【法律文件】
名稱: 測量規則
等級: 命令
修訂日期: 20000823

測量規則 第 74 條 電磁波改正中應用之折射指數ｎ之計算式利用下述者： 一、光電測距儀用： ｎ＝１＋ (○．○○○３○４５／１＋ｔ／２７３) (ｐ／７６○) (５．５ｅ１○ ／１＋ｔ／２７３)ｅ＝ｅ′－○．○○○６６ｐ (ｔ－ｔ′) 式中 ｔ以攝氏 (℃) 表之乾泡溫度。 ｔ′以攝氏溫度表之濕泡溫度。ｐ以公厘為單位之水銀柱氣壓。ｅ以 公厘為單位之水銀柱之蒸氣部份壓力。ｅ′以公厘為單位之大氣中濕 泡溫度之飽和蒸氣壓力，查氣象表得之或由下式計算而得： ㏒１○ｅ＝○．６６○８８７＋３．１５４８８２＋○．３７５１１ ４ (ｔ，／１○○) (ｔ，／１○○) 二、微波測距儀及自動測距儀用： (ｎ－１) １○ ＝１○３．４９／Ｔ (Ｐ－ｅ) 十８６．２６／Ｔ (１＋５７４８／Ｔ) ｅＴ為絕對溫度，等於２７３＋ｔ (ｔ以攝氏 度℃為單位) 由是觀測距離Ｄ°之第一次改正為Ｄ１＝Ｄ°ｎ°／ｎ (ｎ為儀器上採用之標準折射指數) 。

註記: 廢