Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_67_StrlSchV_Strahlungsmessgeraete-d141487,68.html
Timestamp: 2016-10-22 21:35:34
Document Index: 361861809

Matched Legal Cases: ['§ 67', '§ 67', '§ 67', '§ 68', '§ 69', '§ 69', '§ 70', '§ 70', '§ 71', '§ 72', '§ 73', '§ 74', '§ 75', '§ 76', '§ 77', '§ 78', '§ 79', '§ 80', '§ 81', '§ 82', '§ 83', '§ 84', '§ 85', '§ 67', '§ 1', '§ 41', '§ 41', '§ 29', '§ 67', '§ 66', '§ 68']

§ 67 StrlSchV, Strahlungsmessgeräte | Gesetze auf anwalt24.de
§ 67 StrlSchV, Strahlungsmessgeräte Suche
Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschu...…§ 67 StrlSchV, Strahlungsmessgeräte§ 68 StrlSchV, Kennzeichnungspflicht§ 69 StrlSchV, Abgabe radioaktiver Stoffe§ 69a StrlSchV, Rücknahme hochradioaktiver Strahlenquellen§ 70 StrlSchV, Buchführung und Mitteilung§ 70a StrlSchV, Register über hochradioaktive Strahlenquellen§ 71 StrlSchV, Abhandenkommen, Fund, Erlangung der tatsächlichen Gewalt§ 72 StrlSchV, Planung für Anfall und Verbleib radioaktiver Abfälle§ 73 StrlSchV, Erfassung§ 74 StrlSchV, Behandlung und Verpackung§ 75 StrlSchV, Pflichten bei der Abgabe radioaktiver Abfälle§ 76 StrlSchV, Ablieferung§ 77 StrlSchV, Ausnahmen von der Ablieferungspflicht§ 78 StrlSchV, Zwischenlagerung§ 79 StrlSchV, Umgehungsverbot§ 80 StrlSchV, Rechtfertigende Indikation§ 81 StrlSchV, Beschränkung der Strahlenexposition§ 82 StrlSchV, Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Men...§ 83 StrlSchV, Qualitätssicherung bei der medizinischen Strahlenanwendung§ 84 StrlSchV, Bestrahlungsräume§ 85 StrlSchV, Aufzeichnungspflichten…Anlage 16 StrlSchV, Liste der nicht gerechtfertigten Tätigkeitsarten
§ 67 StrlSchVVerordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV)BundesrechtKapitel 3 – Anforderungen bei der Nutzung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung → Abschnitt 8 – Sonstige AnforderungenTitel: Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV)Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: StrlSchVGliederungs-Nr.: 751-1-8Normtyp: Rechtsverordnung(1) 1Messgeräte für Photonenstrahlung der in § 1 Absatz 1 Nummer 13 der Mess- und Eichverordnung bezeichneten Art müssen dem Mess- und Eichgesetz entsprechen, wenn sie für nachfolgende Zwecke verwendet werden:1.für die physikalische Strahlenschutzkontrolle mittels Messunga)der Personendosis nach § 41 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 5 Satz 1 oderb)der Ortsdosis oder Ortsdosisleistung nach § 41 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder2.für Messungen zur Abgrenzung von Strahlenschutzbereichen oder zur Festlegung von Aufenthaltszeiten von Personen in Strahlenschutzbereichen.2Zur Messung der Personendosis, der Ortsdosis, der Ortsdosisleistung, der Oberflächenkontamination, der Aktivität von Luft und Wasser und bei einer Freimessung nach § 29 Absatz 3 aufgrund der Vorschriften dieser Verordnung sind, sofern nicht nach Satz 1 Nummer 1 Messgeräte nach dem Mess- und Eichgesetz vorgeschrieben sind, andere geeignete Strahlungsmessgeräte zu verwenden. 3Es ist dafür zu sorgen, dass die Strahlungsmessgeräte nach den Sätzen 1 und 21.den Anforderungen des Messzwecks genügen,2.in ausreichender Zahl vorhanden sind und3.regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft und gewartet werden.(2) 1Der Zeitpunkt und das Ergebnis der Funktionsprüfung und Wartung nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 sind aufzuzeichnen. 2Die Aufzeichnungen sind zehn Jahre ab dem Zeitpunkt der Funktionsprüfung oder Wartung aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen oder bei einer von ihr zu bestimmenden Stelle zu hinterlegen.(3) Strahlungsmessgeräte, die dazu bestimmt sind, fortlaufend zu messen, um bei Unfällen oder Störfällen vor Gefahren für Mensch und Umwelt zu warnen, müssen so beschaffen sein, dass ihr Versagen durch ein deutlich wahrnehmbares Signal angezeigt wird, sofern nicht zwei oder mehrere voneinander unabhängige Messvorrichtungen dem gleichen Messzweck dienen.(4) Die Anzeige der Geräte zur Überwachung der Ortsdosis oder Ortsdosisleistung in Sperrbereichen muss auch außerhalb dieser Bereiche wahrnehmbar sein.Zu § 67: Geändert durch V vom 11. 12. 2014 (BGBl I S. 2010).
§ 66 StrlSchV, Wartung, Überprüfung und Dichtheitsprüfung§ 68 StrlSchV, Kennzeichnungspflicht
21.10.2016 - 132 mal gelesen.Autor: Rechtsanwalt Hartmut Göddecke aus SiegburgEGI-Grundinvest Fonds: Investorencall für Anleger am 26. Oktober 2016, 18.00 UhrNach den vom EGI-Fonds-Management gestellten Insolvenzanträgen für die Gründungsgesellschaften mehrerer EGI-Fonds veranstaltet die Kanzlei GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE einen kostenfreien Investorencall für… mehr