Source: http://docplayer.fi/5963371-Ilmanlaadun-seuranta-rauman-sinisaaressa.html
Timestamp: 2018-07-17 12:04:49+00:00
Document Index: 21629312

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2014 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 2014
2 METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2014 Helena Saari Risto Pesonen Birgitta Komppula ILMATIETEEN LAITOS ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA Helsinki
4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO SINISAAREN MITTAUSASEMA JA SÄÄASEMA Mitatut suureet ja mittausmenetelmät Kalibrointimenetelmät, laadunvarmistus ja laitehuollot SINISAAREN TUULITIEDOT VUODELTA SINISAAREN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA Mitatut pitoisuudet Ilmanlaatuindeksi MITTAUSTULOSTEN TARKASTELU Pitoisuuksien suhde ohje- ja raja-arvoihin Tuulen suunnan ja nopeuden vaikutus mitattuihin pitoisuuksiin Tulosten vertailua aiempiin mittauksiin...21 Rikkidioksidi...21 Haisevat rikkiyhdisteet YHTEENVETO...26 L I I T E K U V A T...27
6 5 1 JOHDANTO Rauman metsäteollisuuden ilmanlaadun tarkkailusta on vuodesta 1993 alkaen vastannut Ilmatieteen laitos. Rauman Sinisaaressa sijaitsevalla mittausasemalla mitattiin aluksi ulkoilman rikkidioksidipitoisuuksia sekä säätietoja (tuulen suunta ja nopeus). Nykyisen Metsä Fibre Oy:n Rauman sellutehtaan käynnistyttyä aloitettiin maaliskuussa 1998 myös haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuusmittaukset. Ilmatieteen laitos valmisteli vuonna 2007 Rauman metsäteollisuuden ilmanlaadun tarkkailun internet -sivustot, joilta mitattuja ilmanlaatutietoja ja sääparametrien arvoja on voitu seurata reaaliaikaisesti ja historiatietoina vuodesta 2008 asti. Ilmanlaatusivuilla on esitetty myös mitattujen pitoisuuksien perusteella lasketut ilmanlaadun indeksin arvot, jotka kuvaavat vallitsevaa ilmanlaatutilannetta asteikolla hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono, erittäin huono. Indeksin laskentaan käytetään rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden tuntipitoisuuksia. Myös ilmanlaatuindeksin arvot ovat nähtävillä www-sivuilla reaaliaikaisesti ja historiatietoina: Selitteet raportissa käytetyille yksiköille ja lyhenteille: µg/m 3 µg(s)/m 3 SO 2 TRS m/s N E S W. mikrogrammaa (= gramman miljoonasosaa) kuutiometrissä ilmaa (pitoisuus) mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa rikkinä ilmaistuna (pitoisuus), haisevien rikkiyhdisteiden kokonaispitoisuus ilmaistaan ko. yksiköissä rikkidioksidi Total Reduced Sulphur = haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismäärä metriä sekunnissa (tuulen nopeus) pohjoinen (tuulen suunta), kun tuulee pohjoisesta tuulen suunta on 0 o tai 360 o itä (tuulen suunta), kun tuulee idästä tuulen suunta on 90 o etelä (tuulen suunta), kun tuulee etelästä tuulen suunta on 180 o länsi (tuulen suunta), kun tuulee lännestä tuulen suunta on 270 o
8 7 2 SINISAAREN MITTAUSASEMA JA SÄÄASEMA Rikkidioksia ja haisevia rikkiyhdisteitä on vuodesta 1998 asti mitattu Sinisaaren puistossa sijaitsevalla mittausasemalla ja säätietoja läheisen kerrostalon katolla. Haisevien rikkiyhdisteiden ja rikkidioksidin näytteenottimet sijaitsevat noin 3 metrin korkeudella maanpinnasta. Säätietojen mittaus tapahtuu läheisen kerrostalon katolta n. 35 metrin korkeudella maanpinnasta. Mittauspaikkojen sijaintia ja ympäristöä on havainnollistettu kuvissa 1 ja 2. Kartta-aineisto: OpenStreetMap.org (Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0) Kuva 1. Sinisaaren ilmanlaadun mittausaseman ( ) ja tuulimitauksen ( ) sijainti Raumalla
9 8 Kuva 2. Sinisaaren ilmanlaadun mittausasema.
10 9 Kuva 3. Sinisaaren tuulimittaus läheisen kerrostalon katolla.
11 Mitatut suureet ja mittausmenetelmät Taulukko 1. Sinisaaren ilmanlaadun mittauksissa käytetyt menetelmät ja laitteet. Mitattava komponentti Mittausmenetelmä Mittalaite Rikkidioksidi UV-fluoresenssi TEI 43i TLE Haisevat rikkiyhdisteet UV-fluoresenssi+konvertteri TEI 43S + PPM891 konvertteri Tuulen suunta ja nopeus Vaisala WAA 15 Ilmanlaadun ja sääparametrien mittaustulokset kerättiin mittausasemilla mittausmikroille minuuttiarvoina, joista ne siirrettiin edelleen minuuttiarvoina langattomasti (gprs, 3G) modeemiyhteyden kautta Ilmatieteen laitoksen palvelimelle raakadatatietokantaan ja siitä edelleen muihin tietokantoihin. Raakadatatietokannassa mittaustulokset pysyvät aina muuttumattomina, jolloin alkuperäiset arvot ovat myöhemminkin tarvittaessa saatavilla. Minuuttiarvoista määritettiin tuntikeskiarvot ja vuorokausikeskiarvot. Mittaustulokset korjattiin kalibrointitulosten perusteella ja laitteiden toimintahäiriöistä johtuneet virheelliset arvot poistettiin. Mittauksia seurattiin kaukovalvontana Ilmatieteen laitokselta Helsingistä. 2.2 Kalibrointimenetelmät, laadunvarmistus ja laitehuollot Sinisaaren ilmanlaadun tarkkailun laadunvarmennuksessa kiinnitettiin huomiota kalibrointien suorittamiseen, kalibrointien jäljitettävyyteen ja laitteiden toimintaan. Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden mittalaitteiden kalibroinnit tehtiin monipistekalibroinnin (4 5 pitoisuutta) avulla. Mittausaineisto korjattiin matemaattisesti kalibrointitulosten perusteella. Kalibrointien yhteydessä tehtiin huollot ja näytteenottolinjojen tarkastukset. Rikkidioksidin mittalaite kalibroitiin käyttäen rikkidioksidikaasua (SO 2 ), joka laimennettiin erillisen laimentimen avulla halutuille pitoisuustasoille. Kalibrointipisteet kattoivat pitoisuusalueen ppb. Laimentimena käytettiin kenttälaimenninta. Laimentimesta tuotettiin kalibrointipitoisuusarvot, jotka varmennettiin (kalibroitiin) ilmanlaatumittausten kansallisessa vertailulaboratoriossa Ilmatieteen laitoksella jäljitettävästi kalibroidulla rikkidioksidianalysaattorilla. Tällöin kenttälaimentimen tuottamien rikkidioksidin pitoisuuksien jäljitettävyys siirtyi laboratorion oman jäljen kautta ainemäärään (mooli). Laboratorio on Mittatekniikan keskuksen (FINAS) akkreditoima kalibrointilaboratorio K043. Kalibrointien perusteella Sinisaaren ilmanlaadun tarkkailun rikkidioksidin pitoisuusmittaukset on jäljitetty kansalliseen mittanormaaliin ja sitä kautta ainemäärään. TRS-mittalaite kalibroitiin käyttäen rikkivetykaasua (H 2 S), joka laimennettiin erillisen laimentimen avulla halutuille pitoisuustasoille. Kalibrointipisteet kattoivat pitoisuusalueen ppb. Laimentimena käytettiin kenttälaimenninta. Laimentimesta tuo-
12 11 tettiin kalibrointipitoisuusarvot, jotka varmennettiin (kalibroitiin) ilmanlaatumittausten kansallisessa vertailulaboratoriossa Ilmatieteen laitoksella jäljitettävästi kalibroitua rikkidioksidianalysaattoria vastaan. Laimennuskaasuna käytettiin suodatettua ilmaa. Kaasunormaalina käytettiin H 2 S -permeaatioputkea, jonka pitoisuus oli varmennettu myös erikseen Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun kalibrointilaboratoriossa. Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden mittalaitteet kalibroitiin helmikuussa, toukokuussa, elokuussa ja joulukuussa Analysaattoreiden näytteenottolinjat tarkistettiin ja analysaattoreiden hiukkassuodattimet vaihdettiin kalibrointien yhteydessä. Mittalaitteet toimivat hyvin koko vuoden ja laatutavoite koko vuoden aineiston vähimmäismäärälle saavutettiin. Raja-arvojen ylittymisen valvontaan käytettävissä mittauksissa aineiston vähimmäismäärä on 90 %, mikä ei kuitenkaan sisällä laitteiden säännöllisestä kalibroinnista tai normaalista kunnossapidosta aiheutuvaa tietohukkaa. 3 SINISAAREN TUULITIEDOT VUODELTA 2014 Tuuliruusu Rauman Sinisaaressa vuonna 2014 havaituista tuulista on esitetty kuvassa 4. Kuukausittaiset tuulen suunta- ja nopeusjakaumat Rauman Sinisaaressa vuonna 2014 on esitetty liitekuvassa 1. Vallitseva tuulensuunta oli Rauman Sinisaaressa vuonna 2014 itä. Tuulen suunnalla tarkoitetaan meteorologiassa suuntaa, josta tuuli puhaltaa. Kun tuulta mitataan ja ilmoitetaan tuulen suunta, tarkoitetaan aina, että tuuli puhaltaa kyseisestä ilmansuunnasta havaitsijaa kohti. Niinpä etelätuuli puhaltaa etelästä ja länsituuli lännestä, jne. Tuulen suunnat ilmaistaan ns. kompassisuuntina. Tämä tarkoittaa, että kun tuulee idästä, tuulen suunta on 90 o, kun tuulee etelästä, tuulen suunta on 180 o, kun tuulee lännestä, tuulen suunta on 270 o, jne. Samalla tavoin määräytyvät väli-ilmansuunnat asteina. Tuuliruusun keskipisteestä lähtevän janan pituus sektorin kehäviivalle vastaa ko. tuulisektorin tuulien prosentuaalista osuutta jakson tuulista. Tyynet tapaukset on kuvattu ympyrällä, jonka säteen pituus kertoo tyynien tilanteiden prosentuaalisen osuuden kaikista tuulihavainnoista. Tuuliruususta nähdään myös tuulten nopeusjakaumat tuulensuuntasektoreittain. Eri tuulennopeuksien prosentuaaliset osuudet saadaan vertaamalla sektoreiden kunkin nopeusluokan sektoripituutta prosenttiasteikkoon.
13 12 Kuva 4. Tuuliruusu Sinisaaressa havaituista tuulista jaksolta SINISAAREN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA Mitatut pitoisuudet Kuvissa 5 8 on esitetty vuonna 2014 Rauman Sinisaaressa mitattujen ilman epäpuhtauksien pitoisuuksien tuntikeskiarvot ja vuorokausikeskiarvot (rikkidioksidi ja haisevat rikkiyhdisteet lämpötilassa 20 C). Rauman Sinisaaren ilmanlaadun tarkkailupisteessä vuonna 2014 mitatut rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet on esitetty taulukoissa 3 4 kuukausittaisina tuntipitoisuuksien ja vuorokausipitoisuuksien tilastosuureina.
14 µg(s)/m³ µg/m³ Rikkidioksidin tuntipitoisuudet Rauman Sinisaaressa vuonna Kuva 5. Rikkidioksidin (SO 2 ) tuntipitoisuudet (µg/m³) Rauman Sinisaaressa vuonna Haisevien rikkiyhdisteiden tuntipitoisuudet Rauman Sinisaaressa vuonna Kuva 6. Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) tuntipitoisuudet (µg(s)/m³) Rauman Sinisaaressa vuonna 2014.
15 µg(s)/m³ µg/m³ Rikkidioksidin vuorokausipitoisuudet Rauman Sinisaaressa vuonna Kuva 7. Rikkidioksidin (SO 2 ) vuorokausipitoisuudet (µg/m³) Rauman Sinisaaressa vuonna Haisevien rikkiyhdisteiden vuorokausipitoisuudet Rauman Sinisaaressa vuonna Kuva 8. Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) vuorokausipitoisuudet (µg(s)/m³) Rauman Sinisaaressa vuonna 2014.
16 15 Taulukko 2. Rauman Sinisaaressa mitatut rikkidioksidin (SO 2 ) pitoisuudet vuonna SO 2 (µg/m³) TUNTIARVOJEN lukumäärä määrä (%) keskiarvo %-piste korkein arvo VRK-ARVOJEN lukumäärä korkein arvo korkein arvo Taulukko 3. Rauman Sinisaaressa mitatut haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet vuonna TRS (µg(s)/m³) TUNTIARVOJEN lukumäärä määrä (%) ,1 99, ,6 99, keskiarvo 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,9 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 99. %-piste 2,0 1,7 3,5 1,7 1,0 1,0 2,6 1,7 2,5 1,2 1,8 3,1 korkein arvo 13,3 3,2 9,0 4,2 6,2 25,2 4,3 8,9 7,0 2,7 5,7 17,3 VRK-ARVOJEN lukumäärä korkein arvo 0,7 0,9 1,4 0,6 0,5 0,5 1,6 0,8 0,5 0,5 0,7 1,0 korkein arvo 2,0 1,1 1,6 0,8 0,6 3,0 1,7 1,1 1,6 0,5 1,0 2,9 Mitattujen ilman epäpuhtauksien pitoisuuksien vuosikeskiarvot vuonna 2014 olivat: rikkidioksidi (SO 2 ) 1,2 µg/m³ ja haisevat rikkiyhdisteet (TRS) 0,4 µg/m³ rikkinä ilmaistuna.
17 Ilmanlaatuindeksi Rauman Sinisaaressa mitattujen ilman epäpuhtauspitoisuuksien perusteella laskettiin ilmanlaatuindeksi, joka kuvaa vallitsevaa ilmanlaatutilannetta asteikolla hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono, erittäin huono. Indeksin laskentaan käytettiin rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden tuntipitoisuuksia. Tunneittaiset indeksiarvot ja mitatut tuntipitoisuudet olivat vuonna 2014 nähtävillä Rauman kaupungin www-sivuilla reaaliaikaisesti ja historiatietoina. Indeksillä ilmaistuna ilmanlaatu oli Rauman Sinisaaressa vuonna 2014 hyvää 96 %, tyydyttävää 3 % ja välttävää alle 1 % päivistä. Ilmanlaatu oli huonoa yhtenä päivänä (0,3 % päivistä) , jolloin huono ilmanlaatu johtui kohonneista TRS pitoisuuksista (kuva 9). Tässä tarkastelussa mittauspäivän indeksi määräytyy ilmanlaadultaan huonoimman tunnin mukaan. Ilmanlaadun indeksiarvojen laskenta perustuu mitattujen ilman epäpuhtauksien pitoisuuksien tarkasteluihin suhteessa ko. aineiden terveysvaikutusperusteisiin ohjearvopitoisuuksiin. Tästä syystä haisevien rikkiyhdisteiden aiheuttamat ilmanlaatuvaikutukset kuvautuvat indeksiarvoissa vain mahdollisten terveysvaikutusten osalta. Metsä Fibre Oy:n Rauman sellutehtaan rikkivetypäästöt aiheuttivat vuonna 2014 ajoittain kaupungin alueella ihmisten viihtyvyyteen vaikuttaneita hajuhaittoja ja huononsivat ilmanlaatua muiden ilmanlaatuun vaikuttaneiden tekijöiden lisäksi. Näistä hajutilanteista on tehty raporttiin erillinen tarkastelu kappaleen 5.3 lopussa. llmanlaatuindeksin vuorokauden maksimiarvot Rauman Sinisaaressa ERITTÄIN HUONO 100 HUONO VÄLTTÄVÄ 50 TYYDYTTÄVÄ HYVÄ Kuva 9. Vuorokauden suurimmat ilmanlaatuindeksin arvot Rauman Sinisaaressa vuonna 2014.
18 17 5 MITTAUSTULOSTEN TARKASTELU 5.1 Pitoisuuksien suhde ohje- ja raja-arvoihin Ohjearvot ovat ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia, joiden alittaminen on tavoitteena. Ohjearvoilla esitetään riittävän hyvän ilmanlaadun tavoitteet. Ohjearvot eivät ole sitovia, mutta niitä sovelletaan maankäytön ja liikenteen suunnittelussa, rakentamisen muussa ohjauksessa sekä ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamisessa ja lupakäsittelyssä. Ohjearvojen ylittyminen on pyrittävä estämään ennakolta ja pitkällä aikavälillä alueilla, joilla ilmanlaatu on tai saattaa toistuvasti olla huonompi kuin ohjearvo edellyttäisi. Ilmanlaadun ohjearvot on määritelty valtioneuvoston päätöksessä ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta (Vnp 480/1996, ks. taulukko 8). Raja-arvot ovat ilman epäpuhtauden pitoisuuksia, jotka on alitettava määräajassa. Kun raja-arvo on alitettu, sitä ei enää saa ylittää. Raja-arvot ovat sitovia. Raja-arvon ylittyessä on kunnan ryhdyttävä ympäristönsuojelulain mukaisiin toimiin ja laadittava ilmansuojelusuunnitelma ilmanlaadun parantamiseksi ja raja-arvon ylitysten estämiseksi. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi määräykset liikenteen tai päästöjen rajoittamisesta. Ilmanlaadun raja-arvot on määritelty ilmanlaatuasetuksessa (Vna 38/2011, ks. taulukko 9). Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoja ei sovelleta työpaikoilla eikä tehdasalueilla, sillä työpaikka-alueilla käytetään omia työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia säännöksiä. Raja-arvojen noudattamista ei myöskään arvioida liikenneväylillä eikä alueilla, jonne yleisöllä ei ole vapaata pääsyä ja joilla ei ole pysyvää asutusta. Taulukko 4. Ilmanlaadun ohjearvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi (Vnp 480/96). Epäpuhtaus Ohjearvo (20 C, 1 atm) Tilastollinen määrittely Hiilimonoksidi (CO) 20 mg/m³ Tuntiarvo 8 mg/m³ Tuntiarvojen liukuva 8 tunnin keskiarvo Typpidioksidi (NO 2 ) 150 µg/m³ Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste 70 µg/m³ Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo Rikkidioksidi (SO 2 ) 250 µg/m³ Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste 80 µg/m³ Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo Kokonaisleijuma (TSP) 120 µg/m³ Vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste 50 µg/m³ Vuosikeskiarvo Hengitettävät hiukkaset (PM 10 ) 70 µg/m³ Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo Haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismäärä (TRS) 10 µg/m³ Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo, TRS ilmoitetaan rikkinä
19 18 Taulukko 5. Ilmanlaadun raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi (Vna 38/2011). Aine Keskiarvon laskenta-aika Raja-arvo 1) (µg/m 3 ) Sallittujen ylitysten määrä kalenterivuodessa (vertailujakso) Ajankohta, josta lähtien raja-arvot ovat olleet voimassa Rikkidioksidi (SO 2 ) 1 tunti tuntia Typpidioksidi (NO 2 ) 1 tunti kalenterivuosi Hengitettävät hiukkaset 24 tuntia (PM 10 ) kalenterivuosi Pienhiukkaset (PM 2,5 ) kalenterivuosi Lyijy (Pb) kalenterivuosi 0, Hiilimonoksidi (CO) 8 tuntia 2) Bentseeni (C 6 H 6 ) kalenterivuosi ) Kaasumaisilla yhdisteillä tulokset ilmaistaan 293 K lämpötilassa ja 101,3 kpa paineessa. Lyijyn ja hiukkasten tulokset ilmaistaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa. 2) Vuorokauden korkein 8 tunnin keskiarvo, joka valitaan tarkastelemalla 8 tunnin liukuvia keskiarvoja. Kukin kahdeksan tunnin jakso osoitetaan sille päivälle, jona jakso päättyy. Taulukossa 6 ja kuvissa on esitetty rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden ohjearvoon verrattavat pitoisuudet kuukausittain sekä ko. pitoisuuksien suhde ohjearvoon Rauman Sinisaaressa vuonna HUOM! Kun pitoisuuden suhde ohjearvoon on 100 %, on ohjearvoon verrannollinen pitoisuus yhtä suuri kuin ohjearvo. Jos prosenttiluku on yli 100, on ohjearvo ylittynyt. Taulukko 6. Rikkidioksidin (SO 2 ) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) ohjearvoihin verrattavat pitoisuudet kuukausittain sekä näiden suhde ohjearvoihin Rauman Sinisaaren mittauspisteessä vuonna Sinisaari, %-piste (µg/m³) SO 2 tunti SO 2 vrk TRS % ohjearvosta 2. suurin vrk (µg/m³) % ohjearvosta 2. suurin vrk (µg/m³) % ohjearvosta Tammikuu ,7 7 Helmikuu ,9 9 Maaliskuu ,4 14 Huhtikuu ,6 6 Toukokuu ,5 5 Kesäkuu ,5 5 Heinäkuu ,6 16 Elokuu ,8 8 Syyskuu ,5 5 Lokakuu ,5 5 Marraskuu ,7 7 Joulukuu ,0 10 Ohjearvo
