Title: § 18 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Röntgenstrahlern

Description:
Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchV 2018)
Teil 2 - Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen
Kapitel 2 - Vorabkontrolle bei radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Abschnitt 3 - Bauartzulassung
§ 18 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Röntgenstrahlern

Paragraph: 18

Content:
Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchV 2018)
Teil 2 - Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen
Kapitel 2 - Vorabkontrolle bei radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Abschnitt 3 - Bauartzulassung
§ 18 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Röntgenstrahlern

(1) Die Bauart eines Röntgenstrahlers, der weder zur Anwendung am
Menschen noch zur Anwendung am Tier bestimmt ist und, bei dem der
Untersuchungsgegenstand nicht vom Schutzgehäuse mit umschlossen wird,
darf nach § 45 Absatz 1 Nummer 2 des Strahlenschutzgesetzes nur dann
zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass

1.  im Falle eines Röntgenstrahlers für Röntgenfeinstrukturuntersuchungen
    die Ortsdosisleistung bei geschlossenen Strahlenaustrittsfenstern und
    den vom Hersteller oder Verbringer angegebenen maximalen
    Betriebsbedingungen in 1 Meter Abstand vom Brennfleck 3 Mikrosievert
    durch Stunde nicht überschreitet, oder

2.  im Falle eines Röntgenstrahlers, der nicht unter Nummer 1 fällt, die
    über einen je nach Anwendung geeigneten Zeitraum gemittelte
    Ortsdosisleistung bei geschlossenen Strahlenaustrittsfenstern und den
    vom Hersteller oder Verbringer angegebenen maximalen
    Betriebsbedingungen in 1 Meter Abstand vom Brennfleck folgende Werte
    nicht überschreitet:

    a)  bei Nennspannungen bis 200 Kilovolt 2,5 Millisievert durch Stunde,

    b)  bei Nennspannungen über 200 Kilovolt 10 Millisievert durch Stunde und
        nach Herunterregeln auf eine Röntgenspannung von 200 Kilovolt 2,5
        Millisievert durch Stunde.

(2) Die Bauart eines Röntgenstrahlers, der zur Anwendung von
Röntgenstrahlung am Tier bestimmt ist, darf nach § 45 Absatz 1 Nummer
2 des Strahlenschutzgesetzes nur dann zugelassen werden, wenn
sichergestellt ist, dass die über einen je nach Anwendung geeigneten
Zeitraum gemittelte Ortsdosisleistung bei geschlossenem
Strahlenaustrittsfenster und bei den vom Hersteller oder Verbringer
angegebenen maximalen Betriebsbedingungen

1.  in 1 Meter Abstand vom Brennfleck 1 Millisievert durch Stunde nicht
    überschreitet und

2.  in 0,1 Meter Abstand von der berührbaren Oberfläche des
    Röntgenstrahlers, ausgenommen dem Bereich der Oberfläche, in dem sich
    das Strahlenaustrittsfenster befindet, 100 Mikrosievert durch Stunde
    nicht überschreitet, sofern der Röntgenstrahler für eine Anwendung aus
    der Hand geeignet ist.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/__18.html
Directory: strlschv_2018
Level: 5.0