【法律文件】
名稱: 度量衡器製造及修理業之檢校設備標準
等級: 命令
修訂日期: 20030813

度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 33 條 噪音計之檢校設備如下： 一、脈衝信號產生器： 脈衝寬度：至少包括五○微秒至一○毫秒範圍。 上升時間：不大於一○微秒。 脈衝極性：正、負。 二、標準麥克風： 頻率範圍：至少包括二○赫至十六千赫範圍。頻率為二五○赫時之開 路靈敏度之總不確定度：正負○．二分貝 (re1v/Pa) 。 三、無響裝置或耦合器： (一) 無響裝置： 自由音場聲音偏差：在頻率一千赫處，應小於正負○．二分貝。 頻率範圍：至少包括一二五赫至四千赫範圍。 背景噪音：二○分貝 (Ａ) 以下。 (二) 聲音產生耦合器： 輸出音壓位準：至少能產生九十四分貝正負○．五分貝之音壓位準 。 輸出音壓位準不確定度：正負○．三分貝。 頻率範圍：至少包括一二五赫、二五○赫、五百赫、一千赫、二千 赫、四千赫等頻率。 前項檢校設備可為各單項設備組合為一體之設備。

註記: 廢