasetus...7 Kuva 9-4 "BASIC PARAMETERS" laiteasetus...7 Kuva 9-5 "VOLTAGE INPUTS" laiteasetus...7 Kuva 9-6 "CURRENT INPUTS" laiteasetus...7 Kuva 9-7 "POWER DEMAND" laiteasetus...7 Kuva 9-8 "INTEGRATED I/O" laiteasetus...7 Kuva 9-9 "DIGITAL OUTPUT" laiteasetus...7 Kuva 9-10 "DIGITAL OUTPUT" laiteasetus...7 Kuva 9-11 "DIGITAL INPUT" laiteasetus...7 Kuva 9-12 "DIGITAL INPUT" laiteasetus...7 Kuva 9-13 "COMMUNICATION" laiteasetus...7 Kuva 9-14 "DISPLAY" laiteasetus...7 Kuva 9-15 "INVERT DISPLAY" laiteasetus kytkettynä päälle...7 Kuva 9-16 "DISPLAY TEST" laiteasetus...7 Kuva 9-17 "ADVANCED" laiteasetus...7 Kuva 9-18 "PASSWORD PROTECTION" laiteasetus...7 Kuva 9-19 "LIMITS" laiteasetus...7 Kuva 9-20 "LIMIT 0" laiteasetus...7 Kuva 9-21 Viiveen vaikutus ja hystereesi raja-arvon ylityksessä ja alituksessa....7 Kuva 9-22 "LIMIT LOGIC" laiteasetukset...7 Kuva 9-23 "RESET" laiteasetus...7 Kuva 9-24 "PASSWORD PROTECTION" laiteasetus...7 Kuva 9-25 Salasanasuojauksen kytkeminen pois päältä...7 Kuva 9-26 Salasanan vaihtaminen...7 Manual, 02/2008, A5E B-04 910 Sisällysluettelo Kuva 9-27 Salasanan vaihtaminen Salasanasuojaus kytkettynä päälle... 7 Kuva 11-1 Laitteen merkinnät... 7 Kuva 12-1 Asennusaukko... 7 Kuva 12-2 Kuva 12-3 Kehyksen mitat, kun kytkettynä on lisätarvikkeena asennettava PAC PROFIBUS DP laajennusmoduuli... 7 Kehyksen mitat, kun kytkettynä on lisätarvikkeena asennettava PAC PROFIBUS DP laajennusmoduuli... 7 Kuva 12-4 Vierekkäinen asennus... 7 Kuva 12-5 Etäisyydet, ruuviliittimellinen laite (vasemmalla), rengasliittimellinen laite (oikealla)... 7 Kuva B-1 ESD työkeskus Manual, 02/2008, A5E B-0411 Esittely Tämän asiakirjan tarkoitus Tämän laitekäsikirjan tarkoitus on kuvata verkkoanalysaattoria. Se on tarkoitettu seuraavien henkilöiden käyttöön: Suunnittelijat Käyttöhenkilökunta Käyttöönottoinsinöörit Huoltohenkilökunta Tarvittava perustietous Tämän laitekäsikirjan ymmärtäminen vaatii sähköteknisen perustiedon hallitsemista. Laitteiston asentaminen ja kytkeminen edellyttää turvallisuusmääräyksiin ja käytäntöihin liittyvän tiedon hallitsemista. Käsittelyalue Tämä laitekäsikirja koskee laitteiston seuraavia toimitettavia osia: paneeliasennukseen seuraavien osien kanssa: LC näyttö Ruuviliitin Rengasliitin Laitekäsikirjassa kuvataan niitä laiteominaisuuksia, jotka ovat käytössä laitekäsikirjan julkaisuajankohtana. Manual, 02/2008, A5E B-04 1112 Esittely 1.2 Valmistelevat ohjeet 1.2 Valmistelevat ohjeet Yleistä tietoa Tämä laitekäsikirja sisältää seuraavat valmistelevat ohjeet: Sisällysluettelo Lista kaavioista ja taulukoista Lyhennelista Sanasto Hakemisto 1.3 Tuotteen osat Kuvaus Paketti sisältää: 1 verkkoanalysaattori 2 kannatinta paneeliasennukseen 1 käyttöohjeet 1 CD-ROM 12 Manual, 02/2008, A5E B-0413 Esittely 1.4 SENTRON PAC verkkoanalysaattorin CD:n sisältö 1.4 SENTRON PAC verkkoanalysaattorin CD:n sisältö CD:n sisältö SENTRON PAC CD sisältää seuraavat tiedostot: Laitekäsikirjan SENTRON PAC Verkkoanalysaattorille kaikilla tarjolla olevilla kielillä Käyttöohjeet SENTRON PAC Verkkoanalysaattorille kaikilla tarjolla olevilla kielillä Laitekäsikirjan PAC PROFIBUS DP laajennusmoduuli:lle kaikilla tarjolla olevilla kielillä Käyttöohjeet PAC PROFIBUS DP laajennusmoduuli:lle kaikilla tarjolla olevilla kielillä GSD tiedostot PAC PROFIBUS DP laajennusmoduuli:lle ja SENTRON PAC Verkkoanalysaattorille. Tiedoksi GSD tiedosto Tämä GSD tiedosto on suunniteltu ainoastaan PAC PROFIBUS DP laajennusmodulia varten tietyn tyyppisen SENTRON PAC Verkkoanalysaattorin kanssa. Laitekäsikirjan PAC RS485 laajennusmodulille kaikilla tarjolla olevilla kielillä Käyttöohjeet PAC RS485 laajennusmodulille kaikilla tarjolla olevilla kielillä SENTRON powerconfig ohjelmiston sisältäen online help -tuen kaikilla tarjolla olevilla kielillä Kieliversiot SENTRON PAC Verkkoanalysaattorille Tämä CD toimitetaan yhdessä SENTRON PAC Verkkoanalysaattorin kanssa. 1.5 Tekninen tuki Yhteydenotto teknisissä ongelmissa ja kysymyksissä Apua on saatavilla: Huolto- ja tukihenkilöt alueellasi maailmanlaajuisesti Internet-huolto ja tuki Tekninen tuki Manual, 02/2008, A5E B-04 1314 Esittely 1.5 Tekninen tuki Paikalliset yhteystiedot Yhteistyötahot alueellasi voivat antaa tukea maailmanlaajuisesti. Taulukko 1-1 Yhteistyötahot alueellanne maailmanlaajuisesti Palvelu Internet: Osoite, numero Palvelu ja tuki (http://www.siemens.com/automation/service&support) under "Contact us > Contacts" Tukiosoite: SIEMENS AG A&D CD MM1 Gleiwitzerstr. 555 D Nuremberg Internet tuki Tämä laaja tietojärjestelmä on saatavilla internetissä vuorokauden ympäri. Internet-huolto ja -tuki tarjoaa tuotetukea, palvelua ja tukea, sekä tukityökaluja kaupasta. Taulukko 1-2 Internetpalvelu ja -tuki Palvelu Internet: Osoite, numero Internetpalvelu ja -tuki (http://www.siemens.com/automation/service&support) Tekninen tuki Tekninen tuki tarjoaa: Asiantuntija-apua teknisissä kysymyksissä laajalta alueelta Tilaustyöpalveluita liittyen tuotteisiimme ja järjestelmiimme Jos tarvitsette teknistä tukea tai teillä on kysymyksiä tuotteeseen liittyen, ottakaa yhteyttä tekniseen tukeen. Taulukko 1-3 Tekninen tuki Palvelu Osoite, numero Puhelin: +49 (0) Faksi: +49 (0) Internet: Tukipyyntö (http://www.siemens.com/automation/support-request) 14 Manual, 02/2008, A5E B-0415 Esittely 1.6 Lisä dokumentaatio 1.6 Lisä dokumentaatio Yleiskatsaus Löydätte lisätietoa seuraavista ohjekirjoista: SIMATIC NET "PROFIBUS network manual" "" operating instructions "PAC PROFIBUS DP Expansion Module" manual "PAC PROFIBUS DP Expansion Module" operating instructions "PAC RS485 expansion module" manual "PAC RS485 expansion module" operating instructions Manual, 02/2008, A5E B-04 1516 Esittely 1.6 Lisä dokumentaatio 16 Manual, 02/2008, A5E B-0417 Turvaohjeet Turvamerkinnät Yleiset turvaohjeet VAARA Vaara! Korkea jännite Aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. Laittakaa pois päältä ja sulkekaa kaikki laitteeseen tuleva virta ennen laitteella työskentelemistä. Manual, 02/2008, A5E B-04 1718 Turvaohjeet 2.1 Turvamerkinnät Turvallisuuteen liittyvät merkinnät laitteessa Kuva 2-1 Turvallisuuteen liittyvät merkinnät laitteessa Merkki Merkitys (1) Sähköiskun vaara. (2) Huomio! Yleinen vaara-alue. Katsokaa myös Mitattavan virran kytkeminen (Sivu 7) Mitattavan jännitteen kytkeminen (Sivu 