Title: § 23 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung als Vollschutzanlage

Description:
Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchV 2018)
Teil 2 - Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen
Kapitel 2 - Vorabkontrolle bei radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Abschnitt 3 - Bauartzulassung
§ 23 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung als Vollschutzanlage

Paragraph: 23

Content:
Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchV 2018)
Teil 2 - Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen
Kapitel 2 - Vorabkontrolle bei radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Abschnitt 3 - Bauartzulassung
§ 23 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung als Vollschutzanlage

Die Bauart einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung, die
nicht zur Anwendung am Menschen bestimmt ist, darf als
Vollschutzanlage nach § 45 Absatz 1 Nummer 7 des
Strahlenschutzgesetzes nur dann zugelassen werden,

1.  wenn sichergestellt ist, dass

    a)  die Erzeugung radioaktiver Stoffe durch Aktivierung beim Betrieb der
        Vollschutzanlage ausgeschlossen ist,

    b)  ein Schutzgehäuse den Ort, an dem die ionisierende Strahlung entsteht,
        und den zu behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstand vollständig
        umschließt,

    c)  die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren
        Oberfläche des Schutzgehäuses 3 Mikrosievert durch Stunde bei den vom
        Hersteller oder Verbringer angegebenen maximalen normalen
        Betriebsbedingungen nicht überschreitet, und

2.  wenn durch zwei voneinander unabhängige Sicherheitseinrichtungen
    sichergestellt ist, dass die Vollschutzanlage nur bei vollständig
    geschlossenem Schutzgehäuse betrieben werden kann.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/__23.html
Directory: strlschv_2018
Level: 5.0