【法律文件】
名稱: 糾紛度量衡器鑑定辦法
等級: 命令
修訂日期: 20190124

糾紛度量衡器鑑定辦法 第 8 條 鑑定機關辦理鑑定測試，應依各該度量衡器原檢定合格之檢定檢查技術規範版次，如各該度量衡器未經檢定合格或逾期未重新申請檢定合格者，依現行檢定檢查技術規範版次檢查規定測試，並依測試紀錄表製作紀錄，由會同人員簽名或蓋章，並依雙方當事人之請求為適當說明。 前項測試之度量衡器為電度表者，應加測潛動試驗；為水量計者，測試器差前應通水一千公升以上。 糾紛度量衡器於測試中發生異常現象者，鑑定機關應於第一項之紀錄附記其現象，不得停止測試。但因該糾紛度量衡器致無法測試者，不在此限。 第一項測試紀錄表應包含用戶資料、裝置地址、器具基本資料（廠牌、型號、器號）、外觀構造檢視、檢定合格印證狀態、器差測試、鑑定測試依據（版次）、附記及異常現象等。

註記: