Document ID: 31983D0176

*****
KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 7. april 1983
om fastslaaelse af, at indfoersel af apparatet »PHI - Auger Electron spectrometer, model 5000, consisting of: Cylindrical Auger Electron Optics, model 10-155, Auger System Control, model 11-500A, SKV Electron Gun Control, model 11-010, Electron Multiplier Supply, model 20-075, Monitor Oscilloscope, model TEK 604, Single Scope Mount model 473-020, Lock-in Amplifier, model 32-010« ikke kan ske med fritagelse for told efter den faelles toldtarif
(83/176/EOEF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE
FAELLESSKABER HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,
under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1798/75 af 10. juli 1975 om fritagelse for told efter den faelles toldtarif ved indfoersel af uddannelsesmaessigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 608/82 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2784/79 af 12. december 1979 om fastsaettelse af gennemfoerelsesbestemmelserne til forordning (EOEF) nr. 1798/75 (3), saerlig artikel 7, og
ud fra foelgende betragtninger:
Tyskland har i skrivelse af 29. september 1982 anmodet Kommissionen om at indlede den i artikel 7 i forordning (EOEF) nr. 2784/79 fastsatte procedure for at afgoere, om apparatet »PHI - Auger Electron Spectrometer, model 5000, consisting of: Cylindrical Auger Electron Optics, model 10-155, Auger System Control, model 11-500 A, SKV Electron Gun Control, model 11-010, Electron Multiplier Supply, model 20-075, Monitor Oscilloscope, model TEK 604, Single Scope Mount model 473-020, Lock-in Amplifier, model 32-010«, bestilt den 28. februar 1980 og bestemt til undersoegelse af peltierkontakter med lille flade til fremstilling af koeleelementer, skal anses som et videnskabeligt apparat, samt i bekraeftende fald, om der for tiden i Faellesskabet fremstilles apparater af tilsvarende videnskabelig vaerdi;
i overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, i forordning (EOEF) nr. 2784/79 er en ekspertgruppe, sammensat af repraesentanter fra alle medlemsstaterne, traadt sammen i Toldfritagelsesudvalget den 2. februar 1983 for at undersoege sagen;
det fremgaar af denne undersoegelse, af det drejer sig om et spektrometer; paa grund af dets objektive tekniske kendetegn, saasom maalingens noejagtighed, samt det formaal, hvortil det skal anvendes, er dette apparat saerligt egnet til videnskabelig forskning; apparater af denne art anvendes i oevrigt isaer til videnskabelige formaal; det boer derfor anses for at vaere et videnskabeligt apparat;
ifoelge oplysninger fra medlemsstaterne fremstilles der dog for tiden i Faellesskabet apparater af tilsvarende videnskabelig vaerdi og med samme anvendelsesformaal som naevnte apparat; det gaelder for apparaterne »LAS« fremstillet af firma Riber, boîte postale 231, 92505 Rueil-Malmaison/France og »CLAM 100« fremstillet af VG Scientific Ltd, The Birches Industrial Estate, Imberhorne House, East Grinstead, Sussex RH19 1UB/UK -
VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:
Artikel 1
Indfoersel af apparatet »PHI - Auger Electron Spectrometer, model 5000, consisting of: Cylindrical Auger Electron Optics, model 10-155, Auger System Control, model 11-500 A, SKV Electron Gun Control, model 11-010, Electron Multiplier Supply, model 20-075, Monitor Oscilloscope model TEK 604, Single Scope Mount, model 473-020, Lock-in Amplifier, model 32-010«, der er omhandlet i Tysklands anmodning af 29. september 1982, kan ikke ske med fritagelse for told efter den faelles toldtarif.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfaerdiget i Bruxelles, den 7. april 1983.

Labels: 3
16
1