Source: http://docplayer.hu/1183603-Nemzeti-akkreditalo-testulet-modositott-reszletezo-okirat-1-a-nat-2-0283-2014-nyilvantartasi-szamu-akkreditalt-statuszhoz.html
Timestamp: 2017-11-23 04:31:20
Document Index: 2995356

Matched Legal Cases: ['pf 0', 'pf 1', 'pf 1', 'pf 2', 'pf 100', 'pf 100', 'pf 0', 'pf 100', 'pf 0', 'pf 2']

Download "Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-2-0283/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz"
1 Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóság (1124 Budapest, Németvölgyi út ) akkreditált területe I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások: Akusztika és ultrahang 1. 1 méretű akusztikus kalibrátorok, pisztonfonok: hangnyomásszint (94 124) db 20 µpa-ra vonatkoztatva 0,07 db KE AKU (160, 250, 1000) Hz 2. 1 méretű akusztikus kalibrátorok, pisztonfonok: frekvencia 3. 1 méretű akusztikus kalibrátorok, pisztonfonok: torzítás 160 Hz 0,0092 Hz 250 Hz 0,014 Hz 1000 Hz 0,058 Hz 0,3 % 0,0087 % 1 % 0,029 % 3 % 0,087 % 10 % 0,29 % 30 % 0,89 % KE AKU KE AKU /2 méretű akusztikus kalibrátorok: hangnyomásszint (94 114) db 20 µpa-ra vonatkoztatva 0,06 db KE AKU Hz 5. 1/2 méretű akusztikus kalibrátorok: frekvencia 1000 Hz 0,058 Hz KE AKU /2 méretű akusztikus kalibrátorok: torzítás 0,3 % 0,0087 % 1 % 0,029 % 3 % 0,087 % KE AKU /2 méretű, több frekvenciás akusztikus kalibrátorok: hangnyomásszint (94, 104, 114) db 20 µpa-ra vonatkoztatva 0,05 db KE AKU < 4 khz 0,05 db 4 khz 0,06 db 5 khz 0,06 db 6,3 khz 0,06 db 8 khz 0,07 db 10 khz 0,07 db 12,5 khz 0,12 db 16 khz
2 2/16 NAT / /2 méretű, több frekvenciás akusztikus kalibrátorok: frekvencia 31,5 Hz 0,0018 Hz 63 Hz 0,0036 Hz 125 Hz 0,0072 Hz 160 Hz 0,0092 Hz 250 Hz 0,0144 Hz 500 Hz 0,0289 Hz 1 khz 0,058 Hz 2 khz 0,115 Hz 4 khz 0,231 Hz 8 khz 0,462 Hz 12,5 khz 0,722 Hz 16 khz 0,924 Hz KE AKU /2 méretű, több frekvenciás akusztikus kalibrátorok: torzítás 1 % 0,029 % KE AKU Zajszintmérő, hangnyomásszint (94 114) db 20 µpa-ra vonatkoztatva 0,2 db KE AKU khz Kémiai (ph, gázkeverék analízis ) 1. ph 2. Vezető 1,68 ph 0,01 ph 4,008 ph 0,005 ph 6,865 ph 0,005 ph 7,413 ph 0,005 ph 9,18 ph 0,01 ph 10,01 ph 0,01 ph 0,015 S/m 0,1 rel.% (1,5*10-5 S/m) (0, ,13) S/m 0,1 rel.% (1,4 111*10-4 S/m) 0,002 S/m 0,5 rel.% (1*10-5 S/m) KE KÉM KE KÉM Gázelegyek összetételének 0, % (mol/mol) 0,1 10 rel.% meghatározása gravimetrikus módszerrel N 2 (nitrogén) CO 2 (szén-dioxid) 0, % (mol/mol) 0,1 10 rel.% SO 2 (kén-dioxid) 0, % (mol/mol) 0,1 10 rel.% NO (nitrogén-monoxid) 0, % (mol/mol) 0,1 10 rel.% C 2 H 5 OH (etil-alkohol) 0, % (mol/mol) 0,1 10 rel.% O 2 (oxigén) 0, % (mol/mol) 0,1 10 rel.% CO (szén-monoxid) 0, % (mol/mol) 0,1 10 rel.% H 2 S (kén-hidrogén) 0, % (mol/mol) 0,1 10 rel.% C x H 2x+2 (Paraffinok) 0, % (mol/mol) 0,1 10 rel.% Földgáz hiteles anyagminta (0 100) %(n/n) (0,2 2) rel.% összetételének meghatározása CH 4 (metán) / földgáz N 2 (nitrogén) / földgáz (0 23) %(n/n) (1 0,2) rel.% C 2 H 6 (etán) / földgáz (0 10) %(n/n) (1 0,2) rel.% C 3 H 8 (propán) / földgáz (0 3,5) %(n/n) (1 0,2) rel.% C 4 H 10 (bután) / földgáz (0 1) %(n/n) (1 0,3) rel.% CO 2 (szén-dioxid) / földgáz (0 50) %(n/n) (1,0 0,2) rel.% KE KÉM KE KÉM
