Document ID: 31997R2550

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2550/97 av den 16 december 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2108/84 om närmare bestämmelser för fastställande av maskstorlek för nätredskap
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 894/97 av den 29 april 1997 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna (1), särskilt artikel 3 i denna, och
med beaktande av följande:
I överensstämmelse med artikel 2 i förordning (EG) nr 894/97 skall minsta tillåtna maskstorlek gälla för passiva redskap, och de närmare bestämmelserna för fastställande av maskstorlek i trålredskap är mindre lämpliga för egenskaperna hos nät som används i passiva redskap och villkoren för att mäta maskstorleken i sådana redskap.
Det är nödvändigt att specificera vilken typ av mätinstrument som skall användas för att mäta maskstorleken i nät som används som passiva redskap samt mätmetoden och beräkningen av maskstorlek.
Om en befälhavare ifrågasätter mätresultatet under en inspektion bör åtgärder vidtas för en ytterligare och slutgiltig mätning.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Kommissionens förordning (EEG) nr 2108/84 (2) ändras på följande sätt:
1. Följande rubrik skall läggas till före artikel 1:
"DEL I P TRÅLAR, SNURREVADAR ELLER LIKNANDE SLÄPREDSKAP"
2. Efter artikel 6 skall följande stycke läggas till:
"DEL II P PASSIVA REDSKAP
Artikel 6a
Definitioner
I del II avses med
Passiva fiskeredskap: nät, insnärjningsredskap och grimnät, som kan bestå av ett eller flera nät sammankopplade upptill, nedtill och med sammanbindande linor och får vara utrustade med förankrings-, flyt- och navigationsredskap.
Artikel 6b
Mätsticka
1. Mätinstrument skall vara av ett hållbart material och kunna bevara sin form. Mätinstrumentets konstruktion visas i bilagan.
2. Då den är utfälld skall mätstickan kunna mäta maskstorlek 300 mm. Skalan skall vara graderad i intervall från 1 och 5 och 10 mm.
3. Samtliga mätinstrument som överensstämmer med punkt 1 och 2 skall märkas `EG-mätinstrument`.
4. Mätinstrumentets skänklar som mäter maskans öppning skall vara minst 1 mm tjocka men inte mer än 3 mm och ha rundade kanter.
5. Då man mäter en utsträckt maska skall ingen annan kraft användas än manuell sträckning av maskan.
Artikel 6c
Mätmetod
1. Nät skall ej mätas när de är frusna. Inspektören skall välja 20 maskor i nätet, beträffande grimgarn i den del av redskapet som har den minsta maskstorleken.
2. Inspektören skall mäta öppningen av varje maska genom att föra in mätstickan i en maska från vilket håll som helst och maskan skall sträckas manuellt tills den är sträckt och spänd.
3. Maskstorleken skall utgöras av det artimetiska medelvärdet i millimeter av mätresultaten för de utvalda maskorna, avrundat uppåt till närmaste millimeter.
4. Följande maskor skall under inga förhållanden ingå i mätningen:
- Maskor upptill eller nedtill på en nätkant som är fäst vid en tågända eller stödram, eller andra fastsättningar.
- Maskor som befinner sig inom 2 maskor från sömmar och linor.
- Trasiga eller reparerade maskor.
Artikel 6d
Mätning vid oenighet
Om befälhavaren ifrågasätter mätresultatet skall inspektören välja ut och på nytt mäta ytterligare 20 maskor i en annan del av nätet i enlighet med bestämmelserna i artikel 6c. Maskstorleken skall sedan beräknas på nytt i enlighet med artikel 6c.3, varvid alla de 40 mätta maskorna beaktas. Resultatet av denna mätning skall vara slutgiltig."
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 december 1997.

Labels: 7
6