CELEX: 31974L0331
Language: pl
Date: 1974-06-12 00:00:00
Title: Dyrektywa Komisji z dnia 12 czerwca 1974 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do liczników objętości gazu

Ważna informacja prawna

|

31974L0331

Dziennik Urzędowy L 189 , 12/07/1974 P. 0009 - 0010 Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 4 P. 0028  Specjalne wydanie greckie: Rozdział 13 Tom 2 P. 0258  Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 4 P. 0028  Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 13 Tom 3 P. 0247  Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 13 Tom 3 P. 0247 

		Dyrektywa Komisjiz dnia 12 czerwca 1974 r.dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do liczników objętości gazu(74/331/EWG)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,uwzględniając dyrektywę Rady nr 71/316/EWG [1] z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej [2], dotyczącego przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, podpisanego w Brukseli dnia 22 stycznia 1972 r., w szczególności jej art. 17, 18 oraz 19,uwzględniając dyrektywę Rady nr 71/318/EWG [3] z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do liczników objętości gazu,a także mając na uwadze, co następuje:element kontrolny gazomierza powinien pozwalać na odczyt fotoelektryczny ilości obrotów wykonanych przez ten element, biorąc pod uwagę postęp techniczny w tej dziedzinie;metodę proponowaną przez Zjednoczone Królestwo dotyczącą przeprowadzania legalizacji pierwotnej EWG liczników objętości gazu można uznać za podobną do tej ustanowionej w dyrektywie Rady nr 71/318/EWG, w przypadku gdy metoda ta jest stosowana do przepływu w zakresie 0,3 Qmin, przy zastosowaniu maksymalnego dopuszczalnego błędu wynoszącego 10 %; biorąc przy tym pod uwagę postęp techniczny oraz, w razie potrzeby, zmianę dyrektywy;pozostałe zmiany są wzorowane na wskazówkach zawartych w wyżej wymienionym akcie;środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania Dyrektyw do Postępu Technicznego w celu Zniesienia Barier Technicznych w Handlu w Sektorze Przyrządów Pomiarowych,PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:Artykuł 1W Załączniku do dyrektywy Rady nr 71/318/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. teksty w ppkt 5.2.4. rozdziału I B, ppkt 4.3, 7.2.6 oraz 8.1 rozdziału II, jak również tabela w ppkt 2.1 i w ppkt 7.1 lit. b) rozdziału III zastępuje się tekstami zawartymi w Załączniku do niniejszej dyrektywy.Artykuł 21. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w ciągu 12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.Artykuł 3Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.Sporządzono w Brukseli, dnia 12 czerwca 1974 r.W imieniu RadyFrançois-Xavier OrtoliPrzewodniczący[1] Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 1.[2] Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14.[3] Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 21.--------------------------------------------------ZAŁĄCZNIK1. Tekst rozdziału I B ppkt 5.2.4 Załącznika otrzymuje brzmienie:"Wskazówka lub znak odniesienia muszą być wystarczająco cienkie, aby pozwolić na pewny i łatwy odczyt.Element kontrolny może posiadać usuwalny pomiarowy znak odniesienia i powinien być wystarczających rozmiarów, aby pozwolić na fotoelektryczne odczytywanie danych. Pomiarowy znak odniesienia nie może ukrywać cechowania; w razie konieczności może on zastąpić cyfrę 0. Nie może to kolidować z dokładnością odczytu."2. Po tabeli znajdującej się w rozdziale II ppkt 4.3 Załącznika dodaje się zdanie w brzmieniu: "Objętość powietrza, która ma być zmierzona, może być zastąpiona przez objętość, która w przybliżeniu odpowiada całkowitej liczbie obrotów elementu kontrolnego."3. Tekst rozdziału II ppkt 7.2.6 Załącznika otrzymuje brzmienie:"7.2.6. Po teście zmęczeniowym przyrządy pomiarowe (z wyłączeniem co najwyżej jednego z nich, w przypadku gdy testy zostały przeprowadzone na co najmniej trzech przyrządach pomiarowych) muszą spełniać następujące wymagania:a) w zakresie przepływu różnica między maksymalnym a minimalnym błędem jako funkcja przepływu Q nie może przekraczać wartości 4 % dla każdego przyrządu pomiarowego;b) wartości błędu nie mogą się różnić o więcej niż 1,5 % od początkowych odpowiednich wartości;dla szybkości Qmin błąd ten stosuje się tylko dla odchyleń w kierunku ujemnym;c) spadek ciśnienia mechanicznego nie może przekraczać więcej niż 20 N/m2 (0,2 milibarów)".4. Tekst rozdziału II ppkt 8.1 Załącznika otrzymuje brzmienie:"8.1. Testy dokładnościUznaje się, iż przyrząd pomiarowy spełnia wymagania dotyczące maksymalnych dopuszczalnych błędów, w przypadku gdy spełnia te wymagania przy następujących szybkościach przepływu:a) przy szybkości przepływu Qmin;b) przy szybkości przepływu rzędu 1/5Qmax;c) przy szybkości przepływu Qmax.W przypadku gdy badanie jest przeprowadzone w innych warunkach, musi ono gwarantować wyniki co najmniej równe do tych otrzymywanych w badaniach określonych powyżej".5. Tabelę w rozdziale III ppkt 2.1 zastępuje się następującą tabelą:G | Qmax m³/h | Zakres pojemności |małe | średnie | duże |Qmin m²/h | Qmin m²/h | Qmin m²/h |25 | 40 | 8 | 4 | 2 |40 | 65 | 13 | 6 | 3 |65 | 100 | 20 | 10 | 5 |100 | 160 | 32 | 16 | 8 |160 | 250 | 50 | 25 | 13 |250 | 400 | 80 | 40 | 20 |400 | 650 | 130 | 65 | 32 |650 | 1000 | 200 | 100 | 50 |1000 | 1600 | 320 | 160 | 80 |6. W rozdziale III ppkt 7.1 Załącznika lit. b) otrzymuje brzmienie:"b) dla turbinowych przyrządów pomiarowych:Qmin – 1,5 Qmin – 2,5 Qmin – 0,25 Qmax – 0,5 Qmax i Qmax."--------------------------------------------------