CELEX: 31979L0830
Language: mt
Date: 1979-09-11 00:00:00
Title: Id-Direttiva tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 1979 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri fir-rigward tal-meters ta’ l-ilma sħun

Avviż Legali Importanti

|

31979L0830

Id-Direttiva tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 1979 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri fir-rigward tal-meters ta’ l-ilma sħun  

Official Journal L 259 , 15/10/1979 P. 0001 - 0009 Finnish special edition: Chapter 13 Volume 10 P. 0109  Greek special edition: Chapter 13 Volume 9 P. 0003  Swedish special edition: Chapter 13 Volume 10 P. 0109  Spanish special edition: Chapter 13 Volume 10 P. 0219  Portuguese special edition Chapter 13 Volume 10 P. 0219  CS.ES Chapter 13 Volume 005 P. 404  - 412 ET.ES Chapter 13 Volume 005 P. 404  - 412 HU.ES Chapter 13 Volume 005 P. 404  - 412 LT.ES Chapter 13 Volume 005 P. 404  - 412 LV.ES Chapter 13 Volume 005 P. 404  - 412 MT.ES Chapter 13 Volume 005 P. 404  - 412 PL.ES Chapter 13 Volume 005 P. 404  - 412 SK.ES Chapter 13 Volume 005 P. 404  - 412 SL.ES Chapter 13 Volume 005 P. 404  - 412

		Id-Direttiva tal-Kunsilltal-11 ta’ Settembru 1979dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri fir-rigward tal-meters ta’ l-ilma sħun(79/830/KEE)IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 100 tiegħu;Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [1],Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku w Soċjali [2],Billi fl-Istati Membri il-kostruzzjoni u l-metodi tal-kontroll tal-meters ta' l-ilma sħun huma soġġetti għal disposizzjonijiet mandatarji li jvarjaw minn Stat Membru għall-ieħor u konsegwentement ifixklu l-kummerċ ta’ strumenti ta’ dan it-tip; billi huwa għalhekk neċessarju li dawn il-disposizzjonijiet jiġu approssimati;Billi d-Direttiva tal-Kunsill 71/316/KEE tas-26 ta’ Lulju 1971 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri fir-rigward ta’ disposizzjonijiet komuni kemm għal strumenti ta’ kejl kif ukoll għal metodi ta’ kontroll metroloġiku [3], kif emendata bl-Att ta’ Adeżjoni [4], stabbiliet il-proċeduri ta' l-approvazzjoni tad-mudell tal-KEE u tal-verifika inizjali tal-KEE; billi, bi qbil ma’ din id-Direttiva, il-kondizzjonijiet tekniċi meħtieġa għad-disinn u l-funzjonament ta’ meters ta’ l-ilma sħun għandhom jiġu stabbiliti; billi kondizzjonijiet bħal dawn għandhom jiġu sodisfatti, u għandhom isiru kontrolli, u jitwaħħlu s-sinjali u l-marki x-xierqa, qabel dawn l-istrumenti jkunu jistgħu jiġu importati, mqiegħda fis-suq u użati b’mod liberu,ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:Artikolu 1Din id-Direttiva għandha tapplika għal meters ta’ l-ilma sħun maħsubin sabiex jiġi ddeterminat b’mod kontinwu l-volum ta’ ilma sħun li jgħaddi minn ġewwa fihom. Meters bħal dawn għandhom jiġu pprovduti b’apparat ta’ kejl imqabbad ma’ apparat indikatur Għall-għan ta’ din id-Direttiva, "ilma sħun" huwa ilma li t-temperatura tiegħu taqbeż it-30 ºĊ iżda ma taqbiżx id-90 ºĊ.Meters ta’ l-ilma sħun biex jiġu inkorporati f’sistemi ċirkolatorji għat-trasferiment