CELEX: 31982L0623
Language: hu
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: A Bizottság irányelve (1982. július 1.) a gáztérfogatmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1971/318/EGK tanácsi irányelvnek a harmadik alkalommal a műszaki fejlődéshez történő igazításáról

Fontos jogi nyilatkozat

|

31982L0623

Hivatalos Lap L 252 , 27/08/1982 o. 0005 - 0007 finn különkiadás fejezet 13 kötet 12 o. 0107  spanyol különkiadás fejezet 13 kötet 12 o. 0253  svéd különkiadás fejezet 13 kötet 12 o. 0107  portugál különkiadás fejezet 13 kötet 12 o. 0253 

		A Bizottság irányelve(1982. július 1.)a gáztérfogatmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1971/318/EGK tanácsi irányelvnek a harmadik alkalommal a műszaki fejlődéshez történő igazításáról(82/623/EGK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,tekintettel a legutóbb a Görögország csatlakozásáról szóló okmánnyal módosított, a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 71/316/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 17. cikkére,mivel az érintett területen elért műszaki fejlődés figyelembevételének érdekében szükséges a legutóbb a 78/365/EGK irányelvvel [2] módosított 71/318/EGK irányelv [3] módosítása;mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a mérőeszközök kereskedelme műszaki jellegű akadályainak elhárítását célzó irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikkA 71/318/EGK irányelv mellékletének I.B. 3.2.3., I.B. 8., I.B. 9.2.1., I.B. 10., II. 5.2.1., III. 3.1.1., III. 3.3, III. 7.1. pontjai ezen irányelv melléklete szerint módosulnak.2. cikkA tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1983. május 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.3. cikkEnnek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.Kelt Brüsszelben, 1982. július 1-jén.a Bizottság részérőlKarl-Heinz Narjesa Bizottság tagja[1] HL L 202., 1971.9.6., 1. o.[2] HL L 104., 1978.4.18., 26. o.[3] HL L 202., 1971.9.6., 21. o.--------------------------------------------------MELLÉKLETI.B. 3.2.3. A kimeneti tengelyeket megfelelő védőburkolattal kell védeni, amennyiben nincs csatlakoztatva hozzájuk leszerelhető kiegészítő berendezés.I.B. 8. A hitelesítő jelölések és plombák elhelyezése8.1. A jelölések és plombák helyét úgy kell megválasztani, hogy a leplombált rész esetleges kiszerelése során a rögzített jelölés vagy plomba megsemmisüljön.8.2. Ha az I.B. 4.1. pontban meghatározott feliratokat egy különálló, nem tartósan rögzített adattáblán helyezték el, akkor a pecsétek vagy jelölések egyikét úgy kell elhelyezni, hogy az adattábla eltávolításakor a jelölés vagy a plomba megsemmisüljön; ezzel kell megakadályozni az adattábla eltávolítását.8.3. A hitelesítő jelölések és plombák helyeiről gondoskodni kell:a) minden táblán, amelyek nincsenek tartósan rögzítve, és az ebben a mellékletben előírt adatok egyikét tartalmazzák;b) a mérőóra minden olyan részén, amelyeket egyéb módon nem lehet biztosítani olyan beavatkozások ellen, amelyek által lehetséges:- a mérőóra számlálóegységének adatait befolyásolni vagy megváltoztatni,- a mérőegység és a számlálóegység közötti átvitelt módosítani vagy megszakítani,- a mérőóra méréstechnikai szempontból fontos részeit eltávolítani, vagy az előírt helyzetből elmozdítani;c) a leszerelhető kiegészítő berendezések, illetve védőburkolatok csatlakozási helyein, az I.B. 3.2.3 alapján.I.B. 9.2.1. Az EGK-elsőhitelesítésre beállított mérőórának üzemkész állapotban kell lennie. Az EGK-elsőhitelesítés nem ad garanciát az esetlegesen a mérőórához kapcsolt, az I.B.3.1. és I.B.3.2. szakaszban meghatározott kiegészítő eszközök megfelelő működésére vagy a leolvasásuk pontosságára. Az ilyen kiegészítő eszközökre nem kerül EGK-elsőhitelesítési jel vagy EGK-plomba, az I.B. 8.3. c) alapján felállított csatlakozások kivételével.I.B. 10. Hitelesítési jelek és plombák10.1. ElhelyezésAzokat a mérőórákat, amelyek a hitelesítés során megfeleltek, el kell látni- az EGK-hitelesítési jellel,- az EGK-plombával az I.B. 8.3. pontban meghatározott helyeken.10.2. ÉrvényességAz EGK-hitelesítési jelek és plombák elhelyezése egy gázmérőórán kizárólag azt igazolja, hogy ez a mérőóra megfelel ezen irányelv előírásainak.II. 5.2.1. Ha a kimeneti tengelyeket az I.B. 3.2.1. vagy az I.B. 3.2.2. pont szerint a mérőórán jelölt legnagyobb forgatónyomatékkal terhelik, a fellépő változások a mérőn Qmin-nél legfeljebb 1,5 %-ot érhetnek el, a II 6.3.2. pont sérelme nélkül.III. 3.1.1. A mérőóráknak tartalmazniuk kell bemeneti és kimeneti, a statikus nyomás mérésére alkalmas megcsapolásokat a nyomásesés megállapításának lehetővé tétele érdekében; a bemeneten mért nyomás adja meg a referencia nyomást.III. 3.3. Nyomásmegcsapolások3.3.1. A nyomásmegcsapolási furatok átlagos átmérője 3 mm legyen. A résformájú nyomásmegcsapolásoknak az áramlás irányában legalább 2 mm szélesnek kell lenniük, legkisebb keresztmetszetük pedig 10 mm2.3.3.2. A nyomásmegcsapolásoknak gázzáró szerkezettel kell rendelkezniük.3.3.3. A referencianyomás nyomásmegcsapolását látható és tartós formában el kell látni a "pr", az egyéb nyomásmegcsapolásokat pedig a "p" jelöléssel.III. 7.1. Pontossági vizsgálatokA mérőóra akkor teljesíti a legnagyobb megengedett hiba tekintetében támasztott követelményeket, ha ezek a követelmények a következő térfogatáramoknál teljesülnek:Qmin, 0,10 Qmax (ha ez az érték magasabb, mint Qmin ), 0,25 Qmax, 0,40 Qmax, 0,70 Qmax és Qmax.Ha a vizsgálatot eltérő körülmények között végezték, az eredményeknek legalább egyenértékűeknek kell lenniük a fent említett módszer alapján szerzettekkel.--------------------------------------------------