100) Ohjausjännitteen kytkeminen (Sivu 7) 18 Manual, 02/2008, A5E B-0419 Tuotteen esittely Ominaisuudet on verkkoanalysaattori, joka näyttää kaikki olennaiset sähköverkkoparametrit pienjänniteverkoissa. Se sopii yksi-, kaksi- tai kolmivaihemittauksille ja sitä voidaan käyttää kaksijohdin, kolmejohdin, nelijohdin, TN, TT ja IT verkoissa. Kompaktin 96 x 96 mm kokonsa ansiosta, se on ideaalinen korvaamaan kaikki perinteiset analogiset mittalaitteet. Laajan mittajännitealueen ansiosta varustettuna laajalla ohjausjännitealueella voidaan kytkeä suoraan mihin tahansa pienjänniteverkkoon nimellisjännitteeseen 690 V saakka (UL:max. 600V). Matalalla DC-ohjausjännitteellä varustetulle laiteversiolle on sallittu suora kytkeminen 500 V verkkoihin saakka. Korkeampia jännitteitä voidaan mitata käyttäen jänniteenmuuntimia. Virran mittaamiseen voidaan käyttää joko x/1 A tai x/5 A virtamuuntajaa. Suuri graafinen LCD-näyttö mahdollistaa lukemisen kauempaakin. laitteessa on taustavalo, joka voidaan sovittaa askeleittain optimaalista lukua varten heikoissakin valaistusolosuhteissa. Neljä toimintapainiketta, joissa on monikieliset selkeät näytöt, mahdollistavat helpon käyttäjäohjauksen. Kokeneelle käyttäjälle on lisäksi suora navigointimahdollisuus, joka mahdollistaa nopeat valinnat halutuissa näyttövalikoissa. laitteessa on valikoima hyödyllisiä valvonta-, diagnostiikka- ja palvelutomintoja, kaksi-tariffi pätöenergia ja loisenergia laskurit, yleislaskuri, ja käyttötuntilaskuri kytkettyjen kuormien käyttöajan valvontaan. Integroitua Ethernet-liityntää tai valinnaista liityntämoduulia voidaan käyttää kommunikaatioon. laitteessa on lisäksi monitoimintainen digitaalitulo ja digitaalilähtö. Parametrit voidaan asettaa joko suoraan laitteeseen tai kommunikaatioliityntöjen kautta. Laitteeseen on integroitu salasanasuojaus estämään etupaneelin painikkeiden luvaton käyttö. Manual, 02/2008, A5E B-04 1920 Tuotteen esittely 3.1 Ominaisuudet Laiteversiot Laite on saatavilla seuraavina versioina: Taulukko 3-1 Laiteversiot Verkkoanalysaattori Tilaus nro. Kuvaus 7KM2112-0BA00-2AA0 varustettuna laajalla ohjausjännitealueella ja rengasliittimillä 7KM2112-0BA00-3AA0 varustettuna laajalla ohjausjännitealueella ja ruuviliittimillä 7KM2111-1BA00-3AA0 varustettuna matalalla DC-ohjausjännitteellä ja ruuviliittimillä Mittaus Perusmittausarvoista voidaan seurata yli 50 mitattavaa arvoa maksimi ja minimiarvoineen, kuten myös keskiarvot vaihe - nolla jännitteille, vaihe - vaihe jännitteille ja virroille. Keskiarvojen lisäksi indikoidaan minimi- ja maksimiarvot. SENTRON PAC 3200 voidaan laajan ohjausjännitealueen avulla liittää suoraan 690 V (UL: max. 600 V) teollisiin verkkoihin (mittauskategoria III, likaantumisen aste 2 ). Korkeammat jännitteet jännitemuuntajilla. Matalan DC-ohjausjännitteen avulla voidaan kytkeä suoraan 500 V verkkoihin saakka. Virtamuuntajille x/1 A ja x/5 A. Muuntosuhde ja virran suunta ohjelmoitavissa. Voidaan käyttää 2-, 3- ja 4-johdin verkoissa. Sopii TN, TT ja IT verkkoihin. Suuri mittaustarkkuus: 0,5% mitatusta arvosta energialle. Laskurit ja tehosuureet 10 virtalaskinta tallentavat pätöenergiaa, loisenergiaa ja