Source: http://docplayer.it/11793953-510-k-sintesi-una-sintesi-delle-informazioni-sulla-sicurezza-ed-efficacia-conformemente-al-21-cfr-1-807-92.html
Timestamp: 2018-12-12 01:39:10+00:00
Document Index: 16613548

Matched Legal Cases: ['arte 807', 'arti 801', 'arte 820', 'arti 801', 'arte 803', 'arte 21']

510(k) Sintesi. Una sintesi delle informazioni sulla sicurezza ed efficacia conformemente al 21 CFR - PDF
510(k) Sintesi. Una sintesi delle informazioni sulla sicurezza ed efficacia conformemente al 21 CFR
Download "510(k) Sintesi. Una sintesi delle informazioni sulla sicurezza ed efficacia conformemente al 21 CFR 1 807.92"
1 K (k) Sintesi Una sintesi delle informazioni sulla sicurezza ed efficacia conformemente al 21 CFR Data di Preparazione: 5 Novembre 2013 Informazioni sul Promotore: Unistrip Technologies, LLC. Indirizzo del Promotore: 2701-a Hutchinson McDonald Road, Charlotte, NC Contatto del Promotore: Richard Admani Telefono del Promotore: Fax del Promotore: Nome del dispositivo: Unistrip1 Test Strips (Unistrip1 Strisce Reattive) Denominazione comune: Strisce Reattive per Glicemia Classificazione: Glucosio, Ossidasi, Glucosio Numero di regolamentazione: 21 CFR [Timbro: 6 novembre 2013] Codice prodotto: NBW, CGA Classi di dispositivi: Classe II Comitato di Revisione: Chimica Clinica Dispositivo omologato di riferimento: Produttore Marchio Numero 510 (k) Lifescan, Inc. OneTouch Test Strips K Descrizione del dispositivo Le Strisce Reattive Unistrip1 si usano con i sistemi di monitoraggio glicemico OneTouch Ultra, OneTouch Ultra2, OneTouch UltraMini e OneTouch UltraSmart. Le Strisce Reattive Unistrip1 sono concepite per uso esterno (uso diagnostico in vitro) da parte di pazienti diabetici che usano i sistemi di monitoraggio glicemico OneTouch Ultra, OneTouch Ultra2, OneTouch UltraMini e OneTouch UltraSmart come strumento di monitoraggio dell efficacia del controllo del diabete. Le Strisce Reattive Unistrip1 consentono di alternare i siti di test (AST) dei polpastrelli, del palmo e/o dell avambraccio. (L AST sul palmo non è compatibile con il glucometro OneTouch Ultra ). Le Strisce Reattive Unistrip1 possono essere utilizzate solo con i glucometri OneTouch Ultra, OneTouch Ultra2, OneTouch UltraMini e OneTouch UltraSmart acquistati prima di Ottobre Le Strisce Reattive Unistrip1 possono essere utilizzate solo con il codice di calibrazione 49. Indicazioni per l uso Le Strisce Reattive Unistrip1 possono essere utilizzate con i glucometri OneTouch Ultra, OneTouch Ultra2, OneTouch UltraMini e OneTouch UltraSmart acquistati prima di Ottobre 2012, calibrati sul codice 49, per la misurazione della glicemia nel sangue intero capillare. Le Strisce Reattive Unistrip1 servono per l auto-testing della glicemia come supporto al monitoraggio dell efficacia del controllo del diabete. Sono per unico utilizzo da parte del singolo paziente e non devono essere condivise. Servono alla misurazione quantitativa del tasso di glucosio in campioni di sangue intero capillare fresco estratti dal dito, dal palmo o dall avambraccio. Test per uso esterno (uso diagnostico in vitro). Sono indicate per uso domestico da parte di persone affette da diabete come un supporto al monitoraggio dell efficacia del controllo del diabete. Non sono indicate per la diagnosi o lo screening del diabete mellito e per l uso su neonati. 1 Code of Federal Regulations, Codice di Regolamentazione Federale.
