Legal Document Excerpt:

2 do CE para o lote 1, entre o mais,   a.	Para a posição 1 – Sistema de Prótese da Anca Não Cimentada, além do mais, os seguintes componentes   	Insert: insert em polietileno de ultra alto peso molecular, altamente reticulado, com, ou sem vitamina E, com versão neutra e antiluxante e marcador para RX, de encaixe direto no componente acetabular, anti-rotação e sem interfaces adicionais;   	Haste: hastes retas autobloqueantes, monobloco, secção proximal trapezoidal, com cone 12/14, revestidas a HA, com ângulo cervico-diafisário standard de 135 e com opção lateralizada;   b.	Para a posição 3 – Sistema de Prótese da Anca Híbrida/Bipolar, além do mais, o seguinte componente    Cabeça: cabeças bi-articulares, adequadas e testadas para as hastes abaixo referidas; diâmetros de articulação de 38mm a 60mm.