【法律文件】
名稱: 度量衡器製造及修理業之檢校設備標準
等級: 命令
修訂日期: 20030813

度量衡器製造及修理業之檢校設備標準 第 31 條 照度計之檢校設備如下： 一、單平面型標準燈泡：溫度分布為二八五六Ｋ正負五○Ｋ。 二、電壓計及電流計：能測定標準器或試驗用白熱光度標準燈泡點燈之端 子電壓及電流，其器差在電壓計為可量最大電壓之千分之二以下，電 流計為千分之五以下。 三、有色玻璃濾片或分光測定裝置：有色玻璃濾片 (至少三片) 分別可使 第一款所述試驗用單平面型標準燈泡之光透過時，各在光譜之紅綠藍 三色區域，得到該穿透波長下之分光穿透照度值，其紅色及藍色之分 光穿透照度值，皆不小於綠色之分光穿透照度值的百分之一；分光測 定裝置為可視區全部範圍能測定相對分光感度之儀器。

註記: 廢