CELEX: 51978PC0134
Language: nl
Date: 1978-04-03
Title: VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD van 3 april 1978 houdende aanpassing aan de vooruitgang der techniek van de richtlijn van de Raad van 19 november 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten inzake stoffelijke lengtematen (door de Commissie bij de Raad ingediend)

ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (78) 134
Vol. 1978/0047
 ---pagebreak--- Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
 ---pagebreak--- COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
                                                            COM(78)134 def.
                                                            Brussel , 3 april 1978
                     VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD
                                 van 3 april 1978
  houdende aanpassing aan de vooruitgang der techniek van de richtlijn
  van de Raad van 19 november 1973 betreffende de onderlinge aanpassing
     van de wetgevingen der lid-staten inzake stoffelijke lengtematen
                    ( door de Commissie bij de Raad ingediend )
,C0M(78 ) 134 def .
 ---pagebreak---                                         TOELICHTING
I. ALGEMEEN
     De richtlijn van de Raad ( 73/ 362 / EEG ) betreffende de onderlinge aanpas­
     sing van de wetgevingen der lid-staten inzake stoffelijke lengtematen
     is op 19 november 1973 goedgekeurd .
     Sedert deze goedkeuring hebben enkele lid-staten en het Comité Européen
    de l'Outillage ( CEO - Europees comité van gereedschapmakers ), een vereni­
    ging van de betrokken bedrijven , bij de Commissie verschillende verzoeken
     ingediend om over te gaan tot de aanpassing van deze richtlijn aan de
     stand van de techniek .
     Deze verzoeken vonden met name hun rechtvaardiging in het feit dat op de
     Europese markt nieuwe lengtematen waren verschenen waarop de richtlijn
     niet van toepassing was , en dat tevens rekening diende te worden gehou­
     den met nieuwe fabricagemethoden , ten einde aan de Europese wettekst een
     grotere draagwijdte te verlenen .
     Naar aanleiding van deze verzoeken en na ter zake een grote hoeveelheid
     gegevens te hebben verzameld , hebben de diensten van de Commissie gedu­
     rende meer dan 2 jaar vergaderingen van regeringsdeskundigen georgani seerddi e
     in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de industrie plaatsvon-
     den .
II . PROCEDURE
     Na gedurende enkele jaren te zijn toegepast kunnen de richtlijnen van
     de Raad ten opzichte van de fabricagetechnieken van de betrokken instru­
     menten totaal verouderd blijken ; de technische vooruitgang verloopt inder­
     daad soms zo snel dat het zowel op nationaal als internationaal niveau ge­
     beurt dat wetteksten op die manier uit de tijd raken .
                                  i         -    f       '              >
     De Raad die zich hiervan bewust was , heeft reeds in 1969 bij de vaststel^
      ling van het algemene programma tot opheffing van technische handelsbe­
      lemmeringen een 'resolutie aangenomen betreffende de aanpassing van de richt­
      lijnen aan de vooruitgang van de techniek . Deze resolutie is op 28 mei 1969
     goedgekeurd en in het Publikatieblad van 17 juni 1969 op blz.8 gepubliceerd .
      In de artikelen 17 , 18 en 19 van de richtlijn van de Raad van 26 juni 1971
     betreffende voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende
     algemene bepalingen ( 71 / 316 / EÊG ) is de desbetreffende procedure vastgesteld
     en tevens voorzien in de oprichting van een comité voor deze aanpassingen .
     Op basis van deze verschillende gegevens en rekening houdend met de vast -,
     gestelde procedure hebben de diensten van de Commissie na afloop van de
      vergaderingen met.de nationale deskundigen een ontwerp-ri cht l i jn uitge­
      werkt tot aanpassing van de " richtlijn betreffende stoffelijke lengtematen .
      aan de vooruitgang van de techniek .
 ---pagebreak---                                       - 2 -
        De door de diensten van de Commissie bijgewerkte tekst was niet al­
        Leen goedgekeurd door de bc-trokken industrieën , maar had tevens de
        vrijwel algemene instemming verworven van dp nationale deskundigen
        die aan de uitwerking van dit ontwerp hadden deelgenomen . Een volle­
        dige eensgezindheid kon niet worden bereikt omdat de deskundigen van
        een lid-staat erop hadden gewezen dat zij , hoewel zij met de voorge­
        stelde wijzigingen akkoord gingen , nog andere wijzigingen hadden wil­
        len aanbrengen en van mening waren dat het voorstel niet ver genoeg
        ging . Hun aanvullende voorstellen konden echter de goedkeuring van
        de overige deskundigen niet wegdragen en de diensten van de Commissie
        hebben dan ook geoordeeld dat deze niet in de tekst dienden te worden
        opgenomen .
        Onder deze omstandigheden en ten einde een vertraging in de bijwerking
        van deze richtlijn van de Raad te voorkomen , heeft de vertegenwoordi­
        ger van de Commissie binnen de termijn vastgesteld in het reglement
        van orde van het comité , aan elke lid-staat de ontwerpen toegestuurd .
        Gedurende deze termijn hebben de diensten van de Commissie twee op­
        merkingen, ontvangen .                                       V          *
        Een daarvan had betrekking op de nieuwe formulering van punt 4.1 ( over­
        schrijding van de hoofdmerktekens ) die door een delegatie niet kon
        worden aangenomen op grond van het feit dat door dit nieuwe voorschrift
      ' een verschil ih interpretatie dreigde te ontstaan met betrekking tot
        het overeenkomstige punt van de > internationa le aanbeveling No . 35 van
        de Internationale Organisatie voor Wettelijke Metrologie ( OIML ). Een
        delegatie gaf te kennen dat dit voorstel tot aanpassing aan de vooruit­
        gang van de techniek naar haar mening niet grondig genoeg was .
III .   ADVIES VAN, HET COMITÉ
        Rekening houdend met deze 'situatie is de ontwerpaanpassing op 19 janua­
        ri 1978 voorgelegd aan het bevoegde - comité voor aanpassing aan de
        vooruitgang van de techniek , nl . het " comité meetmiddelen ". Dit comité
        heeft geen gunstig advies uitgebracht , omdat twee delegaties zich
        uiteindelijk hebben aangesloten bi ] het standpunt dat de ontwerp-
        aanpassing in overeenstemming zou moeten zijn met de tekst van de OIML
        voor het voorschrift betreffende de schaalverdeling en becijfering van
        lengtematen . Aangezien de gekwalificeerde meerderheid niet iö bereikt
        dient de Commissie de procedure voort te zetten zoals vastgesteld in' ,
        de resolutie van de Raad van 28 mei 1969 , d.w.z . dat bij de Raad on­
        verwijld een voorstel betreffende de te nemen maatregelen moet woi–
        den ingediend .
        Hoewel men de gekwalificeerde meerderheid niet heeft kunnen bereiken
        voor het aan het comité voorgelegde ontwerp , hebben de diensten van .
        de Commissie het toch wenselijk geacht het ongewijzigd aan de Raad
        voor te leggen , omdat zij er nog steeds van overtuigd zijn dat dit
        ontwerp , gezien de huidige stand van de technologie , het meest geschikt
        is om te voldoen aan de behoeften van de industrie in de Gemeenschap .
        Iedere wijziging in de voorgestelde tekst zou namelijk de meeste
        delegaties in moeilijkheden kunnen brengen ; c!e meerderheid van de
        gedelegeerden heeft trouwens aan elk van de punten afzonderlijk haar
        goedkeuring gehecht .
 ---pagebreak---                                     - 3
IV . CONCLUSIES EN VOORSTEL
     Gezien bovenstaande overwegingen wordt , overeenkomstig de procedure
     in de resolutie van de Raad van 28 niei 1969 , artikel 3 , lid b en in
     artikel 19 , lid 3 , sub b van de richtlijn van de Raad van 26 juli 1971
     betreffende voor meetmiddelen en metrologi sche controlemethoden gelden­
     de algemene bepalingen , aan de Commissie voorgesteld het bijgevoegde
     richtlijnvoorstel aan de Raad voor te leggen .
                                 >
 ---pagebreak---                                 RICHTLIJN VAN DE RAAD
houdende aanpassing aan de vooruitgang der techniek van richtlijn 71 / 316 /EEG
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten inzake
STOFFELIJKE LENGTEMATEN
gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,
gelet op de richtlijn van de Raad van 26 juli 1971 ( 71 / 316 / EEG) inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende voor
meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen
( 1 ), gewijzigd bij de Toetredingsakte , inzonderheid op de artikelen 17 ,. 18 en
19 ,
gelet op de richtlijn ( 73 / 362 /EEG) van de Raad van 19 november 1973 betreffen­
de de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten inzake stoffe-
                                                »
lijke lengtematen ( 2 ),
gezien het voorstel van de Commissie ,
overwegende dat sedert de uitwerking en goedkeuring van de richtlijn
( 73 / 362 / EEG) nieuwe stoffelijke lengtematen zijn ontwikkeld en dat het bijge­
volg , ten einde rekening te houden met de vooruitgang van de techniek , ge­
wenst is de richtlijn te wijzigen ,                         '
overwegende dat de Commissie op 19 januari 1978 een wijzigingsvoorstel voor
advies heeft voorgelegd aan het Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek der richtlijnen voor de opheffing van technische handelsbe­
lemmeringen in de sector meetmiddelen en dat de Commissie , bij gebreke van
een advies van het Comité , overeenkomstig de procedure van artikel 19 , lid 3 ,
sub b ) , van Richtlijn 71 / 316 / EEG de te nemen maatregelen aan de Raad heeft
voorgesteld .