3 3/16 NAT / Gázelegyek összetételének meghatározása komparatív módszerrel CO (szén-monoxid) (0,001 5) %(n/n) (1,0 0,1) rel.% CO 2 (szén-dioxid) (0,001 16) %(n/n) (1,0 0,1) rel.% C 3 H 8 (propán) (0,001 1) %(n/n) (1,0 0,1) rel.% SO 2 (kén-dioxid) ( ) *10-6 (n/n) (1,0 0,6) rel.% NO (nitrogén-monoxid) ( ) *10-6 (n/n) (1,0 0,5) rel.% NO 2 (nitrogén-dioxid) (1 200) *10-6 (n/n) (1 0,2) rel.% KE KÉM Sűrűség és viszkozitás 1. Areométer kg/m 3 0,015 kg/m kg/m 3 0,020 kg/m kg/m 3 0,025 kg/m kg/m 3 0,030 kg/m kg/m 3 0,050 kg/m 3 KE SŰR Mérés csak légköri nyomáson 2. Folyadék sűrűség kg/m 3 0,005 kg/m 3 KE SŰR C, max mpas kg/m 3 0,007 kg/m C, max mpas kg/m 3 0,01 kg/m C, max mpas kg/m 3 0,01 kg/m C, max mpas kg/m 3 0,02 kg/m C, max mpas 3. Etalon szilárdtest térfogata cm 3 0,4 2 mm 3 KE SŰR Egyéb szilárdtest térfogata 0, cm mm 3 KE SŰR Hosszúságmérés 1. Véglapos mérőhasáb 2. Koordináta mérőgépen végzett kalibrálások általános L 10 mm 0,08 µm KE HOS Acél, kerámia, keményfém 10 mm < L 25 mm 0,10 µm Acél, kerámia, keményfém 25 mm < L 50 mm 0,12 µm Acél, kerámia 0,15 µm Keményfém 50 mm < L 75 mm 0,15 µm Acél 0,16 µm Kerámia 0,20 µm Keményfém 75 mm < L 100 mm 0,18 µm Acél 0,20 µm Kerámia 0,25 µm Keményfém max. 700 x 700 mm Q[1; 1,5*10-3 L] µm KE HOS Gyűrű mm 0,3 0,8 µm KE HOS Egytapintós és mérőkengyeles mérés 4. Mérőhasáb mm 0,17 0,34 µm KE HOS Acél 0,22 0,63 µm Kerámia 0,34 1,24 µm Keményfém
4 4/16 NAT / Henger, mérőcsap, gömb 0,1 300 mm 0,3 1 µm KE HOS Gömbtapintós és síktapintós mérés 6. Skálák (vonásos hosszmértékek) max mm Q[0,3; 5*10-4 L] µm Q[0,5; 1*10-3 L] µm KE HOS mm > 400 mm 7. Derékszögek kalibrálása max. 700 x 700 mm 2 KE HOS Lépés etalonok max. 700 mm Q[0,6; 0,0025 L] µm KE HOS Nagyobb pontosságot igénylő Q[1,2; 0,0028 L] µm KE HOS Kisebb pontosságú 9. Stabilizált lézerek λ=633 nm névleges hullámhosszal 473,6 THz 6,5 MHz KE HOS Ball plate (golyós etalon) max. 700 x 700 mm Q[1; 1,5*10-3 L] µm KE HOS Mérőhasábok interferenciás mérése 0,5 100 mm Q[50; 0,66*10-6 L] nm KE HOS Q: a zárójelben szereplő tagok négyzetösszegéből vont négyzetgyök L: névleges hossz mm-ben Villamos mérés DC és alacsony frekvencia 1. Multiméter egyenfeszültség 1. Multiméter egyenáram 1. Multiméter ellenállás 100 µv 200 mv 2 µv 0,2 20 V 12 * 10-6 (2,4 240 µv) V 12 * 10-6 (0,24 2,4 mv) V 16 * 10-6 (3,2 16 mv) µa 55 * na (2,6 13 na) 0,2 200 ma 90 * 10-6 (0,18 18 µa) 0,2 2 A 180 * 10-6 (0,036 0,36 ma) 10 Ω 1 MΩ 150 * 10-6 (0, Ω) 10 MΩ 200 * 10-6 (2 kω) KE ELE KE ELE KE ELE
5 5/16 NAT / Multiméter váltakozó feszültség mv 0,22 rel.% (0,022 0,44 mv) 0,14 rel.% (0,014 0,28 mv) 0,19 rel.% (0,019 0,38 mv) 0,5 rel.% (0,05 1 mv) 0,2 20 V 0,02 rel.% (0,04 4 mv) 0,09 rel.% (0,18 18 mv) 0,44 rel.% (0,88 88 mv) V 0,02 rel.% (4 40 mv) 0,9 rel.% (0,18 1,8 V) V 0,06 rel.% (0,12 0,6 V) V 0,2 rel.% (0,4 1,5 V) KE ELE Hz 30 khz khz 100 khz 300 khz 300 khz 1 MHz 40 Hz 100 khz 100 khz 300 khz 300 khz 1 MHz 40 Hz 100 khz 100 khz 200 khz 45 Hz 30 khz 30 khz 100 khz 1. Multiméter váltakozó áram µa 0,07 rel.% (7 140 na) 0,14 rel.% ( na) 0,2 200 ma 0,08 rel.% (0, µa) 0,2 2 A 0,1 rel.% (0,2 2 ma) KE ELE Hz 1 khz 1 khz 5 khz 10 Hz 5 khz 40 Hz 5 khz 1. Nagypontosságú kalibrátorok DC feszültség 0, V 5,8 * ,5 µv 1,1 µv 5,8 mv KE ELE Nagypontosságú kalibrátorok AC feszültség 0, V ( ) * µv 8 µv 1,5 V KE ELE Hz 1 MHz 1. Nagypontosságú kalibrátorok Ellenállás 1 Ω 100 MΩ (3 180) * µω 18 kω KE ELE DC feszültség forrás 10 V 10 µv 1,018 V 1 µv KE ELE Egyenáramú ellenállás mérték 100 µω 1,5 nω 1 10 mω 10 µω/ω (10 100) nω 100 mω 10 kω 5 µω/ω 0,5 µω 50 mω 1 Ω 1 µω 10 kω 1 MΩ 10 µω/ω (0,1 10) Ω 1 MΩ 100 MΩ 30 µω/ω 30 Ω 3 kω 1000 MΩ 60 kω KE ELE Laborhőmérsékle ten történő mérések
6 6/16 NAT / Egyenáramú ellenállás szekrény 0 Ω 2 Ω 15 µω 2 Ω 20 kω 10 µω/ω 20 µω 200 mω 20 kω 200 kω 15 µω/ω (0,3 3) Ω 200 kω 2 MΩ 30 µω/ω (6 60) Ω 2 MΩ 20 MΩ 60 µω/ω 120 Ω 1,2 kω 20 MΩ 200 MΩ 120 µω/ω (2,4 24) kω 200 MΩ 2 GΩ 1500 µω/ω 300 kω 3 MΩ KE ELE Induktivitásmértékek 1 khz frekvencián (0,01 1) mh ( ) µh/h (1 3)*10-4 mh (0,0011 1) H 300 µh/h (3,3*10-7 3*10-4 ) H (1,1 10) H 500 µh/h (5,5*10-4 5*10-3 ) H KE ELE Induktivitásmértékek (0,05 10) khz-en, 1 khz-től eltérő frekvencián (0,01 1) mh ( ) µh/h (2*10-4 6*10-4 ) mh (0,0011 1) H 600 µh/h (6,6* * 10-4 ) H (1,1 10) H 900 µh/h (9,9 * * 10-3 ) H KE ELE Kapacitásmértékek 1 khz frekvencián (0,01 1) pf 0,001 pf 1 pf 1,1 µf (6 200) µf/f (0,001 pf 2,2 * 10-4 ) µf (1,1 100) µf 650 µf/f (7,2*10-4 0,065) µf KE ELE Kapacitásmértékek (0,05 10) khzen, 1 khz-től eltérő frekvencián 1. LCR mérők, 1 khz-en 1. LCR mérők, (50 Hz 10 khz)-en, 1 khz-től eltérő frekvencián 1. Áram- és feszültségváltó mérőhíd: Áram, áttételi-hiba 0,01 pf 100 µf 700 µf/f (7*10-6 0,07) µf 1 µh 10 H 700 µh/h (7*10-4 µh 7*10-3 H 1 pf 100 µf 600 µf/f (6*10-4 pf 0,06) µf 0,1 Ω 10 MΩ 600 Ω/MΩ (6*10-5 Ω 6*10-3 ) MΩ 1 µh 10 H 900 µh/h (9*10-4 µh 9*10-3 ) H 1 pf 100 µf 800 µf/f (8*10-4 pf 0,08) µf 0,1 Ω 10 MΩ 800 Ω/MΩ (8*10-5 Ω 8*10-3 ) MΩ (0,1 0,5) A 12 * 10-6 (0,5 20) A 5 * 10-6 (20 50) A 10 * 10-6 (50 500) A 15 * 10-6 ( ) A 30 * 10-6 KE ELE KE ELE KE ELE KE ELE
7 7/16 NAT / Áram- és feszültségváltó mérőhíd: Áram, szöghiba (0,1 0,5) A 20 µrad (0,5 20) A 5 µrad (20 50) A 10 µrad (50 500) A 15 µrad ( ) A 30 µrad KE ELE Áram- és feszültségváltó mérőhíd: Feszültség, áttételi-hiba (30 300) V 10 * 10-6 ( ) V 50 * 10-6 (0,75 3) kv 60 * 10-6 (5 35) kv 60 * 10-6 (35/ 3 120/ 3) kv 170 * 10-6 KE ELE Áram- és feszültségváltó mérőhíd: Feszültség, szöghiba (30 300) V 15 µrad ( ) V 80 µrad (0,75 3) kv 90 µrad (5 35) kv 90 µrad (35/ 3 120/ 3) kv 210 µrad KE ELE Áram- és feszültségváltó: Áram, áttételi-hiba (0,1 0,5) A 12 * 10-6 (0,5 20) A 5 * 10-6 (20 50) A 10 * 10-6 (50 500) A 15 * 10-6 ( ) A 30 * 10-6 KE ELE Áram- és feszültségváltó: Áram, szöghiba (0,1 0,5) A 20 µrad (0,5 20) A 5 µrad (20 50) A 10 µrad (50 500) A 15 µrad ( ) A 30 µrad KE ELE Áram- és feszültségváltó: Feszültség, áttételi-hiba (30 300) V 10 * 10-6 ( ) V 50 * 10-6 (0,75 3) kv 60 * 10-6 (5 35) kv 60 * 10-6 (35/ 3 120/ 3) kv 170 * 10-6 KE ELE Áram- és feszültségváltó: Feszültség, szöghiba (30 300) V 15 µrad ( ) V 80 µrad (0,75 3) kv 90 µrad (5 35) kv 90 µrad (35/ 3 120/ 3) kv 210 µrad KE ELE Nagyfeszültség mérő (0,5 70) kv 5 V/kV (2,5 V 350 V) 1. Egyfázisú hatásos teljesítmény (0, ) W 200 * 10-6 (6 * W) 1. Egyfázisú hatásos energia ( ) Ws 200 * 10-6 (6 * Ws) 1. Háromfázisú hatásos teljesítmény (0, ) W 300 * 10-6 (6 * ,5 W) 1. Háromfázisú hatásos energia (20 3, ) Ws 300 * 10-6 (6 * Ws) KE ELE KE ELE KE ELE KE ELE KE ELE
8 8/16 NAT / AC-DC feszültség átalakító (10 20) mv * 10-6 (20 50) mv * 10-6 (50 100) mv * 10-6 ( ) mv * 10-6 (0,25 0,5) V * 10-6 (0,5 3) V 2 18 * 10-6 (3 10) V * 10-6 (10 20) V * 10-6 (20 50) V * 10-6 KE ELE AC-DC áram átalakító 10 ma 5 A * 10-6 KE ELE Nagypontosságú multiméter: DC feszültség 0,1 V 4,7 * ,47 µv 1 V 1,1 * ,1 µv 1,018 V 1 * ,02 µv 10 V 0,9 * µv 100 V 1 * µv 0,1 V V 7* ,6 µv (701 µv 7 mv) KE ELE Nagypontosságú multiméter: AC feszültség 0,1 V V * µv KE ELE Hz 1 MHz 1. Nagypontosságú multiméter: Ellenállás 1. LC mérők, 1 khz-en 1 Ω 0,17 * ,17 Ω 10 Ω 0,15 * ,5 Ω 100 Ω 0,22 * Ω 1000 Ω 0,54 * Ω 10 kω 0,83 * ,3 mω 1; 1,9 Ω 80 * µω; 152 µω 10; 19 Ω 21 * µω; 400 µω 100; 190 Ω 9 * ,9 mω; 1,7 mω 1 k; 1,9 k; 10 k; 19 kω 7,5 * 10-6 (7,5; 14; 75; 140) mω 100 k; 190 kω 9 * ,9 Ω; 1,7 Ω 1 M; 1,9 MΩ (15; 16) * Ω; 30 Ω 10 M; 19 MΩ (32; 42) * Ω; 800 Ω 100 MΩ 95 * ,5 kω 10 mh 5 µh/h 50*10-3 µh 10 pf 2 µf/f 20*10-6 pf KE ELE KE ELE
9 9/16 NAT /2014 Áramlás 1. Áramlásmérő gáz mérőközegre 2. Tömeg áramlásmérő víz mérőközegre 3. Térfogat áramlásmérő víz mérőközegre 0,003 1 m 3 /h 0,25 rel.% KE ÁRA áramlásmérő etalonnal 0,02 50 m 3 /h 0,12 rel.% köböző harang etalonnal 0, m 3 /h 0,3 rel.% ipari gázmérő kalibráló berendezéssel kg/h 0,1 rel.% KE ÁRA , m 3 /h 0,12 rel.% KE ÁRA Erő és nyomaték 1. Erőmérő műszer, húzó-nyomó N 0,03 rel.% (0,15 3 N) 0,5 50 kn 0,03 rel.% (0,15 15 N) kn 0,05 rel.% (0,015 1,5 kn) kn 0,1 rel.% (0,005 1 kn) KE ERŐ és KE ERŐ Keménység 1. HV keménység összehasonlító lap HV0,2 HV HV (HV30) KE ERŐ HR keménység-összehasonlító lap (20 88) HRA (20 100) HRB 0,3 HR KE ERŐ (20 70) HRC Nedvesség 1. Légnedvesség-mérők % rh 0,4 1,2 % rh KE KÉM Harmatpontmérők C 0,12 C KE KÉM Ionizáló sugárzás 1. Radioaktív 46 Sc, 54 Mn, 59 Fe, 60 Co, 134 Cs koncentráció oldatokban *10 7 Bq g -1 0,7 rel.% (0,7*10 2 1,4*10 5 Bq g -1 ) 2. Radioaktív 22 Na, 32 P, 57 Co, 58 Co, 65 Zn, 85 Sr, 90 Sr(+ 90 Y), 90 Y, 99 Mo( 99 Tc m ), 131 I, 133 Ba, 137 Cs, 139 Ce, 141 Ce, 152 Eu, 169 Yb koncentráció oldatokban *10 7 Bq g -1 1,0 rel.% (10 2 2*10 5 Bq g -1 ) 3. Radioaktív 36 Cl, 75 Se, 89 Sr, 103 Ru( 103 Rh m ), 110 Ag m ( 110 Ag), 124 Sb, 192 Ir, 204 Tl, 210 Po koncentráció oldatokban 4. Radioaktív 35 S, 45 Ca, 113 Sn( 113 In m ), 140 Ba( 140 La) koncentráció oldatokban 5. Radioaktív 99 Tc m koncentráció oldatokban 6. Radioaktív 241 Am koncentráció oldatokban *10 7 Bq g -1 1,3 rel.% (1,3*10 2 2,6*10 5 Bq g -1 ) *10 7 Bq g -1 1,7 rel.% (1,7*10 2 3,4*10 5 Bq g -1 ) *10 7 Bq g -1 2,7 rel.% (2,7*10 2 5,4*10 5 Bq g -1 ) *10 7 Bq g -1 0,7 rel.% (0,7*10 3 1,4*10 5 Bq g -1 )
10 10/16 NAT / Radioaktív 51 Cr, 125 I koncentráció oldatokban 8. Radioaktív 144 Ce( 144 Pr) koncentráció oldatokban 9. Radioaktív 109 Cd( 109 Ag m ) koncentráció oldatokban *10 7 Bq g -1 1,0 rel.% (10 3 2*10 5 Bq g -1 ) *10 7 Bq g -1 2,0 rel.% (2*10 3 4*10 5 Bq g -1 ) *10 8 Bq g -1 1,0 rel.% (10 4 2*10 6 Bq g -1 ) 10. Radioaktív 60 Co koncentráció keverék oldatokban 6*10 4 6*10 6 Bq g -1 0,7 rel.% (4,2*10 2 4,2*10 4 Bq g -1 ) 11. Radioaktív 57 Co, 85 Sr, 109 Cd, 137 Cs koncentráció keverék oldatokban 6*10 4 6*10 6 Bq g -1 1,0 rel.% (6*10 2 6*10 4 Bq g -1 ) 12. Radioaktív 113 Sn( 113 In m ), 241 Am koncentráció keverék oldatokban 6*10 4 6*10 6 Bq g -1 2,0 rel.% (1,2*10 3 1,2*10 5 Bq g -1 ) 13. Radioaktív 46 Sc, 54 Mn, 59 Fe, 60 Co, 134 Cs, 241 Am aktivitásának meghatározása szilárd, pontforrás geometriában 14. Radioaktív 22 Na, 51 Cr, 57 Co, 58 Co, 65 Zn, 85 Sr, 90 Sr(+ 90 Y), 109 Cd, 125 I, 131 I, 133 Ba, 137 Cs, 139 Ce 141 Ce, 169 Yb aktivitásának meghatározása szilárd, pontforrás geometriában 15. Radioaktív 36 Cl, 75 Se, 103 Ru( 103 Rh m ), 110 Ag m ( 110 Ag), 124 Sb, 139 Ce, 152 Eu, 192 Ir aktivitásának meghatározása szilárd, pontforrás geometriában 16. Radioaktív 113 Sn( 113 In m ) aktivitásának meghatározása szilárd, pontforrás geometriában 17. Radioaktív 144 Ce( 144 Pr), 99 Tc m aktivitásának meghatározása szilárd, pontforrás geometriában 18. Radioaktív 60 Co aktivitásának meghatározása szilárd, pontforrás geometriában, keverékben 19. Radioaktív 57 Co, 85 Sr, 109 Cd, 137 Cs aktivitásának meghatározása szilárd, pontforrás geometriában, keverékben 20. Radioaktív 113 Sn( 113 In m ), 241 Am aktivitásának meghatározása szilárd, pontforrás geometriában, keverékben Bq 0,7 rel.% (7 7*10 3 Bq) Bq 1,0 rel.% (10 10*10 3 Bq) Bq 1,3 rel.% (13 13*10 3 Bq) Bq 1,7 rel.% (17 17*10 3 Bq) Bq 2,0 rel.% (20 20*10 3 Bq) 6*10 3 6*10 6 Bq 0,7 rel.% (42 42*10 3 Bq) 6*10 3 6*10 6 Bq 1,0 rel.% (60 60*10 3 Bq) 6*10 3 6*10 6 Bq 2,0 rel.% ( *10 3 Bq) 21. Radioaktív anyag felületén kilépő részecskeszám intenzitás meghatározása 36 Cl, 57 Co, 60 Co, 90 Sr( 90 Y), 99 Tc, 137 Cs, 204 Tl, 147 Pm, 241 Am esetén 100 5*10 4 s -1 2,0 rel.% ( s -1 ) KE SUG RAN-1 etalonnal
11 11/16 NAT / Kr radioaktív gáz aktivitása 3*10 6 3*10 8 Bq 10 rel.% (3*10 5 3*10 7 Bq) KE SUG Gamma spektrométerrel 23. Levegőben közölt dózisteljesítmény 1, 10 kv 50 kv 24. Levegőben közölt dózisteljesítmény 1, 100 kv 250 kv 25. Levegőben közölt dózisteljesítmény 1, 40 kv 300 kv 26. Környezeti dózisegyenértékteljesítmény 1, H*(d), 40 kv 300 kv 27. Személyi dózisegyenértékteljesítmény 1, H p (d) 40 kv 300 kv 28. Levegőben közölt dózisteljesítmény 1, 60 kv 300 kv 29. Környezeti dózisegyenértékteljesítmény 1, H*(d), 60 kv 300 kv 30. Személyi dózisegyenértékteljesítmény 1, H p (d) 60 kv 300 kv 1,5*10-4 1,5*10-2 Gy/s 0,8 rel.% KE SUG (1,2*10-6 1,2*10-4 Gy/s) 3,0*10-6 3,0*10-2 Gy/s 0,8 rel.% KE SUG (2,4*10-8 2,4*10-4 Gy/s) 5,0*10-6 3,0*10-1 Gy/h 1,0 rel.% KE SUG (5,0*10-8 3,0*10-3 Gy/h) 2,5*10-5 3,0*10-1 Sv/h 4 rel.% KE SUG (1,0*10-6 1,2*10-2 Sv/h) 2,5*10-5 1,0*10-1 Sv/h 5 rel.% KE SUG (1,3*10-6 5,0*10-3 Sv/h) 3,0*10-4 1,0 Gy/h 1,0 rel.% KE SUG (3,0*10-6 1,0*10-2 Gy/h) 3,0*10-4 1,0 Sv/h 5 rel.% KE SUG (1,5*10-5 5,0*10-2 Sv/h) 3,0*10-4 1,0 Sv/h 5 rel.% KE SUG (1,5*10-5 5,0*10-2 Sv/h) B-10, B-25, B-30, B-50b, B-50a sugárminőség B-100, B-135, B-180, B-250 sugárminőség N-40, N-60, N-80, N-100, N-120, N-150, N-200, N-250, N-300 kv sugárminőség N-40, N-60, N-80, N-100, N-120, N-150, N-200, N-250, N-300 kv sugárminőség N-40, N-60, N-80, N-100, N-120, N-150, N-200, N-250, N-300 kv sugárminőség W-60, W-80, W-100, W-150, W-200, W-250, W-300 W-60, W-80, W-100, W-150, W-200, W-250, W-300 W-60, W-80, W-100, W-150, W-200, W-250, W Levegőben közölt dózisteljesítmény, 1,0*10-6 2,0*10-3 Gy/s 1,5 rel.% KE SUG kv 35 kv, mammográfiás 1 (1,5*10-8 3,0*10-5 Gy/s) M-25, M-30, MA-25, MA-30 sugárminőség 32. Levegőben közölt dózisteljesítmény 1, 241 Am 33. Környezeti dózisegyenértékteljesítmény 1, H*(d), 241 Am 34. Személyi dózisegyenértékteljesítmény 1, H p (d) 241 Am 4,0*10-6 8,0*10-5 Gy/h 3 rel.% KE SUG (1,2*10-7 2,4*10-6 Gy/h) 3,0*10-5 1,4*10-4 Sv/h 4 rel.% KE SUG (1,2*10-6 5,6*10-6 Sv/h) 1,0*10-5 1,0*10-4 Sv/h 5 rel.% KE SUG (5,0*10-7 5,0*10-6 Sv/h)
12 12/16 NAT / Levegőben közölt dózisteljesítmény 1, 137 Cs 36. Környezeti dózisegyenértékteljesítmény 1, H*(d), 137 Cs 37. Személyi dózisegyenértékteljesítmény, 1 H p (d) 137 Cs 38. Levegőben közölt dózisteljesítmény 1, 60 Co 39. Környezeti dózisegyenértékteljesítmény 1, H*(d), 60 Co 40. Személyi dózisegyenértékteljesítmény 1, H p (d) 60 Co 1,5*10-6 7,0*10-1 Gy/h 1,2 rel.% (1,8*10-8 8,4*10-3 Gy/h) KE SUG ,0*10-6 5,0*10-1 Sv/h 4 rel.% KE SUG (8,0*10-8 2,0*10-2 Sv/h) 2,0*10-6 2,0*10-1 Sv/h 5 rel.% KE SUG (1,0*10-7 1,0*10-2 Sv/h) 4,0*10-6 6,0 Gy/h 1,0 rel.% KE SUG (4,0*10-8 6,0*10-2 Gy/h) 5,0*10-6 5,0 Sv/h 4 rel.% KE SUG (2,0*10-7 2,0*10-1 Sv/h) 5,0*10-6 2,5 Sv/h 5 rel.% KE SUG (2,5*10-7 1,3*10-1 Sv/h) 41. Vízben elnyelt dózisteljesítmény 1, Dw 60 Co 4,0*10-1 6,0 Gy/h 1,0 rel.% KE SUG IAEA TRS 398 (4,0*10-3 6,0*10-2 Gy/h) szerint 42. Személyi dózisegyenértékteljesítmény, H p (d) Béta sugárzás Levegőben közölt dózisteljesítmény, 60 kv 150 kv Diagnosztikai, szűrés nélkül Levegőben közölt dózisteljesítmény, 40 kv 50 kv, Diagnosztikai, szűrés nélkül Levegőben közölt dózisteljesítmény 60 kv 150 kv Diagnosztikai, Alszűrés 1 3,0*10-4 1,0*10-1 Sv/h 5 rel.% KE SUG (1,5*10-5 5,0*10-3 Sv/h) 1,0*10-6 1,0*10-3 Gy/s 0,8 rel.% KE SUG (8,0*10-9 8,0*10-6 Gy/s) 1,0*10-6 1,0*10-3 Gy/s 0,8 rel.% KE SUG (8,0*10-9 8,0*10-6 Gy/s) 1,0*10-6 3,0*10-5 Gy/s 0,8 rel.% KE SUG (8,0*10-9 2,4*10-7 Gy/s) 147 Pm, 85 Kr, 90 Sr/ 90 Y RQR-60, RQR-70, RQR-80, RQR-90, RQR-100, RQR-120, RQR-150 RQR-40, RQR-50 RQA-60, RQA-70, RQA-80, RQA-90, RQA-100, RQA-120, RQA Levegőben közölt dózisteljesítmény, 40 kv 50 kv Diagnosztikai, Alszűrés 1 1,0*10-6 3,0*10-5 Gy/s 0,8 rel.% KE SUG (8,0*10-9 2,4*10-7 Gy/s) 47. Levegőben közölt dózisteljesítmény, 60 kv 150 kv, CT röntgen 1 1,0*10-6 1,0*10-3 Gy/s 0,8 rel.% (8,0*10-9 8,0*10-6 Gy/s) KE SUG RQA-40, RQA-50 RQT-100, RQT-120, RQT Kerma hossz 1, K l 1,0*10-6 5,0*10 +1 Gy cm 1,5 rel.% (1,5*10-8 7,5*10-1 Gy cm) KE SUG RQT-100, RQT-120, RQT-150
13 13/16 NAT / Aknás ionizációs zárt, vagy nyitott kamrás aktivitásmérők a 25 kev 3 MeV energiaban, 57 Co, 67 Ga, 99 Tc m, 111 In, 123 I, 131 I, 18 F, 188 Re, 186 Re, 90 Y, 153 Sm, 177 Lu, 99 Mo és 201 Tl radionuklidokra 1,5 MBq 20 GBq 3,8 4,8 rel.% KE SUG CAPINTEC CRC-15R Tömeg 1. E 1 -es pontossági osztályú egyedi súly, súlysorozat 1 mg 100 mg 0,7 1 µg 0,1 g 1 g 1 2 µg 1 g 10 g 1 5 µg 10 g 100 g 5 12 µg 100 g 1 kg µg 1 kg 10 kg 0,05 0,6 mg 10 kg 20 kg 0,6 1,2 mg KE TÖM Optika 1. Transzmisszió, spektrális (0,01 100) %T (0,003 1,2) %T KE OPT λ = ( ) nm 2. Fényerősség ( ) cd (0,93 0,76) rel.% (0,01 930) cd KE OPT Transzmisszió, integrális (0,1 100) %T (0,01 0,1) %T KE OPT Spektrális érzékenység ( ) A*W -1 (0,6 4,8) rel.% KE OPT λ = ( ) (6*10-7 4,8*10-4 ) A*W -1 nm 5. Megvilágítás ( ) lx (1,08 5) rel.% (0,01 250) lx 6. Fényáram ( ) lm 1,58 rel.% (0,16 158) lm KE OPT KE OPT Spektrális besugárzott felületi teljesítmény (10-6 1) W*m -2 *nm -1 (1,5 3,8) rel.% (1,5*10-8 3,8*10-2 ) W*m -2 *nm -1 KE OPT λ = ( ) nm 8. UV Teljesítménymérő ( ) µw/cm 2 4,6 rel.% (0 370 µw/cm 2 ) 9. Fénysűrűségmérő (0, ) cd/m 2 2,5 rel.% (1,25* cd/m 2 ) KE OPT KE OPT nm 10. Lézer teljesítmény 11. Lézer teljesítménymérő 10-8 W 10-3 W 1,1 rel.% (1,1* ,1*10-5 W) 10-3 W 1 W 2,6 rel.% (2,6*10-5 0,026 W) 10-8 W 10-3 W 1,2 rel.% (1,2* ,2*10-5 W) 10-3 W 1 W 3,0 rel.% (3*10-5 0,03 W) KE OPT KE OPT
14 14/16 NAT /2014 Nyomás és vákuum 1. Mutatós és számkijelzésű nyomásmérő, abszolút nyomás (1*10-3 1) Pa 4,0*10-2 * p (0,4 400 * 10-4 Pa) (1 10) Pa 8,0*10-2 * p (0,08 0,8 Pa) (10 3,5*10 4 ) Pa 4,0*10-5 * p + 2,1 Pa (2,1 3,5 Pa) (3,5*10 4 7*10 5 ) Pa 2,3 * 10-5 * p (0,8 16,1 Pa) (7*10 5 7*10 6 ) Pa 3,6 * 10-5 * p (25,2 252 Pa) KE NYO gáz nyomóközeg 2. Mutatós és számkijelzésű nyomásmérő, túlnyomás és nyomáskülönbség (1 3,5*10 3 ) Pa 9,5 * 10-5 * p + 0,11 Pa (0,11 0,44 Pa) (3,5*10 3 2*10 5 ) Pa 2,5 * 10-5 * p + 0,3 Pa (0,39 5,3 Pa) (2*10 5 7*10 5 ) Pa 2,6 * 10-5 * p (5,2 18,2 Pa) (7*10 5 1,7*10 7 ) Pa 3,9 * 10-5 * p (27,3 663 Pa) KE NYO gáz nyomóközeg 3. Mutatós és számkijelzésű nyomásmérő, túlnyomás és nyomáskülönbség (3 60) bar 7,2 * 10-5 * p (0,22 4,32 * 10-3 bar) (60 600) bar 7,2 * 10-5 * p (4,32 43,2 * 10-3 bar) ( ) bar 1,0 * 10-4 * p (0,06 0,12 bar) ( ) bar 4,5 * 10-4 * p (0,54 1,8 bar) KE NYO olaj nyomóközeg 4. Mutatós és számkijelzésű nyomásmérő, negatív túlnyomás (-1-3,5*10 3 ) Pa (-3,5*10 3-1*10 5 ) Pa 9,5 * 10-5 * p + 0,11 Pa (0,11 0,44 Pa) 2,5 * 10-5 * p + 0,3 Pa (0,39 2,8 Pa) 5. Légnyomásmérő, abszolút nyomás (3,5*10 4 7*10 5 ) Pa 2,3 * 10-5 * p (0,81 16,1 Pa) KE NYO KE NYO gáz nyomóközeg gáz nyomóközeg 6. Dugattyús nyomásmérő, dugattyú hatásos keresztmetszet (A 0 ) és nyomásfüggőségi együttható (λ) (0,035 2) bar 2,5 * 10-5 * p + 0,3 Pa (0,388 5,3 Pa) (2 7) bar 2,6 * 10-5 * p (5,2 18,2 * 10-5 bar) (7 120) bar 3,9 * 10-5 * p (2,73 46,8 * 10-4 bar) KE NYO gáz nyomóközeg 7. Dugattyús nyomásmérő, dugattyú hatásos keresztmetszet (A 0 ) és nyomásfüggőségi együttható (λ) (3 60) bar 7,2 * 10-5 * p (0,22 4,32 * 10-3 bar) (60 600) bar 7,2 * 10-5 * p (4,32 43,2 * 10-3 bar) ( ) bar 1,0 * 10-4 * p (0,06 0,12 bar) KE NYO olaj nyomóközeg Hőmérséklet 1. Platina ellenálláshőmérő (-60 0) C mk (0 300) C mk ( ) C mk KE HŐM
15 15/16 NAT / Ellenálláshőmérős érzékelő ( ) C 0,05 0,02 K (5 90) C 0,02 K ( ) C 0,02 0,05 K KE HŐM Üveghőmérő ( ) C 20 mk (10 100) C 20 mk ( ) C 50 mk ( ) C 0,1 K ( ) C 0,3 K KE HŐM Etalon ellenálláshőmérő fixpontban 0,01 C 0,3 mk KE HŐM Vízhármaspont (H 2 O) -38,83 C 0,5 mk Higany hármaspont 29,76 C 0,5 mk Gallium olvadáspont 156,6 C 2 mk Indium dermedéspont 231,93 C 1,6 mk Ón dermedéspont 419,53 C 2,2 mk Cink dermedéspont 660,32 C 3,4 mk Alumínium dermedéspont 961,78 C 12,0 mk Ezüst dermedéspont 5. Pirométer 6. Szalaglámpa ( ) C (2,4 0,3) K ( ) C (0,3 7,0) K ( ) C (3,2 1,7) K ( ) C (1,7 4,6) K KE OPT KE OPT Színhőmérséklet ( ) K (9,4 10) K KE OPT Pirométer 1064,18 C 0,2 K KE OPT Fixpont Au 1084,62 C 0,2 K Fixpont Cu 9. Spektropirométer 1064,18 C 1,2 K KE OPT Szalaglámpa 1064,18 C 1,7 K 961 C 3,15 K 1200 C 1,7 K 1600 C 2,6 K 2000 C 3,6 K 2500 C 5,4 K KE OPT Idő és frekvencia 1. Frekvenciaszámláló 5 MHz 6,1 * KE-ELE Frekvenciaforrás 1, 5, 10 MHz 3. Nagypontosságú frekvenciaforrás 5, 10 MHz 5 MHz (időalap) Cézium oszcillátor 10 MHz (időalap) Cézium oszcillátor 5,8 * KE-ELE ,3 * KE-ELE
16 16/16 NAT /2014 Térfogat 1. Fém mérőedény 5 dm dm 3 0,02 rel.% (1 100*10-3 dm 3 ) 10 dm dm 3 0,05 rel.% ( *10-3 dm 3 ) KE ÁRA mérleggel mérőedénnyel 2. Üveg piknométer cm 3 0,002 0,02 cm 3 KE SŰR Aszfalt piknométer cm 3 0,2 cm 3 KE SŰR kalibrálás tömegméréses módszerrel 4. Fém piknométer cm 3 0,01 0,05 cm 3 KE SŰR Mérőlombik cm 3 0,01 0,4 cm 3 KE SŰR Egy és két körkörös jelű pipetta cm 3 0,003 0,03 cm 3 KE SŰR kalibrálás tömegméréses módszerrel 7. Beosztásos pipetta 1 50 cm 3 0,004 0,08 cm 3 KE SŰR Büretták 1 50 cm 3 0,005 0,02 cm 3 KE SŰR Dugattyús rendszerű eszközök 0, cm 3 0,0002 0,02 cm 3 KE SŰR Mérőhenger cm 3 0,02 4,0 cm 3 KE SŰR Mintavevő csapok cm 3 0,1 0,5 cm 3 KE SŰR Egyéb térfogatmérő eszközök 0, cm 3 0,005 10,0 cm 3 KE SŰR Súly térfogata 1 10 cm 3 0,4 mm 3 KE SŰR cm 3 0,5 3 mm 3 II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni kalibrálási szolgáltatások: Áramlás 1. Áramlásmérő gáz mérőközegre 0, m 3 /h 0,3 rel.% KE ÁRA ipari gázmérő kalibráló berendezéssel 2. Aknás ionizációs zárt, vagy nyitott kamrás aktivitásmérők a 25 kev 3 MeV energiaban, 57 Co, 67 Ga, 99 Tc m, 111 In, 123 I, 131 I, 18 F, 188 Re, 186 Re, 90 Y, 153 Sm, 177 Lu, 99 Mo és 201 Tl radionuklidokra 1,5 MBq 20 GBq 3,8 4,8 rel.% KE SUG CAPINTEC CRC-15R 1 Az Akkreditáló Bizottság február 25-i határozatával elrendelt nedvesség és ionizáló sugárzás terület módosításának átvezetése. VÉGE