2 Le Strisce Reattive Unistrip1 consentono di alternare i siti di test (AST) dei polpastrelli, del palmo e/o dell avambraccio. (L AST sul palmo non è compatibile con il glucometro OneTouch Ultra ). Il test glicemico su siti di test alternativi va effettuato solo durante periodi stazionari, cioè quando la glicemia non è soggetta a sbalzi repentini. Comparazione al Prodotto omologato di riferimento Somiglianze con il Dispositivo omologato di riferimento Caratteristiche Dispositivo di riferimento Nuovo Dispositivo Composizione del reagente Glucosio Ossidasi (Aspergillus niger) Stessa del dispositivo di rif. Tipo di campione Sangue intero capillare fresco Stesso del dispositivo di rif. Volume del campione 1.0 μl Stesso del dispositivo di rif. Soluzione di controllo Soluzione di controllo OneTouch Ultra Soluzione di controllo Prodigy Gamma di rilevamento mg/dl Stessa del dispositivo di rif. Calibrazione Vari codici Solo codice 49 Uso ad alta quota Fino a 3048 metri Stessa del dispositivo di rif. Temperatura di conservazione Sotto gli 86 F (30 C) F (4-30 C) Durata di conservazione della fiala aperta 6 mesi dall apertura 90 giorni dall apertura Differenze rispetto al Dispositivo omologato di riferimento Caratteristiche Dispositivo di riferimento Nuovo Dispositivo Soluzione di controllo Soluzione di controllo OneTouch Ultra Soluzione di controllo Prodigy Calibrazione Vari codici Solo codice 49 Temperatura di conservazione Sotto gli 86 F (30 C) F (4-30 C) Durata di conservazione della fiala aperta 6 mesi dall apertura 90 giorni dall apertura Controlli di Sicurezza ed Efficacia e Studi Non Clinici I seguenti test e studi sono stati condotti per verificare la sicurezza e l efficacia delle Strisce Reattive Unistrip1, quando usate insieme ai seguenti glucometri: OneTouch Ultra, OneTouch Ultra2, OneTouch UltraMini e OneTouch UltraSmart. - NCCLS EP5-A Test di Precisione - NCCLS EP6-A Test di Linearità - ISO Test Ematocrito - ISO e EP7-A2 Test di Interferenza - ISO Valutazione di Accuratezza del Sistema - ISO e ISO Test Comparativo - ISO Test di Altitudine - Studio di Verifica del Volume - EN Test delle Condizioni di Funzionamento delle Strisce Reattive - EN Test delle Condizioni di Conservazione delle Strisce Reattive - ISO Test Soluzione di Controllo - ISO e ISO Valutazione degli Utenti - Test Comparativi Codice Errore
3 Studi Clinici Non sono stati condotti studi clinici Conclusioni In base alla Tabella Comparativa delle Somiglianze con il Prodotto Omologato di Riferimento, agli standard e alle linee guida FDA, e ai risultati degli studi Unistrip Technologies LLC, si conclude che non sono stati riscontrati problemi di sicurezza ed efficacia in questa presentazione originale 510 (k) delle Strisce Reattive Unistrip1 per l uso con i glucometri OneTouch Ultra, OneTouch Ultra2, OneTouch UltraMini e OneTouch UltraSmart acquistati prima di Ottobre 2012.
4 DIPARTIMENTO DI SALUTE E SERVIZI UMANI UniStrip Technologies, LLC Richard Admani Direttore Operativo 2701-A Hutchinson McDonald Rd. CHARLOTTE, NC Re : K Nome Categoria/Dispositivo : UniStrip1 Test Strip Numero di Regolamentazione: 21 CFR Nome di Regolamentazione: Sistema di test glicemico Classe normativa: II Codice Prodotto: NBW, CGA Datato: 1 Novembre 2013 Ricevuto: 4 Novembre 2013 Gentile Sig. Admani, 6 Novembre 2013 Servizio Sanitario Pubblico Food and Drug Administration New Hampshire Avenue Document Control Center WO66-G609 Silver Spring, MD Abbiamo esaminato la sua domanda di approvazione prima dell immissione sul mercato, sezione 510(k), finalizzata alla messa sul mercato del dispositivo di cui sopra, e abbiamo stabilito che il dispositivo è sostanzialmente equivalente (per quel che riguarda le indicazioni d uso precisate nell allegato) ai dispositivi di riferimento omologati e legalmente commercializzati su mercato internazionale prima del 28 maggio 1976, data del varo degli Emendamenti sui Dispositivi Medici, o ai dispositivi che sono stati riclassificati conformemente alle disposizioni del Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (d ora in avanti: Legge) per i quali non è richiesta la presentazione della domanda di approvazione prima dell immissione sul mercato (PMA). Lei potrà, quindi, commercializzare il dispositivo, che sarà soggetto alle disposizioni di controllo generali previste dalla Legge. Tali disposizioni includono il controllo dei requisiti per il rinnovo dell iscrizione annuale, l elenco dei dispositivi, le buone pratiche di fabbricazione, l etichettatura e il divieto di falsificazione del marchio e adulterazione del prodotto. Nota bene: il CDRH 2 non esamina le informazioni relative alle garanzie di responsabilità contrattuali. Le ricordiamo, comunque, che l etichettatura del dispositivo deve essere veritiera e non ingannevole. Se il suo dispositivo rientra (vedi sopra) nella classe II (Controlli Speciali) o classe III (PMA), potrebbe essere soggetto ad ulteriori controlli. Può trovare le principali norme che riguardano il suo dispositivo nel Code of Federal Regulations (Codice di Regolamentazioni Federali), Titolo 21, Parti da 800 a 898. Inoltre, la FDA può pubblicare ulteriori comunicazioni concernenti il suo dispositivo nel Registro Federale. La preghiamo di tener presente che l emissione di dichiarazione di equivalenza sostanziale da parte della FDA non significa che la FDA ha stabilito che il suo dispositivo soddisfa altri requisiti della Legge o di altri statuti e norme Federali gestiti da altre agenzie Federali. Dovrà soddisfare tutti i requisiti della Legge, che includono, tra gli altri: iscrizione e elencazione (21 CFR Parte 807); etichettatura (21 CFR Parti 801 e 809); verbale del dispositivo medico (verbale comprensivo degli eventi avversi legati al dispositivo medico) (21 CFR 803); requisiti di buona pratica di fabbricazione come stabilito dalle norme sui sistemi di qualità (QS) (21 CFR Parte 820); e, se pertinente, le disposizioni sul controllo delle radiazioni del prodotto (Sezioni della Legge); 21 CFR Centro Dispositivi e Salute Radiologica
5 Pagina 2 Sig. Admani Se desidera una consulenza specifica per il suo dispositivo riguardo le nostre norme di etichettatura (21 CFR Parti 801 e 809), la preghiamo di contattare il Dipartimento di Assistenza ai Piccoli Produttori, Internazionale e Consumatori al numero gratuito (800) o (301) o all indirizzo internet Inoltre, la preghiamo di notare la norma intitolata Falsificazione della marca rispetto alla notifica di approvazione prima dell immissione sul mercato (21 CFR Parte ). Per domande sulla verbalizzazione di eventi avversi secondo la norma MDR (21 CFR Parte 803), la preghiamo di visitare la pagina dell Ufficio CDRH per la Sorveglianza e la Biometrica/Dipartimento di Sorveglianza Postmarketing. Può ottenere le informazioni generali sulle sue responsabilità secondo la Legge presso il Dipartimento Assistenza Piccoli Produttori, Internazionale e Consumatori al numero gratuito (800) o (301) o all indirizzo internet Cordialmente, Carol C. Benson S per Allegato Courtney H. Lias, Dottoressa di ricerca Direttore del Dipartimento di Dispositivi di Chimica e Tossicologia Ufficio Diagnostica in vitro e Salute Radiologica Centro per i Dispositivi e la Salute Radiologica
6 Indicazioni per l uso 510(k) Numero (se noto): K Nome del dispositivo: Unistrip1 Test Strip Indicazioni per l uso: Le Strisce Reattive Unistrip1 possono essere utilizzate con i glucometri OneTouch Ultra, OneTouch Ultra2, OneTouch UltraMini e OneTouch UltraSmart acquistati prima di Ottobre 2012, calibrati sul codice 49, per la misurazione della glicemia nel sangue intero capillare. Le Strisce Reattive Unistrip servono per l auto-testing della glicemia come supporto al monitoraggio dell efficacia del controllo del diabete. Sono per unico utilizzo da parte del singolo paziente e non devono essere condivise. Servono alla misurazione quantitativa del tasso di glucosio in campioni di sangue intero capillare fresco estratti dal dito, dal palmo o dall avambraccio. Test per uso esterno (uso diagnostico in vitro). Sono indicate per uso domestico da parte di persone affette da diabete come un supporto al monitoraggio dell efficacia del controllo del diabete. Non sono indicate per la diagnosi o lo screening del diabete mellito e per l uso su neonati. Le Strisce Reattive Unistrip1 consentono di alternare i siti di test (AST) dei polpastrelli, del palmo e/o dell avambraccio. (L AST sul palmo non è compatibile con il glucometro OneTouch Ultra ). Il test glicemico su siti di test alternativi va effettuato solo durante periodi stazionari, cioè quando la glicemia non è soggetta a sbalzi repentini. Uso dietro prescrizione E/O Uso senza prescrizione X (Parte 21 CFR 801 Sottosezione D) (21 CFR 801 Sottosezione C) (NON SCRIVERE AL DI SOTTO DI QUESTA LINEA CONTINUA. SE NECESSARIO, CONTINUARE SU UN ALTRA PAGINA) Conformità del CDRH, Officio Diagnostica in vitro e Salute Radiologica (OIR) Stayce Back Sigla di dipartimento Ufficio Diagnostica in vetro e Salute Radiologica 510(k) Pagina 1 di 1
Avviso per la Sicurezza PRODOTTO: Nova StatStrip Sistema di Monitoraggio del Glucosio per uso ospedaliero Avviso per la Sicurezza: 01-11SS DATA: 2011-05-02 AVVISO URGENTE PER LA SICUREZZA Nova StatStrip