( 1 ) PB nr . L 202 van 6.9.1971 , blz . 1 .
( 2) PB nr . L 335 van 5.12.1973 , blz . 56 .
 ---pagebreak--- EEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD
                                               /         . ,
                                Artikel 1
In de bijlage bij de richtlijn van de Raad
( 73/362/EEG) worden de punten 3.6 , 4.1 , 5.1 , 6.3 , 7.1 , 7.2 , 7.3, 8, 9.1 , 9 .
en 9.4 gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn .
 Punt 9.5 . wordt geschrapt .
                                Artikel 2
1 . De lid-staten voeren de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
    bepalingen in om aan het bepaalde in deze richtlijn te voldoen
    op een zodanige wijze dat die bepalingen één jaar na kennisgeving
    van deze richtlijn van kracht worden.    Zij stellen de Commissie daarvan
    onmiddellijk op de hoogte .
2 . De lid-staten brengen de tekst van de nationale wettelijke bepalingen
    die zij op het door deze richtlijn bestreken gebied goedkeuren , ter
    kennis van de Commissie .
               "   ■ .          Artikel 3
Deze richtlijn is gericht tot de lid-staten.
                                              Gedaan te Brussel ,
                                              Voor de Raad
 ---pagebreak---                       BIJLAGE
Meetbanden moeten zodanig zijn uitgevoerd dat , wanneer de band
op een plat vlak wordt uitgelegd , de randen daarvan nagenoeg
rechtlijnig en onderling evenwijdig zijn.
Op de lengtematen moeten over de nominale meetlengte duidelijke , ge­
lijkmatige en onuitwisbare merktekens en becijferingen zijn aange­
bracht die zodanig zijn uitgevoerd dat zij een betrouwbare , gemakke­
lijke en ondubbelzinnige aflezing mogelijk maken.
Enkele niet becijferde merktekens mogen echter zijn aangebracht
voorbij de hoofdmerktekens .
De nominale lengte van de lengtematen moet een der volgende waarden
hebben : 0,5 - 1 - 1»5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 meter of
een geheel veelvoud van 5 meter.
Al deze opschriften moetên zichtbaar en leesbaar nabij het begin
van de lengtemaat zijn aangebracht .
Met toestemming van de verantwoordelijke nationale dienst mogen
sommige van deze opschriften echter op een niet -afneembaar gedeelte
van dit meetmiddel worden aangebracht , In dit geval moet in het cer­
tificaat van   EEG-modelgoedkeuring de plaats van deze opschriften
zijn aangegeven.
Indien het bovendien wegens de breedte van de lengtemaat niet mo­
gelijk is het EEG-modelgoedkeuringsteken leesbaar aan te brengen ,
mag dit teken , in afwijking van de voorschriften van punt 3«1 van
bijlage I bij richtlijn ( 71/3I6/EEG ) van de Raad van 26 juli 1971
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-stat en
betreffende voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden
geldende algemene bepalingen en zulks overeenkomstig punt 3«5 van
die bijlage , in de vorm van onderstaande merken worden aangebracht
en wel in de aangegeven volgorde :
 ---pagebreak---                                           - £  -
              - de gestileerde Letter ^          -
              - de kenletter(s ) van de Lid-staat : die de EEG-modelgoedkeuring
                heeft verleend
              - de Laatste twee cijfers van het jaar van de EEG-modelgoed-
                keuring
              - het kencijfer van.de EEG-modeLgoedkeuring ( b.v .    F 75 5345 ).
7.       Maximaal toelaatbare fouten !
7.1 .    De in deze richtlijn omschreven lengtematen zijn volgens hun
         nauwkeurigheidsgraad ingedeeld in 3 klassen , aangeduid met de
         ci j fers 1 , II cn III .
