Document ID: 31982D0262

*****
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 1982
che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato: « P. H. I. - Auger Electron Spectrometer, model 5000, consisting of: - Cylindrical - Auger Electron Optics, model 10-155; - Auger Spectroscopy Electronics System, model 50-510; - Multiplex Control, model 20-055; X-Y recorder, model 18-020; - Sputter Ion Gun, model 04-161 and Sputter Ion Gun Control, model 20-045 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
(82/262/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 (2),
visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,
considerando che, con lettera del 24 settembre 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « P. H. I. - Auger Electron Spectrometer, model 5000, consisting of: - Cylindrical - Auger Electron Optics, model 10-155; - Auger Spectroscopy Electronics System, model 50-510; - Multiplex Control, model 20-055; X-Y recorder, model 18-020; - Sputter Ion Gun, model 04-161 and Sputter Ion Gun Control, model 20-045 », destinato a essere utilizzato per l'analisi di superfici di rottura di acciai utilizzati nella costruzione di contenitori di reattori, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;
considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 4 febbraio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;
considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrometro; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la grande precisione nelle misure, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;
considerando tuttavia che dalla informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, degli apparecchi « 850/32 », « 850/61 » e « Clam 100 » costruiti dalla ditta VG Scientific Ltd, The Birches Industrial Estate, Imberhome Lane, East Grinstead, Sussex RH19 1UB, Regno Unito, e dell'apparecchio « ASC 2000 » costruito dalla ditta Riber, 22 bis, boulevard de l'Hôpital Stell, F-92505 Reuil-Malmaison,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'importazione dell'apparecchio denominato « P. H. I. - Auger Electron Spectrometer, model 5000, consisting of: - Cylindrical - Auger Electron Optics, model 10-155; - Auger Spectroscopy Electronics System, model 50-510; - Multiplex Control, model 20-055; X-Y recorder, model 18-020; - Sputter Ion Gun, model 04-161 and Sputter Ion Gun Control, model 20-045 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 24 settembre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 1982.

Labels: 3
16
1