【法律文件】
名稱: 電業用戶電度表檢驗規則
等級: 命令
修訂日期: 19950621

電業用戶電度表檢驗規則 第 6 條 檢查機構應於檢查後調整電業之各種檢驗電度表，使其與檢查機構之標準 電度表比較之差數，在中國國家標準交流瓦時計標準所規定之各種情況下 ，不超過左列規定： 一、旋轉標準電度表正負百分之○．八。 二、精確式電度表正負百分之一．五。差數以百分數為單位，正者指較快 ，負者指較慢。

註記: 廢