Source: http://docplayer.cz/34326740-Cesky-metrologicky-institut.html
Timestamp: 2019-12-10 15:49:09+00:00
Document Index: 58365244

Matched Legal Cases: ['zákona č. 505', 'zákona č. 500', 'zákona č. 505', 'zákona č. 505', 'zákona č. 500', 'zákona č. 505']

Ceský metrologický institut - PDF Free Download
Download "Ceský metrologický institut"
1 \i Ceský metrologický institut Okružní 31, Brno Č.j.: 0313/025/11/Pos. Vyřizuje : Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: , -131 Český metrologický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle 14 odst. I zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení 172 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zn ě ní pozdějších předpisů (dále jen "SprŘ"), zahájil z moci úřední dne správní řízení dle 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává toto: I. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY číslo : P-C č.j. 0313/025/11/Pos., kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod jejich zkoušení při ověřování stanovených měřidel: "měřicí sestavy taxametrů vozidel taxislužby" Měřicí sestava taxametru je funkčním celkem ve vozidle, jehož členem je taxametr (resp. vyhodnocovací jednotka taxametru jako základní prvek této měřicí sestavy). S ohledem na to, že na uvádění taxametrů na trh se vztahuje relevantní právní úprava EU a k měřicí sestavě taxametru se vztahuje národni právní úprava ČR, je uvádění na trh z hlediska působnosti této právní úpravy odlišné podle druhu měřidla, a to pro: a) taxametr (který tvoří základní prvek měřicí sestavy taxametrů vozidel taxislužby); b) měřicí sestavu taxametru, která tvoří funkční celek ve vozidle. V případě taxametrů podle bodu a) je proces uvedení na trh a do provozu včetně metrologických požadavků na měřidla a metod jejich zkoušení pokryt působností nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla'' v platném znění (dále jen "nařízení vlády"). Pro taxametry toto opatření obecné povahy stanovuje pouze metrologické a technické požadavky a metody zlmušení, které se uplatní v rámci prvotního ověření měřicí sestavy taxametrů vozidel taxislužby jako celku ll Nařízení vlády č. 464/2005 Sb, kterým je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. března 2004 o měřidlech, v platném znění.
2 Opatření obecné povahy č P-C po jeho instalaci ve vozidle podle kapitoly 6 a při následném ověření podle kapitoly 7. Platí však, že tyto požadavky a metody jsou v souladu s nařízením vlády 1 ' a relevantními požadavky doporučení OIML R 21 Taxametr-I' a harmonizovaných norem. V případě měřicích sestav taxametrů vozidel taxislužby podle bodu b),.j...ieré nejsou pokryty působností výše uvedeného nařízení vlády, stanovuje tento předpis jak metrologické a technické požadavky a metody zkoušení, které se uplatní při prvotním ověření podle kapitoly 6, tak metrologické a technické požadavky a metody zkoušení při následném ověření podle kapitoly 7, prováděném po uvedení do provozu. Tyto činnosti nejsou předmětem evropské právní úpravy a podléhají působnosti zákona č Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o metrologii"). 1 Základní pojmy Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM 31 a následující: 1.1 taxametr: přístroj určený k měření doby a vzdálenosti na základě signálu poskytnutého měřicím převodníkem a k výpočtu a zobrazení jízdného, které má být zaplaceno na základě naměřené vzdálenosti a/nebo doby pronájmu 1.2 měřicí sestava taxametru: měřicí systém instalovaný ve vozidle taxislužby, který tvoří měřicí převodník ujeté vzdálenosti a taxametr s paměťovou jednotkou a tiskárnou 1.3 měřicí převodník ujeté vzdálenosti: zařízení instalované ve vozidle taxislužby, které převádí ujetou vzdálenost na impulzy nebo na digitální data vstupující do taxametru POZNÁMKA Tento termín se pro účely tohoto opatření obecné povahy považuje za synonymum k tennínu pojmu generátor signálu použitému ve zvláštním právním předpise 11 ) 1.4 Konstrukce taxametru hodiny s aktuálním časem: zařízení namontované v taxametru, které přenáší aktuální čas a datum konstanta k: konstanta generátoru signálu ujeté vzdálenosti, vyjádřená v pulzech na kilometr, která představuje počet pulzů, které musí taxametr přijmout, aby správně indikoval ujetou vzdálenost 1 km konstanta vozidla w: počet impulzů dodaných do taxametru, který se objeví na připojovacím prvku daného vozidla po ujetí vzdálenosti 1 km; konstanta w je vyjádřena v impulzech na kilometr (km' 1 ) rozhraní: elektronické, optické, radiové, nebo jiné HW-, resp. SW-, propojovací pro středky, které umožňují automatický přenos informací mezi jednotlivými částmi nebo zařízeními, nebo mezi jednotlivými softwarovými moduly uživatelské rozhraní: rozhraní, které umožňuje výměnu informací mezi uživatelem taxametru a vlastním měřidlem, popř. jeho HW-, resp. SW-komponenty ochranné rozhraní: rozhraní, které umožňuje zadat do procesoru taxametru pouze taková data, která nemohou vést: k zobrazení nejasně definovaných údajů a výsledků měření; k zobrazení nesprávných údajů, resp. k ukládání nesprávných výsledků a primárních indikací; kjustování měřidla, resp. ke změně jakýchkoli nastavitelných faktorů 2 ' OIML R 21 Taximeters - vepejně dostupný na 3 ' Mezinárodní metrologický slovník- Základní a všeobecné pojmy a přidružené tenníny (VIM) 2
