CELEX: 31974L0331
Language: sk
Date: 1974-06-12 00:00:00
Title: Smernica Komisie z 12. júna 1974, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady z 26. júla 1971 o aproximácii zákonov členských krajín týkajúcich sa plynomerov

Dôležité právne oznámenie

|

31974L0331

Úradný vestník L 189 , 12/07/1974 S. 0009 - 0010 Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0028  Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0258  Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0028  Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 3 S. 0247  Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 3 S. 0247 

		Smernica Komisiez 12. júna 1974,ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady z 26. júla 1971 o aproximácii zákonov členských krajín týkajúcich sa plynomerov(74/331/EHS)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,so zreteľom na smernicu Rady č. 71/316/EHS [1] z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly, ktorá bola zmenená a doplnená aktom pripojeným k zmluve [2] o pristúpení nových členských štátov k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu a k Euratom, podpísaným v Bruseli 22. januára 1972, a najmä so zreteľom na jej články 17, 18 a 19,so zreteľom na smernicu Rady č. 71/318/EHS [3] z 26. júla 1971 o aproximácii zákonov členských krajín týkajúcich sa plynomerov,keďže skúšobný prvok plynomerov by mal umožňovať fotoelektrické odčítanie počtu otáčok skúšobného prvku, a to s ohľadom na značný technický pokrok v tejto oblasti;keďže metódu navrhovanú Spojeným kráľovstvom na vykonávanie prvotných overovaní plynomerov v EHS možno považovať za podobnú tej, ktorú uvádza smernica Rady č. 71/318/EHS, ak sa táto metóda uplatňuje pri prietoku s hranicou 0,3 Qmin a pri uplatnení maximálnej dovolenej odchýlky 10 %, berúc do úvahy technický pokrok a v prípade potreby zmenené a doplnené znenie smernice;keďže dané zmenené a doplnené znenia sa riadia vzorom;keďže opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru k prispôsobeniu smerníc technickému pokroku na novelizáciu smernice v záujme toho, aby sa predišlo vytváraniu technických bariér obchodu s meracími prístrojmi,PRIJALA TÚTO SMERNICU:Článok 1V prílohe k smernici č. 71/318/EHS z 26. júla 1971 texty bodov 5.2.4 v kapitole I.B, bodov 4.3, 7.2.6 a 8.1 v kapitole II, ako aj tabuľka v bode 2.1 a bode 7.1. b) kapitoly III sú zmenené a doplnené podľa prílohy k tejto smernici.Článok 21. Členské štáty musia do 12 mesiacov prijať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na to, aby sa dosiahol súlad s touto smernicou, a to do 12 mesiacov od jej oznámenia, a informovať o tom Komisiu.2. Členské štáty zabezpečia, aby texty ustanovení vnútroštátneho práva prijatého v oblasti pokrytej touto smernicou boli dané k dispozícii Komisii.Článok 3Táto smernica je adresovaná členským štátom.V Bruseli 12. júna 1974Za KomisiupredsedaFrancois Xavier Ortoli[1] Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 1.[2] Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14.[3] Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 21.--------------------------------------------------PRÍLOHA1. Text bodu 5.2.4. kapitoly I.B prílohy sa nahrádza nasledovným textom:"Ukazovateľ alebo referenčná značka musia byť dostatočne tenké nato, aby umožňovali ľahké a presné odčítanie hodnoty.Skúšobný prvok môže mať odstrániteľnú referenčnú značku a môže mať rozmery také, aby tieto umožňovali fotoelektrické snímanie. Referenčná značka nesmie prekrývať vyznačenie stupnice; v prípade potreby môže nahradiť číslicu O. Nesmie brániť presnosti čítania."2. Za tabuľku v odseku 4.3. kapitoly II prílohy sa vkladá tento text: "Objem meraného vzduchu môže byť nahradený objemom, ktorý zodpovedá približne celkovému počtu otáčok skúšobného prvku."3. Text odseku 7.2.6 kapitoly II prílohy sa nahrádza nasledovným textom:"7.2.6. Po skúške na únavu materiálu musia plynomery vyhovovať týmto podmienkam (s výnimkou jedného, ak je počet skúšaných plynomerov aspoň 3):a) v rozsahu prietoku rozdiel medzi najväčšími a najmenšími chybami ako funkciou prietoku Q nesmie u žiadneho plynomeru prekročiť hodnotu 4 %;b) chyby zodpovedajúce počiatočným hodnotám nesmú byť väčšie ako 1,5 %;pri prietoku Qmin platí táto chyba iba pre odchýlky v zápornom zmysle;c) pokles mechanického tlaku nesmie byť väčší ako 20 N/m2 (0,2 mbar)."4. Text bodu 8.1. kapitoly II prílohy sa nahrádza nasledovným textom:"8.1. Skúšky presnostiPlynomer vyhovuje požiadavkám na maximálne dovolené chyby vtedy, ak sa tieto podmienky dodržia pri nasledovných prietokoch:a) pri prietoku Qmin;b) pri prietoku radu 1/5 Qmax;c) pri prietoku Qmax.Ak sa skúšky vykonávajú za rôznych podmienok, je potrebné, aby boli zaručené výsledky minimálne rovnaké ako výsledky uvedených skúšok."5. Tabuľka v bode 2.1. kapitoly III sa nahrádza touto tabuľkou:Označenie G | Qmax m2/h | Rozsah |Malý | Stredný | Veľký |Qmin m2/h | Qmin m2/h | Qmin m2/h |25 | 40 | 8 | 4 | 2 |40 | 65 | 13 | 6 | 3 |65 | 100 | 20 | 10 | 5 |100 | 160 | 32 | 16 | 8 |160 | 250 | 50 | 25 | 13 |250 | 400 | 80 | 40 | 20 |400 | 650 | 130 | 65 | 32 |650 | 1000 | 200 | 100 | 50 |1000 | 1600 | 320 | 160 | 80 |6. Text bodu 7.1. b) kapitoly III prílohy sa nahrádza nasledovne:"b) turbínové plynomery:Qmin – 1,5 Qmin – 2,5Qmin – 0,25 Qmax – 0,5 Qmax a Qmax."--------------------------------------------------