näennäisenergiaa Kaikkiaan 10 energialaskuria tallentavat pätöenergian, loisenergian, näennäisenergian matalatariffille ja korkeatariffille, tuonnin ja viennin. Viimeisen mittausjakso keskiarvon laskenta ja talletus pätö- ja loisteholle kuormaprofiilien helppoa generointia varten käyttäen ohjelmaa. Ohjelmoitava mittausjakso 1 60 minuuttia. Konfiguroitavat yleislaskurit raja-arvojen ylitys/alitusten valvontaan, digitaalitulojen ja lähtöjen tilan muutokseen tai liitetyn pulssilaskurin (esim. SO liityntä) pätötehon tai loisenergian ilmaisemiseen. Käyttötuntilaskuri kytketyn kuorman käyttöajan valvontaan. 20 Manual, 02/2008, A5E B-0421 Tuotteen esittely 3.1 Ominaisuudet Valvontatoiminnot Kuuden raja-arvon valvonta. Raja-arvot voidaan liittää loogisesti toisiinsa käyttäen AND/OR -käskyjä. OR-käskyllä voidaan luoda ryhmäilmoitus, joka ilmaisee vähintään yhden raja-arvon ylityksen/alituksen. Vaihejärjestyksen valvonta. Digitaalitulon tilan valvonta. -laitteen käyttötilan valvonta. Näyttö ja operointi Suuri taustavalolla varustettu graafinen LC-näyttö optimaaliseen lukemiseen kauempaakin. Valikko-ohjattu parametrointi ja operointi selkokielinäytöillä. Kielivaihtoehdot valikoille ja tekstinäytöille. Vaihemerkinnät valittavissa (L1, L2, L3 <=> a, b, c). Ohjausjännite Monialueohjausjännite AC/DC: V AC ±10 % / 50 / 60 Hz tai V DC ±10 %. Matala DC -ohjausjännite: 24 V, 48 V ja 60 V DC ±10 % tai V DC ±10 %. Asennustapa Paneeliasennus: 96 x 96 mm. Vain 51-mm asennussyvyys ilman laajennusmoduulia, 73-mm asennussyvyys laajennusmoduulin kanssa. Laajennusmoduulin liitin kytketään laajennusmoduuliin sivulta, ja siten se ei lisää asennussyvyyttä. Väyläliityntä Integroitu Ethernet-liityntä. Laajennettavissa lisätarvikkeena asennettavalla laajennusmoduulilla (esim. PAC PROFIBUS DP laajennusmoduuli). Laajennettavissa lisätarvikkeena asennettavalla laajennusmoduulilla (esim. PAC RS485 laajennusmoduuli). Manual, 02/2008, A5E B-04 2122 Tuotteen esittely 3.2 Mittaustulot Tulo ja lähtö Monitoimintoinen digitaalitulo tariffin vaihtoon, mittausjakson synkronointiin, ulkopuolisten laitteiden mittausarvojen rekisteröintiin ja tilojen valvontaan. Monitoimintainen digitaalilähtö on ohjelmoitavissa pätö- tai loisenergian pulssilähdöksi, näyttämään pyörimissuunta, ilmaisemaan -laitteen toimintatilan, ilmaisemaan raja-arvoloukkaukset, tai vaihtamaan kauko-ohjaukseen PC:llä. Suojaus Laitteessa on salasanasuojaus 4-merkkisellä koodilla. Katsokaa myös Mitattavat arvot (Sivu 24) Kytkentä (Sivu 7) Tekniset tiedot (Sivu 7) 3.2 Mittaustulot Virran mittaaminen HUOMIO Ainoastaan AC virran mittaamiseen Laite ei sovellu DC virran mittaamiseen. on suunniteltu: Mittaamaan 1-5 A virtaa kytkettäessä standardivirtamuuntajiin. Jokainen virranmittausliitin voidaan kuormittaa jatkuvalla 10 A virralla (max. 300 V). Syöksyvirran kestokyky on max. 100 A ja max 1 s kestoaika. Jännitteen mittaaminen HUOMIO Ainoastaan AC jännitteen mittaamiseen Laite ei sovellu DC jännitteen mittaamiseen. 