         Voor de eerste EEG-ijk van lengtematen wordt de maximaal toelaat­
         bare fout , in plus of min ,
         a ) van de nominale lengte en
         b ) van de afstand tussen twee andere willekeurige niet-opeenvol-
              gende merktekens
         uitgedrukt als functie van de beschouwde lengte in een formule van
         de vorm (a + bL ) mm , waarin :
         - L de naar boven op het gehele aantal meters afgeronde waarde van
            de beschouwde Lengte voorstelt ,
         ■ a en b coëfficiënten zijn die voor iedere nauwkeurigheidsklasse
            in de volgende tabel zijn vastgesteld :
                       Nauwkeur igheidsk lasse
                                    :              n
                                                          a
                                                                       η        |
                                                           *                    i
                              •   1                      °' 1  ■'     °' 1
                                 ii                    . 0,3           0,2
                                III                      0,6      |    0,4
7.2
Z.2.1 . De maximaal toelaatbare fout , in plus of min , van de lengte van
        de schaaldelen met een waarde van ten hoogste 1 cm is voor elke
        nauwkeurigheidsklasse in onderstaande tabel vastgesteld :
 ---pagebreak---                                         - 3 -
           Lengte i van het "beschouwde             Maximaal toelaatbare fout in milli­
           schaaldeel                               meter per nauwkeurigheidsklasse
                                                       I         II           III
                    i ^ 1 mm                   !!     0,1 I     0,2           0,3
                        **                     l            i
          1 æm <, i 4 1 ca                     I■     0,2 Ii    0,4     t
                                                                              0,6
         Ten aanzien van de lengte van schaaldelen met een waarde van meer dan 1 cm ,
         wordt de maximaal toelaatbare fout uitgedrukt als functie van de lengte van
         het schaaldeel in de formule (a + bL ) mm , waarin de waarden van de coëffi-
         ciënten a en b gelijk zijn aan die welke in punt 7.1 zijn vermeld en L de
         naar boven afgeronde waarde aan de beschouwde lèngte i voorstelt .
7.2.2 . Het maximaal toelaatbare verschil tussen de lengten i van twee opeenvolgende
         schaaldelen , met een waarde van ten hoogste 1 cm , is voor elke nauwkeurig-
         heidsklasse in onderstaande tabel vastgesteld :
           Lenge i van het schaaldeel               Maximaal toelaatbaar verschil in
                                                    millimeter per nauwkeurigheidsklasse
                                                         I       II          III
                    i ^ 1 mm                           0 ,!      0,2         0,3
           1 mm     i      T cm                        0,2       0,4         0,6
                                                              j
                                                  1                   i
       ' Ten aanzien van de lengte van schaaldelen met een waarde van meer dan 1 cm ,
         wordt het maximaal toelaatbare verschil tussen de lengten i van twee op-,
         eenvolgende schaaldelen uitgedrukt als functie van de lengte van de schaal­
         delen in de formule (a + bL ) mm , zoals vastgesteld in punt 7*2. 1.
 7.3 . Bij een eindmaat of een streep-eindmaat wordt de maximaal toelaatbare fout ,
         in plus of min , van de lengte van heteindschaaldeel , begrensd door een
         eindvlak , vergroot met :
         - 0,1 mm voor lengtematen van klasse I
         - 0,2 mm voor lengtematen van klasse II
         - 0,3 mm voor lengtematen van klasse III
 ---pagebreak---  De bepalingen van de punten 7.1 en 7.2.2 zijn echter niet van
 toepassing :
 - als een der twee niet-opeenvolgende merktegens , waarvan sprake in
   punt 7.1.b , een vlak is , en
 - als een der twee opeenvolgende schaaldelen, waarvan sprake in
   punt 7.2.2 , een eindschaaldeel is , begrensd door een eindvlak .
IJkmerken-
Iedere lengtemaat dient zodanig te zijn uitgevoerd dat daarop de
ijkmerken kunnen worden aangebracht . welke zijn^voorgeschreven hij
de richtlijn van de Raad van 26 juli 197 1 inzake de onderlinge aan­
passing van de wetgevingen der lid-staten betreffende voor meetmid-
delen en metrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen»
Daartoe moet nabij het begin van de lengtemaat op de lengtemaat zelf ,
of op een niet-afneembare hulpinrichting een plaats zijn voorzien.
Meetbanden van glasvezel en kunststof die eindmaten , streeTanaten of
streep-eindmaten kunnen zijn
Nominale lengte tussen 0,5 en 100 meter.
De trekkracht , in de orde van grootte van 20 ïf , moet op de lengtemaat
zijn aangegeven.
De vrije uit einden van eindmaten of streep-eindmaten moeten zijn voor­
zien van een slijtvaste schoen of van een ander slijtvast beslag.
