Source: http://docplayer.fi/3337565-Rosemount-8700-sarjan-magneettisen-virtausmittarin-anturit.html
Timestamp: 2017-01-18 00:12:48+00:00
Document Index: 10807075

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Rosemount sarjan magneettisen virtausmittarin anturit
Rosemount sarjan magneettisen virtausmittarin anturit
Download "Rosemount 8700 -sarjan magneettisen virtausmittarin anturit"
1 Pika-asennusopas Rosemount sarja Rosemount sarjan magneettisen virtausmittarin anturit Aloitus Vaihe 1: Käsittely Vaihe 2: Asennus Vaihe 3: Asennus (Laipalliset anturit) (Laipattomat anturit) (Hygieeniset anturit) Vaihe 4: Maadoitus Vaihe 5: Kytkennät Tuotehyväksynnät Valmis2 Rosemount sarja Pika-asennusopas 2013 Rosemount Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat omistajan omaisuutta. Emerson Process Management Rosemount Flow 7070 Winchester Circle Boulder, CO Puh. (USA) Puh. (muut maat) Faksi Emerson FZE P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai UAE Puh Faksi Emerson Process Management Oy Pakkalankuja 6 FIN VANTAA Suomi Puh Faksi Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Puh Faksi / Emerson Process Management Flow Neonstraat WX Ede Alankomaat Puh Faksi TÄRKEÄ ILMOITUS Tämä asiakirja on Rosemount sarjan asennusohje. Se ei sisällä yksityiskohtaisia ohjeita lähettimen konfigurointia, diagnostiikkaa, kunnossapitoa, huoltoa, vianetsintää, räjähdyksenkestävää, tulenkestävää tai luonnostaan vaaratonta asennusta varten. Katso lisäohjeita Rosemount 8700:n viitekäsikirjasta (julkaisunumero ). Viitekäsikirja ja tämä pika-asennusopas ovat saatavissa myös sähköisinä osoitteesta VAROITUS Näiden asennusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vaikean vamman: Asennus- ja huolto-ohjeet on tarkoitettu vain koulutetun huoltohenkilön käyttöön. Älä tee laitteistolle muita kuin käyttöohjeissa esitettyjä huoltoja, ellei sinua ole siihen koulutettu. Tarkista, että anturin ja lähettimen käyttöympäristö on FM-, CSA-, ATEX- tai IECEx-hyväksynnän mukainen. VAROITUS Anturin vuoraus voi rikkoutua käsiteltäessä. Älä koskaan pane anturin sisälle mitään, millä nostaisit tai vipuaisit. Vuorauksen vaurio voi tehdä anturin käyttökelvottomaksi. Älä käytä metallisia tai spiraalitiivisteitä, sillä ne voivat vaurioittaa anturin vuorauksen päätyjä. Jos laite irrotetaan usein, muista suojata vuorauksen päädyt. Suojaukseen käytetään usein lyhyitä lankarullia. Anturin toiminnan ja käyttöiän kannalta on hyvin tärkeää, että laippapultit kiristetään oikealla tavalla. Kaikki pultit on kiristettävä oikeassa järjestyksessä tietyin momentein. Jos näin ei tehdä, anturin vuoraus voi rikkoutua ja anturi on vaihdettava. VAROITUS Vakioimattomilla maalausoptioilla tilatuissa Rosemount 8705 magneettisissa virtausputkiyksiköissä saattaa esiintyä staattisen sähkön purkauksia. Staattisen sähkövarauksen välttämiseksi mittarin runkoa ei pidä hangata kuivalla liinalla eikä puhdistaa liuottimilla. 23 Pika-asennusopas Rosemount sarja VAIHE 1: KÄSITTELY Käsittele kaikkia osia varovasti, jotta ne eivät rikkoutuisi. Kuljeta laitteisto asennuspaikalle alkuperäisissä kuljetuspakkauksissa, jos se vain on mahdollista. PTFE-vuoratuissa antureissa on toimitettaessa päätysuojat, jotta ne eivät rikkoutuisi tai vääntyisi. Irrota päätysuojat juuri ennen asennusta. Kuva 1. Rosemount anturin nostolenkit ½ 4 tuuman anturit 6 tuuman ja suuremmat anturit 34 Rosemount sarja Pika-asennusopas VAIHE 2: ASENNUS Tulo- ja lähtöpuolen putket Jotta suorituskykymäärittelyt pitäisivät paikkansa vaihtelevissa prosessiolosuhteissa, asenna anturi tulopuolelle vähintään viiden putkihalkaisijan pituisen suoran putkiosuuden päähän ja lähtöpuolelle kahden putkihalkaisijan pituisen suoran putkiosuuden päähän elektroditasoon nähden (ks. Kuva 2). Kuva 2. Tulo- ja lähtöpuolen suorien putkiosuuksien pituudet 5 putkihalkaisijaa 2 putkihalkaisijaa Virtaus Asennuksissa voidaan käyttää lyhyempiä suoria putkiosuuksia 0 5 putkenhalkaisijaan. Lyhyemmissä suorissa putkiosuuksissa mittaustarkkuus voi heikentyä jopa 0,5 % nimellisarvosta. Mittausten toistuvuus on kuitenkin hyvä. Virtaussuunta Anturi on asennettava siten, että anturin tunnuskilvessä olevan virtausnuolen etukärki osoittaa anturin läpi tapahtuvan virtauksen suuntaan. 45 Pika-asennusopas Rosemount sarja Anturin sijainti Anturi on asennettava paikkaan, jossa se pysyy täynnä käytön aikana. Pystysuorassa asennuksessa saadaan ylöspäin virtaava prosessineste pitämään poikkileikkausalue täynnä virtausmäärästä riippumatta. Vaakasuoraa asennusta pitäisi käyttää vain matalalla olevissa putkiston osissa, jotka ovat normaalisti täynnä. Kuva 3. Anturin asento Virtaus Virtaus 56 Rosemount sarja Pika-asennusopas Anturin asento Anturissa olevat elektrodit ovat oikeassa suunnassa, kun molemmat mittauselektrodit ovat asemissa klo 3 ja 9, tai 45 :een sisällä pystyasennosta, kuten oikealla oleva Kuva 4 osoittaa. Vältä asennusta, jossa anturin yläpää on 90 pystyasennosta, kuten vasemmalla oleva Kuva 4 osoittaa. Kuva 4. Kiinnitysasento Väärin Oikein 67 Pika-asennusopas Rosemount sarja VAIHE 3: ASENNUS Laipalliset anturit Tiivisteet Anturi tarvitsee tiivisteen kaikkien siihen liitettävien laitteiden tai putkien väliin. Valitun tiivistemateriaalin täytyy sopia prosessiväliaineelle ja käyttöolosuhteisiin. Älä käytä metallisia tai spiraalitiivisteitä, sillä ne voivat vaurioittaa virtausputken vuorausta. Maadoitusrenkaan kummallekin puolelle on asetettava tiiviste. Kaikissa muissa sovelluksissa (myös antureissa, joissa on vuoraussuoja tai maadoituselektrodi) tarvitaan vain yksi tiiviste kumpaankin päätyliitäntään. Kuva 5. Laipallisen tiivisteen sijoitus Käyttäjän hankkima tiiviste Maadoitusrengas ja tiiviste valinnaiset Virtaus Laippapultit HUOMAA Älä pulttaa vain yhtä puolta kerrallaan. Kiristä kumpikin puoli samalla kertaa. Esimerkki: 1. Kiinnitä vasen 2. Kiinnitä oikea 3. Kiristä vasen 4. Kiristä oikea Älä kiinnitä ja kiristä ensin kokonaan tulopuolta ja vasta sitten lähtöpuolta. Jos puolta ei vaihdella pultteja kiristettäessä, seurauksena voi olla vuorauksen vaurioituminen. Taulukko 1 antaa anturin linjakoon ja vuoraustyypin mukaiset suositusmomentit ASME B16.5 (ANSI)-laipoille ja Taulukko 2 DIN-laipoille. Tehtaalta saa lisätietoja, jos taulukossa ei ole anturin laipan paineluokkaa. Kiristä anturin tulopuolen laippapultit vähitellen Kuva 6:n mukaisesti 20 prosenttiin momenttisuosituksesta. Toista sama anturin lähtöpuolella. Jos anturissa on enemmän tai vähemmän laippapultteja, kiristä pultit samalla tavalla ristiin. Toista koko tämä kiristystoimenpide siten, että momentiksi tulee 40, 60, 80 ja 100 prosenttia momenttisuosituksesta tai kunnes prosessi- ja anturilaippojen väliset vuodot lakkaavat. 78 Rosemount sarja Pika-asennusopas Jos vuoto ei lakkaa suositusmomenteilla, pultteja voidaan kiristää vielä 10 prosentin lisäyksin, kunnes liitos lakkaa vuotamasta tai mitattu momentti saavuttaa pulttien maksimimomentin tason. Koska käytännössä on kiinnitettävä huomiota vuorauksen kestoon, käytetään usein tapauskohtaisia momenttiarvoja, joihin vaikuttavat sovelluksessa käytettävät laipat, pultit, tiivisteet ja anturin vuorausmateriaali. Tarkista, ettei laipoissa ole vuotoja pulttien kiristämisen jälkeen. Jos ei käytetä selostettua kiristystapaa, seurauksena voi olla paha laitevaurio. Anturit on kiristettävä toisen kerran 24 tunnin kuluttua alkuasennuksesta. Anturin vuorausmateriaalit voivat menettää muotonsa ajan mittaan. Kuva 6. Laippapulttien kiristysjärjestys pulttinen Taulukko 1. Rosemount ja 8707-mallien korkeasignaalitasoisten anturien laippapulttien suositusmomentit Polyuretaani/neopreeni/ PTFE/ETFE/PFA-vuoraukset Adiprene-vuoraus Kokokoodi Putken koko Luokka 150 (naula-jalkaa) Luokka 300 (naula-jalkaa) Luokka 150 (naula-jalkaa) Luokka 300 (naula-jalkaa) mm (0.5 in.) mm (1 in.) mm (1.5 in.) mm (2 in.) mm (2.5 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (5 in.) mm (6 in.) mm (8 in.) mm (10 in.) mm (12 in.) mm (14 in.) mm (16 in.) mm (18 in.) mm (20 in.)9 Pika-asennusopas Rosemount sarja Taulukko 1. Rosemount ja 8707-mallien korkeasignaalitasoisten anturien laippapulttien suositusmomentit Polyuretaani/neopreeni/ PTFE/ETFE/PFA-vuoraukset Adiprene-vuoraus Kokokoodi Putken koko Luokka 150 (naula-jalkaa) Luokka 300 (naula-jalkaa) Luokka 150 (naula-jalkaa) Luokka 300 (naula-jalkaa) mm (24 in.) mm (30 in.) mm (36 in.) Taulukko