3 Opatřeni obecné povahy č. Olll-OOP-C025-ll příslušný legálně relevantní software (SW): programy, data, specifické parametry pro typ a zařízení, které náleží k taxametru a které definují, resp. splňují funkce, které jsou předmětem metrologické kontroly identifikace software (SW): sekvence, resp. odečitatelné charakteristiky SW, které jsou k SW jednoznačně přiřazeny (např. číslo verze, kontrolní suma) zařízení pro tisk, tiskárna: zařízení pro tisk (hardcopy) naměřených výsledků a předepsaných výtisků dokladů pamět'ová jednotka: zařízení, elektronický HW prvek, který slouží k záznamu a uchování každé nenulové denní změny hodnot o provozu vozidla taxislužby 1.5 Metody výpočtu přírůstek jízdného: nejmenší finanční obnos, o který může ve stejných krocích narůstat jízdné v pozici obsazeno jednoduchý systém výpočtu S (použití jedné sazby): výpočet jízdného založený na využití sazby za čas pro rychlosti menší než přepínací rychlost a na využití sazby za vzdálenost pro rychlosti větší než přepínací rychlost přepínací rychlost: hodnota rychlosti zjištěná jako podíl hodnoty sazby za čas a hodnoty sazby za vzdálenost 1.6 Sazby sazba: soubor hodnot sazby, které reprezentují přehled nákladů nebo seznam poplatků nebo poměrů, které budou působit v taxametru při specifické poloze sazby hodnoty sazby: hodnoty, z nichž taxametr vypočítává jízdné jízdné: celková finanční částka účtovaná za jízdu, která je vypočítána, indikována a zobrazena na taxametru na základě realizované jízdy; je založená na pevné nástupní sazbě (počátečním poplatku) a/nebo na vzdálenosti a/nebo na době trvání jízdy; jízdné nezahrnuje příplatky účtované za mimořádné služby příplatek: finanční částka účtovaná za mimořádnou službu zadaná ručním příkazem, vhodně identifikovaná, indikovaná a zobrazená odděleně od jízdného v pozici "OBSAZENO" a "JÍZDNÉ", s možností přidání k jízdnému a současného zobrazení celkové hodnoty- ~.jízdného včetně příplatků, a to na konci jízdy 1.7 pracovní poloha: režim, v němž taxametr vykonává určité funkce; pracovní polohy jsou rozlišeny následovně: "VOLNÝ" ("For Hire", "Free"): pracovní poloha, v níž není systém výpočtu jízdného v provozu; "OBSAZENO" ("Hired", Occupied"): pracovní poloha, v níž probíhá výpočet jízdného na základě možného počátečního poplatku a/nebo sazby za ujetou vzdálenost a/nebo doby trvání jízdy; "JÍZDNÉ" ("Stopped", "To pay"): pracovní poloha, v níž je zobrazováno jízdné účtované za ukončenou jízdu; systém výpočtu jízdného založený na čase musí být zároveň mimo provoz; 1.8 záznam pro kontrolu: průběžný datový soubor, který obsahuje zaznamenané informace o změnách hodnot konfiguračních parametrů zařízení, o aktualizaci SW, nebo o jiných aktivitách a událostech, které jsou legálně relevantní a které mohou ovlivnit metrologické parametry; každý vstup do tohoto souboru (log) musí být označen časem a datem 3
4 Opatření obecné povahy č P-C operační režim taxametru: režim taxametru, ve kterém je taxametr plně fun kční a provádí veškeré funkce, včetně funkcí ochranných 1.10 servisní režim taxametru: režim pro aktualizaci a potvrzení parame trů taxametru v paměti 1.11 Indikace a chyby primární indikace: indikace, signály a symboly, určené pro, resp. dávající možnost, stanovení jízdného součtová indikace: indikační režim pro zobrazení součtových hodnot, j a sně se lišících od jiných hodnot 2 Metrologické požadavky Metrologické požadavky měřicí sestavu taxametru jsou založeny na požadavcích nařízení vlády 1 >, s využitím relevantních požadavků OIML R 21 Taxametr;?> a příslušnýc h evropských norem. Taxametr, který je instalován ve vozidle jako součást měřicí sestavy taxametru, musí splňovat požadavky na posouzení shody ve smyslu nařízení vlády. Na taxametry, jejichž typ by l schválen podle zákona o metrologii, se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu, není-li v tomto opatření obecné povahy stanoveno jinak. 2.1 Měřicí jednotky Používané měřicí jednotky jsou: čas v sekundách, minutách a hodinách; vzdálenost v metrech (m) nebo v kilometrech (km); jízdné, v peněžních jednotkách dle specifikace v národních předpisech. 