CELEX: 31978L0365
Language: sk
Date: 1978-03-31 00:00:00
Title: Smernica Komisie z 31. marca 1978, ktorou sa druhýkrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 71/318/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plynomerov

Dôležité právne oznámenie

|

31978L0365

Smernica Komisie z 31. marca 1978, ktorou sa druhýkrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 71/318/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plynomerov  

Úradný vestník L 104 , 18/04/1978 S. 0026 - 0031 Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 8 S. 0127 - 132  Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 7 S. 0112 - 117  Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 8 S. 0127 - 132  Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 8 S. 0175 - 180  Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 8 S. 0175 - 180  CS.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 83  - 88 ET.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 83  - 88 HU.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 83  - 88 LT.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 83  - 88 LV.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 83  - 88 MT.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 83  - 88 PL.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 83  - 88 SK.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 83  - 88 SL.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 83  - 88

		Smernica Komisiez 31. marca 1978,ktorou sa druhýkrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 71/318/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plynomerov(78/365/EHS)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,so zreteľom na smernicu Rady 71/316/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly [1], naposledy zmenenú a doplnenú aktom o pristúpení, a najmä jeho článkami 17, 18 a 19,so zreteľom na smernicu Rady 71/318/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plynomerov [2], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 74/331/EHS [3],keďže vzhľadom na technický pokrok v danej oblasti je potrebné zmeniť a doplniť smernicu 71/318/EHS;keďže opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobovanie smerníc týkajúcich sa odstraňovania technických prekážok obchodu s meracími prístrojmi, technickému pokroku;PRIJALA TÚTO SMERNICU:Článok 1V prílohe k smernici 71/318/EHS sa texty k bodom I.B.3, I.B.4.1,. I.B.8.2.3, I.B.9, II.6.3, III.2, III.4 a III.5 nahradzujú príslušnými časťami prílohy k tejto smernici.Body II.5.2., II.7.2.7. a III.6.2.3. obsiahnuté v tejto prílohe sa dopĺňajú do prílohy smernice 71/318/EHS.Článok 21. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou s účinnosťou do jedného roka po oznámení tejto smernice. Budú o tom ihneď informovať Komisiu.2. Členské štáty oznámia Komisii znenie vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v oblasti upravenej touto smernicou.Článok 3Táto smernica je adresovaná členským štátom.V Bruseli 31. marca 1978Za KomisiuÉtienne davignončlen Komisie[1] Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 1.[2] Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 21.[3] Ú. v. ES L 189, 12.7.1974, s. 9.--------------------------------------------------PRÍLOHAKAPITOLA I. B3. Doplnkové zariadenia3.1. Plynomery môžu byť vybavené:a) predplatným zariadením;b) zabudovaným impulzným generátorom, na ktorom musí byť vyznačená hodnota jedného impulzu, a to nasledujúcim spôsobom:"1 imp.