20 Prosenttia ohjearvosta Prosenttia ohjearvosta 19 Rikkidioksidin ohjearvoihin verrattavat pitoisuudet Rauman Sinisaaressa vuonna ohjearvotaso tunti vrk I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2014 Kuva 10. Rikkidioksidin (SO 2 ) ohjearvoon verrattavat pitoisuudet suhteessa ohjearvoon Rauman Sinisaaressa vuonna Rikkidioksidipitoisuuden tuntiohjearvo on 250 µg/m 3 ja vuorokausiohjearvo 80 µg/m 3. Nämä ovat kuvan ohjearvotasoja = 100 % ohjearvosta. Haisevien rikkiyhdisteiden vuorokausiohjearvoon verrattavat pitoisuudet Rauman Sinisaaressa vuonna ohjearvotaso I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2014 Kuva 11. Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) ohjearvoon verrattavat pitoisuudet suhteessa ohjearvoon Rauman Sinisaaressa vuonna Haisevien rikkiyhdisteiden vuorokausiohjearvo on 10 µg(s)/m 3 = kuvan ohjearvotaso = 100 % ohjearvosta. Rikkidioksidipitoisuudet alittivat ohjearvot Rauman Sinisaaressa vuonna Rikkidioksidin tuntiohjearvoon (250 µg/m³) verrattavat pitoisuudet vaihtelivat 4 18 µg/m³ eli 2 7 % ohjearvosta. Vuorokausiohjearvoon (80 µg/m³) verrattavat pitoisuudet vaihtelivat 2 7 µg/m³ eli 3 9 % ohjearvosta. Suurin tuntipitoisuus 30 µg/m³ mitattiin ja suurin vuorokausipitoisuus 8 µg/m³ Rauman Sinisaaressa vuonna 2014 mitatut rikkidioksidipitoisuudet eivät ylittäneet ilmanlaatuasetuksessa annettuja raja-arvoja. Tuntiraja-arvotaso 350 µg/m³ ei ylittynyt kertaakaan, kun ylityksiä sallitaan 24 kpl kalenterivuodessa. 25. suurin tuntiarvo oli 17 µg/m³ eli 5 % raja-arvosta. Myöskään rikkidioksidin vuorokausiraja-arvotaso
21 µg/m³ ei ylittynyt kertaakaan, kun ylityksiä sallitaan 3 kpl kalenterivuodessa. Neljänneksi korkein vuorokausiarvo oli 7 µg/m³ eli 6 % raja-arvosta. Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuden vuosikeskiarvo oli vuonna 2014 Rauman Sinisaaressa 0,4 µg(s)/m³. Suurin tuntipitoisuus, 17,3 µg(s)/m³, mitattiin joulukuun 30. päivänä ja korkein vuorokausipitoisuus 3,0 µg(s)/m³ kesäkuun 21. päivänä. Vuorokausiohjearvoon 10 µg(s)/m³ verrattavat pitoisuudet vaihtelivat vuonna 2014 välillä 0,5 1,6 µg/m³ eli 5 16 % ohjearvosta. 5.2 Tuulen suunnan ja nopeuden vaikutus mitattuihin pitoisuuksiin Kuvassa 12 on havainnollistettu tuulen suunnan ja nopeuden vaikutusta Rauman Sinisaaressa mitattuihin rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuksiin ns. pitoisuusruusujen avulla. Pitoisuusruusu kuvaa tuntipitoisuuksien arvoja eri tuulensuunnilla. Ruusun keskipisteestä lähtevän janan pituus sektorin kehäviivalle vastaa epäpuhtauden tuntipitoisuuksien arvoa ko. tuulisektorissa. Tyynellä säällä havaittujen tuntipitoisuuksien arvo on esitetty ympyrällä, jonka säteen pituus kuvaa pitoisuuden arvoa. Kuvissa esitettyjen koko vuoden 2014 tilannetta kuvaavien pitoisuusruusujen tuuliaineistona on käytetty Rauman Sinisaaressa mitattuja tuulihavaintoja (kuva 3). Sekä rikkidioksidin että haisevien rikkiyhdisteiden tuntipitoisuuksien keskiarvot olivat lounaan puoleisilla tuulilla yli kaksinkertaisia muilla tuulensuunnilla havaittuihin tuntikeskiarvoihin nähden (ks. kuva 12). Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden yksittäisten tuntipitoisuuksien jakautuminen tuulen suunnan mukaan on esitetty liitekuvassa 2. Haisevat rikkiyhdisteet ovat peräisin yleensä pääasiassa teollisuudesta, jätekeskuksista ja jätevesien käsittelystä. Rauman seudulla merkittävin haisevien rikkiyhdisteiden päästölähde on Metsä Fibre Oy:n Rauman sellutehdas, joka sijaitsee Sinisaaren mittauspisteestä noin 2 km lounaaseen. Rikkidioksidin merkittävimpiä päästölähteitä Rauman seudulla ovat Metsä Fibre Oy:n Rauman sellutehtaan ohella Rauman Biovoima Oy ja Forchem Oy, jotka sijaitsevat myös lounaaseen Sinisaaren mittauspisteestä, Rauman Biovoima n. kilometrin päässä ja Forchem Oy n. 2 km päässä.
22 21 SO 2 TRS Kuva 12. Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden tuntipitoisuuksien keskiarvot eri tuulensuunnilla ja tyynellä säällä Rauman Sinisaaren mittausasemalla vuonna Tulosten vertailua aiempiin mittauksiin Rikkidioksidi Rauman Sinisaaressa rikkidioksidin ohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet ovat vaihdelleet vuosien välillä melko vähän (kuvat 13 ja 14). Rikkidioksidin tuntiohjearvoon verrattavat pitoisuudet ovat vaihdelleet Rauman Sinisaaressa vuosina välillä 4 48 µg/m³ ja vuorokausiohjearvoon verrattavat pitoisuudet välillä 2 14 µg/m³. Vuosikeskiarvo on ollut Rauman Sinisaaressa 1,2 2,0 µg/m³ vuosina (kuva 15). Rikkidioksidipitoisuuden ohje- ja raja-arvot ovat alittuneet Rauman Sinisaaressa kaikkina em. vuosina.
23 22 SO 2 tuntiarvojen 99. %-piste 250 Ohjearvo µg/m kuukausi Kuva 13. Rikkidioksidin tuntiohjearvoon (250 µg/m³) verrannolliset pitoisuudet Rauman Sinisaaressa vuosina SO 2 2. korkein vuorokausiarvo Ohjearvo µg/m kuukausi Kuva 14. Rikkidioksidin vuorokausiohjearvoon (80 µg/m³) verrannolliset pitoisuudet Rauman Sinisaaressa vuosina
24 23 SO 2 vuosikeskiarvo µg/m Kuva 15. Rikkidioksidin vuosikeskiarvot Rauman Sinisaaressa vuosina Haisevat rikkiyhdisteet Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuden vuorokausiohjearvo ei ole ylittynyt Rauman Sinisaaressa vuosina kertaakaan. Vuorokausiohjearvoon verrattavat pitoisuudet ovat Rauman Sinisaaressa vaihdelleet välillä 0,4 2,8 µg(s)/m³ vuosina (kuva 16). Vuosikeskiarvo Rauman Sinisaaressa on ollut vuosina välillä 0,3 0,4 µg(s)/m³ (kuva 17).
25 24 10 TRS 2. korkein vuorokausiarvo Ohjearvo µg(s)/m kuukausi Kuva 16. Haisevien rikkiyhdisteiden vuorokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet Rauman Sinisaaressa vuosina TRS vuosikeskiarvo 4 3 µg(s)/m Kuva 17. Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuden vuosikeskiarvot Rauman Sinisaaressa vuosina
26 Hajutuntien määrä (% vuoden tunneista) 25 Rauman Sinisaaressa mitattuja haisevien rikkiyhdisteiden tuntipitoisuuksia tarkastelemalla voidaan tilastollisesti arvioida, että vuonna 2014 hajutunteja olisi ollut 48 kpl (0,6 % koko vuoden tunneista). Näistä tunnistettavaa hajua olisi ollut 32 tuntia ja melko voimakasta tunnistettavissa olevaa hajua 16 tuntia. Tässä tarkastelussa on oletettu, että rikkivety aiheuttaa tunnistettavaa hajua pitoisuustasolla noin 3 5 µg(s)/m³ ja melko voimakasta tunnistettavissa olevaa hajua, kun pitoisuus on yli 6 µg(s)/m³. Sinisaaren haisevien rikkiyhdisteiden tuntipitoisuudet olivat mittausjaksolla noin 93 % ajasta alle 1 µg(s)/m³. Kuvassa 18 on vielä esitetty hajutuntien (pitoisuus 3 µg(s)/m³) määrä Rauman Sinisaaressa vuosina prosentteina vuoden tunneista. Hajutuntien määrä Sinisaaressa Kuva 18. Hajutuntien (pitoisuus 3 µg(s)/m³) määrä Rauman Sinisaaressa vuosina prosentteina vuoden tunneista.
27 26 6 YHTEENVETO Vuonna 2014 Rauman metsäteollisuuden ilmanlaadun tarkkailusta on vastannut Ilmatieteen laitos. Rauman Sinisaaressa sijaitsevalla mittausasemalla mitattiin ulkoilmasta rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuksia. Rauman Sinisaaressa vuonna 2014 mitatut rikkidioksidipitoisuudet eivät ylittäneet ohjearvoja. Ohjearvoihin verrannolliset rikkidioksidin tuntipitoisuudet vaihtelivat välillä 2 7 %. Vuorokausipitoisuudet vaihtelivat välillä 3 9 % ohjearvosta. Suurin tuntipitoisuus 30 µg/m³ mitattiin ja suurin vuorokausipitoisuus 8 µg/m³ Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet eivät myöskään ylittäneet ohjearvoa. Vuorokausiohjearvoon, 10 µg(s)/m³, verrattavat pitoisuudet vaihtelivat vaihtelivat vuonna 2014 välillä 0,5 1,6 µg/m³ eli 5 16 % ohjearvosta. Suurin tuntipitoisuus, 17,3 µg(s)/m³, mitattiin joulukuun 30. päivänä ja korkein vuorokausipitoisuus 3,0 µg(s)/m³ kesäkuun 21. päivänä. Rauman Sinisaaressa vuonna 2014 mitatut rikkidioksidipitoisuudet eivät ylittäneet ilmanlaatuasetuksessa annettuja raja-arvoja. Tuntiraja-arvotaso 350 µg/m³ ei ylittynyt kertaakaan, kun ylityksiä sallitaan 24 kpl kalenterivuodessa. 25. suurin tuntiarvo oli 17 µg/m³ eli 5 % raja-arvosta. Myöskään rikkidioksidin vuorokausiraja-arvotaso 125 µg/m³ ei ylittynyt kertaakaan, kun ylityksiä sallitaan 3 kpl kalenterivuodessa. Neljänneksi korkein vuorokausiarvo oli 7 µg/m³ eli 6 % raja-arvosta. Rauman Sinisaaressa mitattujen ilman epäpuhtauspitoisuuksien perusteella laskettiin ilmanlaatuindeksi, joka kuvaa vallitsevaa ilmanlaatutilannetta asteikolla hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono, erittäin huono. Indeksin laskentaan käytettiin rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden tuntipitoisuuksia. Indeksillä ilmaistuna ilmanlaatu oli Rauman Sinisaaressa vuonna 2014 hyvää 96 %, tyydyttävää 3 % ja välttävää alle 1 % päivistä. Ilmanlaatu oli huonoa yhtenä päivänä (0,3 % päivistä) , jolloin huono ilmanlaatu johtui kohonneista TRS-pitoisuuksista. Tässä tarkastelussa mittauspäivän indeksi määräytyy ilmanlaadultaan huonoimman tunnin mukaan. Lisäksi Rauman Sinisaaressa esiintyi Metsä Fibre Oy:n Rauman sellutehtaan päästöistä johtuvia ihmisten viihtyvyyteen vaikuttaneita hajuhaittoja noin 48 hajutunnin aikana. Hajutunniksi on arvioitu sellaiset tunnit, jolloin mitattu TRS-pitoisuus oli 3 µg(s)/m³.
28 L I I T E K U V A T
29 Liitekuva 1. Kuukausittaiset tuuliruusut Rauman Sinisaaressa havaituista tuulista vuodelta Tammikuu 2014 Helmikuu 2014 Maaliskuu 2014 Huhtikuu 2014 Toukokuu 2014 Kesäkuu 2014
30 Heinäkuu 2014 Elokuu 2014 Syyskuu 2014 Lokakuu 2014 Marraskuu 2014 Joulukuu 2014
31 Liitekuva 2. Rikkidioksidin (SO 2 ) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) yksittäisten tuntipitoisuuksien jakautuminen tuulen suunnan mukaan Rauman Sinisaaressa vuonna 2014.
32 Ilmatieteen laitos Erik Palménin aukio 1 PL 503, Helsinki Puh ilmatieteenlaitos.fi