【法律文件】
名稱: 度量衡器製造及修理業之檢校設備標準
等級: 命令
修訂日期: 20030813

度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 27 條 電度表之檢校設備如下： 一、標準電度表：精度正負千分之一以內。 二、絕緣電阻計：五○○伏特。 三、耐電壓檢查設備：能加入二○○○伏特以上之正弦波交流電壓者。 四、瓦特損失檢查設備：能測定二十五伏特安培以下之瓦特損失者。

註記: 廢