Source: http://docplayer.se/878286-Teknisk-patientutbildning-hhd-innehall.html
Timestamp: 2017-12-13 04:09:18+00:00
Document Index: 8753618

Matched Legal Cases: ['HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ']

Teknisk Patientutbildning HHD. Innehåll - PDF
Download "Teknisk Patientutbildning HHD. Innehåll"
1 OBS: UTKAST!!! Teknisk Patientutbildning HemHemoDialys (HHD) Partikel- & kolfilter Vattenrenare Dialysmaskin Utbildningsmaterial Från:, Sammanställt av: Joost Fokkelman (Medicinteknisk Ingenjör) tel // UTKAST!!! Version 08,
2 Innehåll Teknisk Patientutbildning HHD Elsäkerhet sida 3 Mobiltelefoner och datorer sida 4 Vattenläckage sida 5 Stopp i Avlopp sida 6 Vanliga maskinfel 4008 S sida 7 Enklare underhåll sida 9 Byte av Diasafefilter sida 10 Varför behövs vattenrenaren? sida 12 Personlig Kalendarium sida 14 Rengöring på Aqua Uno sida 15 Desinfektion på Aqua Uno sida 16 Byte av Partikel- & Kolfilter sida 18 El- & Vattenförbrukning sida 19 Personlig Utbildningsplan sida
3 Elsäkerhet Teknisk Patientutbildning HHD Skilda säkringsgrupper i din elcentral: Anledningen till att dialysutrustning och vattenrenare ska kopplas på separat grupp (10A) i din elcentral hemma är för att skydda patienten mot s.k. läckströmmar. Bilden nedan visar vad som kan hända om det skulle uppstå avbrott i en skyddsledare. Läckageströmmen kan då ta vägen ev. förbi, genom hjärtat. För de patienter som har en CDK, behövs det bara en ström på 10 µa för att det ska uppstå livsfara för patienten. Men även för de som dialyserar sig via Fistel uppstår stor risk även när man utsätter patienten till små läckströmmar. Möjlig strömväg vid avbrott av skyddsjord För att minska riskerna vid dialysbehandlingen skall man sträva efter att ha så få andra elektriska apparater som möjligt i närheten. De eluttag som är avsedda för dialysmaskinen, ska bara användas av dialysmaskinen. Dialysmaskinen får inte kopplas in via en skarvkontakt/grendosa, detta ökar läckageströmmarna väsentligt. Detta gäller också för din vattenrenare och ev. läs/behandlingslampa. Vid varje årlig funktionskontroll av maskinen, mäter och kontrollerar tekniker att maskinens jordläckströmmar ligger inom de angivna gränserna. Om maskinen i mellanperioden skulle välta eller på annat sätt utsättas för grov oaktsamhet, bör en ny läckströmsmätning utföras
4 Teknisk Patientutbildning HHD Mobiltelefoner och datorer - Mobiltelefoner och andra radiosändare kan under vissa omständigheter orsaka störningar på dialysmaskinen. Mobiltelefoner: - Vi uppmanar er att inte använda mobiltelefon och bärbara telefoner närmare en 1 meter från dialysmaskinen. - Använd om möjligt 3G mottagning på mobiltelefonen, eftersom det minskar risken för störningar på utrustningen. - Lägg aldrig mobiltelefonen (eller någon annan radiosändare) direkt på dialysmaskinen. Datorer: - Vid användning av laptop (bärbar dator) under dialysbehandlingen ska den köras på enbart batteri. Datorer är inte konstruerade enligt medicintekniska elsäkerhetsnormer och brukar ofta generera relativt höga läckströmmar. De allra flesta bärbara datorer har dessutom ingen jordad stickpropp vilket innebär att läckströmmen söker sig till jord genom patienten och inte via skyddsjordledaren. - Vid önskemål om användning av en stationär dator under dialysbehandlingen skall du kontakta MTA. Möjligheter finns för att bygga en säker miljö som valideras utav MTA (det innebär bla anslutning till elnät via en skyddstransformator, trådlöst tangentbord och pekdon)
5 Vattenläckage Teknisk Patientutbildning HHD - Innan anpassningar av din bostad blir genomförd är det viktigt att kontakta ditt försäkringsbolag och (om aktuellt) din fastighetsägare. Genom att diskutera möjliga risker för vattenläckage kan de komma med speciella krav på hur ditt våtutrymme måste ser ut. Det högsta trycket på vattnet är in i förbehandlingen, där trycket normalt kan variera mellan 2 och 6 bar. Förbehandling och vattenrenare placeras i möjligaste mån i ett våtutrymme med golvbrunn. Om detta inte är möjligt ska det finnas ett läckagelarm med en magnetventil som vid läckage bryter inkommande vattentillförsel. Kontrollera regelbundet anslutningarna vid förbehandlingen och vid maskinen för att på ett tidigt stadium upptäcka eventuella läckor. Vattenläckage uppstår oftast i kopplingar och tätningar. Vid förbehandlingen Vid maskinen (diasafe)
6 Stopp i Avlopp Teknisk Patientutbildning HHD De restprodukter som spolas ur dialysmaskinen kan i visa fall på sikt orsaka stopp i avloppet. Det medför att det kan uppstå ett vattenläckage från spilltratten alternativt golvbrunnen. Där det är smala passager (vattenlås) och tvära böjar är risken för stopp som störst. Det kan med jämna mellanrum behövas en mekanisk rengöring med hjälp av exempelvis en lång flaskborste. Vår erfarenhet visar att även Klorin hjälper till att lösa upp de stopp som kan uppstå. Ex. på vattenlås Klorin Klorin är inte det bästa för miljön, så dosera med måtta. Vi letar f.n. efter ett mer miljövänligt alternativ
7 Teknisk Patientutbildning HHD Vanliga maskinfel 4008 S Vattenlarm Det vanligaste felet är vattenlarm. Larmet visas i en gul informationsruta. Är inte felet permanent försvinner det automatiskt. Det uppkommer oftast under rengöring och när man ska tömma bicbag. Felet kan vara mer frekvent under vinterhalvåret när ingångsvattnet är kallare. Det får till följd att vattenrenarens produktion minskar och vattenlarm uppstår lättare. Blir vattenlarmen mer frekventa måste dialysen (som i sin tur kontaktar MTA) kontaktas. Blodsystem F18 Det kan uppkomma om man öppnar blodpumpsluckan innan blodsystem är färdig testad (grönmarkerad). Testa om det teststeget igen, ett teststeg får testas om maximalt tre gånger innan dialysen (som i sin tur kontaktar MTA) kontaktas. Diasafe 34 Larmet innebär att tiden för diasafefiltret är överskriden (100 behandlingar eller 3 månader). Genomför ett byte av diasafefilter med påföljande hetdesinfektion. Se kapitel byte av Diasafefilter sidan 10. Diasafe 44 Koden indikerar att det skiljer för mycket mellan två tryckgivare. Gör om det teststeget igen. Ett teststeg får testas om tre gånger. Genomför en hetdesinfektion och gör en ny funktionstest. Om felet kvarstår kontakta dialysen (som i sin tur kontaktar MTA tekniker). Batteri 02 Batteriet visar en för låg spänning. Det går att hoppa över batteritestet och genomföra dialysbehandlingen. (Tryck på testknappen igen, då får du en fråga om att hoppa över batteritestet tryck på "Bekr" för att välja detta) Men vid ett eventuellt strömavbrott är batteri supporten av bloddelen, kortare än angivna 15 minuter. Kontakta dialysen (som i sin tur kontaktar MTA tekniker) för byte av batteri. Fel i slutet på hetdesinfektion Kontrollera och rengör de svarta gummipackningarna vid koncentratspröten. Starta en ny hetdesinfektion. Kontakta dialysen (som i sin tur kontaktar MTA tekniker) om felet kvarstår
8 Teknisk Patientutbildning HHD Flödeslarm Flödeslarm kan uppkomma i olika faser funktionstest, behandling och hetdesinfektion. När man byter till ett nytt diasafefilter kan det generera tillfälliga flödeslarm. Genomför några extra hetdesinfektioner. Om felet kvarstår kontakta dialysen (som i sin tur kontaktar MTA tekniker). Optisk detektor Om maskinen är placerad i direkt solljus kan ett falsklarm genereras. Vinkla maskinen bort från solen. Symptom på detta fel kan vara att dialysmaskinen hoppar in i dialysläget fast förberedelsefasen inte har avslutats än
9 Enklare underhåll Teknisk Patientutbildning HHD Dialysatkopplingar Det blir lätt saltavlagringar på dialysatkopplingarna som gör dem tröga. För att avlägsna avlagringarna, lägg kopplingarna i en skål med vatten och lite Citrosteril. Skölj med vatten innan de monteras tillbaka i shuntluckan. Genomför därefter en hetdesinfektion på dialysmaskinen. Fläktfilter Rengöring av fläktfiltret (placerat på maskinens baksida) görs enklast med dammsugare
10 Byte av diasafefilter Teknisk Patientutbildning HHD Efter 100 behandlingar eller 3 månader är det dags att byta diasafefilter. I rengöringsmenyn längst ner finns alternativet filterbyte. Vid valet filterbyte visas antalet behandlingar som är möjliga att göra (indikering 9-1) Detta meddelande visas vid de tre sista behandlingarna. Genomför i möjligaste mån ett filterbyte när det är 2 dagar kvar. OBS! När ett filterbyte har påbörjats kan det inte avbrytas!
11 Teknisk Patientutbildning HHD 1. Gå in i rengöringsmenyn och stega ner till "Filterbyte" och tryck på "Bekr" knappen Maskinen börjar med att tömma det gamla filtret på vätska 2. Maskinen frågar om filtret är utbytt. Genomför bytet enligt bilderna nedan. Öppna spärrarna Avlägsna skyddslocken För in filtret i styrspåren 3. Tryck på "Bekr" knappen och genomför sedan en hetdesinfektion
12 Teknisk Patientutbildning HHD Varför behövs vattenrenaren? Vid hemodialys exponeras blodbanan för mer än liter vatten på ett år. Den dialysvätska som används är att betrakta som läkemedel. Därför måste det vattnet som vi använder till beredning av dialysatvätska, vara väl definierat och fritt från icke önskvärt innehåll. De kvalitetskrav som vi ställer på kranvattnet är baserat på att vattnet skall användas som hushållsvatten. Vattnet skall kunna användas till: Konsumtion Matlagning Diskning Tvättning Personlig hygien Om vattnet uppfyller övarstående krav så kan det förvandlas till så kallat "permeat" (vatten för tillredning) genom att rena det ytterligare med hjälp av omvänd osmos (RO). Din vattenrenare är en RO-vattenrenare. Det renade vattnet (permeatet) är basen till dialysvätskan, som i sin tur (tillsammans med ditt dialysfilter) gör det möjligt att rengöra blodet från slaggprodukter. Partikel- & kolfilter Vattenrenare Dialysmaskin Schema: vattenflöde
13 Teknisk Patientutbildning HHD Renheten på det renade vattnet visas på displayen när vattenrenaren producerar rent vatten (vattenrenaren är i läge: På ). Vattnets ledningsförmåga är måttet på renhetsgraden. Det uttrycks i µs. Kontrollera inför varje behandling (när din dialysmaskin går i T1-Test ) om ledningsförmågan inte överstiger 10 µs. Om ledningsförmågan är högre än 10 µs skall du kontakta dialyskliniken. Renvattens ledningsförmåga skall inte överstiga 10 µs UTKAST!!! Version
14 Personlig Kalendarium Teknisk Patientutbildning HHD Varje HemHD-patient har ett eget kalendarium där alla nödvändiga åtgärder för att hålla din dialysmasikin och vattenrenaren i god form finns nertecknade. Rutor som är markerade med SS innebär en åtgärd som du som patient kan göra själv. Alla övriga åtgärder görs utav sjukhuspersonal. Nedan visas ett exempel på ett kalendarium: 1= provtagning på ingångsvatten 2= provtagning på vattenreningen vatten (tappställe/vatten för tillredning) 3= provtagning på dialysvatten SS= patienten sköter detta själva UTKAST!!! Version
15 Rengöring av Aqua Uno Teknisk Patientutbildning HHD När följande meddelande blinkar i fönstret är det dags för en rengöring: PÅ START RENGÖRING! - Tryck på Urvalsknappen (i läge STANDBY) och stega fram tills följande text visas i fönstret RENGÖRING - Håll Enterknappen intryckt i 4 sekunder - Ta bort pluggen ur Aqua Uno (ovansidan) - Töm två behållare med Citrosteril (sammanlagt 200 ml) i påfyllningsporten inom 2 minuter - Rengöringen varar ca 45 minuter - När rengöringen är avslutad visas följande meddelande i fönstret RENGÖRING slut tryck på Enterknappen för att bekräfta Eventuellt: - Notera utförd rengöring och vattenrenarens drifttid i loggboken - Tryck på Urvalsknappen och stega fram tills följande text visas i fönstret TEST - Tryck på Enterknappen - Stega i menyn med fram till drifttiden - För att återgå tryck på Enterknappen UTKAST!!! Version
16 Teknisk Patientutbildning HHD Desifektion av Aqua Uno Desinfektionsprogrammet skall utföras med jämna mellanrum. I regel varannan månad, men för ditt intervall kan du titta i ditt provtagningsschemat. Följande åtgärder måste vidtas innan desinfektion: - Koppla bort permeatslingan från maskinen (snabbkoppling på maskinens baksida) - Kopplingen ska inte läggas på golvet (risk för förorening) Permeatslingans koppling Desinfektionsprogrammet: - Tryck på Urvalsknappen (i läge STANDBY) och stega fram tills följande text visas i fönstret DESINFEKTION - Håll Enterknappen intryckt i 10 sekunder - Ta bort pluggen ur Aqua Uno (ovansidan) - Töm två behållare med Purosteril (sammanlagt 400 ml) i påfyllningsporten inom 2 minuter UTKAST!!! Version
17 Teknisk Patientutbildning HHD - Rengöringen varar ca 2 timmar - När rengöringen är avslutad visas följande meddelande i fönstret DESINFEKTION slut tryck på Enterknappen för att bekräfta Eventuellt: - Notera utförd desinfektion och vattenrenarens drifttid i loggboken - Tryck på Urvalsknappen och stega fram tills följande text visas i fönstret TEST - Tryck på Enterknappen - Stega i menyn med fram till drifttiden - För att återgå tryck på Enterknappen Följande åtgärder måste vidtas efter desinfektion: - Sprita permeatslingans koppling samt provtagningsnippeln och låt de lufttorka - Sätt nippeln i permeatslingans kopplingsdel - Start vattenrenaren och låt vattnet rinna ut i en hink - Ta restest med teststicka för att kolla så att det inte finns desinfektionsmedel kvar i vattnet - Ta bort nippeln från permeatslingans kopplingsdel - Stäng av vattenrenaren Efter godkänt stickprov kan du koppla ihop permeatslingan och dialysmaskinen: - Sprita bägge delar av permeatslingans koppling och låt de lufttorka (kopplingsdel på permeatslingan och kopplingsdel på dialysmaskinens baksida) - Koppla ihop permeatslingan och maskinen (snabbkoppling på dialysmaskinens baksida) Restest stickor UTKAST!!! Version
18 Teknisk Patientutbildning HHD Byte av Partikel- & Kolfilter Alla förfilter (både partikel- och kolfilter) bör bytas med ett intervall av ca 3 månader (för ditt intervall kan du titta i provtagningsschemat). I följande fall skall du också bytta förfilter: - Bytt partikelfiltret vid kraftig missfärgning av filtret - Om det luktar klor eller din Kommun har informerat dig om att de har genomfört en så kallad chockklorering, skall du bytta samtliga förfilter och kontakta MTA Ex. på förfiltrering: Partikel- & kolfilter Bytte av förfilter (Kol- & Partikelfilter): - Stäng kranen för tillförande vatten (vanligtvis en "ballofix") - (Töm filterhuset på vatten genom att öppna kranen undertill) - Lossa på filterhuset, rengör filterhuset och montera in ett nytt filter - Använd om möjligt bara handkraft när filterhuset monteras tillbaka - Öppna kranen för tillförande vatten försiktigt, kontrollera att det inte uppstår läckage - Notera i loggboken att filtret blivit utbytt UTKAST!!! Version
19 El- & Vattenförbrukning Teknisk Patientutbildning HHD Elförbrukning: En uppskattning av elförbrukningen är baserad på följande förutsättningar: - Standard HD-behandling 2,5 timme (drifttid ca 4,0 timme per behandling) - 6 behandlingar per vecka. Vid en invattentemperatur på ca 12 C (årsmedelvärde) Årsförbrukning el, ca 2000 kwh. Vattenförbrukning: - Vattenförbrukning ca 480 liter per dygn Vattenförbrukning ca liter per år. För andra behandlingstider, frekvenser eller medeltemperaturer bör ny uppskattat förbrukning beräknas. UTKAST!!! Version
20 Teknisk Patientutbildning HHD Personlig Utbildningsplan HHD Utbildningen startar oftast efter att en ansökan till bostadsanpassning har lämnats in. Det tar ca två månader innan kommunen har utfört bostadsanpassningen. Sista utbildningen hålls hemma oss patienten ca en månad efter att patienten har startat sin första dialys hemma. Namn: Maskinutbildning 1 (ca 20min) (innan dialysstart) Maskinens komponenter Framsida Moduler Filterhållare Skärm Spröt Baksidan Fläktfilter Volymkontroll Citrosteril Serviceläge Bokad tid: Maskinutbildning 2 (ca 30 min) (innan dialysstart) Bokad tid: Maskinens grundprincip (för de som är intresserade) T1-test Felkoder Provtagning Maskinutbildning 3 (ca 20 min) (efter dialys) Diasafefilter byte Lättare underhåll Vattenrenare/förbehandling (ca 20min) (före eller efter dialys) Rengöring & Desinfektion RO Byte av partikelfilter Läckagelarm Säkerhet/repetition (ca 30min) (hemma oss patienten) Säkerhet i hemmet Rengöring & Desinfektion RO Byte av partikelfilter Läckagelarm Övriga frågor/repetition Bokad tid: Bokad tid: Bokad tid: UTKAST!!! Version