ta’ l-enerġija termali huma esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.Artikolu 2Meters ta’ l-ilma sħun illi fuqhom jistgħu jitwaħħlu marki u sinjali tal-KEE huma deskritti fl-Anness ta’ din id-Direttiva. Għandhom ikunu soġġetti għall-approvazzjoni tal-mudell tal-KEE u għandhom jitressqu għall-verifika inizjali tal-KEE.Artikolu 3L-ebda Stat Membru ma jista’ jirrifjuta, jipprojbixxi jew jillimita t-tqegħid fis-suq jew id-dħul fis-servizz ta’ meters ta’ l-ilma sħun li jkollhom sinjal ta’ l-approvazzjoni tal-mudell tal-KEE jew il-marka tal-verifika inizjali tal-KEE, għal raġunijiet tal-kwalitajiet metroloġiċi tagħhom.Artikolu 41. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa l-1 ta’ Jannar 1982 u għandhom minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan.2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-disposizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali illi huma jadottaw fil-qasam irregolat minn din id-Direttiva.Artikolu 5Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.Magħmula fi Brussel, il-11 ta’ Settembru 1979.Għall-KunsillIl-PresidentRay Mac Sharry[1] ĠU Nru. C 131, 5.6.1978, pġ. 85.[2] ĠU Nru C 269, 13.11.1978, pġ. 44..[3] ĠU Nru. L 202, 6.9.1971, pġ. 1.[4] ĠU Nru. L 73, 27.3.1972, pġ. 14--------------------------------------------------ANNESSI. TERMINOLOĠIJA U DEFINIZZJONIJIET1.0. Dan l-Anness japplika biss għall-meters ta’ l-ilma sħun, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ "il-meter", li jaħdem dejjem fuq prinċipji mekkaniċi. Meters bħal dawn jew jużaw kompartimenti volumetriċi b'konfini jiċċaqilqu jew jużaw l-azzjoni tal-veloċità ta’ l-ilma fuq skrun bil-paletti (radjali jew turbina assjali). Dan l-Anness ma japplikax għal meters ta’ l-ilma sħun mgħammra b'apparat elettroniku.1.1. Ir-rata taċ-ċirkolazzjoniIr-rata taċ-ċirkolazzjoni hija l-volum ta’ l-ilma li jgħaddi minn ġol-meter għal kull unita ta' ħin.1.2. Volum fornutIl-volum fornut huwa l-volum totali ta’ l-ilma illi jkun għadda minn ġewwa l-meter f'ħin partikolari.1.3. Rata massima ta’ ċirkolazzjoni(Qmas)Ir-rata massima ta’ ċirkolazzjoni, Qmas, hija l-ogħla rata taċ-ċirkolazzjoni illi biha l-meter għandu jkun kapaċi jaħdem għal perjodi limitati mingħajr ħsara, u mingħajr ma jżid l-iżbalji massimi permissibbli u l-valur massimu permissibbli għat-telf tal-pressjoni.1.4. Rata taċ-ċirkolazzjoni nominali(Qn)Ir-rata taċ-ċirkolazzjoni nominali Qn, hija ugwali għal nofs ir-rata massima taċ-ċirkolazzjoni, Qmas. Hija espressa f'metri kubi fis-siegħa u hija użata biex jiġi indikat il-meter.Fir-rata taċ-ċirkolazzjoni nominali, Qn, il-meter irid ikun kapaċi jaħdem f'użu normali, jiġifieri, f'kondizzjonijiet operattivi kontinwi u intermittenti, mingħajr ma jinqabeż il-massimu ta’ l-iżbalji permissibbli.1.5. Ir-rata minima taċ-ċirkolazzjoni(Qmin)Ir-rata minima taċ-ċirkolazzjoni, Qmin, hija r-rata taċ-ċirkolazzjoni illi l-iżbalji massimi permissibbli ma jistgħux ikunu ogħla minnha, u hija stabbilita bħala funzjoni ta' Qn.1.6. Il-medda tar-rata taċ-ċirkolazzjoniIl-medda tar-rata taċ-ċirkolazzjoni tal-meter hija limitata bir-rati