mallin laippapulttien kiristysmomentti- ja pulttikuormitusarvot (EN ) Polyuretaani-, Linatex-, Adiprene- ja neopreenivuoraukset PN10 PN 16 PN 25 PN 40 Kokokoodi Putken koko (Newton-metriä) (Newton-metriä) (Newton-metriä) (Newton-metriä) mm 10 (0,5 tuumaa) mm 20 (1 tuuma) mm 50 (1.5 tuumaa) mm 60 (2 tuumaa) mm 50 (2.5 tuumaa) mm 50 (3 tuumaa) mm (4 tuumaa) mm (5.0 tuumaa) mm (6 tuumaa) mm (8 tuumaa) mm (10 tuumaa) mm (12 tuumaa) mm (14 tuumaa) mm (16 tuumaa) mm (18 tuumaa) mm (20 tuumaa) mm (24 tuumaa)10 Rosemount sarja Pika-asennusopas Taulukko 2. (jatkoa) 8705-mallin laippapulttien kiristysmomentti- ja pulttikuormitusarvot (EN ) Kokokoodi Putken koko mm (1 tuuma) mm (1.5 tuumaa) mm (2 tuumaa) mm (2.5 tuumaa) mm (3 tuumaa) mm (4 tuumaa) mm (5.0 tuumaa) mm (6 tuumaa) mm (8 tuumaa) mm (10 tuumaa) mm (12 tuumaa) mm (14 tuumaa) mm (16 tuumaa) mm (18 tuumaa) mm (20 tuumaa) mm (24 tuumaa) Polyuretaani-, Linatex-, Adiprene- ja neopreenivuoraukset PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 (Newton-metriä) (Newton-metriä) (Newton-metriä) (Newton-metriä)11 Pika-asennusopas Rosemount sarja Laipattomat anturit Tiivisteet Anturi tarvitsee tiivisteen kaikkien siihen liitettävien laitteiden tai putkien väliin. Valitun tiivistemateriaalin täytyy sopia prosessiväliaineelle ja käyttöolosuhteisiin. Älä käytä metallisia tai spiraalitiivisteitä, sillä ne voivat vaurioittaa virtausputken vuorausta. Maadoitusrenkaan kummallekin puolelle on asetettava tiiviste. Katso Kuva 7 alla. Kuva 7. Laipattoman tiivisteen sijoitus Spacer Välikkeen Installation asennus Horizontal Vaakametriä meters Vertical Pystymetriä meters Käyttäjän hankkima tiiviste Asennuksen kierretapit, mutterit ja aluslevyt Kohdistusvälike Virtaus O-reng O-ring as Kohdistus mm:n (1.5 8 tuuman) putkikoot: Rosemount suosittaa vakavasti mukana toimitettujen kohdistusvälikkeiden asentamista, jotta laipaton anturi keskittyy kunnolla prosessilaippojen väliin. Anturikoot 4 25 mm (0.15, 0.30, 0.5 ja 1 in.) eivät tarvitse kohdistusvälikkeitä. 2. Pistä anturin pohjapuolen kierretapit putkilaippojen väliin ja keskitä kohdistusvälike kierretapin puoliväliin. Kuva 7 näyttää mukana toimitetuille välikkeille suositeltujen pultinreikien sijainnin. Kierretappien teknilliset arvot: Taulukko3. 3. Aseta anturi laippojen väliin. Varmista, että kohdistusvälikkeet keskittyvät kunnolla kierretappeihin. Pystyvirtausasennuksissa o-rengas tulee siirtää kierretapin päälle, jotta välike pysyy paikallaan. Ks. Kuva 7. Varmista välikkeiden, laippakoon sekä prosessilaippojen luokituksen keskinäinen vastaavuus: Taulukko 4 sivulla Aseta loput kierretapit, aluslevyt ja mutterit paikoilleen. 5. Kiristä seuraavien kiristysmomenttien mukaisesti: Taulukko 5 sivulla 13. Älä kiristä pultteja liikaa, jotta vuoraus ei rikkoutuisi. Taulukko 3. Kierretappien tekniset arvot Anturin nimelliskoko Kierretappien tekniset arvot 4 25 mm ( in.) 316 SST ASTM A193, laadun B8M, luokan 1 kierretapit mm (1.5 8 in.) CS, ASTM A193, laadun B7 kierretapit HUOMAA Anturikoot 0.15, 0.30, and 0.5 in. asennetaan 1/2-tuuman ASME-laippojen väliin. Jos anturikokoihin 4 25 mm (0.15, 0.30, in.) käytetään hiiliteräspultteja eikä vaadittuja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja pultteja, virtausanturin mittauskyky heikkenee. 1112 Rosemount sarja Pika-asennusopas Taulukko 4. Rosemount-kohdistusväliketaulukko Rosemount-kohdistusväliketaulukko Putken koko Lisätunnus (mm) (in) Laippaluokitus 0A JIS 10K-20K 0A JIS 10K-20K 0A JIS 10K 0B JIS 40K AA ANSI-150# AA ANSI-150# AA ANSI-150# AA ANSI-150# AA ANSI-150# AA ANSI-150# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# DB DIN-PN10/16 DB DIN-PN10/16 DB DIN-PN10/16 DC DIN-PN25 DD DIN-PN10/16/25/40 DD DIN-PN10/16/25/40 DD DIN-PN10/16/25/40 DD DIN-PN25/40 DD DIN-PN25/40 DD DIN-PN40 RA AS40871-PN16 RC AS40871-PN21/35 RC AS40871-PN21/35 RC AS40871-PN21/35 RC AS40871-PN21/35 RC AS40871-PN21/35 Kun tilaat kohdistusvälikesarjaa (3 välikettä), käytä osanumeroa xxxx sekä edellä näkyvää lisätunnusta. 1213 Pika-asennusopas Rosemount sarja Laippapultit Laipattomat anturit tarvitsevat kierretapit. Kuvaa 6 sivulta 8 näyttää kiristysjärjestyksen. Tarkista, ettei laipoissa ole vuotoja pulttien kiristämisen jälkeen. Kaikki anturit on kiristettävä toisen kerran 24 tunnin kuluttua laippapulttien ensimmäisestä kiristämisestä. Taulukko 5. Rosemount 8711:n kiristysmomentit Kokokoodi Putken koko Newton-metriä Naula-jalkaa 15F 4 mm (0.15 tuumaa) F 8 mm (0.30 tuumaa) mm (0.5 tuumaa) mm (1 tuuma) mm (1.5 tuumaa) mm (2 tuumaa) mm (3 tuumaa) mm (4 tuumaa) mm (6 tuumaa) mm (8 tuumaa) Hygieeniset anturit Tiivisteet Anturi tarvitsee tiivisteen kaikkien siihen liitettävien laitteiden tai putkien väliin. Valitun tiivistemateriaalin täytyy sopia prosessiväliaineelle ja käyttöolosuhteisiin. Kaikkiin Rosemount 8721 hygieenisiin antureihin on saatavissa tiivisteet IDF-yhteen ja prosessiliitäntäyhteen välille. Kohdistus ja pultit Kun asennetaan magneettista virtausmittaria, jossa on hygieeniset liitännät, on noudatettava tavanomaisia tehdaskäytäntöjä. Erityisiä kiristysmomenttiarvoja ja pultinasennusmenetelmiä ei tarvita. Kuva 8. Rosemount 8721:n hygieeninen asennus Käyttäjän hankkima panta Käyttäjän hankkima tiiviste 1314 Rosemount sarja Pika-asennusopas VAIHE 4: MAADOITUS Taulukko 6 näyttää, millaista prosessimaadoitustyyppiä asennuksessa on syytä käyttää. Anturi on maadoitettava virallisten sähkömääräysten mukaisesti. Jos näin ei menetellä, laitteiston antama suojaus voi heikentyä. Taulukko 6. Prosessimaadoituksen kytkeminen Prosessimaadoitustyypit Putkityyppi Maadoitushihnat Maadoitusrenkaat Maadoituselektrodi Vuoraussuojat Sähköä johtava Ks. Kuva 9 Ei tarvita Ei tarvita Ks. Kuva 10 vuoraamaton putki Sähköä johtava vuorattu putki Riittämätön maadoitus Ks. Kuva 10 Ks. Kuva 9 Ks. Kuva 10 Sähköä johtamaton putki Riittämätön maadoitus Ks. Kuvaa 11 sivulta 15 Ks. Kuvaa 12 sivulta 15 Kuva 9. Maadoitushihnat tai maadoituselektrodi vuoratussa putkessa Ks. Kuvaa 11 sivulta 15 Kuva 10. Maadoitus maadoitusrenkailla tai vuoraussuojilla Maadoitusrenkaat tai vuoraussuojat 1415 Pika-asennusopas Rosemount sarja Kuva 11. Maadoitus maadoitusrenkailla tai vuoraussuojilla Maadoitusrenkaat tai vuoraussuojat Kuva 12. Maadoitus maadoituselektrodilla 1516 Rosemount sarja Pika-asennusopas VAIHE 5: KYTKENNÄT Tämä sähkökytkentää käsittelevä osa sisältää lähettimen ja anturin väliset liitännät, 4 20 ma:n piirin sekä lähettimen jännitteensyötön. Noudata seuraavissa kohdissa esitettyjä suojaputkia, kaapeleita ja irtikytkentää koskevia vaatimuksia. Kaapeliläpiviennit ja kytkennät Sekä anturin että lähettimen kytkentärasiassa on läpiviennit 1 /2 tuuman NPT-suojaputkiliitännöille ja valinnaisia CM20 tai PG 13.5 liitäntöjä on saatavissa. Nämä liitännät on tehtävä virallisten ja tehtaan sähkömääräysten mukaisesti. Käyttämättömät läpiviennit on tiivistettävä metallitulpilla. Jotta ei syntyisi sähköisten häiriöiden aiheuttamia virheitä, sähköasennukset on tehtävä asianmukaisesti. Magnetointi- ja signaalikaapeleita varten ei tarvita erillistä suojaputkea, mutta jokaisen lähettimen ja anturin väliin tarvitaan oma suojaputkilinja. Sähköhäiriöisissä käyttöympäristöissä on käytettävä suojattua kaapelia. Kun valmistelet kaikkia johtoliitäntöjä, poista vain tarvittava määrä eristystä johdon sovittamiseksi kokonaan liitinkytkennän alle. Jos eristystä poistetaan liikaa, seurauksena voi olla lähettimen kotelon tai muiden johtoliitäntöjen tahaton oikosulku. IP68-suojausta tarvitsevaan sovellukseen asennetuille laipallisille antureille tarvitaan suljetut kaapelitiivisteet, suojaputket ja sulkutulpat, jotka ovat IP68-arvojen mukaisia. Valmiiksi johdotettuja hartsitäytteisiä ja tiivistettyjä kytkentärasioita varten on saatavissa optiokoodeja vesitiiviyden varmistamiseksi. Nämä optiot edellyttävät silti tiivistettyjen suojaputkien käyttöä IP68-suojausvaatimusten täyttämiseksi. Suojaputkien vaatimukset Anturin ja erilleen asennetun lähettimen välille tarvitaan suojaputki magnetointi- ja signaalikaapeleita varten. Ks. Kuva 13. Yhteen suojaputkeen liian lähekkäin asennetut kaapelit voivat helposti aiheuttaa häiriöitä. Käytä vain yhtä kaapelisarjaa yhdessä suojaputkessa. Kuva 13. Suojaputkien valmistelu Väärin Oikein Virta Virta Magnetointija elektrodikaapelit Virta Virta Magnetointija elektrodikaapelit Lähdöt Lähdöt Lähdöt Lähdöt 1617 Pika-asennusopas Rosemount sarja Vedä sopivan kokoinen kaapeli magneettisen virtausmittarilaitteiston kaapeliläpivientien kautta. Vedä kaapeli jännitteensyötöstä lähettimeen. Vedä magnetointi- ja signaalikaapelit virtausmittarianturista lähettimeen. Signaalikaapeleita ei pidä asentaa vierekkäin eikä samalle kaapelihyllylle kuin vaihtovirta- tai tasavirtajohtoja. Laite on maadoitettava asianmukaisesti virallisten sähkömääräysten mukaisesti. Rosemountin yhdistelmäkaapelia, mallinumero (m) tai (ft), on käytettävä EMC-vaatimusten täyttämiseksi. Johdotus lähettimestä anturiin Lähetin voidaan integroida kiinteästi anturiin tai asentaa erikseen kytkentäohjeita noudattaen. Erillisasennuksen kaapelivaatimukset ja valmistelu Asennuksissa, joissa käytetään erillisiä magnetointi- ja signaalikaapeleita, kaapelipituus ei saa ylittää 300 metriä. Kummankin kaapelin tulee olla samanpituinen. Ks. Taulukko 7 sivulla 18. Asennuksissa, joissa käytetään magnetointi- ja signaaliyhdistelmäkaapelia, kaapelipituus ei saa ylittää 100 metriä. Ks. Taulukko 7 sivulla 18. Valmistele magnetointi- ja signaalikaapelien päät kuten Kuva 14 osoittaa. Magnetointi- ja signaalikaapelien suojaamaton johdinosuus saa olla enintään 26 mm. Kaikki eristämättömät johtimet pitää peittää asianmukaisella eristyksellä. Jos kaapeli on hyvin pitkä tai kaapelisuojukset huonosti liitettyjä, voi syntyä sähköhäiriöitä, joista aiheutuu huojuntaa mittauksiin. Kuva 14. Kaapelin valmistelun yksityiskohta HUOMAUTUS Mitat ovat millimetreinä (tuumina). 26 (1.00) Kaapelin suojus 1718 Rosemount sarja Pika-asennusopas Ilmoita kaapelitilauksessa pituus toivottuna kappalemääränä. 25 jalkaa = Määrä (25) Taulukko 7. Kaapeleita koskevat vaatimukset Kuvaus Pituus Osanumero Magnetointikaapeli (2,08 mm 2 ) Belden 8720, Alpha 2442 tai vastaava Signaalikaapeli (0,52 mm 2 ) Belden 8762, Alpha 2411 tai vastaava Yhdistelmäkaapeli Magnetointikaapeli (0,82 mm 2 ) ja Signaalikaapeli (0,52 mm 2 ) m jalkaa m jalkaa m jalkaa VAROITUS Mahdollinen sähköiskuvaara liittimien 1 ja 2 välillä (40 Vac). Lähettimen kytkeminen anturiin Taulukko 8 esittää erillisten magnetointi- ja signaalikaapelien tiedot. Taulukko 9 esittää magnetointi- ja signaaliyhdistelmäkaapelin tiedot. Kuvaa 15 sivulta 19 esittää lähetinkohtaiset kytkentäkaaviot. 1. Kytke magnetointikaapeli liittimiin 1, 2 ja 3 (maa). 2. Kytke signaalikaapeli liittimiin 17, 18 ja 19. Taulukko 8. Erilliset magnetointi- ja signaalikaapelit Lähettimen liitin Anturiliitin Johdon koko (AWG) Johdon väri Kirkas Musta 3 tai maa 3 tai maa 14 Suojaus Suojaus Musta Kirkas Taulukko 9. Magnetointi- ja signaaliyhdistelmäkaapeli Lähettimen liitin Anturiliitin Johdon koko (AWG) Johdon väri Punainen Vihreä 3 tai maa 3 tai maa 18 Suojaus Suojaus Musta Valkoinen 1819 Pika-asennusopas Rosemount sarja Kuva 15. Erillisasennuksen kytkentäkaaviot HUOMAA Kun käytetään Rosemountin toimittamaa yhdistelmäkaapelia, liittimiin 18 ja 19 kulkevat signaalijohdot sisältävät lisäksi suojajohtimen. Nämä kaksi suojajohdinta pitää sitoa anturin riviliittimen liittimeen 17 menevään pääsuojajohtimeen ja katkaista eristyskuoren pään kohdalta lähettimen kytkentärasiasta. Ks. Kuva 16. Kuva 16. Magnetointi- ja signaaliyhdistelmäkaapelin kytkentäkaavio Magnetointikaapeli Signaalikaapeli Signal Cable Coil Drive Cable Putki Tube Transsmiter Lähetin Katkaistu Cut Shield suojajohdin 1 Punainen 1 Red 22 Vihreä Green 3 3 Shield Suojajohdin 17 Suojajohdin 17 Shield18 18 Musta Black White Valkoinen 1 Punainen 1 Red2 Vihreä 2 Green 3 Shield Suojajohdin 17 Suojajohdin 17 Shield Musta Black White Valkoinen 1920 Rosemount sarja Pika-asennusopas Kiinteä lähetinasennus Kiinteän lähettimen liitosjohtosarja asennetaan tehtaalla. Ks. Kuva 17. Älä käytä muita kuin Emerson Process Management, Rosemount, Inc.:n toimittamia kaapeleita. Kuva E kiinteän asennuksen kytkentäkaavio 4 20 ma:n analogisignaalin kytkentä Johdotusta koskevia seikkoja Käytä mahdollisuuksien mukaan erikseen suojattua, kierrettyä parikaapelia, joko yhtenä tai useina pareina. Suojaamattomia kaapeleita voidaan käyttää lyhyillä etäisyyksillä sillä ehdolla, että ympäristön kohina ja häiriöt eivät haittaa tiedonsiirtoa. Johtimen vähimmäishalkaisija on 0,51 mm (24 AWG) kun kaapelin pituus on enintään metriä (5 000 ft.) ja 0,81 mm (20 AWG) pitemmillä etäisyyksillä. Piirin vastus saa olla enintään ohmia ma:n analoginen virtalähtö voi olla aktiivinen tai passiivinen. Aktiivisen/passiivisen analogiaviestin kytkimen oletusasento on aktiivinen. Käyttäjän valittavissa oleva jännitteensyötön kytkin sijaitsee elektroniikkakortissa. 2021 Pika-asennusopas Rosemount sarja 8732E kytke negatiivinen ( )DC liittimeen 1 ja positiivinen (+)DC liittimeen 2. Ks. Kuva 18. Kuva E analogisignaalin kytkentäkaavio ma 4 20 ma 8712E kytke negatiivinen ( )DC liittimeen 8 ja positiivinen (+)DC liittimeen 7. Ks. Kuva 19. Kuva E analogisignaalin kytkentäkaavio ma 4 20 ma 2122 Rosemount sarja Pika-asennusopas Aktiivinen virtalähde 4 20 ma:n aktiivinen analogisignaali syötetään lähettimestä. Passiivinen virtalähde 4 20 ma:n passiivinen analogisignaali syötetään ulkoisesta virtalähteestä. HART-mittauspiirissä on oltava VDC:n ulkoinen jännitteensyöttö. HUOMAUTUS: Jos käytetään HART-tiedonsiirtoa, piirin vastuksen on oltava vähintään 250 ohmia. Katso tuotteen ohjekirjasta tietoa muiden lähtövaihtoehtojen (pulssilähdön ja/tai binääritulon/-lähdön) kytkennöistä. Jännitteen kytkeminen lähettimeen 8712E- / 8732E-lähettimeen tulee kytkeä Vac, Hz tai Vdc. Ennen jännitteen kytkemistä Rosemount 8712E / 8732E:hen on otettava huomioon seuraavat standardit ja tarkistettava, että jännitteensyöttö, suojaputket ja muut varusteet ovat kunnossa. Kytke lähetin sähköverkon jännitettä koskevien valtakunnallisten, paikallisten ja laitoksen sähkömääräysten mukaisesti. Ks. Kuva 20. Kuva 20. Tasavirtasyötön vaatimukset 0, ,8 0.8 Syöttövirta (A) 0, , , , , , Jännitteensyöttö (V) I = syöttövirran vaatimukset (A) V = syöttöjännite (V) 2223 Pika-asennusopas Rosemount sarja Jännitteensyöttöjohtoja koskevat vaatimukset Käytä 3,31 0,82 mm2:n (12 18 AWG) kaapelia ottaen huomioon mittauskohteen lämpötila. Jos käyttöympäristön lämpötila on yli 60 C (140 F), käytä kaapelia, joka kestää 80 C (176 F). Jos käyttöympäristön lämpötila on yli 80 C (176 F), käytä kaapelia, joka kestää 110 C (230 F). Varmenna, että tasavirtaa käyttävien, pitkäkaapelisten lähettimien liittimissä on vähintään 12 VDC:n jännite. Katkaisimet Kytke laite erillisen kytkimen tai suojakatkaisijan kautta. Merkitse kytkin tai suojakatkaisija selvästi ja sijoita se lähettimen lähelle noudattaen virallisia sähkömääräyksiä. Asennusluokka 8712E / 8732E:n asennusluokka on (ylijännite) luokka II. Ylivirtasuojaus Rosemount 8712E / 8732E -virtausmittarin lähetin vaatii jännitteensyöttöjohtojen ylivirtasuojauksen. Ylivirtasuojalaitteiden maksimiarvot näyttää Taulukko 10. Taulukko 10. Ylivirtarajat Syöttöjännite Sulakkeen koko Valmistaja VAC 2 A, nopea Bussman AGC2 tai vastaava VDC 3 A, nopea Bussman AGC3 tai vastaava 2324 Rosemount sarja Pika-asennusopas 8732E:n jännitesyöttö Kytke vaihtovirtasovelluksissa ( VAC, Hz) AC:n nollajohto liittimeen 9 (AC N/L2) ja AC:n linjajohto liittimeen 10 (AC/L1). Kytke tasavirtasovelluksissa miinusjohto liittimeen 9 (DC ) ja plusjohto liittimeen 10 (DC +). Jos laitteen jännitteensyöttö on VDC, sen virrankulutus voi olla jopa 1 A. Kuva 21 esittää riviliittimen kytkennät. Kuva E-lähettimen jännitteensyöttöliitännät 8712E:n jännitesyöttö Kytke vaihtovirtasovelluksissa ( VAC, Hz) AC:n nollajohto liittimeen N ja AC:n linjajohto liittimeen L1. Kytke tasavirtasovelluksissa miinusjohto liittimeen N (DC ) ja plusjohto liittimeen L1 (DC +). Maadoita lähettimen häkki lähetinkotelon pohjassa sijaitsevan maadoitustapin kautta. Jos laitteen jännitteensyöttö on VDC, sen virrankulutus voi olla jopa 1 A. Kuva 21 esittää riviliittimen kytkennät. Kuva E-lähettimen jännitteensyöttöliitännät Sulake AC linja tai DC+ AC maa tai DC maa AC nollajohdin tai DC Lähettimen virtakaapeli 2425 Pika-asennusopas Rosemount sarja Kannen lukitusruuvi (vain 8732E) Jos lähettimen kotelon mukana toimitetaan kannen lukitusruuvi, ruuvi tulee asentaa huolellisesti lähettimen johdottamisen ja virran kytkemisen jälkeen. Asenna kannen lukitusruuvi seuraavasti: 1. Varmista, että kannen lukitusruuvi on kierretty kokonaan koteloon. 