22 Manual, 02/2008, A5E B-0423 Tuotteen esittely 3.2 Mittaustulot on suunniteltu: Suora mittaaminen verkossa tai jännitemuuntajia käyttäen. Laitteen jännitteenmittausliittimet mittaavat suoraan suojaimpedanssin kautta. Ulkoisia jännitemuuntajia tarvitaan korkeampien jännitteiden kuin nimellistulojännitteiden mittaamiseen. Mittausjännite 400 V / 690 V saakka (max. 347 V / 600 V for UL) laitteella varustettuna laajalla ohjausjännitealueella. Laite on suunniteltu mittaamaan jännitteitä 400 V saakka nollajohdinta vastaan ja 690 V ulkoista johdinta vastaan. Mittausjännite 289 V / 500 V saakka laitteella varustettuna matalalla DCohjausjännitteellä. Laite on suunniteltu mittaamaan jännitteitä 289 V saakka nollajohdinta vastaan ja 500 V ulkoista johdinta vastaan. Kytkentätyypit Käytettävissä on viisi kytkentätyyppiä, kaksi-, kolme- tai nelijohdinverkkojen kytkemiseen symmetrisellä tai epäsymmetrisellä kuormalla. Taulukko 3-2 Saatavilla olevat kytkentätyypit Lyhytkoodi Kytkentätyyppi 3P4W 3 vaihetta, 4 johdinta, epäsymmetrinen kuorma 3P3W 3 vaihetta, 3 johdinta, epäsymmetrinen kuorma 3P4WB 3 vaihetta, 4 johdinta, symmetrinen kuorma 3P3WB 3 vaihetta, 3 johdinta, symmetrinen kuorma 1P2W Single-phase AC Kytkennän laitteeseen täytyy vastata yhtä listattua kytkentätyyppiä. Valitse tarkoitukseen sopiva kytkentätyyppi. Kytkentäesimerkkejä voitte löytää kappaleesta Kytkentä. HUOMIO Paikalliset verkko-olosuhteet Ennen -laitteen kytkemistä tulee varmistaa, että paikalliset verkkoolosuhteet vastaavat tyyppikilven tietoja. Kytkentätyypin lyhytkoodi tulee syöttää laiteasetuksiin käynnistyksen yhteydessä. Ohjeet kytkentätyypin parametrointiin löytyvät kappaleesta Käynnistys. Katsokaa myös Kytkentä (Sivu 7) Kytkentätyypin asettaminen (Sivu 95) Mittausjännitteen asettaminen (Sivu 100) Mitattavan virran kytkeminen (Sivu 7) Manual, 02/2008, A5E B-04 2324 Tuotteen esittely 3.3 Mitattavat arvot 3.3 Mitattavat arvot Yleiskatsaus Alla olevasta taulukosta näkyy kaikki mitattavat arvot, joita laite rekisteröi ja seuraa. Taulukko 3-3 Mitattavat arvot Arvo Merkintä Hetkellisar vo Vaihe - nolla jännite Va-n / Vb-n / Vaihe - vaihe jännite Vc-n Va-b / Vb-c / Vc-a Min. Max. Kaikkien vaiheiden keskiarvo t Mittausjakson keskiarvo Kokonaisar vo Yksikkö 1) [V, kv] 1) [V, kv] Virta Ia / Ib / Ic 1) [A, ka] Näennäisteho per jakso Pätöteho per jakso tuonti/vienti Loisenergia per jakso positiivinen/negatiivi nen Kokonais näennäisteho Kokonais pätöteho tuonti/vienti Kokonais loisenergia positive/negative Tehokerroin Kokonais tehokerroin VAa / VAb / VAc ±Wa / ±Wb / ±Wc ±VARa / ±VARb / VARc [VA, kva, MVA, GVA] [W, kw, MW, GW] [var, kvar, Mvar, Gvar] VAtotal [VA, kva, MVA, GVA] ±Wtotal 2) [W, kw, MW, GW] ±VARtotal 2) [var, kvar, Mvar, Gvar] PFa / PFb / PFc [%] PFtotal [%] Taajuus f [Hz] Jännitesärö THD-Va / THD-Vb / THD-Vc Virtasärö THD-Ia / THD-Ib / THD-Ic Pätöenergia tuonti 3) / vienti Loisenergia positive 4) / negative [%] [%] ±Wa...c [Wh, kwh, MWh, GWh] ±WVARa..c [varh, kvarh, Mvarh, Gvarh] Näennäisenergia ±WsL1...3 [VAh, kvah, MVAh, GVAh] 24 Manual, 02/2008, A5E B-0425 Tuotteen esittely 3.3 Mitattavat arvot Arvo Merkintä Hetkellisar vo Min. Max. Kaikkien vaiheiden keskiarvo t Mittausjakson keskiarvo Kokonaisar vo Yleislaskuri 5) Käyttötuntilaskuri Jännite epäsymmetrisyys Virta epäsymmetrisyys Bh (load runtime) Unbal.V [%] Unbal. A [%] Yksikkö [h] 1) Hetkellinen, minimi- ja maksimiarvo. 