Deze lengtematen behoren tot de nauwkeurigheidsklasse I , II of III .
Uit één stuk bestaande stijve of buigzame lengtematen van metaal of
enig ander materiaal             -
Nominale lengte tussen 0,5 en 5 meter.
De referentietemperatuur mag in bepaalde gevallen afwijken van 20 °C .
 ---pagebreak---                                         - 5 -
        Deze lengtematen omvatten tevens peilstokken dxe worden gebruikt om
        de -hoogte van vloeistofspiegels te meten.
        Het uiteinde van stijve peilstokken moet zijn voorzien van een stoot - -
        en slijtvaste rand of schoen van materiaal dat vonkvorming voorkomt .
        Deze lengtematen "behoren tot de nauwkeurigheidsklasse .1 of II ;
9.4 ... Stalen meetbanden
9.4.1 . Eindmaten , streepmaten of streep-eindmaten , voorzien van een oprol-
        inrichting.       .
     I
        Nominale lengte tussen 0,5 en 10 meter ; de meetbanden met een nominale
        lengte tussen 5 en 10 meter moeten een gebogen doorsnede hebben.
        Deze lengtematen kunnen zijn gevat in een houder waarvan een der zijden
        deel kan uitmaken van het metende gedeelte , met name voor het meten
        van binnenafmetingen ; het vrije uiteinde van deze lengtematen is voor­
        zien van een haakje of van een al dan niet verschuifbare lip.
        Deze lengtematen behoren tot de nauwkeurigheidsklasse I of II .
9.4.2 . Eind- of streepmaten , bestemd voor het additief meten van lengten
        die groter 'zijn dan de nominale lengte van die lengtematen.
        Nominale lengte :: 5 > 10 » 20 , 50 , 100 200 meter.
        De trekkracht , in de orde van grootte van 50 N , moet op de lengtemaat
        zijn aangegeven.
                                                   /
        Deze lengtematen zijn aan beide uiteinden van handgrepen of ringen
        voorzien.
        Indien de handgrepen in de nominale meetlengte zijn begrepen , moeten
        zij zodanig zijn uitgevoerd dat hun draaibeweging geen meetonzekerheid
        veroorzaakt .
        Deze lengtematen behoren tot de nauwkeurigheidsklasse I of II .
 ---pagebreak---                                      - 6 -
9»4*3 « Streep– of streep–eindmaten , voorzien van een oprolinrichting f die
        niet best end. zijn voor add.itieve metingen»
        Nominale lengte tussen 5 en 200 meter.
        De referentietemperatuur mag in "bepaalde gevallen afwijken van 20° C,
        De trekkracht , in de orde van grootte van 50 N , moet op de lengte­
        maat zijn aangegeven.
        Het vrije uiteinde moet zijn voorzien van een handgreep , een ring of
        haak die niet in de nominale meetlengte is "begrepen.
        Deze lengtematen "behoren, tot de nauwkeurigheidsklasse I of II ,
9.4«4 « Streep- eind-maten voorzien van een verzwaringslichaam , die als peil-
        maten worden gebruikt om de hoogte van vloeistofspiegels te meten,
        Nominale lengte tussen 5 en 50 meter.
        De referenti et.emperatuur mag in bepaalde gevallen afwijken van 20° C ,
        De trekkracht , die voldoende moet zijn om de meetband op correcte
        wijze te strekken , moet op de lengtemaat zijn aangegeven. Deze trek­
        kracht wordt op de lengtemaat uitgeoefend door middel van een
        verzwaringslichaam waarop zijn massa moet zijn vermeld.
        Eet hoofdmerkteken aan het begin van de schaalverdeling wordt gevormd
        door het grondvlak van een verzwaringslichaam van doelmatige vorm , dat
        van een materiaal is vervaardigd dat vonkvorming voorkomt .
        Het verzwaringslichaam is vast dan wel beweeglijk zodanig met de meet-
        band verbonden dat de bevestiging of beweeglijke verbinding geen
        meet onzekerheid veroorzaakt ,                        ,
 ---pagebreak---                             - 7 -
De /-band is over de totale meetlengte door middel van strepen in milli­
meters verdeeld ; deze verdeling loopt door op een afgeplat zijvlak
van het verzwaringslichaam.
Het andere uit einde van de lengtemaat kan van een oprolinrichting
zijn voorzien.
Deze lengtematen behoren tot de nauwkeurigheidsklasse I of II ; de
maximaal toelaatbare fout van het samenstel van meetmiddel en verzwa-
ringslichaam is evenwel nooit kleiner dan 0,6 mm#