massimi u minimi taċ-ċirkolazzjoni, Qmas u Qmin. Hija maqsuma f'żewġ żoni, imsejħa ta' fuq u ta' isfel, bi żbalji massimi permissibbli differenti.1.7. Rata taċ-ċirkolazzjoni tranżizzjonali(Qt)Ir-rata taċ-ċirkolazzjoni tranżizzjonali, Qt hija r-rata taċ-ċirkolazzjoni illi taqsam iż-żoni ta' fuq u ta' isfel tal-medda tar-rata taċ-ċirkolazzjoni u r-rata taċ-ċirkolazzjoni illi fiha l-iżbalji massimi permissibli ma jibqux kontinwi.1.8. L-iżball massimu permissibbliL-iżball massimu permissibbli huwa l-limitu ta’ l-iżball permess minn din id-Direttiva għall-approvazzjoni tal-mudell tal-KEE u għall-verifika inizjali tal-KEE tal-meter.1.9. Telf ta' pressjoniTelf ta' pressjoni jfisser it-telf illi huwa kkawżat bil-preżenza tal-meter fil-pipeline.II. KARATTERISTIĊI METROLOĠIĊI2.1. L-iżbalji massimi permissibbliL-iżball massimu permess fiż-żona ta' isfel, minn Qmin inklużiva sa Qt mhux inklużiva, huwa ± 5 %.L-iżball massimu permess fiż-żona ta' fuq, minn Qt inklużiva sa Qmas inklużiva, huwa ± 3 %.2.2. Klassijiet metroloġiċiIl-meters huma maqsumin, skond il-valuri ta' Qmin u Qt definiti fuq, f'erba' klassijiet metroloġiċi fit-tabella li ġejja:Klassijiet | nQ |< 15m3/h | ≥ 15m3/h |Klassi AValur ta' Qmin | 0.04 Qn | 0.08 Qn |Valur ta' Qt | 0.10 Qn | 0.20 Qn |Klassi BValur ta' Qmin | 0.02 Qn | 0.04 Qn |Valur ta' Qt | 0.08 Qn | 0.15 Qn |Klassi CValur ta' Qmin | 0.01 Qn | 0.02 Qn |Valur ta' Qt | 0.06 Qn | 0.10 Qn |Klassi DValur ta' Qmin | 0.01 Qn | |Valur ta' Qt | 0.015 Qn | |III. KARATTERISTIĊI TEKNOLOĠIĊI3.1. Kostruzzjoni - disposizzjonijiet ġeneraliIl-meter għandu jkun immanifatturat b'tali mod illi: - jagħti servizz twil u jiggarantixxi li ma jistgħux isiru l-frodi,- jikkonforma mal-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva,- kondizzjonijiet normali ta’ użu.Fejn il-meters jistgħu jkunu soġġetti għal ċirkolazzjoni bil-kontra aċċidentali, dawn għandhom ikunu kapaċi jifilħu għaliha mingħajr xi deterjorazzjoni jew effett ħażin fuq il-kwalitajiet metroloġiċi tagħhom, u fl-istess ħin jimmarkaw din iċ-ċirkolazzjoni bil-kontra.3.2. MaterjaliIl-meter għandu jkun magħmul minn materjali ta' saħħa u stabbilità xierqa għall-għan illi għalih għandu jiġi użat. Għandu jkun immanifatturat kollu kemm hu minn materjali li jkunu reżistenti għall-korrużjoni interna u esterna normali u jekk ikun neċessarju jkun protett billi jiġi applikat trattament adegwat għall-wiċċ. Il-varjazzjonijiet tat-temperatura ta’ l-ilma fi ħdan il-medda ta' temperatura 0 sa 110 ºĊ ma għandhomx jaffettwaw il-materjali użati fil-kostruzzjoni tal-meter.3.3. L-istat tajjeb - felħan għall-pressjoni u reżistenza għat-temperaturaIl-meter għandu jkun kapaċi jiflaħ b’mod indefinit, mingħajr ma jiffunzjona ħażin, telf, infiltrazzjoni minn ħitan jew deformazzjoni permanenti, għal temperatura ta' 90 ºĊ applikata b’mod kontinwu u għal pressjoni applikata b’mod kontinwu li għaliha jkun ġie imfassal, imsejħa l-pressjoni massima tat-tħaddim. Il-valur minimu għal din il-pressjoni huwa ta’10 bar.3.4. Telf ta' pressjoniIl-valur tat-telf tal-pressjoni huwa stabbilit waqt it-testijiet ta’ l-approvazzjoni tal-mudell tal-KEE; ma għandux jaqbeż il-0,25 bar fir-rata taċ-ċirkolazzjoni nominali jew 1 bar fir-rata taċ-ċirkolazzjoni massima.Fuq il-bażi tar-riżultati tat-test, il-meters jiġu kklassifikati f'erba' gruppi skond jekk it-telf tal-pressjoni tagħhom waqt ir-rata taċ-ċirkolazzjoni massima taqbiżx wieħed mill-valuri li ġejjin: 1- 0,6,- 0,3 u 0,1 bar. Il-valur tal-grupp għandu jitniżżel fuq iċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni tal-mudell tal-KEE.3.5. L-istrument indikaturL-istrument indikatur għandu jippermetti, b'sempliċi tqegħid ħdejn xulxin tal-varji elementi kostitwenti tiegħu, qari tal-volum ta’ l-ilma mkejjel b'mod affidabbli, ħafif u mhux ambigwu, espress f'metri kubi. Il-volum għandu jiġi mogħti jew bi:(a) il-pożizzjoni ta' vleġġa jew vleġeġ fuq skala tonda;(b) il-wiri ta' ringiela ta' numri f'linja konsekuttiva f'apertura waħda jew aktar;(ċ) kombinazzjoni ta' dawn iż-żewġ sistemi.Il-metru kubu u l-multipli tiegħu huma murija bl-iswed, u s-submultipli ta' metru kubu bl-aħmar.L-għoli attwali jew apparenti tan-numri ma għandux ikun ta' anqas minn 4 mm.Fuq indikaturi diġitali (tipi (b) jew (ċ)) l-ispostjar viżibbli tan-numri kollha għandu jkun vertikalment 'il fuq. Il-mixi 'l quddiem ta' numru ta' kull grupp ta' għaxra għandu jsir waqt il-ħin illi l-grupp ta' għaxra inqas sinnifikanti minnu jaqleb minn 9 sa 0. Ir-romblu li juri l-grupp ta' għaxra inqas sinnifikanti minnu jista' jiċċaqlaq b'mod kontinwu fil-każ ta' tip (ċ). In-numru sħiħ ta' metri kubi għandu jiġi muri b'mod ċar.Indikaturi bil-vleġeġ (tipi (a) u (ċ)) għandhom iduru f'dawran favur l-arloġġ. Il-valur f'metri kubi ta' kull diviżjoni ta' skala għandu jiġi mfisser bħala 10n fejn n huwa numru sħiħ pożittiv jew negattiv jew żero, u b'hekk jistabbilixxi sistema ta' gruppi ta' għaxra konsekuttivi. Informazzjoni bħal li ġejja għandha tintwera ħdejn kull parti ta' l-iskala: × 1000 – × 100 – × 10 – × 1 – × 0,1 – × 0,01 – × 0,001.Fiż-żewġ każi (indikaturi bil-vleġġa u dawk diġitali):- is-simbolu m3 għandu jintwera jew fuq l-arloġġ jew fil-viċinanza immedjata ta' l-indikazzjoni diġitali,- l-element gradwat li jgħaġġel l-aktar u li huwa viżibbli għall-qari - ''l-element tal-kontroll'' - għandu jimxi b'mod kontinwu; l-intervall ta' l-iskala huwa magħruf bħala l-intervall ta' l-iskala tal-verifika. L-element tal-kontroll jista' jkun permanenti jew jista' jkun iffittjat b'mod temporanju biż-żjieda ta' partijiet li jistgħu jinqalgħu. Dawn il-partijiet ma għandhomx ikollhom xi influwenza sinifikanti fuq il-kwalitajiet metroloġiċi tal-meter.It-tul ta' l-intervall ta' l-iskala tal-verifika ma għandux ikun inqas minn 1 mm u ma għandux ikun aktar minn 5 mm. L-iskala għandha tkun magħmula:- jew minn linji ta' l-istess ħxuna li ma jaqbżux kwart tad-distanza bejn l-assi taż-żewġ linji konsekuttivi u differenti biss fit-tul,- jew minn faxex kontrastanti ta' wisa' kostanti ugwali għat-tul ta' l-intervall ta' l-iskala tal-verifika.3.6. In-numru ta' figuri u valuri ta' l-intervall ta' l-iskala tal-verifikaGħandu jkun possibbli għall-istrument indikattiv li jirreġistra volum, espress f'metri kubi, li jikkorrispondi għal mill-inqas 1999 siegħa ta' tħaddim bir-rata taċ-ċirkolazzjoni nominali, mingħajr ma jerġa' lura għal żero.Id-daqs tad-diviżjoni ta' l-iskala tal-verifika għandha tkun imsejsa fuq il-formula 1 × 10n jew 2 × 10n jew 5 × 10n. Waqt il-verifika, għandha tkun żgħira biżżejjed biex tiżgura nuqqas ta' preċiżjoni fil-kejl ta' mhux aktar minn 0,5% (tippermetti għal żball possibbli fil-qari ta' mhux aktar minn-nofs it-tul ta' l-iżgħar intervall ta' l-iskala) u żgħir biżżejjed sabiex fit-test tar-rata taċ-ċirkolazzjoni minima ma jieħux aktar minn 1 1/2 siegħa.Jista' jiġi miżjud strument supplementari (stilla, diska b'marka ta' referenza, eċċ.) sabiex juri l-moviment ta' l-istrument tal-kejl sakemm dan jiġi faċilment viżibbli fuq l-istrument indikattiv.3.7. Strument ta' aġġustamentIl-meter jista' jkun mgħammar bi strument ta' aġġustament illi bih ikun possibbli li titbiddel ir-relazzjoni bejn il-volum indikat u l-volum fil-fatt mgħoddi. Dan l-istrument huwa obbligatorju fuq meters li jagħmlu użu mill-azzjoni tal-veloċità ta’ l-ilma fuq skrun bil-paletti.3.8. Strument aċċelleraturL-użu ta' strument aċċelleratur biex iżid il-veloċità tal-meter taħt Qmin huwa pprojbit.3.9. Strumenti addizzjonaliIl-meter jista' jinkludi strument li jiġġenera tektik (pulse-generating device) sakemm dan l-istrument ma jaffettwax il-kwalitajiet metroloġiċi tiegħu.Iċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tal-mudell tal-KEE jista' jipprovdi għaż-żjieda ta' strumenti speċjali fissi jew li jistgħu jinqalgħu biex jippermettu l-verifika awtomatika tal-meter.IV. MARKI U SKRIZZJONIJIET4.1. Skrizzjonijiet ta' identifikazzjoniIl-meter għandu jkollu, b'mod leġibbli u li ma jitħassarx, jew separatament jew miġbura flimkien fuq il-qoxra ta' barra tal-meter, fuq id-dial werrej jew fuq il-pjanċa ta' l-informazzjoni, l-unitajiet ta' informazzjoni li ġejjin:(a) l-isem tal-manifattur jew l-isem tan-negozju jew l-isem tal-marka;(b) il-klassi metroloġika u r-rata taċ-ċirkolazzjoni nominali Qn f'metri kubi fis-siegħa;(ċ) is-sena tal-manifattura u n-numru individwali tas-serje;(d) vleġġa jew tnejn li juru d-direzzjoni taċ-ċirkolazzjoni;(e) is-sinjal ta' l-approvazzjoni tal-mudell tal-KEE;(f) il-pressjoni operattiva massima f'bar, jekk din tista' taqbeż 10 bar,(g) it-temperatura operattiva massima fil-forma: 90 ºĊ;(h) l-ittra ''V'' jew ''H'' jekk il-meter jista' jitħaddem b'mod xieraq biss fil-pożizzjoni vertikali (V) jew orizzontali (H).4.2. Tqegħid tal-marki tal-verifikaGħandu jiġi pprovdut post għall-marki tal-verifika tal-KEE fuq parti essenzjali (normalment il-kisi ta' barra tal-meter), illi tkun viżibbli mingħajr ma jsir żarmar.4.3. SiġillarIl-meter għandu jiġi mgħammar bi strumenti ta' protezzjoni li jistgħu jiġu ssiġillati b'tali mod li jaċċertaw, kemm qabel u kemm wara li l-meter ikun installat b'mod korrett, li la l-meter innifsu u lanqas l-istrument ta' aġġustament tiegħu ma jistgħu jiġu żarmati jew alterati mingħajr ma ssir ħsara lill-istrumenti ta' protezzjoni.V. APPROVAZZJONI TAL-MUDELL TAL-KEE5.1. ProċeduraIl-proċedura ta' l-approvazzjoni tal-mudell tal-KEE kif hija deskritta fid-Direttiva 71/316/KEE.5.2. Testijiet tal-mudellMeta jkun ġie aċċertat mill-file ta' l-applikazzjoni li l-mudell jikkonforma mal-kondizzjonijiet meħtieġa ta' din id-Direttiva, iċ-ċentru tas-servizz kompetenti għandu jwettaq testijiet fil-laboratorju taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:5.2.1. In-numru ta'metersli għandhom jiġu eżaminatiIn-numru ta' meters li għandhom jiġu ppreżentati mill-manifattur huwa kif jidher fit-tabella li jmiss:n3Rata taċ-ċirkolazzjoni nominali, Q m/h | Numru ta' metri || | | | || | Qn | < | 1.5 | 10 |1.5 | ≤ | Qn | < | 15 | 3 || | Qn | ≥ | 15 | 2 |Skond kif imorru t-testijiet is-servizzi kompetenti jistgħu:- jiddeċiedu li ma jagħmlux it-testijiet fuq il-meters kollha ppreżentati, jew- jitolbu meters addizzjonali mingħand il-fabbrikanti sabiex ikomplu t-testijiet.5.2.2. PressjoniGħat-testijiet metroloġiċi msemmija f'5.2.4 il-pressjoni tal-ħruġ tal-meter għandha tkun għolja biżżejjed sabiex ma jkunx hemm tħaffir.5.2.3. Apparat ta' eżaminazzjoniB'mod ġenerali, il-meters għandhom jiġu eżaminati individwalment u, fil-każi kollha, b'tali mod illi juru l-karatteristiċi individwali ta' kull wieħed.Is-servizz metroloġiku ta' l-Istat Membru għandu jieħu l-passi kollha neċessarji sabiex jiżgura illi n-nuqqas ta' preċiżjoni relattiva fil-kejl tal-volum ta’ l-ilma fornut ma jaqbiżx 0,3% wara li jkun hemm konċessjoni għall-kawżi varji ta' żbalji fl-installazzjoni.In-nuqqas ta' preċiżjoni massima permissibbli hija 5 % fil-każ ta' kejl ta' pressjoni u 2,5 % fil-każ ta' kejl ta' telf ta' pressjoni.Waqt kull test, il-varjazzjoni relattiva tar-rati taċ-ċirkolazzjoni ma għandhiex taqbeż 2,5 % bejn Qmin u Qt u 5 % bejn Qt u Qmas.In-nuqqas ta' preċiżjoni massima permissibbli fil-kejl tat-temperatura hija ta' 1 ºĊ.L-apparat għandu jkun approvat mis-servizz metroloġiku ta' l-Istat Membru konċernat mingħajr ma jingħata każ ta' fejn jitwettqu dawn it-testijiet.5.2.4. It-Testijiet5.2.4.1. Il-proċedura tat-testIt-testijiet jinkludu l-operazzjonijiet li ġejjin, imwettqa fl-ordni murija:1. test tal-felħan għall-pressjoni;2. Kalkolazzjoni tal-kurvi ta' żbalji fuq il-bażi taċ-ċirkolazzjoni billi jiġi aċċertat l-effett tal-pressjoni u tat-temperatura u jkun soġġett għall-kondizzjonijiet normali ta' l-installazzjoni (sezzjonijiet dritti ta' pajpijiet 'il fuq u 'l isfel mill-meter, restrizzjonijiet, ostakli, eċċ.) stipulati mill-manifattur ta' dan it-tip ta' meter,3. kalkolazzjoni tat-telf tal-pressjoni;4. test tal-felħan aċċellerat;5. Test tar-reżistenza għal xokk termali għall-meters bir-rata taċ-ċirkolazzjoni Qn ta' mhux aktar minn 10 m3/siegħa.5.2.4.2. Deskrizzjoni tat-testijietIt-testijiet għandhom isiru kif ġej.- It-test tal-felħan għall-pressjoni isir f'żewġ partijet f'85 (± 5) ºĊ:(a) kull meter għandu jiflaħ mingħajr telf, jew infiltrazzjoni minn ħitan, għal pressjoni ta' 1,6 darba l-pressjoni massima operattiva, applikata għall-perjodu ta' 15-il minuta (ara 4.1 (f));(b) kull meter għandu jiflaħ mingħajr ħsara, jew iġġamjar, għal pressjoni ta' darbtejn il-pressjoni massima operattiva, applikata għall-perjodu ta' minuta (ara 4.1 (f)).- Ir-riżultati tat-testijiet tal-kurvi ta' żbalji u tat-telf tal-pressjoni għandhom jipprovdu numru suffiċjenti ta' punti biex jippermettu li l-kurvi jiġu pplottjati b'kunfidenza tul il-medda kollha.- It-test tal-felħan aċċellerat jiġi mwettaq kif inhu muri fit-tabella hawn taħt:Rata taċ-ċirkolazzjoni nominali tal-meter | Rata taċ-ċirkolazzjoni tat-test u temperatura | Tip ta' test | Numru ta' interruzzjonijiet | Tul tal-pawżi | Perjodu ta' operazzjoni bir-rata taċ-ċirkolazzjoni tat-test | Tul ta' kemm idum biex jistartja u kemm idum biex jintefa' (sek.) |Qn ≤ 10 m3/h | Qn u (50 ± 5) ºĊ | Mhux kontinwu | 100000 | 15 sec. | 15 sec. | 0.15(Qn) [1]minimu 1 sec. |Qmas u (85 ± 5) ºĊ | Kontinwu | | | 100h | |Qn ≥ 10 m3/h | Qn u (50 ± 5) ºĊ | Kontinwu | | | 500h | |Qmas u (85 ± 5) ºĊ | Kontinwu | | | 200h | |Qabel l-ewwel test u wara kull serje ta' testijiet l-iżbalji tal-kejl għandhom jiġu stabbiliti, taħt l-istess kondizzjonijiet, bħala kondizzjoni minima meħtieġa fir-rati taċ-ċirkolazzjoni li ġejjin:Q— Q— 0•5 Q— QmaxF'kull test, il-volum ta' ilma mgħoddi minn ġewwa l-meter għandu jkun biżżejjed biex idawwar il-vleġġa jew ir-romblu fuq l-iskala tal-verifika b'dawra waħda sħiħa jew aktar u jxejjen l-effetti ta' tfixkil ċikliku.- It-test tar-reżistenza għal xokk termiku jinkludi 25 ċiklu li għandhom jiġu mwettqa kif ġej:Temperatura ta’ l-ilma | Rata taċ-ċirkolazzjoni | Dewmien |85 ± 5ºĊ | Qmas | 8 min. |— | 0 | 1 sa 2 min. |Ilma kiesaħ | Qmas | 8 min. |— | 0 | 1 to 2 min. |5.2.5. Kondizzjonijiet għall-approvazzjoni tal-mudell tal-KEEMudell ta' meter jiġi approvat jekk:(a) jikkonforma mal-kondizzjonijiet amministrattivi, tekniċi u metroloġiċi ta' din id-Direttiva u ma' l-Anness tagħha;(b) testijiet 1, 2 u 3 taħt 5.2.4.1 juru illi jikkonforma mal-Partijiet II u III ta' dan l-Anness fir-rigward ta' karatteristiċi metroloġiċi u teknoloġiċi;(ċ) wara kull test tal-felħan aċċellerat u wara t-test tar-reżistenza għal xokk termiku, ma tkun osservata l-ebda varjazzjoni fir-rigward tal-kurva tal-bidu akbar minn 1,5% bejn Qt and Qmas jew aktar minn 3 % bejn Qmin u Qt.5.3. Ċertifikat ta' l-approvazzjoni tal-mudell tal-KEEIċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tal-mudell tal-KEE jista' jipprovdi għall-possibbiltà ta' test ta' preċiżjoni mwettaq b'ilma kiesaħ waqt il-verifika inizjali.Din il-possibbiltà hija permessa biss jekk, waqt l-eżaminazzjoni ta' l-approvazzjoni tal-mudell tal-KEE, studju tar-regoli ta' l-ekwivalenza ta’ l-ilma sħun/ilma kiesaħ jippermetti li jkun jista' jsir test ta' preċiżjoni ta’ l-ilma kiesaħ u juri li meter li jgħaddi minn dan it-test jikkonforma wkoll ma' l-iżbalji massimi permissibbli stabbiliti f'2.1.F'dan il-każ iċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tal-mudell tal-KEE għandu jinkludi deskrizzjoni ta' dan it-test u tal-kondizzjonijiet meħtieġa relevanti, b'mod partikolari dawk li għandhom x'jaqsmu ma' l-iżbalji permissibbli u r-rati taċ-ċirkolazzjoni tat-test.VI. VERIFIKA INIZJALI TAL-KEEIl-proċedura tal-verifika inizjali tal-KEE hija kif deskritta fid-Direttiva tal-Kunsill 71/316/KEE.6.1. Metodi ta' verifikaIl-verifika inizjali tal-KEE għandha ssir f'post approvat mis-servizz metroloġiku ta' l-Istat Membru.It-tqassim tal-bini u l-apparat tat-test għandu jkun b'tali mod illi l-verifika tkun tista' ssir f'kondizzjonijiet bla perikolu, affidabbli, u bla telf ta' ħin għall-persuna responsabbli għat-testijiet. Il-kondizzjonijiet ta' 5.2.3 għandhom jiġu sodisfatti, għajr fir-rigward tat-temperaturi fejn it-testijiet isiru bl-ilma kiesaħ bi qbil ma' tali disposizzjonijiet kif jistgħu jkunu stabbiliti fiċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tal-mudell tal-KEE. Jistgħu jsiru arranġamenti fiċ-ċentru ta' l-eżaminazzjoni sabiex il-meters ikunu jistgħu jiġu ttestjati f'serje. Il-pressjoni tal-ħruġ tal-meters kollha għandha dejjem tkun biżżejjed sabiex ma jkunx hemm tħaffir u jista' jkun hemm bżonn ta' miżuri speċjali sabiex jipprevjenu interazzjoni bejn il-meters.L-unità sħiħa tista' tinkludi strumenti awtomatiċi, valvi tal-by-pass, restrinġituri taċ-ċirkolazzjoni, eċċ., sakemm kull ċirkwitu tat-test bejn il-meters li jkunu għad iridu jiġu vverifikati u t-tankijiet tal-kontroll, ikun definit b'mod ċar u li jkun possibbli li jiġi vverifikat il-felħan għall-pressjoni interna taċ-ċirkwiti f'kull ħin.Tista' tintuża kull tip ta' sistema ta' provvista ta’ l-ilma, iżda jekk diversi ċirkwiti tat-test jitħaddmu b'mod parallel, ma jrid ikun hemm l-ebda interazzjoni inkompatibbli mal-kondizzjonijiet ta' 5.2.3.Jekk tank tal-kontroll ikun maqsum f'kompartimenti diversi, il-ħitan li jisseparawhom għandhom ikunu b'saħħithom biżżejjed biex jaċċertaw li l-volum ta' xi kompartiment ma jvarjax b'aktar minn 0,2 % skond jekk il-kompartimenti ta' maġenb xulxin ikunux mimlija jew vojta.6.2. Il-proċedura tat-testIl-meters għandhom jikkonformaw ma' mudell approvat.Il-verifika inizjali tal-KEE għandha tinkludi testijiet tal-felħan għall-pressjoni u tal-preċiżjoni.6.2.1. Test tal-felħan għall-pressjoniIt-test tal-felħan għall-pressjoni jista' jitwettaq b'ilma kiesaħ. Għandu jsir għal minuta b'16-il darba tal-pressjoni massima operattiva. Waqt it-test, ma għandu jkun hemm l-ebda telf, jew infiltrazzjoni minn ġol-ħitan tal-meter.6.2.2. Test tal-preċiżjoni6.2.2.1. Test tal-preċiżjoni bl-ilma sħunIt-test tal-preċiżjoni normalment isir b'ilma sħun f'temperatura ta' 50 (± 5) ºĊ fi tliet rati taċ-ċirkolazzjoni mill-inqas:(a) bejn 0,9 Qmas u Qmas;(b) bejn Qt u 1,1 Qt;(ċ) bejn Qmin u 1,1 Qmin.Waqt dan it-test il-meter għandu jikkonforma ma' l-iżbalji massimi permissibbli stipulati f'2.1.Jekk jinstab li l-iżbalji kollha jkunu f'direzzjoni waħda, il-meter għandu jiġi aġġustat sabiex mhux l-iżbalji kollha jaqbżu nofs l-iżball massimu permissibbli.6.2.2.2. Test tal-preċiżjoni bl-ilma sħunJekk iċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tal-mudell jipprovdi għal dan, it-test tal-preċiżjoni jista' jsir bl-ilma kiesaħ. F'dan il-każ it-test isir bi qbil mal-proċeduri stabbiliti fiċ-ċertifikat.[1] huwa numru ugwali għall-valur ta' Qn espress f'm3/h.--------------------------------------------------