2. Asenna lähetinkotelon kansi ja varmenna, että kansi asettuu tiiviisti koteloa vasten. 3. Löysää kannen lukitusruuvia M4-kuusioavaimella, kunnes se koskettaa lähettimen kantta. 4. Käännä lukitusruuvia vielä 1 /2 kierrosta vastapäivään ja kiinnitä kansi. (Huomaa: liian suuren vääntömomentin käyttäminen saattaa rikkoa kierteet.) 5. Varmenna, ettei kantta voida irrottaa. 2526 Rosemount sarja Pika-asennusopas Tuotehyväksynnät Hyväksytyt valmistuspaikat Rosemount Inc. Eden Prairie, Minnesota, Yhdysvallat Fisher-Rosemount Technologias de Flujo, S.A. de C.V. Chihuahua, Meksiko Emerson Process Management Flow Ede, Alankomaat Asia Flow Technology Center Nanjing, Kiina EU:n direktiivit EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sijainti on sivu 36. Uusin versio löytyy osoitteesta Tyyppi n -suojaus EN50021:n mukaisena Laitteen läpiviennit on suljettava metallisella EEx e- tai EEx n -kaapelitiivisteellä tai metallisella sulkutulpalla tai ATEX:n mukaisella kaapelitiivisteellä ja EU:n hyväksymän sertifiointiviraston hyväksymällä IP66-sulkutulpalla. Täyttää olennaiset työsuojeluvaatimukset: EN : 2006 EN : 2004 EU:n painelaitedirektiivi (PED) (97/23/EY) ja 8707-mallin magneettisen virtausmittarin anturit linjakoko- ja laippayhdistelminä: Linjakoko: 1 1 /2 tuumaa 24 tuumaa, kaikki DIN-laipat sekä ANSI 150- ja ANSI 300 -laipat. Saatavissa myös ANSI 600 -laippojen kanssa rajoitettuina linjakokoina. Linjakoko: tuumaa, AWWA 125 -laipat QS-tarkastustodistus EY-todistusnumero CE-HOU-DNV Moduuli H:n yhdenmukaisuustarkastus Rosemount mallin magneettisen virtausmittarin anturit Linjakoot: 1,5, 2, 3, 4, 6 ja 8 tuumaa QS-tarkastustodistus EY-todistusnumero CE-HOU-DNV Moduuli H:n yhdenmukaisuustarkastus Rosemount 8721 hygieenisten magneettisten virtausmittarien anturit linjakokoina 1 1 /2 tuumaa ja suuremmat: Moduuli H:n yhdenmukaisuustarkastus 2627 Pika-asennusopas Rosemount sarja Kaikki muut Rosemount 8705/8707/8711/8721 -mallien anturit enintään 1 tuuman linjakokoina: Hyvä konepajakäytäntö Hyvän konepajakäytännön anturit eivät kuulu PED:n piiriin eikä niitä voida merkitä PED-yhdenmukaisiksi. Pakollinen PED:n artiklan 15 mukainen virtausputkianturin CE-merkintä on anturin rungossa ( 0575). I-luokan anturin yhdenmukaisuus arvioidaan A-moduulin mukaisesti. Anturiluokkien II III yhdenmukaisuusarvioinneissa käytetään H-moduulia. Muita tärkeitä ohjeita Käytä vain uusia, alkuperäisiä osia. Jotta prosessin väliainetta ei pääsisi vuotamaan, älä avaa tai irrota prosessilaippapultteja, sovitinpultteja tai ilmausruuveja laitteiston käytön aikana. Huoltoja saavat tehdä vain pätevät huoltohenkilöt. -merkki Yhdenmukaisuus kaikkien soveltuvien EU-direktiivien kanssa. (Huomaa: CE-merkintää ei ole saatavana Rosemount 8712H -malliin). 2728 Rosemount sarja Pika-asennusopas Anturin hyväksyntätiedot Rosemount anturi Hyväksyntäkoodit Syttymättömille nesteille Syttyville nesteille Rosemount anturi Syttymättömille nesteille Syttyville nesteille Rosemount anturi Syttymättömille nesteille Syttyville nesteille Rosemount anturit Syttymättömille nesteille NA N0 ND N1 N5 N7 NF E1 E2 E3 E5 (1) E8 E9 EB EK EM EP KD (1) Saatavissa vain linjakokoina 200 mm:iin (8 tuumaa) asti. 2829 Pika-asennusopas Rosemount sarja Pohjoisamerikkalaiset luokitukset Factory Mutual (FM) N0 Syttymätön Class I, Division 2, Group A, B, C ja D syttymättömät prosessiväliaineet (8705/8711 T5 60 C:ssa; 8707 T3C 60 C:ssa) sekä pölyräjähdyksen kestävä Class II/III, Division 1, Group E, F ja G (8705/8711 T6 60 C:ssa; 8707 T3C 60 C:ssa) vaaralliset käyttöympäristöt; kotelotyyppi 4X N hygieeninen anturi Factory Mutual (FM) -hyväksynnät normaaliin käyttöympäristöön; CE-merkki; 3-A-symbolivaltuutus nro 1222; EHEDG-tyyppi EL N0 Syttymätön Class I, Division 2, Group A, B, C ja D; luonnostaan vaarattomilla elektrodeissa, kun käytetään syttyviä prosessiväliaineita (8705/8711 T5 60 C:ssa; 8707 T3C 60 C:ssa) sekä pölyräjähdyksen kestävä Class II/III, Division 1, Group E, F ja G (8705/8711 T6 60 C:ssa; 8707 T3C 60 C:ssa) vaaralliset käyttöympäristöt; kotelotyyppi 4X E5 Räjähdyspaineen kestävä Class I, Division 1, Group C ja D (8705/8711 T6 60 C:ssa) sekä pölyräjähdyksen kestävä Class II/III, Division 1, Group E, F ja G (8705/8711 T6 60 C:ssa) sekä syttymätön Class I, Division 2, Group A, B, C ja D syttyvät prosessiväliaineet (8705/8711 T5 60 C:ssa) vaaralliset käyttöympäristöt; kotelotyyppi 4X Canadian Standards Association (CSA) N0 Syttymätön Class I, Division 2, Group A, B, C ja D syttymättömät prosessiväliaineet (8705/8711 T5 60 C:ssa; 8707 T3C 60 C:ssa) sekä pölyräjähdyksen kestävä Class II/III, Division 1, Group E, F ja G (8705/8711 T6 60 C:ssa; 8707 T3C 60 C:ssa) vaaralliset käyttöympäristöt; kotelotyyppi 4X N hygieeninen anturi Canadian Standards Association (CSA) normaaliin käyttöympäristöön; CE-merkki; 3-A-symbolivaltuutus nro 1222; EHEDG-tyyppi EL Eurooppalaiset luokitukset ND ATEX pölysytytys Luokitusnumero: KEMA 06ATEX0006 II 1D Ex td A20 IP6x T105 C ( 50 T a 65 C) 0575 Asennusohjeet: Kaapelien, kaapeliläpivientien ja sulkutulppien on oltava hyväksyttyä IP6x-tyyppiä sekä sopivia sovellukseen ja oikein asennettuja. Ympäristön maksimilämpötilassa tai 60 C ylittävässä prosessilämpötilassa tulee käyttää kuumuutta kestävää kaapelia, jonka nimellislämpötila on vähintään 90 C. 105 C pintalämpötila perustuu ympäröivään maksimilämpötilaan, joka on 65 C. Prosessilämpötilan ollessa korkeampi kuin ympäröivä maksimilämpötila (aina 180 C saakka), pintalämpötila on prosessilämpötila plus 40 K. 2930 Rosemount sarja Pika-asennusopas N1 ATEX kipinöimätön/syttymätön Todistusnro: KEMA02ATEX1302X II 3G EEx na [L] IIC T3... T6 ( 20 C T a +65 C) Turvallisen käytön erityisehto (x): Ympäristön lämpötilan, prosessilämpötilan ja lämpötilaluokan väliset suhteet näyttää Taulukko 13 sivulla 33. Sähköasennuksia koskevat tiedot antaa Taulukko 14 sivulla 35. KD, E1 ATEX Zone 1 lisäturvallisuus luonnostaan vaarattomilla elektrodeilla Luokitus nro KEMA 03ATEX2052X II 1/2G EEx e ia IIC T3...T6 ( 20 C T a +65 C) (Ks. Taulukko 12 sivulla 32) 0575 V maks. = 40 V Turvallisen käytön erityisehto (x): Ympäristön lämpötilan, prosessilämpötilan ja lämpötilaluokan väliset suhteet näyttää Taulukko 13 sivulla 33. Sähköasennuksia koskevat tiedot antaa Taulukko 14 sivulla 35. Asennusohjeet: Jos ympäristön lämpötila on yli 50 C, on käytettävä kuumuutta kestävää kaapelia, jonka nimellislämpötila on vähintään 90 C. Käämin magnetointipiirissä on oltava sulake, jonka maksimikoko on 0,7 A IEC :n mukaisesti, jos anturia käytetään muiden virtauslähettimien kanssa. Kansainväliset luokitukset N7 IECEx-tyyppi n Todistusnumero: IECEx DEK X Ex na nl IIC T3...T5 Gc IP66 ( 50 C T a +60 C) (Taulukko 14 sivulla 35 näyttää prosessilämpötilan ja lämpötilakoodin välisen suhteen.) Turvallisen käytön erityisehto (x): Ympäristön lämpötilan, prosessilämpötilan, lämpötilaluokan, kytkentärasian suuntauksen ja virtausputken asennuksen suhteen esittää Taulukko 14 sivulla 35. Laitteistoa tulee käyttää vain sellaisen virtauslähettimen kanssa, jossa käytetään Taulukko 15 sivulla 35 vastaavaa virtaohjauskelan magnetointipiiriä. Integroidun lähettimen kanssa käytettäessä ympäristön ja prosessilämpötilan aiheuttama lähettimen lämpötilarajojen ylittyminen estetään. Yksiköiden, joissa on merkintä Warning: Electrostatic Charging Hazard saattaa olla sähköä johtamaton maalipinta, jonka paksuus on yli 0,2 mm. Tulee ryhtyä varotoimiin, jotta vältetään koteloon varautuvasta staattisesta sähköstä aiheutuva sytytys. 