Source: http://docplayer.fr/5878190-This-is-a-preview-click-here-to-buy-the-full-publication-norme-internationale-international-standard.html
Timestamp: 2018-12-19 09:05:33+00:00
Document Index: 64318102

Matched Legal Cases: ['art 26', 'art 26', 'art 2', 'art 26', 'art 27', 'art 9', 'art 2', 'art 1', 'art 3', 'art 2', 'art 15', 'art 9', 'art 5']

This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD - PDF
Download "This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD"
Bertrand Carbonneau
1 NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC Première édition First edition Dispositifs à semiconducteurs Méthodes d'essais mécaniques et climatiques Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) Modèle du corps humain (HBM) Semiconductor devices Mechanical and climatic test methods Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing Human body model (HBM) IEC 2003 Droits de reproduction réservés Copyright - all rights reserved Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher. International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland Telephone: Telefax: Web: Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission Международная Электротехническая Комиссия CODE PRIX PRICE CODE N Pour prix, voir catalogue en vigueur For price, see current catalogue
2 CEI:2003 SOMMAIRE AVANT-PROPOS... 4 INTRODUCTION Domaine d application et objet Références normatives Appareillage Simulateur DES et support du dispositif d'essai DUT Oscilloscope Sonde de courant Charges d évaluation Etalonnage Qualification, étalonnage et vérification de la forme d onde Qualification de l équipement Broche du cas le plus défavorable ou carte de qualification standard Vérification de la forme d onde Procédure de classification Critères de défaillance Critères de classification Sommaire...26 Figure 1 Circuit type équivalent DES HBM...12 Figure 2 Formes d ondes de courant à travers un fil de court-circuitage...14 Figure 3 Formes d ondes de courant à travers une résistance de 500 Ω...16 Tableau 1 Spécification de la forme d onde...18 Tableau 2 Combinaisons de broches pour circuits intégrés...24
3 IEC: CONTENTS FOREWORD... 5 INTRODUCTION Scope and object Normative references Apparatus ESD simulator and DUT socket Oscilloscope Current probe Evaluation loads Calibration Qualification, calibration, and waveform verification Equipment qualification Worst-case pin or standard qualification board Waveform verification Classification procedure Failure criteria Classification criteria Summary...27 Figure 1 Typical equivalent HBM ESD circuit...13 Figure 2 Current waveforms through a shorting wire...15 Figure 3 Current waveforms through a 500 Ω resistor...17 Table 1 Waveform specification...19 Table 2 Pin combinations for integrated circuits...25
4 CEI:2003 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS MÉTHODES D ESSAIS MÉCANIQUES ET CLIMATIQUES Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) Modèle du corps humain (HBM) AVANT-PROPOS 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI entre autres activités publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d études. 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 5) La CEI n a prévu aucune procédure de marquage valant indication d approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication. 9) L attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. La Norme internationale CEI a été établie par le comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs. La présente norme annule et remplace l IEC/PAS publiée en Cette première édition constitue une révision technique. Le texte de cette norme est issu des documents suivants: FDIS 47/1703/FDIS Rapport de vote 47/1717/RVD Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.
5 IEC: INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION SEMICONDUCTOR DEVICES MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing Human body model (HBM) FOREWORD 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as IEC Publication(s) ). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and nongovernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees. 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user. 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter. 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication. 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications. 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication. 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. International Standard IEC has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices. This standard cancels and replaces IEC/PAS published in This first edition constitutes a technical revision. The text of this standard is based on the following documents: FDIS 47/1703/FDIS Report on voting 47/1717/RVD Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.
6 CEI:2003 Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant A cette date, la publication sera reconduite; supprimée; remplacée par une édition révisée, ou amendée.
7 IEC: This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until At this date, the publication will be reconfirmed; withdrawn; replaced by a revised edition, or amended.
8 CEI:2003 INTRODUCTION Le CE 47 a pris en compte les instructions du Standardization Management Board de la CEI en ce qui concerne l'étude des apports provenant des documents du CE 101. Le CE 47 est d'accord d'entreprendre, dans le cadre du Groupe de Travail Joint CE 47/CE 101, la prochaine révision des publications CEI et CEI , traitant des modèles du corps humain et de machine, en tenant compte des contributions fondées sur les publications correspondantes de CE 101: CEI et CEI
9 IEC: INTRODUCTION TC 47 recognised the direction of the IEC SMB in terms of considering the inputs in the TC 101 documents. TC 47 agrees to proceed with the future revision of publications IEC and IEC concerning human body and machine models, with the JWC of TC 47/TC 101, which will incorporate the TC 101 input, based on corresponding TC 101 publications IEC and IEC
10 CEI:2003 DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS MÉTHODES D ESSAIS MÉCANIQUES ET CLIMATIQUES Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) Modèle du corps humain (HBM) 1 Domaine d application et objet La présente partie de la CEI établit une procédure normalisée pour les essais et la classification des dispositifs à semiconducteurs en fonction de leur sensibilité aux dommages ou de leur dégradation suite à leur exposition à des décharges électrostatiques (DES) sur un modèle de corps humain (HBM). Le but de cette norme est de fournir des résultats d essai DES HBM fiables et reproductibles de manière que des classifications précises puissent être réalisées. Cette méthode d essai est applicable à tous les dispositifs à semiconducteurs et elle est classée destructive. Les essais de DES doivent être choisis entre cette méthode d essai ou celle du modèle de machine (MM, voir CEI ). Les méthodes d essai HBM et MM produisent des résultats similaires mais non identiques. Sauf indication contraire, la présente méthode d essai doit être retenue. 2 Références normatives Les documents de référence suivants sont indispensables pour l application du présent document. Pour les références datées, seule l édition citée s applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s applique (y compris les éventuels amendements. CEI , Dispositifs à semiconducteurs Méthodes d essais mécaniques et climatiques Partie 27: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) Modèle de machine (MM) 3 Appareillage Cette méthode d essai nécessite l équipement suivant. 3.1 Simulateur DES et support du dispositif d'essai DUT L appareillage doit comprendre un simulateur d impulsions DES et un support de dispositif d'essai (DUT) correspondant au circuit de la Figure 1. Le simulateur doit être capable de fournir des impulsions avec les caractéristiques exigées par la Figure 2 et la Figure Oscilloscope La combinaison oscilloscope et amplificateur doit avoir une largeur de bande non récurrente minimale de 350 MHz et une vitesse d écriture visuelle de 4 cm/ns au minimum. 3.3 Sonde de courant La sonde (transformateur et câble d une longueur nominale de 1 m) doit avoir une largeur de bande de 1 GHz, des caractéristiques minimales de courant de 12 A de capacité de courant d impulsion de crête et un temps de montée inférieur à 1 ns.
11 IEC: SEMICONDUCTOR DEVICES MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing Human body model (HBM) 1 Scope and object This part of IEC establishes a standard procedure for testing and classifying semiconductor devices according to their susceptibility to damage or degradation by exposure to a defined human body model (HBM) electrostatic discharge (ESD). The objective is to provide reliable, repeatable HBM ESD test results so that accurate classifications can be performed. This test method is applicable to all semiconductor devices and is classified as destructive. ESD testing shall be selected from this test method or the machine model (MM) test method (see IEC ). The HBM and MM test methods produce similar but not identical results. Unless otherwise specified this test method shall be selected. 2 Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. IEC , Semiconductor devices Mechanical and climatic test methods Part 27: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing Machine model (MM) 3 Apparatus This test method requires the following equipment. 3.1 ESD simulator and DUT socket The apparatus shall include an ESD pulse simulator and a device under test (DUT) socket equivalent to the circuit of Figure 1. The simulator shall be capable of supplying pulses with the characteristics required by Figure 2 and Figure Oscilloscope The oscilloscope and amplifier combination shall have a 350 MHz minimum single-shot bandwidth and a visual writing speed of 4 cm/ns minimum. 3.3 Current probe The probe (transformer and cable with a nominal length of 1 m) shall have a 1 GHz bandwidth, a minimum current rating of 12 A peak pulse-current capability and a rise time of less than 1 ns.
IEC 62416 Edition 1.0 2010-04 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Semiconductor devices Hot carrier test on MOS transistors Dispositifs à semiconducteurs Essai de porteur chaud sur les transistors
FINAL DRAFT INTERNATIONAL STANDARD PROJET FINAL DE NORME INTERNATIONALE
PROJECT IEC 60512-9-2 Edition 1.0 2011-05 FINAL DRAFT INTERNATIONAL STANDARD PROJET FINAL DE NORME INTERNATIONALE Connectors for electronic equipment Tests and measurements Part 9-2: Endurance tests Test
IEC 60068-2-5 Edition 2.0 2010-04 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Environmental testing Part 2-5: Tests Test Sa: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing
INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE IEC 62137-1-1 Edition 1.0 2007-07 Surface mounting technology Environmental and endurance test methods for surface mount solder joint Part 1-1: Pull strength
This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Interfaces de connecteurs pour fibres optiques
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 61754-13 Deuxième édition Second edition 2006-02 Interfaces de connecteurs pour fibres optiques Partie 13: Connecteurs de type FC-PC Fibre optic connector
IEC 62496-3-1 Edition 1.0 2009-08 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Optical circuit boards Part 3-1: Performance standards Flexible optical circuit boards using unconnectorized optical glass
RAPPORT TECHNIQUE TECHNICAL REPORT CEI IEC TR 62316 Première édition First edition 2003-09 Guide pour l'interprétation des courbes de rétrodiffusion d'otdr Guidance for the interpretation of OTDR backscattering
IEC 62297-2 Edition 1.0 2005-05 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Triggering messages for broadcast applications Part 2: Transport methods Messages de déclenchement pour les applications de radiodiffusion
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60068-2-10 Sixième édition Sixth edition 2005-06 BASIC SAFETY PUBLICATION PUBLICATION FONDAMENTALE DE SÉCURITÉ Essais d environnement Partie 2-10: Essais
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60519-3 Troisième édition Third edition 2005-02 Sécurité dans les installations électrothermiques Partie 3: Règles particulières pour les installations
INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE IEC 62047-15 Edition 1.0 2015-03 colour inside Semiconductor devices Micro-electromechanical devices Part 15: Test method of bonding strength between PDMS and
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60118-7 Deuxième édition Second edition 2005-10 Electroacoustique Appareils de correction auditive Partie 7: Mesure des caractéristiques fonctionnelles
IEC 60115-9-1 Edition 1.0 2003-10 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Fixed resistors for use in electronic equipment Part 9-1: Blank detail specification: Fixed surface mount resistor networks
This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Amplificateurs optiques Méthodes d'essais
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 61290-5-1 Deuxième édition Second edition 2006-05 Amplificateurs optiques Méthodes d'essais Partie 5-1: Paramètres de réflectance Méthode d'analyseur
IEC 62851-5 Edition 1.0 2014-04 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Alarm and electronic security systems Social alarm systems Part 5: Interconnections and communications Systèmes d'alarme et de