【法律文件】
名稱: 度量衡器製造及修理業之檢校設備標準
等級: 命令
修訂日期: 20030813

度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 29 條 電度表用比壓器檢校設備如下： 一、標準比壓器：準確度等級優於○．一級或○．二級。 二、交流耐壓試驗裝置：輸出電壓值範圍依所製比壓器所需試驗電壓而定 。 三、誤差測試裝置：能測試最小分度比誤差在百分之○．○一以下，相角 差在○．一分以下。 四、負擔箱裝置：負擔值及其功率因數依所製比壓器所需試驗之負擔而定 。 五、極性試驗裝置：能指示比壓器之極性。

註記: 廢