2) Järjestelmän kokonaistehon keskiarvo. Saatavilla vain väylän kautta. 3) Virtatariffi näytetään näytöllä. "+" merkki tarkoittaa "Pätöenergia tuonti". "-" merkki tarkoittaa "Pätöenergia vienti". 4) Virtatariffi näkyy näytöllä. "+" merkki tarkoittaa "Loisenergia tuonti". "-" merkki tarkoittaa "Loisenergia vienti". 5) Yksikkö riippuu asetuksista: ei yksikköä tai kwh tai kvarh pulssilaskurin ollessa kyseessä. Ylikuorman näyttö Jännite- tai virtaylikuorma ilmaistaan näytöllä. Kuva 3-1 Ylikuorman näyttö Virtamittauksen alaraja Virtamittauksen alaraja voidaan asettaa liitynnän kautta arvoalueella 0% - 10% mitta-alueen loppuarvosta (oletusarvo 0.0%). Tällä alueella olevat virrat ilmaistaan näytöllä merkinnällä 0 (nolla). Virran suunta Virran suunta voidaan muuttaa yhteisesti kaikille vaiheille laitteessa tai liitynnän kautta. Tämä tarkoittaa, ettei virtamuuntajan kytkentää ole tarpeellista vaihtaa kytkentävirhetapauksessa. Manual, 02/2008, A5E B-04 25 Näytä lisää
WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa. Lisätiedot MPR50 VERKKOANALYSAATTORI
MPR50 VERKKOAAYSAATTORI MPR50: VAIKOT HETKEISET ARVOT Salasana on asetettu Salasana on asetettu Salasanaa ei ole asetettu Salasana on asetettu Siniset symbolit tarkoittavat MPR50:n painikkeita, ja punaiset Lisätiedot Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje
Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 Lisätiedot Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY
Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D8 2 3 4 SWITCH 5 6 7 8 9 UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C 7 8 9 2 MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V 2 3 4 2 5 3 6 Lisätiedot Suojarele REX 521. Käyttöohje
Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5 Lisätiedot LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector
s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on Lisätiedot 3-vaihe-energialaskuri S0-impulssin tiedonkeruulaite M-väylän tiedonkeruulaite. Laatua, johon voi luottaa. Made in Switzerland
3-vaihe-energialaskuri S0-impulssin tiedonkeruulaite M-väylän tiedonkeruulaite Laatua, johon voi luottaa. Made in Switzerland EMU Electronic AG Australialaisella lentokyvyttömällä emu-linnulla on yksi Lisätiedot Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0
Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1 Lisätiedot Käyttöopas NPD4751-01 FI
NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku Lisätiedot Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.
Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7 Lisätiedot Käyttöopas NPD4756-01 FI
NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1 Lisätiedot 8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00
8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64 Käsikirja v2.00 Vikavirtavahti VRE-08/16/32/64 käsikirja v2.00 Suomi Muuntosähkö Oy - Trafox 30.10.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio)
Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Käyttöohjeet (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 3 1 2 2 Laitteen esittely Näytön vieressä ovat seuraavat näppäimet: 1 Virtakatkaisin: Pitkä painallus Lisätiedot Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4
Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten Lisätiedot Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet
Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta Lisätiedot NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS
NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä. Lisätiedot OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas
OL- 29510-01 Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas Lue tämä Tärkeää! Lue tämä opas kokonaan. Jos tässä oppaassa on asennus- tai käyttöohjeita, kiinnitä Lisätiedot QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90
Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60 Lisätiedot Tietoja ohjelmistosta
Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Lisenssisopimuksen tarkastelu sivulla 19 sekä kohdassa Huomioon otettavaa Lisätiedot ABB Drives. Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma
ABB Drives Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma Adaptiivinen ohjelma Sovellusopas 3AFE64527231 Rev C FI VERSIOPÄIVÄMÄÄRÄ: 08.04.2005 2005 ABB Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Lisätiedot Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041
Käyttöohje TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.041 Connectivity Sisällysluettelo Kaukosäädin Tv-toiminnot... 3 Laitteen etureunan käyttöpainike... 4 Lisätiedot taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja
vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5 Lisätiedot EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800
EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin, Lisätiedot Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat
Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3 Lisätiedot KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE
KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3 Lisätiedot DeltaSol AL *11207831* Ammattiasentajan käsikirja. Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys
DeltaSol AL Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille Ammattiasentajan käsikirja Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys Ohjausyksikön ctuvus-sertiointi vahvistaa että ohjausyksikkö on sertioitu Lisätiedot Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje
Elisa Viihde TV palveluiden käyttöohje Päivitetty 29.3.2009 1 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö... 4 2 Laitteiden asentaminen... 4 2.1 Pikaohje laitteiden asennukseen... 4 2.2 Digiboksin asentaminen... 5 2.2.1 Lisätiedot HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi
SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia Lisätiedot DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL
DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL TRIAX DVB 63S/65S TRIAX Käyttöohje 1 SOUMI JOHDANTO Turvaohjeita Lue oman turvallisuutesi vuoksi turvaohjeet huolellisesti ennen vastaanottimen käyttöönottoa. Valmistaja ei Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute