Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:31990L0384&from=FI
Timestamp: 2019-10-23 19:50:39+00:00
Document Index: 30640867

Matched Legal Cases: ['articolul 5', 'articolul 3', 'articolul 3', 'articolul 5', 'articolul 5', 'articolul 5', 'articolul 5', 'articolul 5', 'articolul 5']

L_1990189RO.01000101.xml
întrucât trebuie, prin urmare, ca prezenta directivă să definească cerințele imperative și esențiale; întrucât, pentru a facilita dovedirea conformității cu cerințele esențiale, este indispensabil să se dispună de standarde armonizate la nivel european, în special în ceea ce privește caracteristicile metrologice, de proiectare și construcție, respectarea standardelor armonizate asigură instrumentelor o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale; întrucât aceste standarde armonizate la nivel european sunt elaborate de organisme private și trebuie să își păstreze statutul de texte cu caracter neobligatoriu; întrucât, în acest sens, Comitetul European pentru Standardizare (CEN) și Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (Cenelec) sunt recunoscute ca fiind organisme competente pentru adoptarea standardelor armonizate în conformitate cu liniile directoare cu caracter general de cooperare între Comisie și aceste două organisme, semnate la 13 noiembrie 1984; întrucât, în sensul prezentei directive, standardul armonizat este o specificație tehnică (standard european sau document armonizat) adoptată de unul sau de ambele organisme pe baza unui mandat conferit de Comisie în conformitate cu Directiva 83/189/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (4), modificată de Directiva 88/182/CEE (5), și în temeiul liniilor directoare cu caracter general menționate anterior;
întrucât prezența pe un instrument de cântărire neautomat a mărcii de conformitate CE și a unei viniete cu litera „M” constituie prezumția de conformitate a instrumentului respectiv cu dispozițiile prezentei directive și, prin urmare, face inutilă reluarea evaluărilor de conformitate efectuate deja;
Prezenta directivă se aplică tuturor instrumentelor de cântărire neautomate, denumite în continuare „instrumente”.
determinarea masei pentru aplicarea unor acte cu putere de lege sau a unor regulamente; expertize judiciare;
toate aplicațiile, altele decât cele prevăzute la alineatul (2) litera (a) din prezentul articol.
Atunci când un stat membru sau Comisia consideră că standardele armonizate menționate la articolul 5 alineatul (1) nu îndeplinesc în totalitate cerințele esențiale menționate la articolul 3, Comisia sau statul membru în cauză prezintă problema comitetului permanent înființat prin Directiva 83/189/CEE, denumit în continuare „comitet”, prezentând motive în acest sens. Comitetul își dă de îndată avizul.
neîndeplinirii cerințelor esențiale menționate la articolul 3, atunci când instrumentele nu îndeplinesc standardele menționate la articolul 5 alineatul (1);
aplicării incorecte a standardelor menționate la articolul 5 alineatul (1);
unor lacune ale standardelor menționate la articolul 5 alineatul (1).
examen de tip CE menționat în anexa II punctul 1, urmat fie de declarația CE de conformitate (garantarea calității producției) menționată în anexa II punctul 2, fie de verificarea CE menționată în anexa II punctul 3.
neconforme cu standardele menționate la articolul 5 alineatul (1), în cazul în care fabricantul a ales să producă instrumente conforme cu standardele;
neconforme cu un tip omologat;
conforme cu un tip omologat, dar care nu îndeplinesc cerințele esențiale ce li se aplică;
pentru care fabricantul nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul declarației CE de conformitate a tipului (garantarea calității producției),
(1) JO C 55, 4.3.1989, p. 6 și
JO C 297, 25.11.1989, p. 13.
(2) JO C 158, 26.6.1989, p. 221 și
(3) JO C 194, 31.7.1989, p. 1.
Unitățile de măsură utilizate sunt unități legale în sensul Directivei 80/181/CEE (1) modificată de Directiva 85/1/CEE (2).
unități ale sistemului imperial: livră, uncie (avoirdupois), uncie Troy;
alte unități care nu fac parte din SI: carat metric pentru cântărirea pietrelor prețioase.
În cazul în care d < 10-4 g, limita maximă pentru clasa I poate fi mai mică de 50 000 e.
i= 1, 2,… r,
i= indicele intervalului parțial de cântărire,
r= numărul total al intervalelor parțiale de cântărire.
i= 1, 2,…, r
i= indicele intervalului parțial de cântărire
r= numărul total al intervalelor parțiale de cântărire
Valoare minimă (3)
7.6. În alte condiții, instrumentele trebuie fie să continue să funcționeze corect, fie să se oprească automat (4).
Denumirile și simbolurile unităților menționate la punctul 1 din prezenta anexă sunt conforme cu dispozițiile Directivei 80/181/CEE (5), adăugându-se simbolul pentru caratul metric, respectiv „ct”.
Instrumentele similare celor utilizate în mod normal pentru vânzarea directă către public și care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la prezentul punct trebuie să fie prevăzute lângă afișaj cu inscripția de neșters: „Interzis pentru vânzarea directă către public.”
(1) JO L 39, 15.12.1980, p. 40.
(2) JO L 2, 3.1.1985, p. 11.
(3) Pentru i = r se aplică coloana corespunzătoare din tabelul 1, unde e se înlocuiește cu er.
(4) JO L 39, 15.2.1980, p. 40.
(5) JO L 33, 15.2.1980, p. 39.
5.2. În cazul în care performanțele instrumentului sunt sensibile la variațiile gravitației, procedurile menționate la punctul 5.1 pot fi efectuate în două etape, etapa a doua cuprinzând toate examinările și încercările al căror rezultat depinde de gravitație, iar prima etapă - celelalte examinări și încercări. Etapa a doua se desfășoară la locul de utilizare a instrumentului. În cazul în care un stat membru a delimitat zone de gravitație pe teritoriul său, expresia „la locul de utilizare a instrumentului” se interpretează ca „în zona de gravitație de utilizare a instrumentului”.
În cazul în care un fabricant a optat pentru realizarea în două etape a uneia din procedurile menționate la punctul 5.1 și în cazul în care respectivele etape sunt efectuate de părți diferite, instrumentul care a trecut de prima etapă a procedurii trebuie să poarte simbolul de identificare a organismului notificat care a participat la respectiva etapă.
lista standardelor menționate la articolul 5, aplicate integral sau parțial, și descrierea soluțiilor adoptate pentru a respecta cerințele esențiale în cazul în care nu au fost aplicate standardele menționate la articolul 5;
certificatele de omologare CE de tip și rezultatele încercărilor corespunzătoare privind instrumentele care cuprind componente identice cu cele din proiect.
marca de conformitate CE, care cuprinde simbolul CE descris în anexa VI, urmată de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicată,
simbolul(simbolurile) de identificare a organismului(organismelor) notificat(e) care a(u) efectuat supravegherea CE sau verificarea CE.
o etichetă pătrată, verde, de cel puțin 12,5 mm × 12,5 mm, cu litera majusculă „M” tipărită cu negru;
capacitatea maximă sub forma Max…;
capacitatea minimă sub forma Min…;
intervalul de verificare sub forma e =,
intervalul de verificare, în cazul în care este diferit de e, sub forma d =…;
efectul maxim substractiv de tară, în cazul în care este diferit de Max, sub forma T = - …;
intervalul tarelor, în cazul în care este diferit de d, sub forma dT =…;
sarcina limită, în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim…;
limitele speciale de temperatură, sub forma…°C/…°C;
raportul între receptorul de greutate și sarcină.
capacitatea maximă, sub forma Max …
Personalul trebuie să aibă competență tehnică și să facă dovada integrității profesionale.
Personalul trebuie să respecte secretul profesional.