2.2 Stanovené pracovní podmínky Pro měřicí sestavu taxametru platí stejné stanovené pracovní podmínky jako jsou stanoveny pro taxametr. Pro ČR musí mít měřicí sestava taxametru jako celek ve vozidle pracovní interval teploty okolí alespoň od -25 oc do +55 C. 2.3 Největší dovolené chyby Největší dovolené chyby měřicí sestavy taxametru při ověřování Největší dovolené chyby měřicí sestavy taxametru instalované ve vozidle jsou: a) pro uplynulou dobu: ± 0,2 %; b) pro ujetou vzdálenost: ± 2 %. Rozdíl mezi hodnotou konstanty taxametru k a konstantou vozidla w, ve kterém je m ě řicí sestava taxametru instalována, se musí blížit nule Největší dovolená chyba měřicí sestavy taxametru v provozu Největší dovolená chyba měřicí sestavy taxametru v provozu musí být stejná jako při ověření po instalaci do vozidla. 2.4 Konstanta k taxametru Na taxametru musí být možné zobrazit konstantu k příslu šným číslem. 4
5 Opatření obecné povahy č P-C Počitadlo reálného času Počitadlo (hodiny) reálného času musí měřit čas s přesností± 0,02 %. 3 Technické požadavlcy Technické požadavky měřicí sestavu taxametru jsou založeny na požadavcích nařízení vlády, s využitím relevantních požadavků OIML R 21 Taxametry a příslušných evropských norem. Taxametr, který je instalován ve vozidle jako součást měřicí sestavy taxametru, musí splňovat požadavky na posouzení shody ve smyslu nařízení vlády. Na taxametry, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu, není-li v tomto opatření obecné povahy stanoveno jinak. 3.1 Všeobecně Měřicí sestava taxametru musí počítat ujetou vzdálenost a měřit dobu trvání jízdy tak, že v pracovní poloze "OBSAZENO" počítá a ukazuje jízdné po určitých přírůstcích a v pracovní poloze "JÍZDNÉ" ukazuje konečnou částku za uskutečněnou přepravu. Po ukončení jízdy musí prostřednictvím tiskárny zajistit automaticky tisk nepoškozeného a čitelného dokladu o výši jízdného a zabezpečit řádné uložení požadované informace o uskutečněné jízdě do součtové paměti taxametru a paměťové jednotky. Základními částmi každé měřicí sestavy taxametru jsou: měřicí převodník ujeté vzdálenosti; taxametr nebo taxametr v konfiguraci s tiskárnou a paměťovou jednotkou; tiskárna; paměťová jednotka; software, příp. rozhraní pro přenos dat. 3.2 Měřicí převodník ujeté vzdálenosti Princip činnosti a konstrukce měřicího převodníku ujeté vzdálenosti závisí na konstrukci vozidla, ve kterém bude měřicí sestava taxametru instalována a musí být slučitelný s taxametrem v měřicí sestavě. Činnost měřicího převodníku ujeté vzdálenosti a jeho způsob připojení k taxametru musí zajistit stabilní přenos a pravost informace o ujeté vzdálenosti vozidla. 3.3 Taxametr Slučitelnost s ostatními členy měřicí sestavy taxametru Požadavky na slučitelnost taxametru s měřicím převodníkem ujeté vzdálenosti jsou stanoveny výrobcem taxametru. Slučitelnost s ostatními členy měřicí sestavy taxametru musí být v rozsahu nezbytném pro zajištění požadovaných funkcí. Pro účely zkoušení po instalaci je taxametr vybaven takovými prostředky, měření přesnosti času a vzdálenosti a přesnosti výpočtu jízdného nezávisle na sobě. aby bylo možné zkoušet 5
6 Opatřeni obecné povahy č. Olll-OOP-C025-ll Údaje poskytované taxametrem Taxametr musí prostřednictvím vhodně zabezpečeného rozhraní poskytovat tyto údaje: a) údaj o pracovní poloze : "Volný", "Obsazeno" nebo "Jízdné"; b) souhrnná data podle článku 3.3.4; c) všeobecné informace: konstantu taxametru, data zabezpečení, identifikaci vozidla, aktuální čas, identifikaci sazby; d) informace o jízdném: celkovou účtovanou cenu, jízdné, výpočet jízdného, příplatek, datum, počáteční čas jízdy, konečný čas jízdy, ujetou vzdálenost; e) informace o sazbě (sazbách): dílčích položkách sazby (sazeb). Hodnoty ujeté vzdálenosti a uplynulé doby ukazované nebo poskytované prostřednictvím rozhraní musí používat následující jednotky: a) ujetá vzdálenost: kilometry; b) uplynulá doba: sekundy, minuty nebo hodiny podle potřeby; je však třeba vzít v úvahu nezbytné rozlišení a potřebu srozumitelnosti údajů Nastavení funkcí taxametru Nastavení měřicí sestavy taxametru vozidla taxislužby musí být v souladu s těmito principy : a) změna sazby v pracovní poloze "JÍZDNÉ" není možná; b) nastavení taxametru nesmí umožnit přímý přechod z pracovní polohy "JÍZDNÉ" do pracovní polohy "OBSAZENO"; POZNÁMKA U výše uvedeného je důvodem splnění požadavku na automatický tisk dokladu o zaplacení jízdného podle článku c) automatický přechod z pracovní polohy "JÍZDNÉ", při uvedení vozidla do pohybu, do pracovní polohy "VOLNÝ" je možný pouze až po uplynutí doby delší než 1 O sekund, nebo po ujetí vzdálenosti 200 m (nastavení hodnoty funkce "vzdálenost v poloze jízdné") podle toho, co dřív nastane; přitom musí být umožněno dokončení tisku dokladu o zaplacení jízdného v souladu s ustanovením článku , pokud tento tisk probíhá; d) nastavená hodnota funkcí taxametru označených "počáteční vzdálenost" a "počáteční čas " musí být rovna nule nebo musí být funkce vypnuta Součtové počitadlo taxametru Taxametr musí být vybaven nevynulovatelným součtovým počitadlem pro všechny následující hodnoty: a) celkovou vzdálenost ujetou vozidlem; b) celkovou vzdálenost ujetou během nájmu; c) celkový počet nájmů; d) celková finanční částka zaplacená za příplatky; e) celkovou finanční částku zaplacenájakojízdné. Souhrnné hodnoty musí obsahovat i údaje o jízdě, jejíž zaznamenávání bylo eventuálně v důsledku odpojení či poklesu napětí zdroje. přerušeno Pokud je taxametr odpojen od zdroje, musí existovat možnost, aby byly souhrnné hodnoty uloženy po dobu alespoň jednoho roku a mohly být převedeny z taxametru na jiné médium. 6
7 Opatření obecné povahy č. O lll-oop-c025-ll Výpočet jízdného taxametrem Výpočet jízdného se v ČR provádí pouze jednoduchým systémem výpočtu S (ověření měřicí sestavy taxametru vozidla taxislužby s přepnutím na funkci dvojitého systému výpočtu D není dovoleno). Toto ustanovení se při ověření neuplatní, pokud závazné rozhodnutí místně a věcně příslušného orgánu stanovuje jinak a pokud bylo oznámeno ČMI, a to v rozsahu působnosti tohoto rozhodnutí. Symbol měny pro placení musí vyhovovat požadavkům předpisů platných v ČR Indikace taxametru čtení indikací na displeji musí být spolehlivé, snadné a jednoznačné za podmínek normálního používání v denní i v noční době. Displej taxametru musí být volně viditelný z místa spolujezdce na předním sedadle a ze zadních sedadel vozidla. Primární indikace musí obsahovat názvy a značky měřicích jednotek Tisk Všeobecně Tiskárna taxametru je nedílnou součástí měřicí sestavy taxametru a musí zajistit tisk nepoškozeného a čitelného dokladu s minimálními údaji podle článku Právní předpisy ČR vyžadují, aby software instalovaný v taxametru umožnil tisk dokladů o výši jízdného a dalších údajů, dále tisk záznamů o provozu vozidla, resp. tisk obsahu součtových počitadel a paměťové jednotky, resp. umožnit tisk nastavených parametrů taxametru apod Tisk dokladu o výši jízdného Doklad o výši jízdného musí, v souladu s požadavky právních předpisů 4 > obsahovat alespoň následující informace: a) číslo dokladu; b) obchodní firmu, popřípadě název u právnické osoby nebo obchodní firmu, popřípadě jméno a přijmení, případně odlišující dodatek u fyzické osoby; c) identifikační číslo provozovatele taxislužby, pokud bylo přiděleno; d) státní poznávací značku vozidla taxislužby; e) evidenční číslo vozidla taxislužby; f) výrobní číslo taxametru a paměťové jednotky, g) datumjízdy, h) výchozí a cílové místo přepravy, i) čas odjezdu a příjezdu, j) číslo použité sazby včetně všech dílčích položek, z nichž je výsledná sazba složena, k) počet ujetých km, 1) cenu za poskytnuté služby, m) jméno a příjmení řidiče, n) podpis řidiče. 41 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě v platném zn ě ní. 7
8 Opatření obecné povahy č. Olll-OOP-C025-ll Doklad o zaplacení jízdného musí tiskárna vytisknout automatick-y a ihned po každém ukončení jízdy (okamžitě po přechodu z pracovní polohy taxametru "OBSAZENO" do polohy "JÍZDNÉ"), z údajů poskytnutých taxametrem prostřednictvím příslušného rozhraní. Údaje uvedené pod body h) a n) jsou vepsány ručně Tisl< dokladu o měsíční uzávěrce Doklad o měsíční uzávěrce musí, v souladu s požadavky právních p ředpisů 4 > obsahovat alespoň následující: a) obchodní firmu, popřípadě název, pokud je provozovatelem taxislužby právnická osoba nebo obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení, odlišující dodatek, pokud je provozovatelem taxislužby fyzická osoba; b) identifikační číslo provozovatele taxislužby, pokud bylo přiděleno; c) státní poznávací značku vozidla taxislužby; d) evidenční čís lo vozidla taxislužby; e) výrobní čís lo paměťové jednotky; f) výrobní číslo taxametru; g) jméno, příjmení a rok narození řidiče a osobní číslo, pokud je provozovatel taxislužby přiděluje; h) označení měsíce a roku, z něhož se uzávěrka pořizuje; i) podpis provozovatele taxislužby; j) součet ujetých kilometrů při výkonu taxislužby od poslední provedené měsíční uzávěrky, včetně jeho rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci; k) součet placených ujetých kilometrů při výkonu taxislužby od poslední provedené měsíční uzávěrky, včetně jeho rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci; I) celkovou tržbu jízdného od poslední provedené měsíční uzávěrky, včetně jejího rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci ; m) součet kilometrů ujetých v soukromém provozu od poslední provedené měsíční uzávěry, včetně jejího rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci; n) celkový