+++++ TIFF +++++… m3(alebo dm3)"alebo"1 m3+++++ TIFF +++++… imp.".Tieto doplnkové zariadenia, ak je nimi plynomer vybavený, sa považujú za integrálnu súčasť plynomeru. Môžu byť na plynomer pripojené pri EHS prvotnom overovaní. Nie sú dané zvláštne podmienky, čo sa týka ich ovplyvňovania meracích vlastností plynomerov.3.2. Plynomery môžu byť vybavené aj výstupnými hnacími hriadeľmi, ktoré majú hnacie hriadele alebo iné zariadenie na ovládanie doplnkových odpojiteľných zariadení. Krútiaci moment, ktorý musí plynomer vyvinúť na to, aby uviedol do chodu doplnkové zariadenia nesmie spôsobiť zmeny, ktoré by ovplyvnili indikované výsledky tak, aby tieto hodnoty boli väčšie ako hodnoty špecifikované v odsekoch II.5.2.1. a III.5.2.1.3.2.1 Ak je len jeden hnací hriadeľ, musí mať vyznačenú svoju konštantu v tvare"1 tr+++++ TIFF +++++… m3(alebo dm3)", najväčší dovolený krútiaci moment "Mmax =…N.mm" a smer otáčania.3.2.2. Ak je hnacích hriadeľov viac, na každom musí byť vyznačené písmeno "M" s indexom "M1,M2,…Mn", ako aj vyznačenie konštanty"1 ot =+++++ TIFF +++++.m3, alebo 1 ot =…dm3"a smer otáčania.Na plynomere, najlepšie na štítku s údajmi musí byť uvedený vzorec:k1 M1 + k2 M2 +…kn Mn < A N.mm,kde:A je číselná hodnota najväčšieho povoleného krútiaceho momentu na hnacom hriadeli s najvyššou konštantou, kde krútiaci moment je platný len pre tento hriadeľ, tento je označený ako M1,k=C1Ci;Mi (i = 1, 2,..n) je krútiaci moment platný pre hnací hriadeľ označený ako Mi,Ci (i = 1, 2,..n) je konštanta pre hriadeľ Mi.3.2.3. Konce hriadeľa musia byť chránené zapečatením alebo zapečateným prepojením medzi plynomerom a doplnkovým zariadením.3.2.4. Krútiaci moment trojnásobne väčší ako je najväčší dovolený krútiaci moment nesmie prerušiť alebo deformovať spojenie plynomeru s doplnkovým zariadením, ako je uvedené v I.B 3.2.1. a I.B. 3.2.2.4. Označovanie4.1. Každý plynomer musí mať buď na štítku počítadla alebo na skrini plynomeru, alebo na oboch (pri rozdelení údajov) nasledujúce údaje:a) EHS značka typového schválenia,b) značka výrobcu, alebo jeho názov,c) číslo a rok výroby plynomeru,d) označenie plynomeru veľkým písmenom G, za ktorým nasleduje jeho hodnota – pozri kapitolu II alebo III,e) najväčší prietok (Qmax…m3/hod),f) najmenší prietok (Qmin…m3/hod),g) najväčší prevádzkový tlak (pmax…MPa alebo kPa alebo Pa alebo mbar),h) u objemových plynomerov menovitá hodnota cyklického objemu vyjadrená ako V…m3 alebo dm3,i) ak je to vhodné, údaje v odseku I.B.3.1. a I.B.3.2. môžu byť aj na inom štítku, alebo priamo na plynomere.Za normálnych prevádzkových podmienok musia byť nápisy dobre viditeľné, ľahko čitateľné a neodstrániteľné.8.2.3. Miesto pre overovacie značky a pečatenie:a) na všetkých štítkoch s údajmi požadovanými v tejto prílohe,b) na všetkých štítkoch plynomeru, ktorý inak nemôže byť chránený pred zásahom, ktorý by mal- ovplyvniť alebo zmeniť ukazovacie zariadenie,- zmeniť alebo prerušiť prepojenie medzi meracím a indikačným zariadením,- odstrániť alebo premiestniť metrologicky dôležité časti plynomeru.9. EHS typové schválenie a EHS prvotné overenieEHS typové schválenie a prvotné overenie plynomerov sa vykonáva v súlade s požiadavkami smernice Rady z 26. júla 1971 o zbližovaní zákonov členských štátov týkajúcich sa spoločných predpisov pre meracie prístroje, meranie a skúšanie.9.1. EHS typové schválenie9.1.1. K žiadosti o EHS typové schválenie plynomeru musí byť priložená nasledujúca dokumentácia:- opis plynomeru, jeho technické charakteristiky a princíp, na akom pracuje,- perspektívny nákres alebo fotografia,- vymenovanie jednotlivých častí a materiál použitého na ich výrobu,- schému s vyznačením jednotlivých častí s ich pomenovaním,- kótovaný výkres,- nákres s vyznačením, kde budú umiestnené pečate a overovacie značky,- nákres ukazovacieho zariadenia s justovacím mechanizmom,- kótovaný výkres metrologicky dôležitých súčastí,- nákres číselníka a zoskupenie označení,- prípadne nákresy doplnkových zariadení (I.B.3.1),- tabuľka s charakteristikami hnacích hriadeľov (I.B.3.2.),- zoznam predloženej dokumentácie,- vyhlásenie, že plynomer vyrobený v súlade s modelom vyhovuje požiadavkám na bezpečnosť, najmä pokiaľ ide o najvyšší prevádzkový tlak tak, ako je uvedený na štítku.9.1.2. V EHS osvedčení o schválení typu sa uvádza:- meno a adresa osôb, ktoré vydali osvedčenie o schválení typu,- typ a/alebo komerčný účel,- hlavné technické a metrologické charakteristiky, ako je najmenší prietok, najväčší prevádzkový tlak, menovitý vnútorný priemer dotýkajúcich sa častí a u objemových plynomerov menovitá hodnota cyklického objemu,- EHS značka typového schválenia- doba platnosti EHS typového schválenia,- ak je plynomer vybavený hnacími hriadeľmi, uviesť:a) charakteristiky hriadeľa tak, ako je to určené v I.B.3.2.1. (ak je len jeden hriadeľ),b) charakteristiky každého hriadeľa podľa I.B.3.2.2. (ak sú hriadele dva alebo viac,- informáciu o umiestnení EHS značky typového schválenia, značky EHS o prvotnom overení a pečatí (ak je to náležité, priložiť fotografiu alebo nákres),- zoznam dokumentácie k EHS osvedčeniu o schválení typu,- všetky ostatné osobitné informácie.9.2. EHS prvotné overenie9.2.1. Plynomery predkladané na EHS prvotné overenie musia byť v prevádzkovom režime.EHS prvotné overenie nie je zárukou správneho chodu plynomeru alebo presnosti čítania za prídavných zariadení, ktoré môžu byť pripojené na plynomer, ako je to uvedené v I.B.3.1 a I.B.3.2.Na takéto prídavné zariadenia nie je možné pripevniť značku prvotného overenia EHS alebo pečate EHS.KAPITOLA II5.2. Zvláštne podmienky5.2.1. Ak sa na hnací hriadeľ vzťahuje údaj o najväčšom krútiacom momente (I.B. 3.2.1. alebo I.B.3.2.2.), indikácia plynomeru pri Qmin nesmie kolísať o viac ako 0,5 %.6.3. Zvláštne podmienky6.3.1. Pre plynomery s prevádzkovým tlakom väčším ako 0,1MPa (1 bar) platia podmienky časti II.6.2 o poklese mechanického tlaku v plynomere, ale neprihliada sa na pokles celkového tlaku, ako je uvedený v časti II.6.1.6.3.2. Pripojenie prídavných zariadení nesmie spôsobiť pokles mechanického tlaku v plynomere o viac ako 20 Pa (0,2 mbar).7.2.7. Ak majú plynomery jeden alebo viac hnacích hriadeľov, z každého rozmeru G musia byť odskúšané aspoň tri pri hustote vzduchu 1,2 kg/m3 (viď I.B.6.2.), v súlade s podmienkami odsekov I.B.3.2.4. a II.5.2.1. a II.6.3.2.Ak je hnacích hriadeľov viac, skúšky sa vykonajú na hriadeli, ktorý vykazuje najhoršie výsledky.U plynomerov rovnakej veľkosti G najmenší krútiaci moment nameraný v skúškach sa považuje za najväčšiu dovolenú hodnotu krútiaceho momentu.Ak v jednom type sú zahrnuté plynomery rôznych veľkostí G, postačí vykonať skúšky len u plynomerov s najmenšou hodnotou G za predpokladu, že pre najväčšie plynomery platí rovnaký krútiaci moment, a že hnací hriadeľ najväčšieho plynomeru má takú istú alebo väčšiu konštantu.KAPITOLA III2. Rozsah objemov2.1. Plynomery majú len nasledujúce rozsahy objemov. Pre posledných päť riadkov platia desatinné násobky.Označenie G | Qmax m3/hod | Rozsah |Malý | Stredný | Veľký || Qmin m3/hod | |16 | 25 | 5 | 2,5 | 1,3 |25 | 40 | 8 | 4 | 2 |40 | 65 | 13 | 6 | 3 |65 | 100 | 20 | 10 | 5 |100 | 160 | 32 | 16 | 8 |160 | 250 | 50 | 25 | 13 |250 | 400 | 80 | 40 | 20 |400 | 650 | 130 | 65 | 32 |650 | 1000 | 200 | 100 | 50 |1000 | 1600 | 320 | 160 | 80 |4. Skúšobný prvok4.1. V súlade s podmienkami odseku I.B. 5.2.2. písm. a) a b) stupnica skúšobného prvku nesmie prekročiť tieto hodnoty:pre G 16 až G 65 vrátane | 0,002 | m3 |pre G 100 až G 650 vrátane | 0,02 | m3 |pre G 1000 až G6500 vrátane | 0,2 | m3 |pre G 10000 a viac | 2,0 | m3 |4.2. Hodnota dielika na stupnici skúšobného prvku nesmie byť väčšia ako:pre G 16 až G 65 vrátane | 0,01 | m3 |pre G 100 až G 650 vrátane | 0,1 | m3 |pre G 1000 až G 6500 vrátane | 1,0 | m3 |pre G 10000 a viac | 10,0 | m3 |5. Najväčšie dovolené chyby5.1. Všeobecné podmienky5.1.1. Najväčšie dovolené chyby kladné alebo záporné sú v uvedenej tabuľke:Prietok Q | Maximálna dovolená chyba pri EHS prvotnom overovaní || | | | | || Q min | < | Q | < | 0,2 Qmax | 2 % |0,2 | Qmax | < | Q | < | Qmax | 1 % |5.1.2. Súhrn všetkých chýb nesmie prekročiť hodnotu polovice maximálnej dovolenej chyby, ak ide o plynomery rovnakej veľkosti.5.2 Osobitné ustanovenia5.2.1 Keď sa maximálne točivé momenty označené na plynomere podľa časti I.B.3.2.1 a I.B.3.2.2 použijú na pohonné hriadele, ukazovanie plynomeru sa pri Qmin nesmie odchyľovať o viac, ako sú hodnoty uvedené v tejto tabuľke:minQ | minOdchýlky zobrazovania pri Q |0,05 | Qmax | 1 | % |0,1 | Qmax | 0,5 | % |0,2 | Qmax | 0,25 | % |6.2.3 Meracie prístroje s pohonnými hriadeľmi6.2.3.1 V prípade meracích prístrojov s jedným alebo viac pohonnými hriadeľmi sa musia vyskúšať vzduchom s hustotou 1,2 kg/m3 (pozri časť I.B.6.2) najmenej tri meracie prístroje z každej veľkosti G, či vyhovujú požiadavkám častí I.B.3.2.4 a III.5.2.1.V prípade meracích prístrojov s niekoľkými pohonnými hriadeľmi sa musí vykonať skúška na tom hriadeli, ktorý vykazuje najmenej priaznivý výsledok.V prípade meracích prístrojov rovnakej veľkosti G sa ako najvyššia prípustná hodnota točivého momentu použije najnižšia hodnota točivého momentu získaná pri skúškach.Keď nejaký typ obsahuje meracie prístroje rôznej veľkosti G, skúška točivého momentu sa vykoná len na meracích prístrojoch s najmenšou veľkosťou G za predpokladu, že rovnaký točivý moment sa má použiť aj pre väčšie meracie prístroje a že pohonný hriadeľ väčších meracích prístrojov má rovnakú alebo väčšiu konštantu.6.2.3.2 V prípade meracích prístrojov s rôznymi hodnotami pre Qmin sa musí vykonať len skúška podľa bodu III.6.2.3.1 pre najmenšiu hodnotu Qmin. Prípustné točivé momenty pre iné prietoky sa môžu vypočítať z tohto skúšobného výsledku.Prevod na iné hodnoty Qmin sa riadi týmito pravidlami:a) keď je prietok konštantný, odchýlka v chybe je úmerná točivému momentu;b) keď je točivý moment konštantný, odchýlka v chybe je pre meracie prístroje s rotačnými piestami nepriamo úmerná prietoku a pre turbínové meracie prístroje nepriamo úmerná štvorcu prietoku.--------------------------------------------------