3031 Pika-asennusopas Rosemount sarja Asennusohjeet Kun ympäristön lämpötila on yli 60 C/140 F ja prosessilämpötila on vähintään 60 C/140 F, virtausmittari täytyy kytkeä lämpöä kestävillä kaapeleilla, joiden lämpötilaluokitus on vähintään 90 C/194 F. Kun prosessilämpötila on suurempi kuin 100 C, virtausmittari tulee kytkeä lämpöä kestävillä kaapeleilla, joiden lämpötilaluokitus on vähintään 100 C/212 F. Kaapeliläpivientien ja sulkutulppien tulee olla hyväksyttyä Ex e- tai Ex n -tyyppiä ja suojausluokan vähintään IP54. NF IECEx pöly Todistusnumero: IECEx KEM Ex td A20 IP6x T105 C ( 50 T a 65 C) Asennusohjeet: Kaapelien, kaapeliläpivientien ja sulkutulppien on oltava hyväksyttyä IP6x-tyyppiä sekä sopivia sovellukseen ja oikein asennettuja. Ympäristön maksimilämpötilassa tai 60 C ylittävässä prosessilämpötilassa tulee käyttää kuumuutta kestävää kaapelia, jonka nimellislämpötila on vähintään 90 C. 105 C pintalämpötila perustuu ympäröivään maksimilämpötilaan, joka on 65 C. Prosessilämpötilan ollessa korkeampi kuin ympäröivä maksimilämpötila (aina 180 C saakka), pintalämpötila on prosessilämpötila plus 40 K. NEPSI Kiina E3, EP NEPSI lisäturvallisuus luonnostaan vaarattomilla elektrodeilla Todistusnumero GYJ071360X Ex e ia IIC T3...T6 ( 20 C T a +65 C) (Ks. Taulukko 12 sivulla 32) InMetro Brasilia E2, EB NCC lisäturvallisuus luonnostaan vaarattomilla elektrodeilla Todistusnumero NCC X Ex e ia IIC T3...T6 ( 20 C T a +65 C) (Ks. Taulukko 12 sivulla 32) KOSHA Korea E9, EK KOSHA lisäturvallisuus luonnostaan vaarattomilla elektrodeilla Todistusnumero QIX Ex e ia IIC T3 T6 ( 20 C T a +65 C) (Ks. Taulukko 12 sivulla 32) 3132 Rosemount sarja Pika-asennusopas Taulukko 11. Sähkötekniset tiedot Rosemount ja 8711-anturit Magnetointipiiri: 40 V, 0,5 A, 20 W maks. Elektrodipiiri: räjähdyksenkestävyystyyppi luonnostaan vaaraton EEx ia IIC, U i = 5 V, l i =0,2mA, P i = 1 mw, U m = 250 V Taulukko 12. Käyttöympäristön lämpötilan, prosessilämpötilan ja lämpötilaluokan välinen suhde (1) Mittausputken koko (tuumaa) Ympäristön maksimilämpötila Prosessin maksimilämpötila Lämpötilaluokka 1 /2 65 C (149 F) 115 C (239 F) T C (149 F) 120 C (248 F) T C (95 F) 35 C (95 F) T4 1 1 /2 65 C (149 F) 125 C (257 F) T3 1 1 /2 50 C (122 F) 60 C (140 F) T C (149 F) 125 C (257 F) T C (149 F) 75 C (167 F) T C (104 F) 40 C (104 F) T C (149 F) 130 C (266 F) T C (149 F) 90 C (194 F) T C (131 F) 55 C (131 F) T C (104 F) 40 C (104 F) T C (149 F) 135 C (275 F) T C (149 F) 110 C (230 F) T C (149 F) 75 C (167 F) T C (140 F) 60 C (140 F) T C (149 F) 140 C (284 F) T C (149 F) 115 C (239 F) T C (149 F) 80 C (176 F) T C (149 F) 65 C (149 F) T6 (1) Tämä taulukko koskee vain E1- ja KD-hyväksyntäkoodeja. 3233 Pika-asennusopas Rosemount sarja Taulukko 13. Käyttöympäristön maksimilämpötilan, maksimiprosessilämpötilan ja lämpötilaluokan välinen suhde (1) Ympäristön Prosessin maksimilämpötila C ( F) per lämpötilaluokka maksimilämpötila T3 T4 T5 T6 0,5 tuuman anturikoko 65 C (149 F) 147 C (296 F) 59 C (138 F) 12 C (53 F) 8 C (17 F) 60 C (140 F) 154 C (309 F) 66 C (150 F) 19 C (66 F) 2 C (28 F) 55 C (131 F) 161 C (321 F) 73 C (163 F) 26 C (78 F) 5 C (41 F) 50 C (122 F) 168 C (334 F) 80 C (176 F) 32 C (89 F) 12 C (53 F) 45 C (113 F) 175 C (347 F) 87 C (189 F) 39 C (102 F) 19 C (66 F) 40 C (104 F) 177 C (350 F) 93 C (199 F) 46 C (114 F) 26 C (78 F) 35 C (95 F) 177 C (350 F) 100 C (212 F) 53 C (127 F) 32 C (89 F) 30 C (86 F) 177 C (350 F) 107 C (224 F) 59 C (138 F) 39 C (102 F) 25 C (77 F) 177 C (350 F) 114 C (237 F) 66 C (150 F) 46 C (114 F) 20 C (68 F) 177 C (350 F) 120 C (248 F) 73 C (163 F) 53 C (127 F) 1,0 tuuman anturikoko 65 C (149 F) 159 C (318 F) 70 C (158 F) 22 C (71 F) 1 C (34 F) 60 C (140 F) 166 C (330 F) 77 C (170 F) 29 C (84 F) 8 C (46 F) 55 C (131 F) 173 C (343 F) 84 C (183 F) 36 C (96 F) 15 C (59 F) 50 C (122 F) 177 C (350 F) 91 C (196 F) 43 C (109 F) 22 C (72 F) 45 C (113 F) 177 C (350 F) 97 C (206 F) 50 C (122 F) 29 C (84 F) 40 C (104 F) 177 C (350 F) 104 C (219 F) 57 C (134 F) 36 C (96 F) 35 C (95 F) 177 C (350 F) 111 C (231 F) 63 C (145 F) 43 C (109 F) 30 C (86 F) 177 C (350 F) 118 C (244 F) 70 C (158 F) 50 C (122 F) 25 C (77 F) 177 C (350 F) 125 C (257 F) 77 C (170 F) 57 C (134 F) 20 C (68 F) 177 C (350 F) 132 C (269 F) 84 C (183 F) 63 C (145 F) 1,5 tuuman anturikoko 65 C (149 F) 147 C (296 F) 71 C (159 F) 31 C (87 F) 13 C (55 F) 60 C (140 F) 153 C (307 F) 77 C (170 F) 36 C (96 F) 19 C (66 F) 55 C (131 F) 159 C (318 F) 83 C (181 F) 42 C (107 F) 25 C (77 F) 50 C (122 F) 165 C (329 F) 89 C (192 F) 48 C (118 F) 31 C (87 F) 45 C (113 F) 171 C (339 F) 95 C (203 F) 54 C (129 F) 36 C (96 F) 40 C (104 F) 177 C (350 F) 101 C (213 F) 60 C (140 F) 42 C (107 F) 35 C (95 F) 177 C (350 F) 106 C (222 F) 66 C (150 F) 48 C (118 F) 30 C (86 F) 177 C (350 F) 112 C (233 F) 71 C (159 F) 54 C (129 F) 25 C (77 F) 177 C (350 F) 118 C (244 F) 77 C (170 F) 60 C (140 F) 20 C (68 F) 177 C (350 F) 124 C (255 F) 83 C (181 F) 66 C (150 F) Jatkuu seuraavalla sivulla 3334 Rosemount sarja Pika-asennusopas Taulukko 13. Käyttöympäristön maksimilämpötilan, maksimiprosessilämpötilan ja lämpötilaluokan välinen suhde (1) Ympäristön Prosessin maksimilämpötila C ( F) per lämpötilaluokka maksimilämpötila T3 T4 T5 T6 2,0 tuuman anturikoko 65 C (149 F) 143 C (289 F) 73 C (163 F) 35 C (95 F) 19 C (66 F) 60 C (140 F) 149 C (300 F) 78 C (172 F) 40 C (104 F) 24 C (75 F) 55 C (131 F) 154 C (309 F) 84 C (183 F) 46 C (114 F) 29 C (84 F) 50 C (122 F) 159 C (318 F) 89 C (192 F) 51 C (123 F) 35 C (95 F) 45 C (113 F) 165 C (329 F) 94 C (201 F) 57 C (134 F) 40 C (104 F) 40 C (104 F) 170 C (338 F) 100 C (212 F) 62 C (143 F) 46 C (114 F) 35 C (95 F) 176 C (348 F) 105 C (221 F) 67 C (152 F) 51 C (123 F) 30 C (86 F) 177 C (350 F) 111 C (231 F) 73 C (163 F) 57 C (134 F) 25 C (77 F) 177 C (350 F) 116 C (240 F) 78 C (172 F) 62 C (143 F) 20 C (68 F) 177 C (350 F) 122 C (251 F) 84 C (183 F) 67 C (152 F) 3 60 tuuman anturikoko 65 C (149 F) 177 C (350 F) 99 C (210 F) 47 C (116 F) 24 C (75 F) 60 C (140 F) 177 C (350 F) 106 C (222 F) 54 C (129 F) 32 C (89 F) 55 C (131 F) 177 C (350 F) 114 C (237 F) 62 C (143 F) 39 C (102 F) 50 C (122 F) 177 C (350 F) 121 C (249 F) 69 C (156 F) 47 C (116 F) 45 C (113 F) 177 C (350 F) 129 C (264 F) 77 C (170 F) 54 C (129 F) 40 C (104 F) 177 C (350 F) 130 C (266 F) 84 C (183 F) 62 C (143 F) 35 C (95 F) 177 C (350 F) 130 C (266 F) 92 C (197 F) 69 C (156 F) 30 C (86 F) 177 C (350 F) 130 C (266 F) 95 C (203 F) 77 C (170 F) 25 C (77 F) 177 C (350 F) 130 C (266 F) 95 C (203 F) 80 C (176 F) 20 C (68 F) 177 C (350 F) 130 C (266 F) 95 C (203 F) 80 C (176 F) (1) Tämä taulukko koskee vain N1-optiokoodeja. 3435 Pika-asennusopas Rosemount sarja Taulukko 14. Ympäristön lämpötilan, prosessilämpötilan, lämpötilaluokan, kytkentärasian suuntauksen ja virtausputken asennuksen suhde (1) Linjakoko mm (tuumaa) Ympäristön maksimilämpötila C ( F) Prosessin maksimilämpötila C ( F) Lämpötilakoodi (T-koodi) 50 (2) 60 C (140 F) 60 C (140 F) T5 50 (2) 60 C (140 F) 100 C (212 F) T4 50 (2) 60 C (140 F) 150 C (300 F) T3 80 (3) 60 C (140 F) 60 C (140 F) T5 80 (3) 60 C (140 F) 100 C (212 F) T4 80 (3) 60 C (140 F) 150 C (300 F) T3 100 (4) 60 C (140 F) 60 C (140 F) T5 100 (4) 60 C (140 F) 110 C (230 F) T4 100 (4) 60 C (140 F) 160 C (320 F) T3 150 (6) 60 C (140 F) 60 C (140 F) T5 150 (6) 60 C (140 F) 115 C (240 F) T4 150 (6) 60 C (140 F) 165 C (330 F) T3 200 (8) 900 (36) 60 C (140 F) 60 C (140 F) T5 200 (8) 900 (36) 60 C (140 F) 120 C (250 F) T4 Kytkentärasian suuntaus Mikä tahansa Mikä tahansa Sivuun tai alas Mikä tahansa Mikä tahansa Sivuun tai alas Mikä tahansa Mikä tahansa Sivuun tai alas Mikä tahansa Mikä tahansa Sivuun tai alas Mikä tahansa Mikä tahansa Lähettimen asennus (2) Integroitu tai erillisasennus Vain erillisasennus Vain erillisasennus Integroitu tai erillisasennus Vain erillisasennus Vain erillisasennus Integroitu tai erillisasennus Vain erillisasennus Vain erillisasennus Integroitu tai erillisasennus Vain erillisasennus Vain erillisasennus Integroitu tai erillisasennus Vain erillisasennus Sivuun Vain 200 (8) 900 (36) 60 C (140 F) 170 C (340 F) T3 tai alas erillisasennus (1) Tämä taulukko koskee vain N7-optiokoodia. (2) Muita prosessilämpötilan ja ympäristön lämpötilan yhdistelmiä voidaan käyttää integroidussa asennuksessa, mutta silloin täytyy varmistaa, että asennuslaipan ja muiden lähettimen elektroniikkakotelon muodostavien komponenttien lämpötila ei ylitä lähettimen ympäristön lämpötilarajoja. Taulukko 15. Sähköasennuksia koskevat tiedot (1) Magnetointipiirin parametrit: Um = 40 V max, Imax = 500 ma, Pmax = 20 W Elektrodipiirin parametrit: Ui = 5 V, Uo = 5 V, Io = 200 µa, Po = 1 mw (1) Tämä taulukko koskee vain N7-optiokoodia. 3536 Rosemount sarja Pika-asennusopas Kuva 23. Rosemount 8705 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 3637 Pika-asennusopas Rosemount sarja 3738 Rosemount sarja Pika-asennusopas 3839 Pika-asennusopas Rosemount sarja EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus Nro RFD 1006 Versio I Me, Rosemount Inc Technology Drive Eden Prairie, MN YHDYSVALLAT vakuutamme täysin omalla vastuullamme, että tuotteet, joiden valmistaja on Mallin 8705 magneettiset virtausmittarit Rosemount Inc. Fisher-Rosemount Flow Technologies Technology Drive ja Ave. Miguel de Cervantes 111 Eden Prairie, MN Chihuahua, CHIH YHDYSVALLAT Mexico ja jota tämä vakuutus koskee, täyttää oheisesta liitteestä ilmenevien Euroopan yhteisön direktiivien vaatimukset mukaan lukien niiden uusimmat muutokset. Vaatimustenmukaisuuden olettamus perustuu yhtenäistettyjen tai soveltuvien teknisten standardien soveltamiseen ja, mikäli asianmukaista tai näin vaaditaan, Euroopan yhteisön ilmoitettujen laitosten luokitukseen oheisen liitteen mukaisesti (julkaisupäivämäärä) Mark Fleigle (nimi painokirjaimin) Varapääjohtaja, teknologia ja uudet (tehtävänimike painokirjaimin) Tiedostotunnus: 8705 CE-merkintä Sivu 1 / _RFD1006_I_fin.doc 3940 Rosemount sarja Pika-asennusopas Liite EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus RFD 1006 Versio I EMC-direktiivi (2004/108/EY) Kaikki mallit EN : 2006 PED-direktiivi (97/23/EY) Mallin 8705 magneettinen virtausmittari optiolla PD, linjakokoina 1,5 36 tuumaa Laitteet, joista puuttuu PD-optio, EIVÄT ole painelaitedirektiivin mukaisia eikä niitä voi käyttää ETA:lla ilman jatkoarviointia QS-tarkastustodistus EY nro CE-HOU-DNV H-moduulin yhdenmukaisuusarviointi ASME B31.3: 2008 Malli 8705 optiolla PD, linjakokoina 0,5 1,0 tuumaa Hyvä konepajakäytäntö ASME B31.3: 2008 ATEX-direktiivi (94/9/EY) Mallin 8705 magneettinen virtausmittari KEMA 02ATEX1302 X Tyyppi n -luokitus Laiteryhmä II, luokka 3 G (EEx na [L] IIC T3 T6) EN 50021: 1999 KEMA 03ATEX2052 X Lisäturvallisuus luonnostaan vaarattomilla elektrodeilla Laiteryhmä II, luokka 1/2 G (EEx e ia IIC T3 T6) EN 50019: 2000 EN 50020: 2002 Tiedostotunnus: 8705 CE-merkintä Sivu 2 / _RFD1006_I_fin.doc 4041 Pika-asennusopas Rosemount sarja Liite EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus RFD 1006 Versio I ATEX-direktiivi (94/9/EY) jatkuu KEMA 06ATEX0006 Pölysytytyksen kestävä luokitus Laiteryhmä II, luokka 1 D (Ex td A20 IP6x T105 C) EN : 2006 EN : 2004 Painelaitedirektiivin ilmoitettu laitos Det Norske Veritas (DNV) [Ilmoitetun laitoksen numero: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norja ATEX ilmoitetut laitokset EY:n tyyppitarkastusluokitusta varten KEMA [Ilmoitetun laitoksen numero: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem Alankomaat Postbank ATEX ilmoitettu laitos laadunvarmistusta varten Det Norske Veritas (DNV) [Ilmoitetun laitoksen numero: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norja Tiedostotunnus: 8705 CE-merkintä Sivu 3 / _RFD1006_I_fin.doc 4142 Rosemount sarja Pika-asennusopas Kuva 24. Rosemount 8711 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 4243 Pika-asennusopas Rosemount sarja 4344 Rosemount sarja Pika-asennusopas 4445 Pika-asennusopas Rosemount sarja Me, EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus Nro RFD 1007 Versio H Rosemount Inc Technology Drive Eden Prairie, MN YHDYSVALLAT vakuutamme täysin omalla vastuullamme, että tuotteet, joiden valmistaja on mallin 8711 magneettiset virtausmittarit Rosemount Inc. Fisher-Rosemount Flow Technologies Technology Drive ja Ave. Miguel de Cervantes 111 Eden Prairie, MN Chihuahua, CHIH YHDYSVALLAT Mexico ja jota tämä vakuutus koskee, täyttää oheisesta liitteestä ilmenevien Euroopan yhteisön direktiivien vaatimukset mukaan lukien niiden uusimmat muutokset. Vaatimustenmukaisuuden olettamus perustuu yhtenäistettyjen tai soveltuvien teknisten standardien soveltamiseen ja, mikäli asianmukaista tai näin vaaditaan, Euroopan yhteisön ilmoitettujen laitosten luokitukseen oheisen liitteen mukaisesti (julkaisupäivämäärä) Mark Fleigle (nimi painokirjaimin) Varapääjohtaja, teknologia ja uudet tuotteet (tehtävänimike painokirjaimin) Tiedostotunnus: 8711 CE-merkintä Sivu 1 / _RFD1007_H_fin.doc 4546 Rosemount sarja Pika-asennusopas Liite EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus RFD 1007 Versio H EMC-direktiivi (2004/108/EY) Kaikki mallit EN : 2006 PED-direktiivi (97/23/EY) Mallin 8711 magneettinen virtausmittari optiolla PD, linjakokoina 1,5 8 tuumaa Laitteet, joista puuttuu PD-optio, EIVÄT ole painelaitedirektiivin mukaisia eikä niitä voi käyttää ETA:lla ilman jatkoarviointia QS-tarkastustodistus EY nro CE-HOU-DNV H-moduulin yhdenmukaisuusarviointi ASME B31.3: 2008 Malli 8711 optiolla PD, linjakokoina 0,15 1,0 tuumaa Hyvä konepajakäytäntö ASME B31.3: 2008 ATEX-direktiivi (94/9/EY) Mallin 8711 magneettinen virtausmittari KEMA 02ATEX1302 X Tyyppi n -luokitus Laiteryhmä II, luokka 3 G (EEx na [L] IIC T3 T6) EN 50021: 1999 KEMA 03ATEX2052 X Lisäturvallisuus luonnostaan vaarattomilla elektrodeilla Laiteryhmä II, luokka 1/2 G (EEx e ia IIC T3 T6) EN 50019: 2000 EN 50020: 2002 Tiedostotunnus: 8711 CE-merkintä Sivu 2 / _RFD1007_H_fin.doc 4647 Pika-asennusopas Rosemount sarja Liite EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus RFD 1007 Versio H ATEX-direktiivi (94/9/EY) jatkuu KEMA 06ATEX0006 Pölysytytyksen kestävä luokitus Laiteryhmä II, luokka 1 D (Ex td A20 IP6x T105 C) EN : 2006 EN : 2004 Painelaitedirektiivin ilmoitettu laitos Det Norske Veritas (DNV) [Ilmoitetun laitoksen numero: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norja ATEX ilmoitetut laitokset EY:n tyyppitarkastusluokitusta varten KEMA [Ilmoitetun laitoksen numero: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem Alankomaat Postbank ATEX ilmoitettu laitos laadunvarmistusta varten Det Norske Veritas (DNV) [Ilmoitetun laitoksen numero: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norja Tiedostotunnus: 8711 CE-merkintä Sivu 3 / _RFD1007_H_fin.doc 4748 Rosemount sarja Pika-asennusopas Kuva 25. Rosemount 8721 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 4849 Pika-asennusopas Rosemount sarja 4950 Rosemount sarja Pika-asennusopas EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus Nro RFD 1051 Versio E Me, Rosemount Inc Technology Drive Eden Prairie, MN YHDYSVALLAT vakuutamme täysin omalla vastuullamme, että tuotteet, mallin 8721 hygieeniset magneettiset virtausmittarit joiden valmistaja on Rosemount Inc. Fisher-Rosemount Flow Technologies Technology Drive ja Ave. Miguel de Cervantes 111 Eden Prairie, MN Chihuahua, CHIH YHDYSVALLAT Mexico ja jota tämä vakuutus koskee, täyttää oheisesta liitteestä ilmenevien Euroopan yhteisön direktiivien vaatimukset mukaan lukien niiden uusimmat muutokset. Vaatimustenmukaisuuden olettamus perustuu yhtenäistettyjen tai soveltuvien teknisten standardien soveltamiseen ja, mikäli asianmukaista tai näin vaaditaan, Euroopan yhteisön ilmoitettujen laitosten luokitukseen oheisen liitteen mukaisesti (julkaisupäivämäärä) Mark Fleigle (nimi painokirjaimin) Varapääjohtaja, teknologia ja uudet tuotteet (tehtävänimike painokirjaimin) Tiedostotunnus: 8721 CE-merkintä Sivu 1 / _RFD1051_E_fin.doc 50 Näytä lisää
magneettinen virtausmittarilaitteisto (lähetin ja virtausputki) ja FOUNDATION -kenttäväylä Aloita tästä Vaihe 1: Asennuksen valmistelu Vaihe 2: Käsittely Vaihe 3: Asennus Vaihe 4: Asennus (laipallinen Lisätiedot Rosemount 8732E magneettinen virtausmittari digitaalisella PROFIBUS PA -kenttäväylällä (lähetin ja anturi)
Pika-asennusopas Joulukuu 2012 Rosemount 8732 Rosemount 8732E magneettinen virtausmittari digitaalisella PROFIBUS PA -kenttäväylällä (lähetin ja anturi) Aloitus Vaihe 1: Asennuksen valmistelu Vaihe 2: Lisätiedot Pikaopas 00825-0116-4792, Versio BB Helmikuu 2014. Rosemount 1495 -mittalaippa Rosemount 1496 -mittalaippayhde
00825-0116-4792, Versio BB Rosemount 1495 -mittalaippa Rosemount 1496 -mittalaippayhde HUOMATTAVAA Tässä asennusoppaassa on Rosemount 1495 -mittalaipan perusohjeet. Siinä ei anneta ohjeita konfiguroinnista, Lisätiedot Rosemount 848L binääriohjausten logiikkalähetin FOUNDATION -kenttäväylällä. Aloita tästä
binääriohjausten logiikkalähetin FOUNDATION -kenttäväylällä Aloita tästä Vaihe 1: Asenna lähetin Vaihe 2: Johdota ja kytke virta Vaihe 3: Tarkista lähettimen konfigurointi Tuotehyväksynnät Valmis MegszüntTermék Lisätiedot Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot
Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä Lisätiedot Rosemount 8732E magneettinen virtausmittari FOUNDATION -kenttäväylällä (lähetin ja anturi)
Pika-asennusopas Joulukuu 2012 Rosemount 8732 Rosemount 8732E magneettinen virtausmittari FOUNDATION -kenttäväylällä (lähetin ja anturi) Aloitus Vaihe 1: Asennuksen valmistelu Vaihe 2: Käsittely Vaihe Lisätiedot Rosemountin magneettiset virtausmittarilaitteistot (lähetin ja virtausputki)
Rosemountin magneettiset virtausmittarilaitteistot (lähetin ja virtausputki) Aloita tästä Vaihe 1: Asennuksen valmistelu Vaihe 2: Käsittely Vaihe 3: Asennus Vaihe 4: Asennus (laipallinen virtausputki) Lisätiedot Rosemount 8750WA magneettinen virtausmittarilaitteisto (lähetin ja anturi)
Pika-asennusopas Rosemount 8750WA Rosemount 8750WA magneettinen virtausmittarilaitteisto (lähetin ja anturi) Aloitus Vaihe 1: Asennuksen valmistelu Vaihe 2: Käsittely Vaihe 3: Kiinnitys Vaihe 4: Asennus Lisätiedot Rosemount 2130. ATEX ja IECEx räjähdyspaineen kestäviä tuotteita koskevat turvaohjeet
Ohjekirjan liite 00809-0416-4130, versio AA Toukokuu 2009 Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX ja IECEx räjähdyspaineen kestäviä tuotteita koskevat turvaohjeet www.rosemount.com Rosemount 2130 Ohjekirjan Lisätiedot Rosemount 2130. ATEX ja IECEx luonnostaan vaarattomia tuotteita koskevat turvaohjeet
Ohjekirjan liite 00809-0316-4130, versio AA Toukokuu 2009 Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX ja IECEx luonnostaan vaarattomia tuotteita koskevat turvaohjeet www.rosemount.com Rosemount 2130 Ohjekirjan Lisätiedot Rosemount magneettinen virtausmittarilaiteisto (lähetin ja anturi) 8750W vesi-, jätevesi- ja muihin vedenkäsittelysovelluksiin
Pikaopas 00825-0116-4750, versio CA Rosemount magneettinen virtausmittarilaiteisto (lähetin ja anturi) 8750W vesi-, jätevesi- ja muihin vedenkäsittelysovelluksiin Pikaopas HUOMATTAVAA Tämä asiakirja on Lisätiedot Rosemount 8732E magneettinen virtausmittarilaitteisto (lähetin ja anturi)
Pika-asennusopas Kesäkuu 2013 Rosemount 8732 Rosemount 8732E magneettinen virtausmittarilaitteisto (lähetin ja anturi) Aloitus Vaihe 1: Asennuksen valmistelu Vaihe 2: Käsittely Vaihe 3: Kiinnitys putkistoon Lisätiedot Rosemount 3308 -sarjan langaton pintatutka 3308A
00825-0316-4308, versio AD Rosemount 3308 -sarjan langaton pintatutka 3308A VAROITUS Räjähdykset voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. Jos laite asennetaan räjähdysalttiiseen ympäristöön, asennuksessa Lisätiedot Rosemount 3490-sarjan 4 20 ma + HART yhteensopiva ohjain
00825-0216-4841, Versio AA Rosemount 3490-sarjan 4 20 ma + HART yhteensopiva ohjain VAROITUS Turvallisten asennusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman Rosemount 3490-sarjan Lisätiedot 00825-0116-4004I. Rosemount 8800D-sarjan pyörrevanavirtausmittari. Rosemount 8800D. Pika-asennusopas 00825-0116-4004, Versio DB Joulukuu 2011
Pika-asennusopas 585 Annubar -päähöyryanturi Rosemount 585 Annubar -päähöyryanturi vastapuolen tuella Aloita tästä Vaihe 1: Sijainti ja asento Vaihe 2: Poraa asennusreiät putkeen Vaihe 3: Hitsaa asennusosat Lisätiedot Rosemount 0085-pantakiinnitteinen lämpötila-anturi. Pikaopas 00825-0116-4952, Versio BA Helmikuu 2014
Rosemount 0085-pantakiinnitteinen lämpötila-anturi Pikaopas 00825-0116-4952, Versio BA Pikaopas HUOMATTAVAA Tässä asennusoppaassa on Rosemount 0085- pantakiinnitteisen lämpötila-anturin perusohjeet. Tässä Lisätiedot Rosemount 3308 -sarjan langaton pintatutka 3308A
Pikaopas 00825-0116-4764, versio DA Rosemount 8714D (kalibrointistandardi) magneettinen virtausputkisimulaattori Pikaopas HUOMATTAVAA Tässä asiakirjassa on Rosemount 8714D:n perusohjeet. Siinä ei ole tarkempia Lisätiedot Verkkopohjainen Rosemount 753R -etäseurantalähetin
Verkkopohjainen Rosemount 753R -etäseurantalähetin Lähtö Yleistä Rosemount 753R 3051S-painelähettimellä Rosemount 753R erillisellä HART -lähettimellä Rosemount 753R 3051S-painelähettimellä ja erillisellä Lisätiedot Pikaopas 00825-0216-2654, Versio BB Kesäkuu 2014. Rosemount 0065/0185 -anturiasennelma
00825-0216-2654, Versio BB Rosemount 0065/0185 -anturiasennelma HUOMATTAVAA Tässä asennusoppaassa on Rosemount 0065- ja 0185-anturimallien perusohjeet. Tässä ei ole ohjeita, jotka koskisivat konfiguroinnin Lisätiedot Älykäs langaton Field Link -kenttäyhteyslaite
Älykäs langaton Field Link -kenttäyhteyslaite Aloitus Langattomia laitteita koskevia seikkoja Vaihe 1: Fyysinen asennus Vaihe 2: Varmista toiminta Viitetiedot Mallitiedot Tuotesertifioinnit EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus Lisätiedot Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin Lisätiedot Rosemount 4500 hygieeninen painelähetin
Pika-asennusohje Kesäkuu 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 hygieeninen painelähetin Valmistusonlopetetu Aloita tästä Vaihe 1: Asenna lähetin Vaihe 2: Aseta kytkimet Vaihe 3: Kytke johtimet ja jännite Lisätiedot Rosemount 5600 -sarjan pintatutka HART -protokollalla ja Foundation -kenttäväylällä
n pintatutka HART -protokollalla ja Foundation -kenttäväylällä Aloita tästä Vaihe : Asenna lähetin Vaihe 2: Kytke johdotukset ja virta Vaihe : Konfiguroi lähetin Tuotehyväksynnät Vahvista lähettimen asetukset Lisätiedot Lumination LED-valaisimet
GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT Lisätiedot SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme Lisätiedot MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin Lisätiedot Rosemount Volume 1 -anturiosa. Pikaopas 00825-0316-2654, Versio AB Kesäkuu 2014
Rosemount Volume 1 -anturiosa Pikaopas 00825-0316-2654, Versio AB Pikaopas HUOMATTAVAA Tässä pika-aloitusoppaassa on Rosemount 0068-, 0078- ja 0183-anturimallien perusohjeet. Tässä ei ole ohjeita, jotka Lisätiedot Rosemount 644H ja 644R älykkäät lämpötilalähettimet
Pika-asennusopas Kesäkuu 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H ja 644R älykkäät lämpötilalähettimet Aloitus Vaihe 1: Konfiguroi (laiteviritys) Vaihe 2: Aseta vikatilakytkin Vaihe 3: Asenna lähetin Vaihe 4: Lisätiedot Rosemount 3095FC MultiVariable -massavirtalähetin
Pika-asennusopas Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable -massavirtalähetin Vaihe 1: Asenna lähetin Vaihe 2: Kytke johdotukset Vaihe 3: Aseta yliheitot ja kytke virta Vaihe 4: Varmista yhteys Vaihe Lisätiedot "THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)
THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa: Lisätiedot Ohje. MI 019-179 Lokakuu 2005. Virtausmittarien turvallisuustiedot
Ohje MI 019-179 Lokakuu 2005 Virtausmittarien turvallisuustiedot MI 019-179 Lokakuu 2005 Sisällys 1. Yleiset varoitukset... 1 Paikallisia määräyksiä koskeva varoitus... 1 ATEX-varoitus... 1 Luontaista Lisätiedot Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI
Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus Lisätiedot DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet
DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6 Lisätiedot HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI
SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet, Lisätiedot "THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)
9/2015 Datalehti Document nr. DOC001184 Kapasitiivinen pinnankorkeuden mittalaite 2-johdin kapasitiiviset pinnankorkeuden mittalaitteet soveltuvat erinomaisesti johtaville tai johtamattomille nesteille. Lisätiedot Rosemount 3051SF -sarjan painelähetin
Rosemount 3051S -sarjan painelähetin langattomasti käytettävillä HART -ratkaisuilla Rosemount 3051SF -sarjan painelähetin langattomasti käytettävillä HART -ratkaisuilla Valitse tämä avataksesi uusi WirelessHART Lisätiedot SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 5.6.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/6 SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme Lisätiedot Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje
Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus Lisätiedot Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA
Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti Lisätiedot Pikaopas 00825-0116-4828, versio DC Heinäkuu 2014. Rosemount 1595 vakioiva mittalaippa
Pikaopas 00825-0116-4828, versio DC Rosemount 1595 vakioiva mittalaippa Pikaopas HUOMATTAVAA Tässä asennusoppaassa on Rosemount 1595 -mittalaipan perusohjeet. Siinä ei anneta ohjeita konfiguroinnista, Lisätiedot Rosemount 8600D -sarjan pyörrevanavirtausmittari. Pika-aloitusopas 00825-0116-4860, Versio AA Marraskuu 2012
Rosemount 8600D -sarjan pyörrevanavirtausmittari Pika-aloitusopas 00825-0116-4860, Versio AA Pika-aloitusopas HUOMAUTUS Tässä asennusoppaassa on Rosemount 8600D -pyörrevanavirtausmittarin perusohjeet. Lisätiedot Rosemount 1199 -painevälittimien yleiset käsittely- ja asennusohjeet
Pika-asennusopas Elokuu 2011 Rosemount 1199 Rosemount 1199 -painevälittimien yleiset käsittely- ja asennusohjeet Aloitus Johdanto Esipuhe Käsittelyn yleiskatsaus Mekaaninen asennus Lähettimen virittäminen Lisätiedot SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin Lisätiedot MBPF-100S MB-600PF MBPF-200S Liekintunnistinyksiköt
MBPF-1001 FIN Marraskuu 9.2006 MBPF-100S MB-600PF MBPF-200S Liekintunnistinyksiköt MÄÄRITELMÄ MBPF-100S, MB-600PF ja MBPF-200S yksiköt mahdollistavat käyttäjälle näkyvän ilmaisun ja sähköisen ulostulon Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeen käännös
0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden Lisätiedot ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU
Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301) Lisätiedot MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright Lisätiedot Pikaopas 00825-0116-4810, versio FF Joulukuu 2014. Rosemount 405 kompakti virtausanturi
Pikaopas 00825-0116-4810, versio FF Rosemount 405 kompakti virtausanturi Pikaopas HUOMATTAVAA Tässä oppaassa on Rosemount 405 -virtausanturin perusohjeet. Tässä ei ole konfigurointia, diagnostiikkaa, huoltoa, Lisätiedot Rosemount 485 Annubar laipallinen rakenne
Pika-asennusopas 00825-0116-809, versio DB Laipallinen 85-Annubar Rosemount 85 Annubar laipallinen rakenne Aloitus Vaihe 1: Sijainti ja asento Vaihe 2: Poraa reiät putkeen Vaihe 3: Asenna ja tarkista paikalleen Lisätiedot OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC
WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton Lisätiedot Langaton Rosemount 248 -lämpötilalähetin
Pika-asennusopas Joulukuu 2014 Langaton Rosemount 248 Langaton Rosemount 248 -lämpötilalähetin Aloitus Langattomia laitteita koskevia seikkoja Vaihe 1: Fyysinen asennus Vaihe 2: Varmista toiminta Viitetiedot Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa Lisätiedot Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje
Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM
Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen Lisätiedot SET/TSH2 ja SET/TSHS2
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden Lisätiedot Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B
AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive Lisätiedot Asennusopas. DEVIreg 530. Elektroninen termostaatti. www.devi.com
Asennusopas DEVIreg 530 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto................. Lisätiedot ASENNUSOHJE MICROPROP DC2
VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen Lisätiedot SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak
5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27 Lisätiedot Pikaopas 00825-0116-4378, Rev AB Helmikuu 2014. Rosemount 751 -kenttäsignaalinäyttö
00825-0116-4378, Rev AB Rosemount 751 -kenttäsignaalinäyttö HUOMIO Tässä asennusoppaassa on esitetty Rosemount 751 -kenttänäytön perusohjeet. Tässä ei ole ohjeita, jotka koskisivat konfiguroinnin yksityiskohtia, Lisätiedot Rosemount 3051 -painelähetin Profibus-PA:lla. Rosemount 3051CF -sarjan virtauslähetin Profibus-PA:lla
Pika-asennusopas Rosemount 3051 Rosemount 3051 -painelähetin Profibus-PA:lla Rosemount 3051CF -sarjan virtauslähetin Profibus-PA:lla Aloitus Vaihe 1: Asenna lähetin Vaihe 2: Tarkista kotelon kääntämistarve Lisätiedot Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!
Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11 Lisätiedot Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija
Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan Lisätiedot KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje
KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu. Lisätiedot Rosemount 485 Annubar Flange-Lok -rakenne
Pika-asennusopas 0025-0216-09, versio DB Flange-Lok 5 Annubar Rosemount 5 Annubar Flange-Lok -rakenne Aloitus Vaihe 1: Sijainti ja asento Vaihe 2: Poraa reiät putkeen Vaihe 3: Hitsaa kiinnittimet paikoilleen Lisätiedot Langaton Rosemount 648 -lämpötilalähetin. Aloitus
Pika-asennusopas Langaton Rosemount 648 Langaton Rosemount 648 -lämpötilalähetin Aloitus Langattomia laitteita koskevia seikkoja Vaihe 1: Fyysinen asennus Vaihe 2: Varmista toiminta Viitetiedot Tuotesertifioinnit Lisätiedot FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1
ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle Lisätiedot Asennusopas. DEVIreg 528. Elektroninen termostaatti. www.devi.com
Asennusopas DEVIreg 528 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet............. Lisätiedot SmartPower -ratkaisut. Pikaopas 00825-0116-4701, Versio BA Joulukuu 2014
SmartPower -ratkaisut 00825-0116-4701, Versio BA HUOMATTAVAA Tämä opas on SmartPower-tuotesarjan asennusohje. Siinä ei ole tarkempia tietoja konfiguroinnista, diagnostiikasta, huollosta, vianetsinnästä Lisätiedot PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon
PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE Sulanapitoon PST-kaksijohdinlämpökaapelien asennusohje sulanapitoon Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli Maksimiteho 25 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Lisätiedot Pikaopas 00825-0116-4148, Versio EA Helmikuu 2014. Rosemount 148 -lämpötilalähetin
00825-0116-4148, Versio EA Rosemount 148 -lämpötilalähetin HUOMATTAVAA Tässä asennusoppaassa on Rosemount 148:n asennuksen perusohjeet. Tässä ei ole tarkkoja konfigurointi-, diagnostiikka-, huolto-, vianetsintä- Lisätiedot Langaton Rosemount 702 -kytkintietolähetin
Elokuu 2009 Rosemount 702 Langaton Rosemount 702 -kytkintietolähetin Aloitus Vaihe 1: Fyysinen asennus Vaihe 2: Varmista toiminta Vaihe 3: Viitetiedot Tuotehyväksynnät EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus Lisätiedot ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100
Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla Lisätiedot CSEasyn toimintaperiaate
CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta Lisätiedot Rosemount 644H Profibus PA -lämpötilalähettimet
Pika-asennusopas Heinäkuu 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA -lämpötilalähettimet Aloitus Vaihe 1: Asenna lähetin Vaihe 2: Johdota ja kytke virta Vaihe 3: Tarkista positiointi Vaihe 4: Lähettimen Lisätiedot KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9
HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50 Lisätiedot VAISALA GMD20 Manual(1) http://www.manuallib.com/file/2539132. From ManualLib.com
VAISALA GMD20 Manual(1) http://www.manuallib.com/file/2539132 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere, Lisätiedot KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point
KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO Lisätiedot Eristinadapteri PITO-E
Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa Lisätiedot Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin
OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen Lisätiedot Rosemount 2051 -painelähetin PROFIBUS PA:lla. Rosemount 2051CF -sarjan virtauslähetin PROFIBUS PA:lla
Rosemount 2051 Rosemount 2051 -painelähetin PROFIBUS PA:lla Rosemount 2051CF -sarjan virtauslähetin PROFIBUS PA:lla Aloitus Vaihe 1: Asenna lähetin Vaihe 2: Tarkista kotelon kääntämistarve Vaihe 3: Aseta Lisätiedot SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe
SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen Lisätiedot CF ECHO II Asennusopas
CF ECHO II Asennusopas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asennus lyhyesti 4 2. Toimituksen sisältö 5 3. Huomioitavaa 5 3.1. Turvallisuus 5 3.2. Suojaus 5 3.3. Yleiset ohjeet 6 4. Virtausmittarin asennus 6 4.1. Asennusohjeet Lisätiedot Telecrane F24 Käyttö-ohje
1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen Lisätiedot Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT
904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti Lisätiedot Micro Motion 9-johtimisen virtausmittarikaapelin valmistelu ja asennus
Ohjekäsikirja P/N 1004401, Rev. H Maaliskuu 2005 Micro Motion 9-johtimisen virtausmittarikaapelin valmistelu ja asennus Asennusohje 2005, Micro Motion, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Micro Motion on Lisätiedot Lämpötila-anturien valinta räjähdysvaaralliseen tilaan
Lämpötila-anturien valinta 24.11.2015 1(5) Lämpötila-anturien valinta SKS Automaatio Oy:n valikoimista löytyvät ratkaisut erilaisiin räjähdysvaarallisen tilan lämpötilamittaustoteutuksiin: lämpötila-anturit, Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute