Source: https://es.scribd.com/doc/179993008/Decreto-4725-de-2005
Timestamp: 2017-06-26 10:19:53
Document Index: 240772880

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 564', 'artículo 245', 'artículo 42', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 65', 'artículo 65', 'Artículo 4', 'Artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 21', 'Artículo 5', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 17', 'Artículo 16', 'Artículo 15', 'Artículo 14', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 19', 'artículo 29', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 11', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 29', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'Artículo 31', 'Artículo 34', 'Artículo 33', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 45', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 46', 'Artículo 51', 'Artículo 50', 'Artículo 49', 'Artículo 54', 'Artículo 53', 'Artículo 52', 'artículo 4', 'Artículo 57', 'Artículo 56', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 61', 'Artículo 60', 'Artículo 62', 'Artículo 66', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 63', 'Artículo 69', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'artículo 576', 'Artículo 71', 'Artículo 70', 'Artículo 73', 'Artículo 72', 'Artículo 74', 'Artículo 77', 'Artículo 79', 'Artículo 78', 'Artículo 76', 'Artículo 75', 'Artículo 80', 'artículo 577', 'artículo 50', 'artículo 45', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 86', 'Artículo 85', 'Artículo 84', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89']

Decreto 4725 de 2005Cargado por Camilo SuárezRelated InterestsMedical DeviceQuality (Business)Prescription DrugsFoodsArteryRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentDECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26) por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 564 de la Ley 09 de 1979, el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 42.3 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, DECRETA CAPITULO I Disposiciones generales Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro. Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Accesorio. El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo. Acondicionamiento. Son todas las operaciones por las cuales un dispositivo médico se empaca y rotula para su distribución. Advertencia. Llamado de atención, generalmente incluido en los textos de las
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad...ico_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005.htm (1 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a.m.]
DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
etiquetas y/o empaques, sobre algún riesgo particular asociado con la utilización de los dispositivos médicos. Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos, BPM: Son los procedimientos y métodos utilizados para asegurar la calidad durante la manufactura, el empaque, almacenamiento y la instalación de los dispositivos médicos para uso humano. Estos procedimientos se refieren a la estructura organizacional, responsabilidades, procesos y recursos para implementar los requisitos de calidad asociados con el dispositivo médico. Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, CCAA. Es el acto administrativo que expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, a los importadores de dispositivos médicos, en el que consta el cumplimiento de las condiciones sanitarias para el almacenamiento y/o acondicionamiento, control de calidad, de dotación y recurso humano, que garantizan su buen funcionamiento, así como la capacidad técnica y la calidad de los mismos. Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, CCBPM. Es el acto administrativo que expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, para los fabricantes de dispositivos médicos, en el cual se hace constar que el establecimiento fabricante cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos expedidas por el Ministerio de la Protección Social. Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias. Es el documento expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en el que consta el cumplimiento de las condiciones higiénicas, técnicas, locativas, de dotación, recursos humanos y de control de calidad que garantizan el buen funcionamiento del establecimiento fabricante, así como la capacidad técnica y la calidad de los productos que allí se elaboran, el cual regirá hasta tanto se certifique el Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos, BPM. Dispositivo Médico Activo. Cualquier dispositivo médico cuyo funcionamiento dependa de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad, y que actúa mediante la conversión de dicha energía. No se considerarán dispositivos médicos activos, los productos sanitarios destinados a transmitir, sin ninguna modificación significativa, energía, sustancias u otros e lementos de un dispositivo médico activo al paciente. Dispositivo Médico Activo Terapéutico. Cualquier dispositivo médico activo
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad...ico_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005.htm (2 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a.m.]
utilizado sólo o en combinación con otros dispositivos médicos, destinado a sostener, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia. Dispositivo Médico Alterado. Es aquel que se encuentre inmerso en una de las siguientes situaciones: a) Cuando sin el lleno de los requisitos señalados en el presente decreto, se le hubiere sustituido, sustraído total o parcialmente, o reemplazado los elementos constitutivos que forman parte de la composición o el diseño oficialmente aprobado, o cuando se le hubieren adicionado sustancias o elementos que puedan modificar sus efectos o sus características funcionales fisicoquímicas o microbiológicas; a) Cuando sin el lleno de los requisitos señalados en el presente decreto, hubiere sufrido transformaciones en sus características funcionales, fisicoquímicas, biológicas y microbiológicas, por causa de agentes químicos, físicos o biológicos; b) Cuando, se encuentre vencida la fecha de expiración correspondiente a la vida útil del dispositivo médico, cuando aplique; c) Cuando no corresponda al autorizado por la autoridad sanitaria o se hubiere sustituido el original, total o parcialmente; d) Cuando por su naturaleza, no se encuentre almacenado o conservado con las debidas precauciones; e) Cuando se altere el diseño original o la composición del dispositivo médico. Dispositivo médico combinado. Se considera dispositivo médico combinado, un dispositivo que forme con un fármaco, un solo producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta combinación. Si la función principal tiene una acción farmacológica, será evaluado bajo las disposiciones del Decreto 677 de 1995 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Si la función principal es la de ser dispositivo y la del fármaco, accesoria, se regirá por lo dispuesto en el presente decreto con la verificación de calidad y seguridad del medicamento. Dispositivo médico destinado a investigaciones clínicas. Es cualquier dispositivo médico para ser utilizado por un facultativo especialista, en investigaciones efectuadas en un entorno clínico humano adecuado. Dispositivo médico fraudulento. Aquel que se comercializa sin cumplir con los requisitos exigidos en las disposiciones técnicas y legales que lo regulan, o aquel que es fabricado, ensamblado total o parcialmente en Colombia sin el respectivo registro sanitario o permiso de comercialización. Dispositivo médico implantable. Cualquier dispositivo médico diseñado para ser
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad...ico_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005.htm (3 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a.m.]
implantado totalmente en el cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular mediante intervención quirúrgica y destinado a permanecer allí después de la intervención por un período no menor de treinta (30) días. Dispositivo médico invasivo. El que penetra parcial o completamente en el interior del cuerpo, bien por un orificio corporal o bien a través de la superficie corporal. Dispositivo médico invasivo de tipo quirúrgico. Dispositivo médico invasivo que penetra en el interior del cuerpo a través de la superficie corporal por medio de una intervención quirúrgica. Para los efectos del presente decreto, los dispositivos médicos distintos de los aludidos en esta definición y cuya penetración no se produzca a través de uno de los orificios corporales reconocidos, serán considerados productos invasivos de tipo quirúrgico. Dispositivo médico quirúrgico reutilizable. Instrumento destinado a fines quirúrgicos para cortar, perforar, cerrar, escarificar, raspar, pinzar, retraer, recortar u otros procedimientos similares, sin estar conectado a ningún dispositivo médico activo y que puede volver a utilizarse una vez efectuados todos los procedimientos pertinentes. Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. Dispositivo médico o equipo biomédico vital no disponible. Son aquellos
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad...ico_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005.htm (4 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a.m.]
indispensables e irremplazables para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente o grupo de pacientes, y que por condiciones de baja rentabilidad en su comercialización, no se encuentran disponibles en el país o las cantidades no son suficientes. Dispositivos con superficie de contacto. Son aquellos que incluyen contacto con piel, membrana mucosa y superficies abiertas o comprometidas. Dispositivos de comunicación interna y externa. Incluyen los dispositivos que entran en contacto directo con la corriente sanguínea o sangre, fluidos corporales o aquellos que se comunican con tejidos, huesos y con el sistema pulpa/dentina. Dispositivo médico terminado. Es el que se encuentra en su empaque definitivo, apto para ser usado y listo para su distribución comercial. Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado. Equipo biomédico. Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un sólo uso. Equipo biomédico de tecnología controlada. Son aquellos dispositivos médicos sometidos a un control especial, por estar incluidos en alguna de las siguientes situaciones: a) De acuerdo con su clasificación de alto riesgo y el grado de vulnerabilidad asociado a estos dispositivos; así como los derivados del diseño, fabricación, instalación, manejo y su destino previsto; b) Los prototipos que conlleven a nuevos desarrollos científicos y tecnológicos; c) Los que sean objeto de control de la oferta mediante la utilización de estándares que permitan la distribución eficiente de la tecnología, por zonas geográficas en el país, según los parámetros del artículo 65 de la Ley 715 de 2001. d) Que corresponda a equipo usado o repotenciado; e) Que para su adquisición, instalación y utilización requieren una inversión superior a los 700 salarios mínimos legales vigentes, sean clasificados IIb y III conforme a lo establecido en el presente decreto y se encuentren bajo los
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad...ico_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005.htm (5 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a.m.]
Equipo biomédico repotenciado. fabricación. que no tienen más de cinco (5) años de servicio desde su fabricación o ensamble. Es la persona natural o jurídica responsable del diseño.htm (6 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. han sido sustituidos con piezas nuevas por el fabricante o el repotenciador autorizado por el fabricante y que cumplen con los requisitos especificados por este y las normas de seguridad bajo el cual fue construido.
http://www..DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
parámetros del artículo 65 de la Ley 715 de 2001. Equipo biomédico usado. Etiqueta: Es toda información impresa escrita o gráfica adherida que acompañe el dispositivo médico. Se aplica a aquellos equipos que no han sido usados y que no tengan más de dos (2) años desde la fecha de su fabricación. Incluye todos los equipos que han sido utilizados en la prestación de servicios y/o en procesos de demostración. Los equipos biomédicos en demostración importados pueden ser nacionalizados en los términos y condiciones establecidas en la normatividad aduanera para la modalidad de importación temporal y sólo pueden ser certificados por su fabricante o su representante en Colombia. Incluye todos los equipos que han sido utilizados en la prestación de servicios de salud o en procesos de demostración. Equipo biomédico en demostración. Estudio clínico. El Ministerio de la Protección Social podrá. y que parte de sus subsistemas principales.m.gov. clasificar como equipos biomédicos de tecnología controlada.. cuando las necesidades del Sector así lo requieran. a través de acto administrativo. Fabricante. Incluye todos aquellos que se encuentran en fase de experimentación que aún no se han empleado en la prestación de servicios o en demostraciones y que no cuentan con el certificado de venta libre expedido por el organismo nacional competente o su homólogo en el país de origen.co/version1/normatividad. Es aquel equipo biomédico nuevo.invima. Propiedad del dispositivo médico de mantener sus características originales en el tiempo de vida útil dentro de las especificaciones establecidas de calidad. Equipo biomédico nuevo. Equipo biomédico prototipo. a los equipos de las clases I y IIa previstas en el presente decreto. que se utiliza para promover la tecnología. Estabilidad. con el objeto de comprobar su seguridad y/o eficacia.ico_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. en los cuales.]
. empaque acondicionamiento y etiquetado de un dispositivo médico. además de los enunciados en el presente artículo. Cualquier investigación que se realice en seres humanos con intención de descubrir o verificar los efectos clínicos o cualquier otro efecto de los dispositivos médicos y/o identificar cualquier reacción adversa.
gov. de tal manera que pueda esperarse que sea homogéneo. El plazo máximo de importación será de seis (6) meses contados a partir del levante de la mercancía. Importación temporal de equipo biomédico a corto plazo. letras o su combinación con la cual se identifica el diseño y la composición de un equipo biomédico. Fecha de expiración o caducidad. las cuales deben ser acordes con las autorizadas en el respectivo registro sanitario o en el permiso de comercialización. Inserto.. prorrogables por la autoridad aduanera por tres (3) meses más. que se caracterice por la homogeneidad que se busca en el dispositivo médico.]
.htm (7 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. las instrucciones de utilización y/o material publicitario. Una cantidad definida de materia prima. Importación temporal de equipo biomédico a largo plazo. Modelo. El lote puede ser subdividido.. Es la designación mediante números. Es cualquier material impreso. El plazo máximo de esta importación será de cinco (5) años contados a partir del levante de la mercancía. el lote debe corresponder a una fracción definida de la producción. letras o ambos) del lote o serie de dispositivos médicos que. digitalizado o gráfico que contiene instrucciones para su almacenamiento. utilización o consumo seguro del dispositivo médico. Incidente adverso. Finalidad prevista. Número de lote o serie. en caso de necesidad.ico_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. permita localizar y
http://www. Es la que indica el tiempo máximo dentro del cual se garantizan las especificaciones de calidad de un producto establecidas para su utilización.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
El fabricante será el responsable del producto final. material de envasado o producto procesado en un sólo proceso o en una serie de procesos. operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. independientemente que las etapas mencionadas sean hechas por la misma persona o en su nombre.co/version1/normatividad. Es aquella que se realiza cuando el equipo biomédico se importa para atender una finalidad específica que determine su corta permanencia en el país. Lote.m. La utilización a la que se destina el dispositivo médico según las indicaciones proporcionadas por el fabricante en el etiquetado. Designación (mediante números. Daño o potencial riesgo de daño no intencionado al paciente. En el caso de un proceso continuo de fabricación. por un tercero.invima. sus piezas y accesorios necesarios para su normal funcionamiento que vengan en el mismo embarque. Es aquella que se realiza cuando se trate de equipo biomédico contemplado como un bien de capital.
número de lote o número de serie.. Medidas de seguridad que se deben cumplir al usar todo dispositivo médico. tronco braquiocefálico. procesar. Invima. aorta ascendente. expender y/o almacenar un dispositivo médico.invima. arterias coronarias. el nombre de la institución en donde se realizó el implante y la fecha del mismo.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
revisar todas las operaciones de fabricación e inspección practicadas durante su producción y permitiendo su trazabilidad.gov. arteria carótida externa e interna. el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir. Sistema nervioso central. la médula espinal y las meninges. el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir. Es la característica de un dispositivo médico. comercializar. vena cava superior e inferior. Servicio de soporte técnico.co/version1/normatividad. Para efectos de este decreto se entiende como sistema nervioso central.m. Invima. que permite su uso sin mayores posibilidades de causar efectos adversos. Referencia. comercializar.htm (8 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. vena cordis (coronaria mayor y senocoronaria). vena pulmonar. expender o vender un equipo biomédico controlado. procesar.ico_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. ensamblar. Corresponde a los siguientes vasos: arteria pulmonar. involucrando aquellas consideradas como de mantenimiento preventivo. Es el documento público expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. importar. Semielaborar. arterias cerebrales. Es el documento público expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. exportar. Sistema circulatorio central. Documento donde se registra el nombre y modelo del dispositivo médico.]
. Seguridad. Registro sanitario. arteria carótida común. dirección del fabricante. Todo proceso de fabricación que permita la obtención de un dispositivo médico hasta su envase o empaque. Tarjeta de implante. previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales y sanitarios establecidos en el presente decreto. exportar. el encéfalo. Variante cualitativa o de diseño de un producto. entre otras. Son todas las actividades realizadas para asegurar el buen funcionamiento del equipo biomédico. importar. así
http://www. Precauciones.. empleado para un mismo uso y que corresponde a un mismo titular y fabricantes. envasar. Permiso de comercialización para equipo biomédico de tecnología controlada. previo al procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales establecidos en el presente decreto. correctivo y verificación de la calibración.
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. con base en la notificación. Uso transitorio. así como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos efectos o características. con el fin de verificar sus condiciones de calidad a través de una entidad pública o privada. incluso alarmas. pueda reasumir la función de realizar directamente los estudios técnicos y las comprobaciones analíticas necesarias de los dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada. Al seleccionar las soluciones más adecuadas a los riesgos derivados de la utilización de los dispositivos médicos. el fabricante aplicará los siguientes requisitos. Artículo 4°.gov. registro y evaluación sistemática de los efectos adversos de los dispositivos médicos. Invima. Uso a corto plazo.. o la norma que lo modifique. Destinado normalmente a utilizarse de forma continua durante un período de hasta treinta (30) días. La facultad de que trata el inciso anterior. Tecnovigilancia.]
. Uso prolongado. con el fin de determinar la frecuencia. Requisitos fundamentales de seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos. Artículo 3°. podrá realizar los estudios técnicos y las comprobaciones analíticas necesarias de los dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada. Estudios técnicos.invima. frente a los riesgos que no puedan eliminarse. gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición. Invima. se ejercerá sin perjuicio de que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
http://www. adicione o sustituya. en el orden que se indica a continuación: a) Eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible (seguridad inherente al diseño y a la fabricación).m. En desarrollo del numeral 9 del artículo 4° y artículo 21 del Decreto 1290 de 1994.co/version1/normatividad.ico_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005.htm (9 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
como la identificación del paciente. b) Adoptar las oportunas medidas de protección. Los dispositivos médicos deberán cumplir con los requisitos de seguridad y funcionamiento establecidos por el fabricante que les sean aplicables de acuerdo con la finalidad prevista. Es el conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y la cualificación de efectos adversos serios e indeseados producidos por los dispositivos médicos.. Destinado normalmente a utilizarse de forma continua durante un período de más de treinta (30) días. Destinado normalmente a utilizarse de forma continua durante menos de sesenta (60) minutos. en caso de que fuesen necesarias.
Son los dispositivos médicos de riesgo moderado. Los dispositivos médicos deberán ofrecer las indicaciones que les haya atribuido el fabricante. estar diseñado s y fabricados de manera que puedan desempeñar sus funciones tal y como el fabricante las haya especificado. cuando el producto se vea sometido a las situaciones que puedan derivarse de las condiciones normales de utilización.m. o si su
http://www. sujetos a controles generales. no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. La clasificación de los dispositivos médicos realizada por el fabricante.invima.]
. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo. Clase IIa. Parágrafo 2°. CAPITULO II Clasificación de los dispositivos médicos Artículo 5°. en su caso.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
c) Informar a los usuarios de los riesgos residuales debidos a la incompleta eficacia de las medidas de protección adoptadas.htm (10 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. Se deberá establecer la clasificación de los dispositivos médicos siguiendo las reglas establecidas en el artículo 7° del presente decreto. se fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso de los dispositivos con base en la combinación de varios criterios tales como. la salud ni la seguridad de los pacientes o de quienes estén en contacto con los mismos. diseñarse.. Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales. es decir. fabricarse y almacenarse de forma tal que su utilización no comprometa el estado clínico. sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico. Mientras dure el período de validez previsto por el fabricante.. de terceros.gov.co/version1/normativida. la salud y la seguridad de los pacientes y. sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. cuando se empleen en las condiciones y con las finalidades previstas. duración del contacto con el cuerpo. dentro de las siguientes clases: Clase I. Clasificación. los principios de seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos no deberán alterarse en un grado tal que se vean comprometidos el estado clínico. Son los dispositivos médicos de riesgo alto. destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana. Parágrafo 1°. Clase Ilb. Los dispositivos médicos contemplados en el presente decreto deberán comercializarse.
se considerará para la clasificación.m. se incluirán en la clase IIa.. Artículo 7°.gov. d) Si para el mismo dispositivo médico. partes de órganos o tejidos corporales. Todos los dispositivos médicos no invasivos que entren en contacto con la piel lesionada. harán parte de la clase IIa.]
. líquidos o gases destinados a una perfusión. Criterios de clasificación. de otros fluidos corporales o de otros líquidos destinados a introducirse en el cuerpo se incluirán en la clase IIb. DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a modificar la composición biológica o química de la sangre. c) Si un dispositivo médico no se destina a utilizarse exclusiva o principalmente en una parte específica del cuerpo. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: A.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión. Regla 3.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. centrifugación o intercambios de gases o de calor.. Regla 4. si están destinados a ser utilizados como barrera mecánica para la
http://www. su utilización específica más crítica. se aplicarán las reglas que conduzcan a la clasificación más elevada. salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: a) Si un dispositivo médico se destina a utilizarse en combinación con otro dispositivo médico. en cuyo caso.htm (11 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. salvo si el tratamiento consiste en filtración. En todos los demás casos se incluirán en la clase I. siempre que: a) Puedan conectarse a un dispositivo médico activo de la clase IIa o de una clase superior.co/version1/normativida. las reglas de clasificación se aplicarán a cada uno de los productos por separado del producto con el que se utilicen.invima. administración o introducción en el cuerpo. son aplicables varias reglas teniendo en cuenta las funciones que le atribuye el fabricante. se clasificarán en: a) La clase I. fluidos o tejidos corporales. Reglas de clasificación. b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre. Regla 2. b) Los soportes informáticos que sirvan para manejar un producto o que tengan influencia en su utilización se incluirán automáticamente en la misma categoría. Artículo 6°. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I.
Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa. Regla 7. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales. en cuyo caso. vigilar o corregir una alteración cardiaca o del sistema circulatorio central por contacto directo con estas partes del cuerpo. se incluirán en la clase IIb. en cuyo caso. c) La clase IIa.. si incluirán en la clase I. en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal. que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo.. si ello se efectúa de manera potencialmente peligrosa teniendo en cuenta el modo de aplicación. si se destinan a un uso transitorio. se incluirán en la clase I. se incluirán en la clase IIb. B.gov. c) Se destinen a ejercer un efecto biológico o a ser absorbidos totalmente o en gran parte. en cuyo caso.m. salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe.]
. en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal. si se destinan a un uso a corto plazo. entrarán en la clase IIa. que se destinen a conectarse a un producto activo de la clase IIa o de una clase superior. incluidos los dispositivos médicos destinados principalmente a actuar en el microentorno de una herida. y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
compresión o para la absorción de exudados. e) Se destinen específicamente a diagnosticar. d) Todos los productos invasivos en relación con los orificios corporales. salvo que: a) Sean instrumentos quirúrgicos reutilizables. en cuyo caso. se incluirán en la clase III. en todos los demás casos. salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe. c) La clase IIb. b) Se destinen a suministrar energía en forma de radiaciones ionizantes. si se destinan principalmente a utilizarse con heridas que hayan producido una ruptura de la dermis y sólo pueden cicatrizar por segunda intención. se incluirán en: a) La clase I. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados
http://www. en cuyo caso. en cuyo caso.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. b) La clase IIa. se incluirán en la clase IIa.co/version1/normativida. se incluirán en la clase IIb. salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico. si se destinan a un uso prolongado. salvo los productos invasivos de tipo quirúrgico. DISPOSITIVOS MEDICOS INVASIVOS Regla 5. en cuyo caso.htm (12 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. d) Se destinen a la administración de medicamentos mediante un sistema de suministro. Regla 6.invima. b) La clase IIb.
d) Sufrir modificaciones químicas en el organismo. se incluirán en clase III.co/version1/normativida. salvo que tengan por finalidad: a) Suministrar energía en forma de radiaciones ionizantes. C. en contacto directo con el sistema nervioso central. e) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos. salvo si los productos se colocan dentro de los dientes. se incluirán en la clase III. se incluirán en la clase IIb salvo que se destinen a: a) Colocarse dentro de los dientes. d) Utilizarse..m. se incluirán en la clase IIb.. vigilar o corregir una alteración cardiaca o del sistema circulatorio central por contacto directo con estas partes del cuerpo. Todos los dispositivos médicos activos destinados a controlar el funcionamiento de los productos terapéuticos activos de la clase IIb o destinados a influir directamente en el funcionamiento de dichos productos se incluirán en la clase IIb. c) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos totalmente o en gran parte.invima. en cuyo caso. se incluirán en la clase IIb. en cuyo caso. en cuyo caso. se incluirán en la clase IIa. REGLAS ADICIONALES APLICABLES A LOS DISPOSITIVOS MEDICOS ACTIVOS Regla 9. salvo si los productos se colocan dentro de los dientes. de forma potencialmente peligrosa. se incluirán en la clase III. totalmente o en gran parte. Regla 8. se incluirán en la clase III. salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo.htm (13 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. se incluirán en la clase III. teniendo en cuenta la naturaleza. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico. en cuyo caso. se incluirán en la clase III.
http://www. en cuyo caso. en cuyo caso. se incluirán en la clase IIb. específicamente. en cuyo caso. en cuyo caso.]
. b) Experimentar modificaciones químicas en el organismo. o a la administración de medicamentos. en cuyo caso. b) Utilizarse en contacto directo con el corazón. en cuyo caso.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. la densidad y el punto de aplicación de la energía.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
a un uso a corto plazo se inclui rán en la clase IIa. el sistema circulatorio central o el sistema nervioso central.gov. c) Específicamente diagnosticar. o administrar medicamentos. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa.
invima. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
Regla 10. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que. se incluirán en la clase IIa.co/version1/normativida. c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales. caso en el cual. se considerarán dispositivos médicos de la clase IIb.. por ejemplo. a la hidratación de lentes de
http://www. son excluidos los productos cuya función sea la iluminación del organismo del paciente en el espectro visible. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección. en su caso. Regla 11. Todos los dispositivos médicos utilizados con fines anticonceptivos o para la prevención de la transmisión de enfermedades transmisibles por contacto sexual. la parte del cuerpo de que se trate y el modo de aplicación. si se utilizara independientemente. d) Los dispositivos médicos activos destinados a emitir radiaciones ionizantes y que se destinen a la radiología con fines diagnósticos y terapéuticos.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. se incluirán en la clase IIb. REGLAS ESPECIALES Regla 13. en cuyo caso.htm (14 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a.gov.. la actividad del sistema nervioso central.]
. cuando las variaciones de esos parámetros. a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales. teniendo en cuenta la naturaleza de las sustancias. D. Todos los dispositivos médicos activos dest inados a administrar medicamentos. Regla 12. o extraerlos del mismo. limpieza. incluidos los productos para controlar o vigilar dichos productos. salvo que ello se efectúe de forma potencialmente peligrosa. se incluirán en la clase IIb. enjuague o. b) Se destinen a crear una imagen de la distribución in vivo de fármacos radiactivos. se incluirán en la clase III. se incluirán en la clase III. la respiración. a menos que sean dispositivos médicos implantables o invasivos de uso prolongado. en cuyo caso.m. se incluirán en la clase IIb. puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente. las variaciones en el funcionamiento cardíaco. Regla 14. pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa. Regla 15. o que influyan directamente en el funcionamiento de los mismos. en cuyo caso. siempre que: a) Se destinen a suministrar energía que vaya a ser absorbida por el cuerpo humano. líquidos corporales u otras sustancias al organismo.
. expedir el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento. Artículo 9°. Regla 18.]
.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. excepto en los casos en que los dispositivos médicos estén destinados a entrar en contacto únicamente con piel intacta.. Expedición del certificado de buenas prácticas de manufactura. Invima. deben cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos (BPM) que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social. las bolsas para sangre se incluirán en la clase IIb.
http://www.co/version1/normativida. Los dispositivos médicos no activos destinados específicamente al registro de imágenes radiográficas de diagnóstico. Corresponde al Institu to Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. debiendo verificar su implementación y cumplimiento mediante la realización de visitas periódicas. Todos los dispositivos médicos elaborados utilizando tejidos animales o derivados de los mismos que hayan sido transformados en inviables. CAPITULO III Buenas prácticas de manufactura y certificados de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de los dispositivos médicos Artículo 8°. No obstante lo dispuesto en otras reglas. Artículo 11.htm (15 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. semielaborar. Todos los establecimientos importadores y comercializadores de los dispositivos médicos deberán cumplir con los requisitos de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento. para su funcionamiento. Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos. Artículo 10. Invima. expedir el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos. Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos.invima. Expedición del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento. envasar y empacar dispositivos médicos.m.gov. se incluirán en la clase IIa. Buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos. Los establecimientos dedicados a fabricar. los cuales serán establecidos por el Ministerio de la Protección Social. CCAA. se incluirán en la clase IIb. La presente regla no se aplicará a productos destinados a la limpieza de dispositivos médicos que no sean lentes de contacto mediante acción física. debiendo verificar su implementación y cumplimiento mediante la realización de visitas periódicas. Regla 16. se incluirán en la clase IIa.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
contacto. se incluirán en la clase III. Corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Regla 17.
un plan de implementación gradual para su cumplimiento.gov.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
Artículo 12. a la cual se le deberá adjuntar la siguiente documentación: a) Nombre del propietario o representante legal del establecimiento... para lo cual.htm (16 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. Todos los establecimientos fabricantes de dispositivos médicos de que trata el presente decreto. Para la apertura de un establecimiento fabricante de dispositivos médicos. Artículo 13. expedida por la Cámara de Comercio.co/version1/normativida. que permita la implementación de desarrollo y aplicación de las BPM. técnicas y locativas y de control de calidad.m. BPM. que no exceda de un (1) año. que no exceda los dos (2) años. Plan de Implementación Gradual. Invima. c) Certificado de constitución y representación legal del establecimiento o el certificado mercantil para persona natural. De los requisitos para la solicitud de visita de inspección para certificar buenas prácticas de manufactura y la capacidad de almacenamiento y acondicionamiento. realizará visitas de inspección a los establecimientos que fabriquen y acondicionen dispositivos médicos. b) Nombre o razón social y dirección del establecimiento. con el fin de verificar las condiciones sanitarias. Invima. deben presentar ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.invima. Invima. según sea el caso. una solicitud de visita de inspección para certificar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos y/o la Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento. CCAA. expedirá el Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias. Los establecimientos que requieran del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos. el cual estará sujeto a verificación por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. Mientras se implementan las Buenas Prácticas de Manufactura.
http://www. deberá presentarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. dentro del año siguiente a la adopción o expedición de las Buenas Prácticas de Manufactura por parte del Ministerio de la Protección Social. Vencido el término señalado para el cumplimiento de las BPM. higiénicas. Invima. Parágrafo. deberán presentar un plan de implementación gradual para su cumplimiento. dentro de los seis (6) meses a la adopción o expedición de los requisitos para la obtención del certificado. estarán sujetos a las medidas sanitarias de seguridad y las sanciones contempladas en la ley.]
. los fabricantes o responsables del dispositivo médico que no cumplan con lo dispuesto en el presente decreto.
la autoridad sanitaria competente encuentra que posteriormente. Invima. e) Organigrama del establecimiento fabricante. j) A juicio del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. CCAA. las cuales deberán ser subsanadas por el interesado en un término no mayor a sesenta (60) días. Cuando del resultado de la visita se establezca que la entidad no cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos.. Una vez efectuadas las recomendaciones. i) Comprobante del recibo de consignación por valor de la visita. o con la capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento. Invima. Si efectuada la visita de verificación. de acuerdo con el Manual Tarifario vigente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. f) Plano arquitectónico de la distribución del establecimiento fabricante. siempre y cuando. vigilancia y control. Invima.gov. y si en uso de las facultades de inspección. el establecimiento no cumple con las condiciones técnicas y sanitarias establecidas
http://www. Para el caso del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento.invima.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. no se da cumplimiento a las recomendaciones de acuerdo con la visita efectuada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. o el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento. h) Lista de dispositivos médicos a elaborar.]
. Una vez expedido el Certificado Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos. la documentación se presente completa. por consiguiente. se entenderá desistida la solicitud y.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
el cual debe tener una fecha de expedición inferior a treinta (30) días. no se requiere cumplir con lo previsto en los literales d) y h). junto con la información pertinente que los describa. se podrá s olicitar documentación adicional necesaria para la visita. d) Técnicas de control y garantía de calidad del producto y del proceso de fabricación.. practicará la visita al establecimiento en un tiempo no superior a noventa (90) días hábiles contados a partir de la fecha en que se entrega la solicitud. Invima.htm (17 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.co/version1/normativida. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. se deberá iniciar nuevamente el trámite. CCAA. g) Lista del equipo con que se dispone. Invima.m. BPM. se deberá solicitar una nueva visita de verificación con el fin de que sea expedido el concepto de cumplimiento. deberá dejar constancia por escrito de tal hecho y realizará las recomendaciones pertinentes.
htm (18 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. para lo cual.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
en las normas legales vigentes.. importación. sin perjuicio de la imposición de las sanciones que considere procedentes. para su autorización. exportación. requieren para su producción. Los dispositivos médicos y equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada de clases I y IIa. de los establecimientos fabricantes de los productos objeto del presente decreto.invima.gov.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. Los Certificados de Cumplimiento de Buenas Prácticas y de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento. Dichos certificados podrán renovarse por un período igual al de su vigencia inicial. Los dispositivos médicos y equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada de clases IIb y III. BPM. empaque. Registro sanitario automático. procesamiento. acompañada del acta de visita respectiva. Parágrafo. Invima. importación. almacenamiento. Artículo 17. empaque. En este caso. la certificación se expedirá siguiendo el mismo procedimiento previsto para la expedición de la certificación de iniciación de labores de un establecimiento. se surtirá el procedimiento señalado para las solicitudes nuevas. requieren para su producción. CAPITULO IV Régimen de Registros Sanitarios Artículo 16. El cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.]
. expendio y comercialización de registro sanitario automático expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Registro sanitario. expendio y comercialización de registro sanitario expedido por el Institu to Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. sobre la evaluación del área para la cual se solicita. almacenamiento. procederá a aplicar medidas sanitarias de seguridad. envase. Artículo 15. Certificación de un área de producción nueva. De la vigencia de los certificados. tendrán una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su expedición.co/version1/normativida. exportación. procesamiento. se expedirá especificando las áreas de producción y el tipo de producto autorizado a fabricar. sanitarios y de calidad previstos en el presente decreto. Artículo 14.. envase. si a ello hubiere lugar. Cuando la persona natural o jurídica responsable de un establecimiento ya cuente con Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos y requiera de la apertura o ampliación de un área de producción nueva. deberá contar.m.
http://www. previo el cumplimiento de los requisitos técnicos--científicos. con la certificación expedida por la autoridad sanitaria competente.
gov. indicando los valores o rangos de aceptación. cuando aplique. b) Copia de la certificación del sistema de calidad utilizado CCAA o BPM o su equivalente. al igual que la funcionalidad del dispositivo médico en el campo de aplicación indicado. Para solicitar dicha evaluación. c) Descripción del dispositivo médico: Listado de partes principales de que está hecho el producto y su composición cuando aplique.co/version1/normativida. Advertencias. 8.htm (19 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. del proceso de fabricación. d) Estudios Técnicos y comprobaciones analíticas. información descriptiva.. e) Método de esterilización. Documentación para la evaluación técnica de los dispositivos médicos y equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada. Vida útil. 9. según lo dispuesto en el presente
http://www.invima. f) Método de desecho o disposición final del producto. 2. Nombre de la industria fabricante. La evaluación técnica tiene por objeto conceptuar sobre la capacidad técnica del fabricante. 7. 3. 5. en el cual debe indicar: 1.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. previo el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente decreto. especificaciones.]
. la cual deberá estar firmada por el responsable de la fabricación: a) Formulario debidamente diligenciado avalado por el director técnico. Invima. GMDN u otro de igual reconocimiento internacional). Nombre genérico o marca del dispositivo médico. Presentación comercial. Indicar el código internacional (ECRI. Cuando aplique.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
Invima. funcionamiento. Artículo 18. precauciones y contraindicaciones.m. de la calidad del producto incluyendo las características de seguridad y de protección para la salud. g) Artes finales de las etiquetas e insertos. Clasificación de acuerdo al riesgo. Indicaciones y usos. podrá verificar las condiciones de calidad cuando lo considere pertinente. Resumen de los documentos de verificación y validación (informe de pruebas) de diseño o certificado de análisis del producto terminado que contenga las especificaciones. 4. cuando aplique. Modalidad de registro. En caso de equipos biomédicos.. 6. se deberá adjuntar la siguiente información. se requiere establecer que el diseño cumpla con las normas y reglamentos técnicos vigentes específicos para los mismos.
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. IIb y III deberán allegar la información científica necesaria que respalde la seguridad del producto y un análisis de riesgos del dispositivo médico según sus indicaciones. h) Cuando se trate de equipos biomédicos.m.invima. Artículo 20.gov. De la evaluación legal. Parágrafo 1°. i) Cuando sea necesario solicitar información adicional para evaluar la seguridad del dispositivo médico.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
decreto. lista de normas específicas aplicadas total o parcialmente si es del caso y descripción de soluciones adoptadas para cumplir con los requisitos esenciales de seguridad y funcionamiento. La dirección técnica de los establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos estará a cargo de un profesional con experiencia específica o especialización en el campo.. previa justificación técnica podrá solicitar dicha información. así como el compromiso de su presentación al requerimiento de la autoridad sanitaria competente y la entrega de los mismos al momento de la adquisición de los equipos biomédicos. b) Poder para gestionar el trámite. Artículo 19.co/version1/normativida. será requisito obligatorio en el proceso de obtención del registro sanitario. Invima. la declaración por parte del titular o del importador autorizado. si es del caso.. prueba de existencia y representación legal del fabricante y/o del titular. k) Los dispositivos de clases IIb y III deberán allegar estudios clínicos sobre el uso para demostrar la seguridad y efectividad. Parágrafo 2°. c) Recibo por derechos de expedición del registro sanitario. Del contenido del registro sanitario y del registro sanitario
http://www.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. La evaluación legal comprende el estudio jurídico de la documentación que se allega por parte del interesado para la concesión del registro sanitario y su conformidad con las normas legales que regulan dichas materias. l) Certificado de venta libre bajo los parámetros de establecidos en el literal b) del artículo 29 del presente decreto. cuando haya lugar a ello. La información y documentación que debe presentar el peticionario para esta evaluación es la siguiente: a) Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se solicita el registro.]
. j) Los dispositivos de clases IIa. El cumplimiento de los reglamentos técnicos dictados por el Ministerio de la Protección Social para los dispositivos médicos.htm (20 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. el cual podrá ser otorgado a un abogado. en donde se afirme que posee manuales de operación y mantenimiento en idioma castellano.
c) Nombre y domicilio del titular del registro sanitario.m. sin que haya lugar a la devolución del dinero correspondiente a la tarifa.. en concordancia con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo. Este procedimiento no requerirá abogado.htm (21 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. Parágrafo. k) Presentaciones comerciales autorizadas. d) Nombre del producto. en consecuencia. deberá contener como mínimo la siguiente información: a) Número del registro sanitario antecedido por la sigla DM. se solicitará por una sola vez al interesado. contados a partir de la fecha del requerimiento. e) Nombre y domicilio del laboratorio o establecimiento fabricante. g) Composición cualitativa según el caso. Si dentro de este plazo no se allega. Procedimiento para la obtención del registro sanitario. de acuerdo con las instrucciones anexas al mismo y presentar la documentación técnica y legal exigida en este decreto. Para efectos de obtener el registro sanitario. sistemas y subsistemas. h) Uso o indicaciones del producto. precauciones especiales e indicación de la vida útil del producto.
http://www.co/version1/normativida. se dejará constancia. b) Radicar la documentación ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. f) Tipo de dispositivo médico y su clasificación según el riesgo. Artículo 21.invima. el interesado deberá seguir el siguiente procedimiento: a) Diligenciar el formato para la obtención del registro sanitario. b) Vigencia del registro sanitario.]
. el cual será suministrado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. el Invima procederá a declarar el desistimiento de la solicitud del registro sanitario. Todo acto administrativo a través del cual se conceda a los dispositivos médicos y equipo biomédico que no sean de tecnología controlada un registro sanitario. En c aso contrario. j) Nombre y domicilio del importador. Invima.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005.. para que la suministre dentro de los noventa (90) días siguientes. Invima.gov. La autoridad sanitaria podrá exigir muestras en cualquier momento o tomarlas del mercado para que se le realicen los análisis técnicos pertinentes. se entenderá que se desiste de la petición y. c) En caso de que sea necesario adicionar o aclarar la información entregada. modelos autorizados. cuando aplique). i) Modalidad bajo el cual se otorga el registro sanitario. el cual verificará que esté completa. l) Observaciones si las hay (referencias.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
Artículo 22. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.co/version1/normativida. Parágrafo.]
. b) Cuando se cumpla con todos los requisitos. vigilancia y control.. de acuerdo con los requisitos y procedimiento señalados en el presente decreto.gov. por lo tanto. expedirá el acto administrativo correspondiente. comercialización y venta en el país requieren el permiso de comercialización. Invima.m. Invima. importación.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
sin que la presentación de las mismas se constituya en un requisito para la expedición del registro sanitario. verificará que los requisitos exigidos estén completos. c) Si la documentación se encuentra incompleta. podrá solicitarla al interesado por una sola vez. Si en este término no se adjunta la información se entenderá que el registro queda suspendido y. Si del resultado de la verificación. se rechazará de plano la solicitud. sin que se corrija la situación. Invima. teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico. Trascurridos tres (3) meses luego de la suspensión del registro sanitario. el cual se otorgará por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. el registro será cancelado. Permiso de comercialización. dentro de los dos (2) días siguientes a la evaluación de los documentos allegados. CAPITULO V De los equipos biomédicos de tecnología controlada Artículo 23. Procedimiento para la obtención del registro sanitario automático.invima. si el peticionario insiste en radicarla se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo. Los equipos biomédicos de tecnología controlada que utilizan radiaciones.
http://www. exportación. Para la obtención del registro sanitario automático se deberá seguir el siguiente procedimiento: a) El interesado deberá radicar ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. De acuerdo con las facultades de inspección. sin efectos.. al momento de su recepción. la solicitud a la cual anexará la documentación técnica y legal exigida para la expedición del registro sanitario automático.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. quien tendrá un plazo de noventa (90) días hábiles para allegar dicha información. la autoridad sanitaria competente podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la obtención del registro sanitario automático. la autoridad sanitaria requiere información adicional. Los equipos biomédicos de tecnología controlada para su producción.htm (22 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. Invima.
Que el equipo objeto de adquisición no se encuentra en experimentación. en el cual conste lo siguiente: 1. 4. para cada país de origen. para el manejo de esta clase de equipos.]
. Parágrafo 2°. en reemplazo del certificado de calidad indicado en este artículo.co/version1/normativida.. en la que se indique el modelo del equipo que se va a importar y certificado de venta libre del producto. 3. Que está en capacidad para suministrar los insumos.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
deberán contar con una autorización emitida por la autoridad competente en la materia. 5. El permiso de comercialización emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.gov. b) Nombre y ubicación de la Institución Prestadora de Servicios de Salud. Para la obtención del permiso de comercialización de los equipos biomédicos fabricados e importados además de la documentación para la obtención de los registros sanitarios de que trata el presente decreto. Artículo 24. o durante la vida útil del equipo si es inferior. Las indicaciones y los usos del equipo biomédico. expedida por una entidad nacional o internacional con experiencia y reconocimiento. 2. Invima.. o compromiso de informar sobre la misma. IPS. en donde se instalará el equipo.htm (23 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. instalación y mantenimiento en el idioma de origen y en castellano. En el caso de las importaciones. Que suministrará al usuario los manuales de operación. se deberá anexar la siguiente documentación. Que proporcionará al usuario los programas y mecanismos para la capacitación de los operadores y los ingenieros o técnicos de mantenimiento. partes. adicional: a) Certificado o constancia de cumplimiento del equipo con estándares de calidad internacionales (marca y modelo). expedida por una entidad nacional o internacional con experiencia y reconocimiento en este campo en la que se especifique el cumplimiento de normas de calidad en la fabricación de equipos biomédicos.invima. como mínimo. Invima.m. Parágrafo 1°. definirá las entidades reconocidas para expedir dichas certificaciones o constancias. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. podrá amparar varios modelos
http://www. repuestos y el servicio de mantenimiento durante cinco (5) años. el importador podrá presentar certificado o constancia de sistema de calidad del fabricante. acompañado de una declaración de conformidad. c) Declaración expedida por el fabricante o por el representante en Colombia de los equipos. en caso de que aún no se haya comercializado. De los requisitos para el permiso de comercialización.
deberá contener como mínimo. b) Vigencia del permiso.
http://www. deberá elaborar un informe anual. j) Precauciones especiales y otros. La omisión o inexactitud en el suministro de esta información dará lugar a las sanciones establecidas en el presente decreto. recopilará esta información. Parágrafo 3°. e) Nombre y domicilio del establecimiento fabricante. siempre y cuando el concepto técnico así lo disponga. f) Nombre y domicilio del importador.invima. c) Nombre y domicilio del titular del permiso de comercialización.htm (24 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. fabricados y vendidos. Las empresas cuyo objeto social incluya la importación de repuestos para equipos biomédicos específicos deben reportar ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.gov. la siguiente información: a) Número del permiso de comercialización antecedido de la sigla EBC. así como la relacionada con equipamiento y la remitirá al Ministerio de Protección Social.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. Del contenido del permiso de comercialización. h) Sistemas y subsistemas principales que integran el equipo biomédico. así como la información que de conformidad con el control de esta tecnología. Parágrafo 4°.m. serie de cada equipo. su ubicación geográfica e institucional y reportes de efectos adversos serios presentados durante su uso y las acciones tomadas al respecto. deberán contar con el permiso de comercialización de los equipos biomédicos que se pretendan reparar. El titular del permiso de comercialización de equipos biomédicos clasificados como de tecnología controlada. i) Uso o indicaciones del producto. las importaciones de esta clase de repuestos..]
.co/version1/normativida. Invima. Artículo 25. Invima. Toda certificación mediante la cual se conceda un permiso de comerc ialización para equipos biomédicos de tecnología controlada. d) Nombre del producto. mantener o soportar.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
de equipo de una misma marca y tecnología.. k) Modalidad bajo la cual se otorga el permiso de comercialización. las autoridades competentes requieran. Los repuestos para el mantenimiento y soporte técnico de los equipos biomédicos importados. g) Tipo de equipo biomédico y su clasificación según el riesgo. en el cual se especifique la cantidad de equipos importados. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
Importar. Para la expedición de registros sanitarios de dispositivos médicos o permisos de comercialización de los equipos biomédicos de tecnología controlada importados. cuando se demuestre que existe riesgo para la salud humana individual o colectiva. semielaborar y vender. Parágrafo 2°. Los dispositivos médicos con la misma clasificación de riesgo. 3. se podrán amparar bajo un sólo registro sanitario según la clase de dispositivo médico. La modalidad del registro contenida en el numeral 4 del presente artículo corresponde a la de importar. podrá suspender la importación y venta de equipo biomédico catalogado como dispositivo médico de tecnología controlada.m. se deberá seguir el procedimiento señalado para la expedición del registro sanitario. De los registros sanitarios para los dispositivos médicos y del permiso de comercialización para los equipos biomédicos de tecnología controlada importados.. ensamblar y vender. Parágrafo 1°. Suspensión del permiso de comercialización. empacar y vender. tamaño o características que no modifiquen significativamente su indicación o que sean empleados en conjunto conformando lo que se puede denominar un sistema o kit.co/version1/normativida. 4. se expedirán para las siguientes modalidades: 1. registro sanitario automático o permiso de comercialización según corresponda. Modalidades. Artículo 26. Importar.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005.invima. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos..htm (25 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. Fabricar y vender. uso y denominación genérica que pertenezcan a un mismo titular y fabricantes que presenten diferencias en cuanto a propiedades organolépticas. Artículo 29. 2. La modalidad del registro señalada en el numeral 2 del presente artículo comprende por sí misma la posibilidad de exportar. CAPITULO VI Disposiciones comunes a los registros sanitarios y permisos de comercialización Artículo 27. Artículo 28.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
l) Modelos autorizados. teniendo en cuenta los siguientes requisitos adicionales: a) Un historial comercial del dispositivo médico que referencie algunos países en
http://www. Invima.]
. Amparo de varios dispositivos médicos en un mismo registro sanitario.gov. Importar y vender. Los registros sanitarios para los dispositivos médicos y el permiso de comercialización para los equipos biomédicos de tecnología controlada.
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. en la composición química del material.co/version1/normativida. fabricante e importador expedido por el organismo competente en el país de origen.]
. existencia y representación legal del titular. en la fuente de energía o en los procesos de manufactura. Invima.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. Artículo 30. las modificaciones que conlleven el cambio del contenido del acto administrativo por el cual se otorgó el registro sanitario. una solicitud anexando los respectivos documentos técnicos y/o legales que sustenten la modificación correspondiente junto con el respectivo recibo de pago.invima. el solicitante contará con un término de noventa (90) días. para lo cual. se requerirá por una sola vez al interesado para que la suministre. En el caso de que sea necesario adicionar la información suministrada. el certificado de la entidad sanitaria que conste que se vende libremente en un país de referencia (Comunidad Económica Europea. Modificaciones de los registros sanitarios. Invima. o con los países en donde exista acuerdo de mutuo reconocimiento..htm (26 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. Japón y Australia). dentro de los treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha en que inicie la comercialización con dicha modificación. Canadá. Una vez el peticionario radique la información requerida.gov. En los demás casos. procederá a declarar el desistimiento de la petición y a la devolución del expediente al peticionario. c) Prueba de constitución. Parágrafo. Estados Unidos de Norte América.m. el Instituto Nacional de
http://www. contados a partir de la fecha de comunicación del requerimiento. se entenderá que desiste de la petición y en consecuencia.. b) Certificación de la autoridad competente del país de origen en el que conste que el producto ha sido autorizado para su producción o comercialización en el territorio del país de origen. Si dentro de este plazo el interesado no allega la información solicitada. d) Documento expedido por el fabricante o su autorizado. En el caso de que el producto que se desee importar no se utilice en el país de origen se deberá anexar adicionalmente. se deberá radicar ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Tal situación no da lugar a la devolución del dinero correspondiente a la tarifa pagada. en el que se establezca a quien faculta para importar y/o comercializar y/o ser el titular del permiso de comercialización. Los registros sanitarios no podrán ser modificados cuando se presente un cambio significativo en el dispositivo médico que pueda afectar la seguridad y efectividad del mismo o cuando la modificación implique cambios en el diseño.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
los cuales el dispositivo médico se vende y alertas involucradas con dicho dispositivo.
cuando sea del caso y del cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura para Dispositivos Médicos. cualquier modificación o ajuste requerirá de un nuevo concepto técnico. contará con un término de treinta (30) días hábiles para dar respuesta a la solicitud. Si hay existencias en el mercado. el correspondiente producto no podrá importarse al país. Cuando se trate de los equipos biomédicos de tecnología controlada que posean permiso de comercialización. adicionada con el número 1.]
.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. Los registros sanitarios y permisos de comercialización de que trata el presente decreto se renovarán bajo el mismo número que tenía inicialmente pero seguida de la letra R. Invima. El titular de dichos registros o permisos podrá solicitar su cancelación en cualquier momento. con tres (3) meses de anterioridad al vencimiento del respectivo registro sanitario o permiso de comercialización. Parágrafo. Vigencia de los registros sanitarios y permisos de comercialización. se podrá realizar análisis de control de calidad y evaluación del proceso de elaboración. Artículo 32.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Parágrafo 1°. Para las mismas. según el caso. tendrán una vigencia de diez (10) años contados a partir de la expedición del acto administrativo correspondiente. ni fabricarse.htm (27 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a.m.invima.gov. Las renovaciones de los registros sanitarios y permisos de comercialización se realizarán siguiendo el mismo procedimiento de su expedición en lo que hace referencia a las evaluaciones técnica y legal. BPM. se tramitará como nueva solicitud.. se abandone la solicitud o se desista de ella o no se hubiere presentado la solicitud en el término aquí previsto. el Instituto Nacional
http://www. La solicitud de renovación deberá radicarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Los registros sanitarios y permisos de comercialización. Artículo 31. 2 y así sucesivamente. Si se hubiere vencido el respectivo registro sanitario o permiso de comercialización sin que se presente la solicitud de renovación. Se podrá realizar modificación al registro sanitario cuando se trate de una mínima modificación en los accesorios que no afecte la seguridad y efectividad del dispositivo médico o del equipo biomédico que no sea de tecnología controlada. Invima. vigentes. De las renovaciones de los registros sanitarios y permisos de comercialización.co/version1/normativida.. Toda solicitud de renovación de un registro sanitario o permiso de comercialización que no sea presentada en el término previsto.
previo concepto de la Comisión Revisora del Invima o del Ministerio de la Protección Social. dependiendo de las razones que motiven la revisión.. El procedimiento a seguir en el caso de revisión de un dispositivo médico o equipo biomédico de tecnología controlada. Del objeto de la revisión. cuando estos avances deban adoptarse inmediatamente. que pongan en peligro la salud de los usuarios.gov.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. amparados con registro sanitario. Invima. justificaciones técnicas..co/version1/normativida. con el fin de: a) Determinar si el dispositivo médico y equipo biomédico de tecnología controlada y su comercialización se ajustan a las disposiciones sobre la materia. Invima. existen productos en el mercado. de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos que se presenten en el campo de los dispositivos médicos y los demás productos objetos de este decreto.]
. la revisión de un dispositivo médico o equipo biomédico de tecnología controlada amparado por un registro sanitario o permiso de comercialización. plan de cumplimiento o los ajustes que consideren del caso. Invima. el cual no podrá ser superior a seis (6) meses. se ordenará la revisión de oficio de un producto o grupo de productos. el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Invima. b) Actualizar las especificaciones. c) Adoptar medidas inmediatas cuando se conozca información nacional o internacional sobre los efectos secundarios o contraindicaciones en alguno de los dispositivos médicos y equipos biomédicos de que trata el presente decreto.m. detectados durante la comercialización de los mismos. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Del procedimiento para la revisión. procesos y validación de los procesos. el titular allegará una declaración en tal sentido.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005.htm (28 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. Artículo 34. ordenará su decomiso conforme a lo dispuesto en el presente decreto. no se deberá anexar nuevamente. El
http://www. Esta decisión deberá notificarse a los interesados con el fin de que presenten los estudios. dará a los interesados un plazo para disponer de ellas. Si transcurrido este plazo. Parágrafo 2°. podrá ordenar en cualquier momento o a solicitud del Ministerio de la Protección Social. y en su lugar. de acuerdo con la clasificación del dispositivo médico o equipo biomédico. Si la información científica que reposa en el expediente no ha cambiado y continúa vigente en el momento de solicitar la renovación. Artículo 33. será el siguiente: a) Mediante resolución motivada expedida por el Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. registro automático o permiso de comercialización.invima.
instalación y mantenimiento de este
http://www. se hará conocer la resolución a estos. Invima..co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes.co/version1/normativida. información de las autoridades sanitarias de otros países y cualquier otra medida que considere del caso y tenga relación con las circunstancias que generan la revisión. c) Las empresas productoras de equipos biomédicos. sus representantes en el país y titulares de permiso de comercialización.htm (29 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. así como los repuestos y herramientas necesarias para el mantenimiento y calibración que permita conservar los equipos en los rangos de seguridad establecidos inicialmente por el fabricante. deberán contar con responsables técnicos. c) Durante el término que se le fija al interesado para dar respuesta. con los manuales de operación. funcionamiento y mantenimiento. d) Con fundamento en lo anterior. determinará el término para la presentación de la sust entación a que haya lugar. solicitar informes. se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: a) Las personas naturales o jurídicas que adquieran equipos biomédicos deberán contar en todo momento. la entidad competente podrá realizar los análisis del producto que considere procedente. Requerimientos generales para los equipos biomédicos de tecnología controlada.invima. e) Si de la revisión se desprende que pudieran existir conductas violatorias de las normas sanitarias. b) El titular o importador del equipo biomédico deberá garantizar. conforme lo dispone el Código Contencioso Administrativo. conceptos de expertos en la materia. con título universitario y/o especialización en el área específica para los procesos de adquisición. procederá a adoptar las medidas pertinentes y a iniciar los procesos sancionatorios a que haya lugar. CAPITULO VII Disposiciones comunes a los capítulos anteriores Artículo 35. mediante resolución motivada el Invima adoptará la decisión del caso.gov. Invima. cuando se trate de equipos biomédicos de tecnología controlada.. la capacidad de ofrecer servicio de soporte técnico permanente durante la vida útil del mismo. en la información y en los documentos a que se refiere el literal a) del presente artículo. la cual deberá notificar a los interesados. b) Si de los motivos que generan la revisión de oficio se desprende que pueden existir terceros afectados o interesados en la decisión.]
. los cuales serán provistos en forma obligatoria por el distribuidor en el momento de la entrega del equipo.m.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. previo concepto del Ministerio de la Protección Social o de la Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
sólo podrá ser autorizado para fines de investigación y experimentación y. en ningún caso. de acuerdo con lo contemplado en las disposiciones vigentes sobre investigación en salud. Se podrá autorizar la importación. se requerirá de concepto técnico otorgado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.]
. No se podrá autorizar la importación. Para la importación de prototipos de dispositivos médicos y equipos biomédico de tecnología controlada. Dispositivos médicos considerados como equipo biomédico usado o repotenciado. Artículo 36.htm (30 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. adquisición o donación de equipo biomédico usado de clases IIb y III. d) Fecha de fabricación del equipo. los cuales serán considerados como de tecnología controlada. no se vean alteradas durante el almacenamiento y transporte. d) Los productos deberán diseñarse. teniendo en cuenta las instrucciones y datos facilitados por el fabricante.m.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
tipo de tecnología. Para la comercialización y venta en el país de equipos biomédicos usados clase I o IIa. El Ministerio de la Protección Social definirá los requisitos mínimos para el desarrollo y utilización de prototipos de dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada d e producción nacional. en el que conste que los equipos no tienen más de cinco (5) años de fabricados y que se encuentran en estado óptimo de operación y funcionamiento. b) Certificado expedido por el fabricante o su representante en el país de origen o importador. Invima. IIa.. Se permitirá el ingreso al país de equipos biomédicos repotenciados clase I.gov. incluyendo sus sistemas de seguridad. fabricarse y acondicionarse de forma tal. deberá anexar la siguiente documentación: a) Los requisitos establecidos para el permiso de comercialización. El dispositivo médico y equipo biomédico de tecnología controlada prototipo nacional o importado. IIb y III siempre y cuando cumplan con los requisitos del equipo biomédico y se acompañen de la certificación de buen funcionamiento emitida por el fabricante
http://www. Dispositivos médicos y equipo biomédico de tecnología controlada prototipo..co/version1/normativida.invima. que sus características y funciones según la utilización prevista. previo a su registro de importación. c) Número de serie del equipo. Artículo 37. adquisición o donación de equipo biomédico usado clase I o IIa. podrán ser empleados en la atención de salud.
IIb y III que cualquier Institución Prestadora de Servicios de Salud.htm (31 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. el fabricante o importador deberá ofrecer los servicios de verificación de la calibración. En la etapa de posventa de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos.. todos los dispositivos médicos diseñados para ser utilizados una sola vez.. así como la capacitación requerida tanto en operación como en mantenimiento básico del equipamiento. el cual deberá garantizarlo de manera directa o contratando los servicios del
http://www. Parágrafo 2°.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
legal o su representante en el país y anexando la misma documentación exigida para los equipos biomédicos usados. En la etapa de posventa de los equipos biomédicos. la responsabilidad del funcionamiento del equipo es compartida entre el fabricante o su representante en Colombia para el caso de los equipos importados y el propietario o tenedor.invima. remanufacturado y/o repotenciado en el país. el equipo biomédico repotenciado o remanufacturado se considerará como equipo usado. Solo se podrá importar o comercializar equipos repotenciados por el fabricante o el repotenciador autorizado. El te nedor será responsable del correcto funcionamiento del dispositivo médico considerado equipo biomédico. Artículo 38. Se excluyen de lo previsto en este artículo. mantenimiento y aprovisionamiento de insumos y repuestos.m.]
. El repotenciamiento de ninguna manera podrá alterar el diseño inicial del equipo y el fabricante o su representante oficial. además deberán ajustarse a las normas aduaneras vigentes en el país y no podrán ser comercializados ni utilizados con fines lucrativos. Posventa de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos y su mantenimiento.gov. Estas importaciones serán consideradas como de tecnología controlada. o el repotenciador autorizado por el fabricante deberá garantizar que el equipo biomédico cuenta con las mismas características y efectividad del equipo cuando estaba nuevo. Hasta tanto el Ministerio de la Protección Social no expida la reglamentación pertinente. Los equipos donados nuevos correspondientes a las clases I. serán de importación controlada y deberán cumplir con lo dispuesto en el presente decreto. Los equipos biomédicos que ingresen al país a través de una donación.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. deberán ser destinados única y exclusivamente a una Institución Prestadora de Servicios de Salud y no deberán encontrarse en etapa de experimentación. El Ministerio de la Protección Social reglamentará lo relacionado con la importación de equipo biomédico usado. Parágrafo 1°. Parágrafo 3°. importe. IIa. Parágrafo 4°. adquiera o reciba.co/version1/normativida.
fabricante o el importador o con un tercero según los parámetros establecidos en el presente decreto. Parágrafo 1°. Artículo 39. Parágrafo 2°. o la entidad sanitaria competente.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo. Invima.
http://www. Toda persona jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificación de la calibración para equipos biomédicos de Clases IIb y III. lo siguiente: a) Nombre y modelo del producto.m. Sin perjuicio de lo señalado en el presente decreto para los dispositivos médicos implantables. Recurso humano para el mantenimiento de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos.gov...]
.invima. cuando estos demuestran capacidad técnica para la prestación de este tipo de servicios. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud sólo podrán contratar el mantenimiento de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos de tecnología controlada con terceros. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán llevar registros de las actividades de mantenimiento realizadas por ellas o por terceros para la programación y control de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos de tecnología controlada. cuando estas lo estimen pertinente. Parágrafo 3°. los cuales deberán registrarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Dispositivos médicos implantables. así como de su calibración y mantenimiento. Artículo 40. En este caso. verificación de calibración y demás requerimientos establecidos por el fabricante para el funcionamiento seguro del equipo biomédico con el cual se prestará el servicio de salud. b) Número de lote o número de serie. la cual deberá indicar como mínimo. los terceros serán los responsables del funcionamiento del equipo. Dichos registros podrán ser solicitados por las autoridades sanitarias. La autoridad sanitaria competente verificará que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud cumplan con esta obligación.htm (32 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. el cual deberá ser profesional en ingeniería biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado. las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán diligenciar la tarjeta de implante por triplicado. Las Entidades Promotoras de Salud no podrán contratar con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que no lleven control de registros del mantenimiento.co/version1/normativida. deberá contar con un responsable técnico.
y será diligenciado por la IPS una vez implantado. Demostraciones. La fecha de expedición de estos documentos tendrá la vigencia que el mismo documento especifique. la cual estará sujeta a control y vigilancia por parte de la autoridad sanitaria competente. d) Nombre de la institución donde se realizó la implantación y fecha de la misma. exposiciones y demostraciones podrán presentarse productos que no cumplan las disposiciones del presente
http://www. según sea el caso y cuando no estén en idioma castellano requerirán traducción oficial. Documentos expedidos en el extranjero. En el registro de importación debe especificarse la marca y modelos de los dispositivos médicos a importar y si los mismos son nuevos o usados. Registro de personas responsables de la comercialización de equipos biomédicos de tecnología controlada. Todo comercializador de equipos biomédicos de tecnología controlada.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
c) Nombre y dirección del fabricante. con sello de Apostillé.htm (33 of 51) [13/02/2006 10:25:30 a. En las ferias.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. Industria y Turismo fotocopia del registro sanitario y del certificado analítico de la mat eria prima.. Artículo 45. este se entenderá de un (1) año. deberán estar autenticados por el respectivo cónsul colombiano y por el Ministerio de Relaciones Exteriores o si es el caso.invima. el interesado deberá presentar ante Ministerio de Comercio. en cumplimiento de los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil. Registro de importación. Importación de materia prima. Parágrafo. número de pasaporte). este último ejemplar o copia del mismo. se enviará al registro nacional por la empresa suministradora. e) Identificación del paciente (número de la cédula de ciudadanía.gov.m.. Artículo 41. Para la importación de materias primas que requieren de registro sanitario para la fabricación de los productos de que trata el presente decreto. Artículo 42.]
. Artículo 43. otro será facilitado al mismo y otro será remitido a la empresa suministradora. deberá notificar a las autoridades de salud competentes su domicilio y la descripción de los productos comercializados. Cuando los documentos exigidos en el presente decreto sean expedidos en el extranjero y correspondan a información oficial. Artículo 44. En el caso de que se haya dispuesto un registro nacional de implantes. el importador deberá anexar el respectivo registro sanitario o permiso de comercialización según el caso. En caso que el documento no establezca dicho término.co/version1/normativida. Para el respectivo registro de importación de los dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada. Uno de los ejemplares permanecerá archivado en la historia clínica del paciente.
El titular de un registro sanitario o permiso de comercialización que por motivos plenamente justificados. Invima.. cuando no hayan sido aprobadas en el país de origen o en países de referencia. Artículo 47. los titulares de los registros sanitarios de que trata el presente decreto y de los permisos de comercialización de equipos biomédicos de tecnología controlada otorgados a partir de su vigencia. Tales demostraciones no podrán nunca implicar la utilización de productos en pacientes. Estos productos no pueden comercializarse ni ponerse en servicio hasta que no cuenten con el correspondiente registro sanitario o permiso de comercialización. a fijar un nuevo término para la comercialización del producto mediante resolución motivada. En aras de la protección y la garantía de la salud de la comunidad. Dicha entidad podrá proceder en tal caso. o la entidad sanitaria competente. De las medidas especiales. la prueba
http://www. Los titulares de los respectivos registros sanitarios o de los permisos de comercialización de los productos objeto del presente decreto. Invima.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. De la permanencia e información de los productos o de los comercializadores en el mercado. sin haber obtenido el correspondiente registro sanitario o permiso de comercialización. que deseen retirar sus productos del mercado.. ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. dispondrán de un plazo de treinta y seis (36) meses para comercializar el producto. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.]
.m. contados a partir de la fecha del acto administrativo o código respectivo que los haya concedido. por una sola vez. Los titulares del permiso de comercialización de los equipos biomédicos de tecnología controlada que ya no tengan representación en Colombia.invima.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
decreto siempre que estén autorizados previamente para este fin. Artículo 48. deberán garantizar en el país. no pueda cumplir con la obligación aquí dispuesta. deberán informarlo previamente al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. el soporte técnico del caso durant e el tiempo de vigencia del permiso. Artículo 46. deberá manifestar tal circunstancia en un término no superior a un (1) mes contado a partir del vencimiento del plazo.co/version1/normativida. dará lugar a la cancelación automática del mismo.gov. Para ello se requerirá una solicitud acompañada de un certificado que demuestre la venta libre expedido por la autoridad competente del país de origen.htm (34 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. La no comercialización dentro de este término. Invima. podrá autorizar excepcionalmente la importación de productos terminados de que trata el presente decreto. De la comercialización.
m. teniendo en cuenta que se almacene en condiciones de humedad. Idioma de la información técnica y científica. c) Un riesgo mínimo de contaminación durante el manejo normal.gov.. existencia y representación del peticionario.]
. etiquetado y publicidad Artículo 51. De la venta. Artículo 50.
http://www. El material y diseño del contenedor. Seguimiento y Reglamentación de la Tecnología en Salud del Ministerio de la Protección Social o la Sala Especializada de Insumos para la Salud y Productos Varios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.co/version1/normativida.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. b) Cuando se trate de dispositivos médicos o equipos biomédicos de tecnología controlada respecto de los cuales el Ministerio de la Protección Social o el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Invima.. Artículo 49. haya autorizado investigación clínica en el país.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
de la constitución.htm (35 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. El Ministerio de la Protección Social reglamentará lo relacionado con los establecimientos autorizados para la venta de los productos de que trata el presente decreto. La importación de los dispositivos médicos o equipos biomédicos vitales no disponibles podrá realizarse por cualquier persona. el certificado de calidad del producto. tránsito y almacenaje. c) Cuando se trate de dispositivos médicos o equipos biomédicos vitales no disponibles. deberá asegurar: a) El mantenimiento de la esterilidad del contenido si es el caso. La información técnica o científica podrá ser allegada en inglés con traducción oficial al idioma castellano. b) Un riesgo mínimo de contaminación durante la apertura del envase y extracción del contenido. Para este caso. previo concepto del Comité para la Evaluación. Empaque. en los siguientes casos: a) Cuando se presenten circunstancias de calamidad o emergencia determinadas por el Ministerio de la Protección Social. salvo en los casos en que los mismos estén en fase de investigación clínica o que cuenten con sustitutos en el mercado.invima. se requerirá adicionar el nombre completo del paciente y el resumen de la historia clínica. Los sistemas de empaque deberán ser tales que conserven el producto sin deteriorarlo o causar efectos perjudiciales sobre el contenido. Invima. CAPITULO VIII Empaque. limpieza y ventilación adecuada.
se establecen las siguientes disposiciones generales: a) La información necesaria para identificar y usar el dispositivo con seguridad. por medios magnéticos u ópticos. Requisitos específicos del etiquetado y rotulado. contenido y ubicación del etiquetado deben ser apropiados para el dispositivo en particular y para el propósito con que se fabricó. y debe mostrar evidencias de que fue abierto. e) El empaque del producto deberá permitir que se distingan los productos idénticos o similares vendidos a la vez en forma estéril y no estéril. b) Número de lote o serie. Artículo 54. b) El formato. Artículo 53..DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
d) Cuando el empaque ha sido abierto debe garantizarse que no puede ser fácilmente vuelto a sellar. Información en etiquetas de envase.htm (36 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. en idioma castellano la información que se relaciona a continuación: a) Nombre del producto. y/o en el empaque de cada unidad.
http://www. Los fabricantes de dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada deberán aplicar requisitos específicos para el etiquetado y rotulado que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social. Disposiciones generales del etiquetado.]
. “usar solo una vez”. f) Leyendas especiales tales como “estéril”. etc. e) Fabricante y /o importador con domicilio. y/o en el empaque de dispositivos múltiples.co/version1/normativida. Artículo 52. e) Las instrucciones de uso se deben escribir en términos de fácil comprensión por parte del usuario. Cualquiera que sea el o los medios. En las etiquetas de envase deberá llevar como mínimo. se debe suministrar en el propio dispositivo.invima. la seguridad del dispositivo no quede comprometida por una falta de comprensión por parte del paciente o usuario. la información se debe establecer en el folleto.. d) La información sobre el uso del dispositivo y las instrucciones se suministrarán al usuario en diversos medios y a través de documentos impresos.gov. Si no es viable el empaque individual de cada unidad.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. mediante una pantalla de visualización integrada al dispositivo.m. c) Fecha de expiración cuando sea el caso. c) El uso de símbolos reconocidos internacionalmente se debe tener en cuenta siempre y cuando. la información se deberá dirigir a la población prevista de usuarios. Para la información referida en las etiquetas. d) Número del registro sanitario o permiso de comercialización. el inserto del empaque o en otro medio suministrado con uno o con múltiples dispositivos.
. Información general. f) En el caso de dispositivos diferentes a aquellos cubiertos en el literal (d) del presente artículo y según lo adecuado para el tipo de dispositivo médico.). que permita las acciones adecuadas para rastrear y conseguir los dispositivos y componentes desmontables. e) Indicación de la fecha hasta la cual el dispositivo se pueda utilizar con seguridad.htm (37 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. b) En el caso de dispositivos importados. expresado en términos de año y mes (en los dispositivos desechables de uso único). k) Los detalles de cualquier otro tratamiento o manejo necesario antes de que el dispositivo se pueda utilizar (tal es el caso de la esterilización. la sustitución de elementos de consumo. g) Toda condición especial para el almacenamiento y/o manipulación sobre el empaque exterior. contengan además. montaje final. el etiquetado deberá contener lo siguiente: a) El nombre genérico o marca y la dirección del fabricante. según el caso. según el caso.. así como aspectos relacionados con la calibración necesaria para que el dispositivo funcione correctamente y con seguridad durante su vida útil.co/version1/normativida. el contenido de cualquier empaque. se requiere que la etiqueta.gov. el nombre y dirección bien sea del importador en el país o del representante autorizado por el fabricante. así como las instrucciones
http://www. c) Datos para que el usuario identifique el dispositivo y cuando sea pertinente. h) Toda advertencia y/o precaución que se deba tomar. d) Indicación del código o número de lote (en dispositivos desechables de uso único) o el número de serie (en los dispositivos que funcionan con electricidad).co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. una indicación de la fecha de fabricación. j) La información necesaria para verificar si el dispositivo está instalado en forma adecuada y puede funcionar correcta y seguramente. i) El funcionamiento que haya propuesto el fabricante y todo efecto secundario no deseable. el empaque o las instrucciones de uso. además de detalles sobre la naturaleza y fr ecuencia de su mantenimiento preventivo.m. Esta indicación se puede incluir en el código de lote o número de serie. De acuerdo al tipo de dispositivo médico y cuando aplique. l) Indicación de que el dispositivo está esterilizado. etc. calibración. así como el propósito previsto y la población de pacientes y usuarios del dispositivo cuando sea del caso..invima.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
el dispositivo cumpla con «los requisitos fundamentales de seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos» contemplados en el artículo 4° del presente decreto. los detalles de la naturaleza. advertencia o precauciones que deba tomar. en condiciones ambientales razonablemente previstas. q) Si el dispositivo es implantable.invima. n) Indicación de que el dispositivo es específicamente para investigaciones clínicas y/o de funcionamiento previas a su lanzamiento al mercado.
http://www. según el caso. u) Las instrucciones de uso también deben incluir.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
necesarias en caso de daño del empaque esterilizado y según el caso. información concerniente a cualquier riesgo en particular relacionado con su implantación. p) Si el dispositivo se va instalar o conectar a otros dispositivos o equipos médicos con el fin de que funcione según su propósito previsto. el método de reesterilización y cualquier restricción del número de reutilizaciones. las instrucciones de limpieza y esterilización deben ser de tal naturaleza.gov. intensidad y distribución de esta radiación. t) Si el dispositivo emite radiaciones con fines médicos.]
. s) Si se trata de un dispositivo reutilizable. incluidos limpieza. suficientes detalles de sus características para identificar el dispositivo o equipo correcto que se deberá usar para obtener una combinación segura. detalles que permitan al personal médico dar instrucciones al paciente sobre cualquier contraindicación. la descripción de los métodos para una nueva esterilización. w) Las precauciones que se deben tomar en lo concerniente a la exposición.. r) Información referente a los riesgos de interferencia recíproca planteados por la presencia razonablemente prevista del dispositivo en el curso de investigaciones o tratamientos (tal es el caso de la interferencia eléctrica por parte de dispositivos electroquirúrgicos o la interferencia de campo magnético de equipos de resonancia magnética).m. a campos magnéticos. m) Indicación de que el fabricante ha especificado que el dispositivo se debe utilizar sólo una vez. desinfección.htm (38 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. o) Indicación de que el dispositivo está destinado sólo para efectos de presentación o demostración. Cuando se trate de dispositivos que deben ser esterilizados antes de utilizarlos.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. empaque y donde haya lugar. información sobre los procesos apropiados para permitir la reutilización. que si se siguen correctamente. v) Las precauciones que se deben tomar en caso de cambios en el funcionamiento del dispositivo. tipo..co/version1/normativida.
influencias eléctricas externas. Las etiquetas. La información científica.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. Esta información estará constituida por las indicaciones que figuren en la etiqueta y las que figuren en las instrucciones de utilización.co/version1/normativida. será realizada de acuerdo a las condiciones de los respectivos registros sanitarios o permisos de comercialización y las normas técnicas legales vigentes y deberá ceñirse a la verdad. el número de registro sanitario y/o del permiso de comercialización podrán proveerse mediante el uso de sticker. Artículo 57. rótulos y empaques de los dispositivos médicos importados serán aceptados tal como se hayan establecido en el país de origen. en idioma castellano que cumpla con lo previsto en las disposiciones generales sobre etiquetado y la información en etiquetas de que trata los artículos 54 y 55 del presente decreto. teniendo en cuenta la formación y los conocimientos de los usuarios potenciales. El inserto se debe suministrar con el dispositivo médico o equipo biomédico de tecnología controlada. Cuando el dispositivo médico o equipo biomédico de tecnología controlada lleve inserto. aceleración.htm (39 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. la información suficiente para asegurar la ejecución apropiada del procedimiento y un uso seguro. en todo caso. Artículo 56. presión o variaciones de presión. fuentes de ignición térmica.. en los siguientes casos: a) Cuando no se apliquen las normas generales en materia de educación
http://www.gov. etc.invima. promocional o publicitaria de los dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada. este contendrá. en castellano.]
. y adicionar tanto el nombre y domicilio del importador como el número de registro sanitario o permiso de comercialización. En este caso se requerirá de un rótulo o etiqueta adicional. proximidad a otros dispositivos.m.. De la información y publicidad. El nombre y/o domicilio del importador. descargas electrostáticas. Inserto. Artículo 58. con evidencia científica que así lo demuestre y por consiguiente. sin que tenga que ir dentro del empaque del mismo. no se podrá efectuar publicidad de dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada. rótulos y empaques de los dispositivos médicos importados. siempre y cuando su utilización no cubra o tape ninguna de la información de la etiqueta. El producto deberá ir acompañado de la información necesaria para su utilización con plena seguridad y para identificar al fabricante. no podrán exagerarse las bondades que pueda ofrecer su uso. De las etiquetas.
Obligación de informar a la autoridad sanitaria. los fabricantes o los responsables de los productos que trata el presente decreto.invima. empresas u organismos. promoción o publicidad.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
sanitaria o terapéutica. Los dispositivos médicos que hacen parte de la clase I podrán ser publicitados en medios masivos de comunicación teniendo en cuenta las especificaciones del registro sanitario automático. los usuarios y cualquier otra persona que tenga conocimiento de la existencia de productos alterados o fraudulentos o hechos relacionados con los mismos. Invima. sólo podrán anunciarse o promocionarse en publicaciones de carácter científico o técnico. c) Cuando se impute. alteración de las características del producto. es decir. No obstante lo anterior.m. así como cualquier inadecuación del etiquetado o del prospecto que pueda o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave del estado de salud de un paciente o de un usuario.htm (40 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. IIb y III destinados al uso exclusivo por parte de los profesionales de la salud o prescritos por ellos. y poner en conocimiento a la autoridad competente. la autoridad sanitaria podrá autorizar otros medios de anuncio. los titulares de los correspondientes registros sanitarios y permisos de comercialización.]
. Los establecimientos fabricantes. alteración de las características o de las funciones del producto. serán responsables por cualquier trasgresión de lo establecido en el presente artículo y de las consecuencias que puedan acarrear en la salud individual o colectiva. con copia al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. las autoridades competentes. productos.
http://www. deberá comunicarlo de manera inmediata a las Direcciones Seccionales de Salud de la jurisdicción. b) En aquellas que induzcan a engaño o error. que adviertan cualquier disfunción. cause perjuicios o comparación peyorativa para otras marcas.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. servicios.. Los dispositivos médicos y equipos biomédicos de clases IIa.gov. Los titulares y/o comercializadores de los correspondientes registros sanitarios o permisos de comercialización.co/version1/normativida.. Parágrafo 2°. deberán comunicarlo al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Invima. adviertan cualquier disfunción. difame. Parágrafo 1°. Cuando los profesionales de la salud. CAPITULO IX Control y vigilancia Artículo 59. así como cualquier alteración del etiquetado o del inserto que pueda o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave del estado de salud de un paciente o de un usuario.
Artículo 61. El Ministerio de la Protección Social con el apoyo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Es obligación del titular del correspondiente registro sanitario o permiso de comercialización o del fabricante o representante del dispositivo médico o equipo biomédico de tecnología controlada y de los usuarios. sobre las circunstancias relacionadas con: a) Cualquier funcionamiento defectuoso.]
.. El fabricante o titular del registro o el distribuidor de los productos de que trata el presente decreto. cuantificar el riesgo. notificar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.htm (41 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. así como las falencias en el mantenimiento u otros requerimientos necesarios para el óptimo funcionamiento y la seguridad relacionados con los dispositivos médicos y equipos biomédicos que se comercializan en el país. deberá informar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
Artículo 60. Invima. proponer y realizar medidas de salud pública para reducir la incidencia y mantener informados a los usuarios.m. Información sobre retiro del mercado de dispositivos médicos.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. alerta de los productos del mercado. Invima.co/version1/normativida. diseñará el Programa de Tecnovigilancia que permita identificar los incidentes adversos no descritos. Notificación. a otros profesionales de la salud. todos los incidentes adversos. a las autoridades sanitarias a nivel nacional y a la población en general. deberán informar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.gov. su uso incorrecto o indebido. así como cualquier inadecuación del etiquetado o de las instrucciones de utilización de un producto que pueda dar lugar o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave del estado de salud de un paciente o de un usuario. Artículo 62. con arreglo a lo dispuesto en el presente decreto. cuando ejecute medidas de prevención. así como la difusión de advertencias
http://www. para que tome las medidas pertinentes.invima. b) Cualquier razón de carácter técnico o sanitario ligada a las características o a las presentaciones de un producto por las razones indicadas en el literal a) que haya inducido al fabricante a retirar sistemáticamente del mercado los productos que pertenezcan al mismo tipo. efecto adverso o alteración de las características o de las funciones.. Invima. Invima. Del programa nacional de tecnovigilancia. Las Direcciones Seccionales de Salud adoptarán las medidas necesarias para que se registren y evalúen los datos sometidos a su conocimiento. En caso de que las Direcciones Seccionales de Salud encuentren cualquier circunstancia relacionada con los literales a) y b) del presente artículo.
. así como del cumplimiento de las normas sanitarias. de acuerdo con sus competencias. Los titulares. se deberán realizar visitas como mínimo. Los establecimientos que importen o comercialicen dispositivos médicos deberán mantener la documentación de los productos que distribuyan o destinen para su utilización en el territorio nacional con el objeto de llevar la trazabilidad del producto. la cual deberá contener. se deberán verificar las condiciones en las cuales se autorizó su comercialización. del cumplimiento de las normas y de la imposición de medidas sanitarias y sanciones de que trata este decreto. fabricantes. serán consideradas como de policía. etc. Artículo 66.. Es obligación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. fecha de envío o suministro e identificación del primer cliente. establecidas en el presente decreto. una vez al año. como mínimo. Artículo 64. Igualmente. realizar visitas periódicas o cuando estime conveniente.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. por trasgresión de las normas y/o condiciones establecidas. a establecimientos fabricantes. Competencia. Visitas de inspección. será responsabilidad de los titulares. importadores y comercializadores. modelo. tomarán las medidas sanitarias de seguridad y adelantarán los procedimientos y aplicarán las sanciones que se deriven de su incumplimiento.invima. los siguientes datos: Nombre comercial del producto. en coordinación con las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud.]
. fabricantes.m. Artículo 65. Responsabilidad. Artículo 63. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. serie y/o número de lote.htm (42 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. Parágrafo. distribuidores. técnico sanitarias y de control de calidad. Para los dispositivos médicos clases I y IIa deberán
http://www.co/version1/normativida. de conformidad con lo establecido en el Decreto-ley 1355 de 1970. Para los dispositivos médicos clases IIb y III..gov. Invima. importadores y comercializadores. o quien tenga dispositivos médicos.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
relacionadas con dispositivos médicos. vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto. serán responsables de la veracidad de la información que le suministren tanto al público en general como a las entidades de control. de igual forma. en cada caso. las autoridades sanitarias competentes. para verificar y garantizar el cumplimiento de las condiciones higiénico. Los efectos adversos que sobre la salud individual o colectiva pueda experimentar la población usuaria de los dispositivos médicos. ejercerá las acciones de inspección. De la trazabilidad de los dispositivos médicos. Invima. fecha de adquisición. Para efectos de la vigilancia.
http://www. Invima. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. el Invima establecerá un plazo. Aplicación de las medidas sanitarias de seguridad. o si los dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada no cumplen con las especificaciones técnicas que fueron reportadas para la obtención de los respectivos registros sanitarios. Una vez conocido el hecho o recibida la información o la solicitud. teniendo en cuenta el tipo de servicio. y en general.. sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. El laboratorio fabricante o importador asumirá los costos de los dispositivos médicos tomados como muestras en el mercado. se levantará un acta por triplicado indicando la situación evidenciada y el concepto técnico de cumplimiento o no de los requisitos. vigilancia y control. La aplicación de las medidas sanitarias de seguridad se efectuará por las autoridades competentes de oficio o a solicitud de cualquier persona. Cuando por efecto de la visita realizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.m. Artículo 69..invima. podrá recoger en cualquier momento. Establecida la necesidad de aplicar una medida sanitaria de seguridad. o del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento. Artículo 67.htm (43 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. De toda visita realizada. Si en el ejercicio de las facultades de inspección. Artículo 68. el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. según fuere el caso. se efectuará por testigos. surjan aspectos que se deban corregir. la autoridad sanitaria competente.gov.co/version1/normativida. la autoridad sanitaria competente procederá a evaluar la situación de manera inmediata y establecerá si existe o no la necesidad de aplicar una medida sanitaria de seguridad.]
. cualquier violación a las disposiciones de este decreto procederá a aplicar las medidas sanitarias de seguridad correspondientes. según el caso.BPM . CCAA. como consecuencia de la violación de los preceptos contenidos en este decreto u otras normas sanitarias o de los riesgos que la misma pueda ocasionar a la salud individual o colectiva. Medidas sanitarias. De la toma de muestras de productos.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
realizar visitas de acuerdo al riesgo y muestreos periódicos de los diferentes productos. Invima. En caso de que se niegue a suscribirla. muestras de los productos de que trata el presente decreto con el fin de ser evaluados en aras del control y la vigilancia. Invima. comprueba que el establecimiento no cumple con las condiciones técnicas y sanitarias que sustentaron la expedición del Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura . la cual deberá ser suscrita por los inspectores y el responsable del establecimiento.
por denuncia o queja debidamente fundamentada presentada por cualquier persona o como consecuencia de haber sido adoptada una me dida sanitaria de seguridad. así como el señalamiento de las disposiciones sanitarias presuntamente violadas. materias primas o equipos objeto de medida de decomiso podrán ser destruidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. dentro del cual deberá obrar el acta en la que conste la aplicación de la medida.m. sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.]
. impondrá la medida sanitaria de seguridad a que haya lugar. Para efecto de aplicar una medida sanitaria de seguridad.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
que origina.htm (44 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. la clase de medida que se imponga.gov. las circunstancias que hayan originado la medida. de conformidad con lo establecido en el artículo 576 de la Ley 09 de 1979. Inicio del proceso sancionatorio. Copia de la misma se entregará a la persona que atienda la diligencia. no son susceptibles de recurso alguno y se levantarán cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. Invima.co/version1/normativida. características y destino final de los productos. la dirección o ubicación donde se practica. la violación de las disposiciones de este decreto y demás normas sanitarias o de la incidencia sobre la salud individual o colectiva. deberá levantarse un acta por triplicado que suscribirá el funcionario público que la practica y las personas que intervengan en la diligencia.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005.invima. De esta diligencia se levantará acta en donde conste la cantidad. Parágrafo 1°. tienen carácter preventivo y transitorio. Artículo 71.. Aplicada una medida sanitaria de seguridad. En caso de no ofrecer daño a la salud podrán ser destinados a una entidad sin ánimo de lucro del sector salud. los nombres de los funcionarios que participan. En el evento de que los mismos se destinen a una entidad sin ánimo de lucro se dejará constancia del tal hecho y se anexará constancia de recibido por parte del beneficiario.
http://www. Procedimiento para aplicación de las medidas sanitarias de seguridad. cuando resulte plenamente comprobado que se ocasiona un daño para la salud. Si la persona que se encuentra en el lugar en el que se practica la diligencia se niega a firmar el acta. Parágrafo 2°. así se hará constar en la misma y la suscribirán testigos.. Artículo 70. en la cual deberá indicarse como mínimo. Parágrafo. Las medidas sanitarias de seguridad. son de ejecución inmediata. de acuerdo con la gravedad de la falta. Los productos. El proceso sancionatorio se iniciará de oficio o a solicitud del funcionario público. se deberá proceder de manera inmediata a iniciar el proceso sancionatorio correspondiente.
no podrá exceder de dos (2) meses contados a partir de la fecha de iniciación de la correspondiente investigación. Si de las diligencias practicadas se concluye que existe mérito para trasladar cargos.m. se procederá a notificar personalmente al presunto infractor de los cargos que se formulan y se pondrá a su disposición el expediente con el propósito de que solicite a su costa copia del mismo. Artículo 73. Artículo 72. todas aquellas que se consideren necesarias para establecer los hechos o circunstancias objeto de la investigación. La autoridad sanitaria competente.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. Descargos. si no pudiere hacerse la notificación personal.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso o aplicada la medida sanitaria de seguridad. Cuando la autoridad sanitaria competente establezca con base en las diligencias practicadas. que el presunto infractor no lo cometió. que el hecho investigado no existió. solicitar la práctica de pruebas
http://www.invima. toma de muestras. pruebas de campo.]
. la notificación se efectuará por edicto.. Este acto deberá notificarse personalmente al investigado o a su apoderado. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de los cargos. que las normas técnico-sanitarias no lo consideran como sanción o que el procedimiento sancionatorio no podía iniciarse o proseguirse. la notificación se hará de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. evento en el cual deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo sobre formulación de cargos de este decreto. En caso que la autoridad competente cuente con los elementos necesarios. deberá iniciar el proceso y trasladar cargos inmediatamente. visitas. podrá presentar sus descargos en forma escrita. la autoridad sanitaria competente ordenará la correspondiente investigación para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las disposiciones sanitarias. tales como. de conformidad con lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.co/version1/normativida. inspecciones sanitarias. directamente o por medio de apoderado. podrá realizar todas aquellas diligencias que se consideren conducentes. el presunto infractor. En su defecto. prácticas de dictámenes periciales y en general.. químicas. Artículo 74.htm (45 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. pruebas de laboratorio. Formulación de cargos. El término para la práctica de esta diligencia. Cesación del proceso. dictará un acto administrativo que así lo declare y ordenará archivar el procedimiento sanitario contra el presunto infractor. El denunciante podrá intervenir en el curso del procedimiento cuando el funcionario competente designado para adelantar la respectiva investigación. lo considere pertinente con el objeto de ampliar la información o aportar pruebas.gov.
antes de la iniciación del procedimiento sancionatorio..gov. Artículo 77.. c) Informar la falta voluntariamente antes de que produzca daño a la salud individual o colectiva. si en el término inicial no se hubiere podido practicar las decretadas.htm (46 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. Vencido el término de que trata el artículo anterior y dentro de los cuarenta (40) días hábiles posteriores al mismo. si no pudiere surtirse. Fallo. exonerando o calificando la falta e imponiendo la sanción correspondiente. Imposición de sanciones. la autoridad
http://www. caso en el cual se notificará personalmente al investigado y. Se consideran circunstancias agravantes de una infracción sanitaria las siguientes: a) Reincidir en la comisión de la falta. teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante resolución motivada. Artículo 79. se notificará por edicto. b) Procurar por iniciativa propia. salvo que se niegue alguna prueba. Exoneración de responsabilidades. e) Incurrir en una falta para ocultar otra.invima.m. Artículo 78. Artículo 76. Circunstancias agravantes. Artículo 75. c) Rehuir la responsabilidad o atribuírsela sin razones a otro u otros.co/version1/normativida. Circunstancias atenuantes. la autoridad competente procederá a valorar las pruebas con base en la sana crítica y a decidir.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
y aportar las que tenga en su poder.]
. Artículo 80. La autoridad sanitaria competente decretará la práctica de pruebas que considere conducentes y decidirá sobre las pedidas por el investigado señalando para estos efectos un término de quince (15) días hábiles que podrá prorrogarse por un período igual. d) Infringir varias disposiciones sanitarias con la misma conducta. Contra el auto que niegue pruebas procederá el recurso de reposición. b) Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o presionando indebidamente a subalternos o colaboradores.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. Se consideran circunstancias atenuantes de la infracción sanitaria las siguientes: a) El no haber sido sancionado anteriormente. Cuando se haya demostrado la violación de las disposiciones sanitarias de que trata el presente decreto. Si se encontrare que no se ha incurrido en violación de las disposiciones sanitarias de que trata el presente decreto se expedirá el acto administrativo correspondiente por medio del cual se declare exonerado de responsabilidad al presunto infractor y se ordenará archivar el expediente. Pruebas. El auto que decida sobre pruebas se notificará por estado.
El no pago en los términos y cuantías señaladas dará lugar al cobro por jurisdicción coactiva. c) Decomiso de productos: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Las multas deberán cancelarse en la entidad que las hubiere impuesto.gov. d) Suspensión o Cancelación de los Registros Sanitarios o Permiso de Comercialización: C uando la autoridad sanitaria competente compruebe que se han expedido los correspondientes registros sanitarios o permisos de comercialización contraviniendo las disposiciones del presente decreto.co/version1/normativida.]
.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
sanitaria impondrá alguna o algunas de las siguientes sanciones de conformidad con el artículo 577 de la Ley 09 de 1979: a) Amonestación: Consiste en la llamada de atención que hace por escrito la autoridad sanitaria cuya finalidad es hacer ver las consecuencias del hecho.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005.htm (47 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. La suspensión de los registros sanitarios o permisos de comercialización se
http://www. Invima. De acuerdo con la naturaleza y calificación de la falta.Invima podrá imponer multas. hasta por una suma equivalente a diez mil (10. podrá ordenar el decomiso de los productos cuyas condiciones sanitarias no correspondan a las autorizadas en el respectivo registro sanitario o que violen las disposiciones vigentes o que representen un peligro para la salud.000) salarios mínimos legales diarios vigentes al momento de dictarse la respectiva resolución. De la diligencia se levantará acta por triplicado. En el escrito de amonestación se precisará el plazo que se da al infractor para el cumplimiento de las disposiciones sanitarias violadas. el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos . si es el caso.invima.m. la cual se aplicará a quien viole cualquiera de las disposiciones sanitarias sin que dicha violación implique riesgo para la salud o la vida de las personas. la cual suscribirán los funcionarios o personas que intervengan en la misma.. Copia del acta se entregará a la persona a cuyo cuidado se hubieren encontrado los bienes decomisados. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia que las impone. b) Multa: Consiste en la sanción pecuniaria que se impone a un infractor por la ejecución de una actividad u omisión de una conducta que acarrea la violación de disposiciones sanitarias vigentes.. de la actividad o de la omisión. según la gravedad de la contravención ordenará la suspensión o cancelación de los mismos.
En los casos en los cuales fuere procedente. dentro del término de los cinco (5) días hábiles posteriores a su expedición. modifiquen o sustituyan. salvo la necesaria para evitar el deterioro de los equipos o la conservación del inmueble. este podrá ordenarse para todo el establecimiento o sólo para una parte o un proceso que se desarrolle en él. El cierre implica que no podrán venderse los productos que en el establecimiento se elaboren.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
levantará cuando desaparezcan las causas que la originaron.invima. Si no pudiere hacerse la notificación en forma personal se deberá surtir mediante edicto.. Notificación de las sanciones. contra el acto administrativo en mención proceden los recursos de ley conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo. poniendo fin a las actividades que en ellos se desarrollen.gov. Cuando una sanción se imponga por un período determinado. no podrá desarrollarse actividad alguna. Cuando se deban practicar
http://www. e) Cierre Temporal o definitivo: En los eventos en que mediante amonestación. Traslado de la diligencia. conforme a lo dispuesto en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. A partir de la ejecutoria de la resolución mediante la cual se imponga el cierre.]
. Si transcurridos seis (6) meses no han desaparecido estas causas procederá la cancelación del registro. deberán notificarse personalmente al afectado o a su representante legal o a su apoderado. Cuando como resultado de una investigación adelantada por una autoridad sanitaria. Artículo 81.htm (48 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. se impondrá sanción de cierre temporal o definitivo de los establecimientos. Artículo 82.co/version1/normativida.. la autoridad sanitaria procederá a desnaturalizar o desactivar los insumos o productos de que trata el presente decreto conforme a lo establecido en el Decreto 2676 de 2000 o a las normas que lo adicionen. multa o decomiso. Las sanciones impuestas mediante resolución motivada. Desnaturalización o desactivación. el tiempo transcurrido bajo una medida sanitaria de seguridad. este empezará a contarse a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia que la imponga y se computará para efectos de la misma. almacenen y/o acondicionen. deberán remitirse a ella las diligencias adelantadas para lo que sea pertinente. no haya sido posible obtener el cumplimiento de las disposiciones infringidas. Artículo 83.m.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. se encontrare que la actuación es de competencia de otra autoridad. El cierre temporal subsistirá mientras permanezcan las causas que la originaron.
bandas u otros sistemas apropiados y podrá dar publicidad a los hechos que como res ultado del incumplimiento de las disposiciones sanitarias. Los dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada que a la entrada en vigencia del presente decreto estén siendo comercializados sin contar con el respectivo registro sanitario o permiso
http://www.co/version1/normativida.htm (49 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. Trascurridos dos (2) años a partir de la vigencia del presente decreto. Prohibición de desarrollar actividades por suspensión o cancelación. dispondrán del mismo plazo.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
pruebas fuera de la jurisdicción de la Dirección Territorial respectiva o de la entidad que haga sus veces.invima. de acuerdo con lo previsto en el presente decreto y en la reglamentación que se expida sobre el particular. deriven riesgo para la salud de las personas con el objeto de prevenir a los usuarios. La autoridad sanitaria deberá adoptar las medidas pertinentes para la ejecución de la sanción. la práctica de pruebas se hará en un término de dos (2) meses. CAPITULO X Transitoriedad Artículo 86. Los equipos biomédicos de tecnología controlada que se importen o fabriquen durante este plazo y que no hayan obtenido su autorización de importación. Cumplimiento de la sanción. Artículo 85. Plazos. que se encuentre adelantando un procedimiento sancionatorio. Los laboratorios y establecimientos fabricantes e importadores de dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada que se encuentren actualmente amparados bajo registro sanitario. Artículo 84. A partir de la ejecutoria de la resolución por la cual se impone la suspensión o cancelación de los respectivos registros sanitarios y permisos de comercialización. no podrá fabricarse ni comercializarse el producto objeto de la medida.gov. deberán seguir solicitando la autorización respectiva según las disposiciones vigentes. tales como la aposición de sellos. caso en el cual.m. para adecuar las etiquetas y empaques.. la producción o importación de dispositivos médicos o equipos biomédicos de tecnología controlada deberán contar con los correspondientes registros sanitarios o permisos de comercialización de acuerdo con lo establecido en el presente decreto. Adecuación.]
. penal o de otro orden en que pudiera incurrirse con la violación de la presente reglamentación y de las demás disposiciones que la modifiquen o adicionen. sin perjuicio de la responsabilidad civil. el director de la misma podrá comisionar al de otra dirección para su práctica.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. Artículo 87..
Corresponde a la Sala Especializada de Insumos para la Salud y Productos Varios de la Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. CAPITULO XI Disposiciones finales Artículo 88. Artícul o 90. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. remitirá al Ministerio de la Protección Social un consolidado anual de la información correspondiente a los informes de los equipos biomédicos clasificados como de tecnología controlada presentados por los titulares de permiso de comercialización.. Invima.htm (50 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a. La falta de reporte de información por parte de los titulares del permiso de comercialización sobre los equipos biomédicos clasificados como tecnología controlada dará lugar a la cancelación de dicho permiso.]
. quedarán sujetos a las medidas de seguridad y a las sanciones dispuestas en el presente decreto.invima. a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Parágrafo 1°. deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial las contenidas en el Decreto 2092 de 1986.. su contenido y periodicidad. Artículo 89. Del reporte de información.gov.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005. Invima. la cual será utilizada para la definición de sus programas de vigilancia y control. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Si vencido el plazo señalado en el artículo anterior. los laboratorios y establecimientos fabricantes de los productos de que trata el presente decreto a las autoridades delegadas. Publíquese y cúmplase. Parágrafo 2°. procesará y analizará la información recibida. será el órgano asesor de la Dirección General del Invima para los efectos de la aplicación del presente decreto.
http://www. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. los productores comercializadores o importadores de dichos productos no han obtenido su registro sanitario o permiso de comercialización según el caso. Grupo asesor. Invima. Invima. que deban presentar los titulares de registros sanitarios y permiso de comercialización.m. en los formatos y con la información que el Ministerio de la Protección Social establezca. Vigencia y derogatorias.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
de comercialización deberán adecuarse a lo previsto en el presente decreto.co/version1/normativida. según los parámetros del presente decreto definirá lo relativo a los reportes.
a 26 de diciembre de 2005..gov. Diego Palacio Betancourt
http://www. D.DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (diciembre 26)
Dado en Bogotá..m.htm (51 of 51) [13/02/2006 10:25:31 a.invima.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ El Ministro de la Protección Social.co/version1/normativida.]
. C.co_quirurgicos/Decreto%204725%20de%202005..
Recommended DocumentsDocumentos similares a Decreto 4725 de 2005Skip carouselSeguridad Social de ColombiaLEY 715GacetaBpmTecnologia Farmaceutica 1- Análisis primera unidadCalidad Bp fDiario oficial de Colombia n° 49.840. 10 de abril de 2016DOF204_capitulo-1b Sistema de Calidad FarmaceuticoCremas Dentales v(8)190705Procesos Industriales de Formas Farmacéuticas Sólidas[No Esteriles]s19016esValidacion Proceso Industria FarmaceuticaPresentacion BpmCosmetic OsActividad Unidad 3Capsulas de Gelatina DuraPROCEDIMIENTOS1ra-Unidad-Parte-A-Productividad-2016.pptx12-CARACTERIZACION PLANEACION ESTRATEGICA.pdfMatriz de ProcesosIntroduccion Planear, Hacer, Verificar y ActuarTipos , Modelos y Procesos de Mantenimientoplaneacion estrategicaAct 9.docxProcedimiento Elaboracion MuestrasMAS CONTROLES NO ES CONTROL.docxCONTROL DE CALIDAD EN MANTENIMIENTO.1.pdfEjemplo RiesgosExp Pmi Salazar-timanaMás de Camilo SuárezSkip carouselRESOLUCIÓN 3183 DE 1995.pdfRESOLUCION 1319Resolucion 3619 de 2013Decreto 677 de 1995Equilibrios ácido-baseSolfeo de Los Solfeos[Owen P. Ward] Biotecnologia de La Fermentacion (S(BookFi.org)pe-008-4-site-master-file-copy1.pdf