【法律文件】
名稱: 固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20200408

固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法 第 3 條 排放管道監測設施之種類及量測項目如下： 一、粒狀污染物監測設施，其量測項目為不透光率。 二、氣狀污染物監測設施，其量測項目如下： （一）二氧化硫。 （二）氮氧化物，包括一氧化氮及二氧化氮。 （三）一氧化碳。 （四）總還原硫，包括硫化氫、甲基硫醇、硫化甲基及二硫化甲基。 （五）氯化氫。 （六）揮發性有機物。 三、稀釋氣體監測設施，其量測項目為氧氣。 四、排放流率監測設施，其量測項目為排放流率及溫度。 五、其他經中央主管機關指定之種類及項目。 廢氣燃燒塔監測設施之種類及量測項目如下： 一、具顯示總淨熱值之廢氣成分及濃度監測設施，其量測項目如下： （一）各碳數非甲烷碳氫化合物，包括一個碳至四個碳之非甲烷碳氫化合物，依含碳個數分別量測，以及五個碳以上之非甲烷碳氫化合物。 （二）高反應性揮發性有機物質，包括乙烯、丙烯、甲醛、乙醛、異戊二烯、1,3丁二烯、甲苯與丁烯、戊烯、三甲基苯、二甲苯、乙基甲苯及其所有同分異構物。 二、總還原硫監測設施，其量測項目為硫化氫、甲基硫醇、硫化甲基及二硫化甲基。 三、排放流率監測設施，其量測項目為排放流率及溫度。 四、其他經中央主管機關指定之種類及項目。

註記: