Title: § 114 Anforderungen an die Ausrüstung bei der Anwendung am Menschen

Description:
Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchV 2018)
Teil 2 - Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen
Kapitel 6 - Anforderungen im Zusammenhang mit der Ausübung von Tätigkeiten
Abschnitt 8 - Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen
Unterabschnitt 1 - Technische Anforderungen
§ 114 Anforderungen an die Ausrüstung bei der Anwendung am Menschen

Paragraph: 114

Content:
Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchV 2018)
Teil 2 - Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen
Kapitel 6 - Anforderungen im Zusammenhang mit der Ausübung von Tätigkeiten
Abschnitt 8 - Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen
Unterabschnitt 1 - Technische Anforderungen
§ 114 Anforderungen an die Ausrüstung bei der Anwendung am Menschen

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine
Röntgeneinrichtung zur Anwendung am Menschen nur verwendet wird, wenn
sie

1.  über eine Funktion verfügt, die die Parameter zur Ermittlung der bei
    der Anwendung erhaltenen Exposition der untersuchten oder behandelten
    Person anzeigt, oder, falls dies nach dem Stand der Technik nicht
    möglich ist, mit der die erhaltene Exposition der untersuchten oder
    behandelten Person auf andere Weise ermittelt werden kann,

2.  über eine Funktion verfügt, die die Parameter, die zur Ermittlung der
    Exposition der untersuchten oder behandelten Person erforderlich sind,
    elektronisch aufzeichnet und für die Qualitätssicherung elektronisch
    nutzbar macht,

3.  im Falle der Verwendung zur Durchleuchtung über eine Funktion zur
    elektronischen Bildverstärkung und zur automatischen
    Dosisleistungsregelung oder über eine andere, mindestens gleichwertige
    Funktion verfügt,

4.  im Falle der Verwendung zur Durchleuchtung bei Interventionen neben
    der Vorrichtung oder Funktion nach Nummer 1 über eine Funktion
    verfügt, die der Person nach § 145 durchgängig während der Anwendung
    die Parameter zur Ermittlung der Exposition der untersuchten Person
    anzeigt.

Abweichend von Satz 1 Nummer 2 ist die dort genannte Funktion für
Dentalaufnahmegeräte mit Tubus und für Panoramaschichtgeräte nicht
erforderlich.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine
Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung oder eine
Bestrahlungsvorrichtung, die jeweils eine Photonen- oder
Teilchenenergie von mindestens 1 Megaelektronenvolt bereitstellt, zur
Behandlung von Personen nur verwendet wird, wenn sie die Überprüfung
der Parameter zur Bestimmung der Dosisverteilung ermöglicht.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine
Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung zur Untersuchung von
Personen nur verwendet wird, wenn sie über eine Funktion verfügt, die
der Person nach § 145 die Parameter zur Ermittlung der Exposition der
untersuchten Person anzeigt, oder, falls dies nach dem Stand der
Technik nicht möglich ist, mit der die erhaltene Exposition der
untersuchten Person auf andere Weise unmittelbar ermittelt werden
kann.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/__114.html
Directory: strlschv_2018
Level: 6.0