Title: § 19 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Basisschutzgeräten

Description:
Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchV 2018)
Teil 2 - Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen
Kapitel 2 - Vorabkontrolle bei radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Abschnitt 3 - Bauartzulassung
§ 19 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Basisschutzgeräten

Paragraph: 19

Content:
Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchV 2018)
Teil 2 - Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen
Kapitel 2 - Vorabkontrolle bei radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Abschnitt 3 - Bauartzulassung
§ 19 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Basisschutzgeräten

Die Bauart einer Röntgeneinrichtung, die weder zur Anwendung am
Menschen noch zur Anwendung am Tier bestimmt ist, darf als
Basisschutzgerät nach § 45 Absatz 1 Nummer 3 des
Strahlenschutzgesetzes nur dann zugelassen werden, wenn sichergestellt
ist, dass

1.  das Schutzgehäuse außer der Röntgenröhre oder dem Röntgenstrahler auch
    den zu behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstand so umschließt,
    dass ausschließlich Öffnungen zum Ein- und Ausbringen des Gegenstandes
    vorhanden sind,

2.  die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren
    Oberfläche des Schutzgehäuses und im Abstand von 0,1 Meter vor den
    Öffnungen 10 Mikrosievert durch Stunde bei den vom Hersteller oder
    Verbringer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen nicht
    überschreitet und

3.  die Röntgenröhre oder der Röntgenstrahler nur bei vollständig
    geschlossenem Schutzgehäuse betrieben werden kann; dies gilt nicht für

    a)  Öffnungen im Schutzgehäuse gemäß Nummer 1, wenn das Ein- und
        Ausbringen des zu behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstandes
        ausschließlich mittels Probenwechsler oder Fördereinrichtung geschieht
        und die Abmessungen der Öffnungen diesem Zweck angepasst sind, oder

    b)  Untersuchungsverfahren, die einen kontinuierlichen Betrieb des
        Röntgenstrahlers erfordern, wenn die Ortsdosisleistung im Innern des
        geöffneten Schutzgehäuses 10 Mikrosievert durch Stunde nicht
        überschreitet.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/__19.html
Directory: strlschv_2018
Level: 5.0