【法律文件】
名稱: 電業用戶電度表檢驗規則
等級: 命令
修訂日期: 19950621

電業用戶電度表檢驗規則 第 9 條 用戶電度表應就左列三種負荷分別檢驗，以確定各該負荷之差數百分數： 一、全負荷：電度表容量之百分之五十與百分之一百二十五之間。 二、常負荷：電度表容量之百分之十與百分之五十之間。 三、低負荷：電度表容量之百分之十。 在每一負荷應檢驗二次，如所得之差數相差超過百分之一時，應即再加檢 驗至連續二次所得之差數相差在百分之一以下為止，此二數之平均，即為 該表在該負荷之差數。

註記: 廢