【法律文件】
名稱: 船舶設備規則
等級: 命令
修訂日期: 20211112

船舶設備規則 第 193 條 油水分界面偵測器之試驗應依左列規定： 一、試驗設備應包括一個能清晰看見油水分界面之容器、油層與水層之深度並應足以將該偵測器之探針完全浸沒。 二、其準確度應與實際油水之接觸面相較決定。 三、試驗應採用左列各種油或與此相當者，於周圍溫度下分別與密度一、○○○之淡水、密度一、○一二之鹽水及密度一、○二五之海水相混： （一）含鉛汽車用汽油－－－普通等級。 （二）輕柴油－－－二號燃油。 （三）阿拉伯輕原油－－－中等密度及黏度。 （四）殘留燃料油－－－Ｃ燃油或六號燃料油。 四、每次試驗所用之油或水之性質變更時，應有足夠之時間以使油料安定而產生準確之分界面位置。每次試驗後該器應予清洗。 五、試驗中發現油污染物對偵測器之準確性或測試所需之時間有關連時，應記錄於試驗報告。 六、應以阿拉伯輕原油或其相當之相當之油，與密度一、○二五之海水於攝氏溫度五○度之環境下相混，以試驗溫度對該器之影響。溫度對反應時間之影響情況，應記錄於試驗報告。 七、永久固定裝置之偵測器應不受船舶運動及振動之影響。電動之裝置應予試驗，以證明能在左列振動情況下連續操作： （一）由二赫至一三．二赫，振幅為正負一公釐。 （二）由一三．二赫至八○赫，加速振輻為重力速度之正負○．七。 八、應經試驗自正常操作位置向任何方向傾側角度達二．二五度時，仍能有效操作。 九、試驗應作成報告，其內容應包括： （一）製造者之規範與使用說明書。 （二）試驗裝置之圖說。 （三）油之種類。 （四）水之密度。 （五）實施各種試驗之詳細情形。

註記: