Title: § 25 Inaktivierung von gentechnisch veränderten Organismen vor der Abwasser- oder Abfallentsorgung

Description:
Verordnung über die Sicherheitsstufen und Sicherheitsmaßnahmen bei gentechnischen Arbeiten in gentechnischen Anlagen (GenTSV 2021)
Abschnitt 3 - Sicherheitsmaßnahmen
§ 25 Inaktivierung von gentechnisch veränderten Organismen vor der Abwasser- oder Abfallentsorgung

Paragraph: 25

Content:
Verordnung über die Sicherheitsstufen und Sicherheitsmaßnahmen bei gentechnischen Arbeiten in gentechnischen Anlagen (GenTSV 2021)
Abschnitt 3 - Sicherheitsmaßnahmen
§ 25 Inaktivierung von gentechnisch veränderten Organismen vor der Abwasser- oder Abfallentsorgung

(1) Eine Inaktivierung von gentechnisch veränderten Organismen nach §
23 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 liegt in der
Regel dann vor, wenn das Abwasser oder der Abfall bei einer Temperatur
von 121 Grad Celsius für die Dauer von 20 Minuten autoklaviert wird.
Bei thermostabilen Organismen, bei Dauerformen von Organismen oder bei
Organismen, die einen thermostabilen Stoff mit Gefährdungspotenzial
bilden, kann beim Autoklavieren eine Erhöhung der Temperatur auf 134
Grad Celsius oder eine Verlängerung der Einwirkzeit erforderlich sein.
Beim Autoklavieren von gentechnisch veränderten Mikroorganismen in
besonderen Matrices, wie in Tierkadavern, muss sichergestellt sein,
dass die in den Sätzen 1 und 2 aufgeführten Temperaturen und
Einwirkzeiten in allen Schichten erreicht werden. In den in den Sätzen
2 und 3 aufgeführten Fällen soll die Wirksamkeit der vorgesehenen
Inaktivierung vor deren Nutzung nachgewiesen werden.

(2) Auf Antrag kann die zuständige Behörde auch andere physikalische
Verfahren als das Autoklavieren zulassen. Die zuständige Behörde kann
auf Antrag Verfahren zur chemischen Inaktivierung zulassen, wenn
sichergestellt ist, dass sie umweltverträglich sind und die
Anforderungen des § 23 eingehalten werden. Insbesondere dürfen keine
Hinweise dafür vorliegen, dass von den eingesetzten
Inaktivierungsstoffen schädliche Auswirkungen auf eine nachgeschaltete
Abwasserbehandlungsanlage, auf Gewässer oder auf den Abfall, der nach
der Inaktivierung entsorgt wird, ausgehen.

(3) Der Betreiber hat die Wirksamkeit des alternativen Verfahrens nach
Absatz 2 gegenüber der zuständigen Behörde in geeigneter Weise, zum
Beispiel durch Vorlage einer Inaktivierungskinetik, nachzuweisen.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/gentsv_2021/__25.html
Directory: gentsv_2021
Level: 3.0