počet placených jízd od poslední provedené měsíční uzávěry, včetně jejího rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci. 3.4 Paměťová jednotka Všeobecně Paměťová jednotka je nedílnou součástí měřicí sestavy taxametru 5 l a musí zaznamenávat a uchovávat každé nenulové denní změny hodnot o provozu vozidla taxislužby, potřebných především pro tisk měsíční uzávěrky, a každý zásah do programování taxametru. Data z paměťové jednotky musí být možné získat (číst) bez porušení jakéhokoliv zajištění ( úřední značky) přenosem dat přes příslušné standardní rozhrani. Do paměťové jednotky nesmí být možné ukládat (zaznamenávat) žádné údaje přicházející přes libovolné rozhraní z vnějšku měřicí sestavy taxametru, mimo prvotního jednorázového záznamu (viz článek ). Sl Zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., v platném znění. 8
9 Opatření obecné povahy č. O P-C Způsob záznamu uchovávaných údajů a hodnot Provedení paměťové jednotky musí umožňovat pouze zápis a následné čtení ukládaných údajů, a to po dobu alespoň pěti let ode dne jejich záznamu. Software měřicí sestavy taxametru musí zajistit, že pro tisk dokladu dle článku budou vyjmenované údaje a hodnoty v článku a tisknuty vždy jen z paměťové jednotky. Nejméně 60 denních záznamů před zaplněním záznamové kapacity paměťové jednotky se musí při tisku jakékoli uzávěrky (denní, měsíční, dílčí) objevit informace o její zbývající volné kapacitě ; v případě úplného zaplnění paměťové jednotky se musí taxametr měřicí sestavy taxametru zablokovat a jeho činnost se může obnovit až po výměně stávající paměťové jednotky za novou Prvotní jednorázový záznam Při první aktivaci paměťové jednotky ve vozidle jsou jednorázově zaznamenány údaje uvedené v článcích a), b), e) a f). Uvedené údaje nelze v paměťové jednotce dále upravovat nebo doplňovat. V případě změny uvedených údajů je nutné aktivovat novou paměťovou jednotku Průběžné záznamy Údaje (hodnoty) uvedené v článcích j) až n) se zapisují současně jednou za celý kalendářní den; ke každému takovému záznamu musí být přiřazeno (zaznamenáno) datum (den, měsíc, rok). Každý zásah do programování taxametru, který je legálně relevantní a který může ovlivnit metrologické parametry, je zaznamenán s přiřazením data (den, měsíc, rok); software měřicí sestavy taxametru musí umožnit zobrazení, resp. tisk této informace. 3.5 Rozhraní Všeobecně Jednotlivé prvky měřicí sestavy taxametru jsou připojeny k rozhraní (rozhraním) taxametru, které svojí funkcí musí být v souladu s obecným požadavkem na integritu dané sestavy a zabezpečení tímto předpisem požadovaných funkcí. Z důvodů nepřipojení nebo nesprávné funkce každého jednotlivého prvku sestavy musí být prostřednictvím zabezpečeného nastavení možné automaticky vyřadit taxametr z provozu Informace o rozhraních dodaných s přístrojem S taxametrem, jako s řídícím prvkem měřicí sestavy taxametru, musí být dodány informace o rozhraních, která jsou u něj aplikována: a) popis rozhraní a jeho identifikace (např. RS 232, USB, číslo rozhraní nebo jeho označení, atd.); b) přehled všech příkazů (lj. položky menu obdržené přes komunikační rozhraní v případě uživatelského rozhraní nebo v případě příkazů akceptovaných softwarem zařízení); c) stručný popis významu rozhraní a jejich efektu na funkce a data měřicí sestavy taxametru; d) jiné relevantní informace, které se týkají charakteristik rozhraní taxametru Zabezpečení rozhraní Rozhraní musí být zkonstruována tak, aby metrologické funkce taxametru, jeho legálně relevantní SW a naměřená data nemohly být nepřípustně ovlivněny dalšími vzájemně propojenými přístroji anebo rušením působícím na rozhraní. 9
10 Opatření obecné povahy č. O lll-oop-c025-ll 3.6 Software Všeobecně Software, který je zásadní pro metrologické vlastnosti, měřená data a důležité metrologické parametry (vztahuje se i na nastavení jednotlivých sazeb) a slouží k ukládání, k přenosu a k detekování systémových poruch je považován za zásadní část taxametru a tedy i jeho měřicí sestavy. Takovýto legálně významný software musí být označen výrobcem a musí být zabezpečen. Taxametr měřicí sestavy musí jednoduchým způsobem umožňovat identifikaci tohoto softwaru, resp. verze softwaru; tato identifikace je vždy upravena s každou změnou této legální části SW. Tento software musí být identifikovatelný také kontrolní sumou nebo jiným softwarovým prostředkem (např. hashovací funkce), který umožňuje zkontrolovat autenticitu a validitu té části softwaru, která je zásadní pro metrologické vlastnosti, měřená data a důležité metrologické parametry. Tato kontrolní suma by měla mít takovou délku, aby jí bylo možné zobrazit na taxametru nebo vytisknout na tiskárně taxametru. Kontrolní suma musí být taxametrem spočítána právě před jejím zobrazením nebo tiskem Informace o software dodaného s taxametrem Výrobce nebo jím pověřený zástupce musí poskytnout tyto informace o SW taxametru, který je tímto SW v rámci měřicí sestavy taxametru ovládán a aplikován v souladu s národními předpi sy: a) popis legálně relevantního SW; b) popis přesnosti měřicího algoritmu (tj. algoritmus zaokrouhlení při výpočtu vzdálenosti nebo ceny); c) popis uživatelského rozhraní, menu a dialogtt; d) jednoznačnou identifikaci verze SW včetně kontrolní sumy; e) přehled systému SW; f) prostředky pro zabezpečení SW; g) návod k používání; h) další informace relevantní k charakteristikám SW taxametru Identifikace legálně relevantního software taxametru U měřicích sestav taxametrů, jejichž typ byl schválen před datem 30.1 O. 2006, musí být ta část softwaru taxametru, která je blíže určena v článku 3.6.1, upravena tak, aby byl splněn obecný požadavek na umožnění jednoduché identifikace legálně relevantní části SW. Splnění tohoto požadavku se prokazuje splněním požadavků článku Účinnost požadavku článku se odkládá na dobu 12 měsíců ode dne účinnosti obecné povahy. tohoto Opatření Zabezpečení legální části software taxametru Legálně relevantní část úmyslným změnám příslušným zabezpečením Ukládání dat software taxametru musí být adekvátně zabezpečena proti havarijním, nebo Pokud jsou legálně relevantní data uložena v paměti taxametru nebo na externím uložišti k pozdějšímu využití musí být náležitě chráněna proti úmyslným i neúmyslným změnám při procesu jejich ukládání a jejich přenosu. 10
11 Opatření obecné povahy č. Olll-OOP-C Taxametry měřicích sestav taxametrů včetně těch, jejichž typ byl schválen před datem 30.1 O. 2006, musí automaticky zajistit funkci taxametrů v případě poklesu jeho napájecího napětí na hodnotu menší, než je jeho dolní pracovní mez (pod 9 V stejnosměrných) následovně : a) pokud je pokles napájení doč as ný (tj. méně než 20 s, např. při startování motoru) musí taxametr pokračovat správně ve své funkci nebo obnovit svoji správnou funkci bez ztráty dat o jízdě vygenerovaných před poklesem napájecího napětí; b) pokud trvá pokles napájení dobu 20 s či delší, taxametr smí přerušit svoje měření (svou činnost); při následné obnově napájení se taxametr vrátí přes pracovní polohu "JÍZDNÉ" do polohy "VOLNÝ". Přitom v pracovní poloze "JÍZDNÉ" iniciuje taxametr měřicí sestavy automatické vytištění stvrzenky za činnost vykonanou před přerušením správné funkce z důvodu výpadku (poklesu) napájení; v tomto případě je datem a časem ukončení jízdy datum a čas přerušení mě ření (činnosti) taxametru měřicí sestavy. Současně taxametr zajistí uložení dat o předmětné přepravě do příslušných součtových registrů a paměťové jednotky. V paměťové jednotce jsou data o předmětné přerušené jízdě přiřazena k datu započetí této jízdy Účinnost požadavku článku se odkládá na dobu 12 měsíců ode dne účinností tohoto Opatření obecné povahy. 3.7 Odolnost měřicí sestavy taxametru proti vlivům okolního prostředí Taxametr, který je instalován ve vozidle jako součást měřicí sestavy taxametru, musí splňovat požadavky na posouzení shody ve smyslu nařízení vlády. Na taxametry, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu, není-li v tomto opatření obecné povahy stanoveno jinak. Vnější rušivé vlivy působící na měřicí sestavu taxametru nesmí vést k chybám měření, které by překročily n ej větší dovolenou chybu taxametru v této sestavě podle článku 2.3, nebo měřicí sestava musí reagovat v souladu s požadavky na odolnost proti těmto vlivům stanoveným pro posouzení shody samotného taxametru, resp. při schválení jeho typu. 3.8 Ochrana proti neoprávněné manipulaci Prostředky pro zabezpečení integrity a nastavení, které jsou v taxametru k dispozici, musí být takové, aby bylo možné jednotlivá nastavení zabezpečit samostatně Obecný základní požadavek týkající se ochrany proti podvodnému zneužití musí být splněn takovým způsobem, aby byly chráněny zájmy zákazníka, řidiče vozidla, zaměstnavatele řidiče vozidla a finančních úřadů Je třeba učinit vhodná opatření, aby se zabránilo použití indikačního zařízení se souhrnnými hodnotami k oklamání zákazníka Protože vlastnosti vozidla jsou podstatné pro správnou funkci taxametru, musí taxametr obsahovat prostředky pro zabezpečení připojení taxametru k vozidlu, ve kterém je instalován. 3.9 Instalace Všeobecně Měřicí sestava taxametru a pokyny k jeho instalaci stanovené výrobcem musí být takové, aby v případě její instalace podle pokynů výrobce bylo dostatečně znemožněno provádění neoprávněných změn měřicího převodníku signálu ujeté vzdálenosti Provoz měřicí sestavy taxametru Po nainstalování musí měřicí sestava taxametru vyhovovat požadavkům tohoto předpi su. ll
12 Opatření obecné povahy č. Olll-OOP-C025-ll Všechna nastavení, která mohou ovlivnit shodu s tímto předpisem musí být zabezpečena s přístupem pouze přes speciální zajištěný režim, tj. servisní režim. Jiná nastavení, která nejsou subjektem legální kontroly musí mít příslušný zabezpečený přístup prostřednictvím operač ního režimu. 4 Nápisy a značky 4.1 Značení na měřidle Jednotlivé prvky měřicí sestavy taxametru musí nést následující popisy a označení: jméno a identifikační značku výrobce; jméno a identifikační značku dovozce (pokud je nutné); označení typu a výrobní číslo taxametru, výrobní číslo paměťové jednotky a tiskárny (pokud je nutné); značku označení shody taxametru, případně schválení typu; relevantní data ve vztahu k podmínkám používání; rok výroby; specifický rozsah konstanty "k' v impulzech na km (alternativně je přípustné zobrazit konkrétní nastavenou hodnotu konstanty "k' elektronicky); identifikaci SW (možné zobrazit elektronicky). 4.2 Úřední značky Ověření musí být potvrzeno úřední značkou, která odpovídá zákonu o metrologii. Po každém následném ověření musí být aktuální úřední značky umístěny na všechna plombovací místa. 4.3 Umístění úředních značek Musí být k dispozici místo, pro aplikaci úředních značek. Toto místo musí splňovat následující: musí být takové, že část, na které je úřední značka, se nemůže od měřicí sestavy taxametru odejmout bez poškození značky; umožnit manipulaci potřebnou při používání a údržbě, kterou se nemění vlastnosti rozhodující pro ověření měřicí sestavy taxametru, bez poškození úřední značky. Konstrukce a propojení měřicí sestavy taxametru dále musí při umístění úředních značek zamezit přístup do vnitřního zařízení taxametru a přístup do legální části SW taxametru (např. konstanta k, sazby, měřicí a výpočtová část) a zabezpečit nedělitelnost měřicí sestavy taxametru jako celku. Konkrétní způsob zajištění je stanoven v certifikátu shody taxametru a/nebo ve zkušebním certifikátu měřicí sestavy. 5 Schvalování typu měřidla Taxametry, které jsou určeny k instalaci ve vozidle jako součást měřicí sestavy taxametru, jsou uváděny na trh a do provozu s posouzením shody podle nařízení vládi>. Na taxametry, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu, není-li v tomto opatření obecné povahy stanoveno jinak. Měřicí sestavy taxametrů nepodléhají schvalování typu ve smyslu zákona č Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 12
13 Opatření obecné povahy č P-C Prvotní ověření 6.1 Všeobecně Prvotní ověření měřicí sestavy taxametru se provádí po její instalaci ve vozidle oprávněným subjektem nebo po výměně a/nebo opravě členu měřicí sestavy ve vozidle oprávněným subjektem. Při prvotním ověřování měřicí sestavy taxametru ve vozidle se provádějí: a) vizuální prohlídka; b) zkouška přesnosti měřicí sestavy taxametru. 6.2 Vizuální prohlídka Při vizuální prohlídce měřicí sestavy taxametru, předložené k ověření, se posuzuje: a) platnost posouzení shody taxametru, příp. shoda taxametru se schváleným typem; b) slučitelnost jednotlivých členů měřicí sestavy taxametru podle technické dokumentace dané měřicí sestavy při prvotním ověření po instalaci nebo po opravě; c) zdajednotlivé části měřicí sestavy taxametru nejsou poškozeny a zda jsou funkční; d) zda je v taxametru nainstalována schválená verze SW a že odpovídá jeho kontrolní suma; e) splnění požadavků článku na úpravu SW taxametrů, jejichž typ byl schválen před datem ; f) zda nastavení jednotlivých volitelných funkcí měřicí sestavy taxametru je v souladu s tímto předpisem; g) zda nastavení cen jednotlivých sazeb je v souladu s právně závaznými místními předpisy pro taxislužbu (pokudjsou stanoveny). Splnění požadavku bodu e) pro účely ověření se prokazuje předložením prohlášení výrobce nebo registrovaného opravce. 6.3 Funkční zkoušky Všeobecně Funkční zkouška měřicí sestavy taxametru se provádí až po její instalaci odborně způsobilým subjektem do vozidla, provedení nastavení shody konstanty taxametru s konstantou vozidla a příslušném nastavení ostatních volitelných funkcí Funkční zkouška přesnosti při měření času a vzdálenosti pro měřicí sestavu taxametru ve vozidle jako celku Zkoušku lze provádět za použití kalibrovaných ručních elektronických stopek s největší dovolenou chybou měření času± 0,1 s a vyměřené zkušební dráhy s největší dovolenou chybou± 0,1 %měřeného úseku Funkční zkouška přesnosti měření času (uplynulé doby): Při libovolně zvolené sazbě taxametru měřicí sestavy a při ponechání vozidla taxislužby v klidovém stavu se současně při první změně jízdného o přírůstek jízdného po přepnutí taxametru z pracovní polohy "VOLNÝ" do pracovní polohy "OBSAZENO" zapne měření času na etalonových stopkách. V čase, kdy se na ukazateli taxametru zobrazí částka odpovídající uplynulé době 10 minut se současně ukončí měření času na etalonových stopkách. Zjištěná odchylka přesnosti měření času se zaznamená a musí být menší než± 1,2 s (viz a)). 13
14 Opatření obecné povahy č P-C025-ll Funkční zkouška přesnosti měření vzdálenosti: Vozidlo taxislužby se zastaví na počátek měřeného úseku jehož délka měřeného úseku musí být minimálně I 000 m. Při libovolně zvolené sazbě taxametru m ěřicí sestavy taxametru se přepne taxametr z pracovní polohy "VOLNÝ" do pracovní polohy "OBSAZENO" a současně se uvede vozidlo do pohybu po zkušební dráze. Rychlost pohybu vozidla, mimo minimálního času náběhu a minimálního času potřebného k zastavení, musí být vyšší než je přepínací rychlost odpovídající zvolené sazbě. V čase přírůstku, kdy se na ukazateli taxametru zobrazí částka odpovídající ujetí vzdálenosti měřeného úseku, se vozidlo zastaví a současně se taxametr přepne z pracovní polohy "OBSAZENO" do pracovní polohy "JÍZDNÉ". Následně musí taxametr měřicí sestavy automaticky zahájit tisk stvrzenky, dokladující provedení předmětné zkoušky a současně splnění požadované funkce automatického tisku stvrzenek m ěřicí sestavy taxametru. Zjištěná odchylka mezi stanovenou délkou měřeného úseku a měřenou vzdáleností taxametrem musí být menší než± 2% (viz b)) Funkční zkouška přesnosti při měření času a vzdálenosti pro měřicí sestavu taxametru ve vozidle jako celku, při využití zkušebního konektoru Funkční zkoušku přesnosti měření času a vzdálenosti lze provádět za použití zkušebního konektoru taxametru měřicí sestavy (při splnění požadavku na jeho provedení podle požadavků OIML R 21 Taxametry) a kalibrovaného čítače impulzů, resp. kalibrované časové základny, resp. s využitím příslušného speciálního testovacího zařízení s potřebnými měřicími funkcemi, které jsou kalibrovány, a přímé zkušební dráhy. Způsob provedení zkoušky a délka zkušební dráhy musí zajistit splnění podmínky, aby celková rozšířená nejistota stanovení přesnosti měření času a přesnosti měření vzdálenosti měřicí sestavy taxametru instalovaného ve vozidle byla menší než 1/5 největší dovolené chyby při ověřování (viz 2.3.1). 7 Následné ověření Následnému ověření podléhají všechny měřicí sestavy taxametrů. Při následném ověření měřicí sestavy taxametru jsou prováděny zkoušky podle kapitoly 6. 8 Oznámené normy ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technick-ých požadavků na měřidla a pro účely specifikace metod zkoušení při schvalování typu a ověřování, vyplývajících z tohoto opatření obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobn ějš í technické požadavky (dále jen "oznámené normy"). Seznam těchto oznámených norem s přiřazením k příslušnému opatření oznámí ČMI společně s opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na webových stránkách Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje, v rozsahu a za podmínek stanovených opatřením obecné povahy, za sp lnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují. 14
15 Opatření obecné povahy č. O P-C TI. o v, ODUVODNENI ČMI vydává k provedení 24c zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla a metody zkoušení při schvalování typu a ověřování těchto stanovených měřidel. Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel pod položkou měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby mezi měřidla podléhající ověřování. ČMI tedy k provedení 24c zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, pro tento konkrétní druh měřidla " měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby" vydává toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky pro měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby a metody zkoušení při ověřování těchto stanovených měřidel. Tento předpis (Opatření obecné povahy) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES. m. POUČENÍ Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( 173 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění /dále jen "správní řád"/). Dle ustanovení 172 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle ust. 94 až 96 správního řádu. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze dle ust. 174 odst. 2 správního řádu vydat do tří Jet od účinnosti opatření obecné povahy. 15
16 Opatření obecné povahy č. Olll-OOP-C025-ll IV. ÚČINNOST Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění ( 24d zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisi'!). RNDr. Pavel Klenovský generální ředitel Za správnost vyhotovení: Ing. Miroslav Pospíšil Vyvěšeno dne: Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení: Sejmuto dne: Lt. 2.. Qof~... Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí: Účinnost:...?.:..?. :.?.C?..C~... Podpis oprávněné osoby, vyznačující účinnost: ff~... a~ a.~ a~ 16