【法律文件】
名稱: 度量衡器製造及修理業之檢校設備標準
等級: 命令
修訂日期: 20030813

度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 26 條 呼氣酒精測試器及分析儀之檢校設備如下： 一、乾式酒精標準氣體濃度每公升○．二五○毫克：容許度每公升正負○ ．○二五毫克，不確定度百分之二以下。 二、乾式酒精標準氣體濃度每公升○．五五○毫克：容許度每公升正負○ ．○五五毫克，不確定度百分之二以下。 三、濕式酒精氣體濃度每公升○．二五○毫克及每公升○．五五○毫克產 生器：容許度為濃度的正負百分之十，不確定度為濃度的正負百分之 二以下。 四、紅外線呼氣酒精分析儀一台。 五、溫度計：可讀取攝氏溫度四至四○度，最小分度值○．五度以下。 六、溫濕度記錄器：可讀取攝氏溫度四至四○度及相對濕度○至百分之九 十九，最小分度值攝氏溫度一度及相對濕度百分之一以下。 (修理業 可免) 前項檢校設備可為各單項設備組合為一體之設備。

註記: 廢