CELEX: 31975L0033
Language: da
Date: 1974-12-17 00:00:00
Title: Rådets direktiv 75/33/EØF af 17. december 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om koldtvandsmålere

Avis juridique important

|

31975L0033

Rådets direktiv 75/33/EØF af 17. december 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om koldtvandsmålere  

EF-Tidende nr. L 014 af 20/01/1975 s. 0001 - 0009 den finske specialudgave: kapitel 13 bind 4 s. 0069  den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 3 s. 0022  den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 4 s. 0069  den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0044  den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0044 

++++  RAADETS DIREKTIV  af 17 . december 1974  om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om koldtvandsmaalere   ( 75/33/EOEF )  RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -  under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,  under henvisning til forslag fra Kommissionen ,  under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,  under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og  ud fra foelgende betragtninger :  I medlemsstaterne er baade udfoerelsen af og fremgangsmaaderne ved afproevning af koldtvandsmaalere fastlagt ved praeceptive bestemmelser , der er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat , og som derfor medfoerer hindringer for handelen med saadanne instrumenter ; der maa derfor indledes en tilnaermelse af disse bestemmelser ;  Raadets direktiv 71/316/EOEF af 26 . juli 1971 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til faelles bestemmelser om maaleinstrumenter samt om maaletekniske kontrolmetoder ( 3 ) , som aendret ved tiltraedelsesakten ( 4 ) har fastlagt fremgangsmaaden for EOEF-typegodkendelse og EOEF-foerstegangsjustering ; i henhold til det direktiv skal der fastlaegges tekniske udfoerelses - og funktionsforskrifter , som disse koldtvandsmaalere skal overholde , for at de frit skal kunne indfoeres , saelges og bruges , efter at have vaeret afproevet og forsynet med de foreskrevne EOEF-stempler og -maerker -  UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :  Artikel 1  Dette direktiv finder anvendelse paa vandmaalere til koldt vand , der er integrerende maaleapparater , som kontinuerligt bestemmer volumet af den vandmaengde , der gennemloeber dem ( med udelukkelse af al anden vaeske ) . De bestaar af en maaleanordning , som driver et taellevaerk . Vandet betegnes som " koldt " , naar temperaturen er mellem 0 * og 30 * C .  Artikel 2  De koldtvandsmaalere , der kan opnaa EOEF-stempel og EOEF-maerke , er beskrevet i bilaget til dette direktiv . De skal EOEF-typegodkendes og gennemgaa EOEF-foerstegangsjustering .  Artikel 3  Medlemsstaterne kan af grunde , som har forbindelse med maaleegenskaber , ikke modsaette sig , forbyde eller begraense salg og brug af koldtvandsmaalere , der er forsynet med maerke for EOEF-typegodkendelse og stempel for EOEF-foerstegangsjustering .  Artikel 4  1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrative eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden atten maaneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .  2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .  Artikel 5  Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .  Udfaerdiget i Bruxelles , den 17 . december 1974 .  Paa Raadets vegne  M . DURAFOUR  Formand  ( 1 ) EFT nr . C 2 af 9 . 1 . 1974 , s . 62 .  ( 2 ) EFT nr . C 8 af 31 . 1 . 1974 , s . 6 .  ( 3 ) EFT nr . L 202 af 6 . 9 . 1971 , s . 1 .  ( 4 ) EFT Specialudgave af 27 . 3 . 1972 , s . 14 .  BILAG  I . TERMINOLOGI OG DEFINITIONER  1.0 . Dette bilag finder udelukkende anvendelse paa koldtvandsmaalere med direkte mekanisk funktion ved maalekamre med bevaegelige skillevaegge eller ved vandhastighedens paavirkning af et bevaegeligt organ ( turbine , vingehjul , osv . ... ) .  1.1 . Gennemstroemningsintensitet  Gennemstroemningsintensiteten er kvotienten af det vandvolumen , som har gennemstroemmet maaleren , og gennemstroemningstiden , og voluminet udtrykkes i m3 eller liter og tiden i timer , minutter eller sekunder .  1.2 . Afgivet volumen  Det afgivne volumen er den totale vandmaengde , som har gennemstroemmet maaleren i en given tid .  1.3 . Stoerste gennemstroemning : Q max  Den stoerste gennemstroemning Q max er den stoerste gennemstroemning , som maaleren skal kunne fungere med i begraensede tidsrum med overholdelse af de maksimale tolerancer uden at lide skade og uden at graensevaerdien af tryktab overskrides .  1.4 . Nominal gennemstroemning : Q n  Den nominelle gennemstroemning Q n er lig med halvdelen af den stoerste gennemstroemning Q max , udtryket i m3/h og den benyttes til at kendetegne maaleren .  Ved nominel gennemstroemning skal maaleren kunne arbejde normalt , dvs . kontinuerligt og intermitterende med overholdelse af de maksimale tolerancer .  1.5 . Mindste gennemstroemning : Q min  Den mindste gennemstroemning Q min er den mindste gennemstroemning , fra hvilken maalerne skal overholde de maksimale tolerancer . Den bestemmes som funktion af Q n .  1.6 . Belastningsomraade  En vandmaalers belastningsomraade afgraenses af den stoerste gennemstroemning Q max og den mindste gennemstroemning Q min . Den er delt i et nedre og oevre omraade , hvor der gaelder forskellige tolerancer .  1.7 . Gennemstroemningsskael : Q t  Gennemstroemningsskaellet Q t er den gennemstroemning , som skiller nedre og oevre belastningsomraade , og ved hvilken de maksimale tolerancer skifter .  1.8 . Maksimal tolerance  Den maksimale tolerance er den stoerste vaerdi af den tilladte fejl i henhold til dette direktiv ved EOEF-typegodkendelsen og EOEF-foerstegangsjusteringen af en vandmaaler .  1.9 . Tryktab  Ved tryktab forstaas det tab , der skyldes vandmaalerens tilstedevaerelse i vandforsyningen .  II . MAALETEKNISKE KENDETEGN  2.1 . Maksimale tolerancer  De maksimale tolerancer i det nedre belastningsomraade fra og med Q min , indtil Q t er mere eller mindre 5 % .  De maksimale tolerancer i det oevre belastningsomraade fra og med Q t til og med Q max er mere eller mindre 2 % .  2.2 . Maaletekniske kategorier  Vandmaalerne inddeles efter de forud fastlagte vaerdier for Q min og Q t i tre maaletekniske kategorier som vist i nedenstaaende oversigt :  Kategorier * Q n *   * < 15 m3/h * * 15 m3/h *  Kategori A * * *  Q min vaerdi * 0,04 Q n * 0,08 Q n *  Q t vaerdi * 0,10 Q n * 0,30 Q n *  Kategori B * * *  Q min vaerdi * 0,02 Q n * 0,03 Q n *  Q t vaerdi * 0,08 Q n * 0,20 Q n *  Kategori C * * *  Q min vaerdi * 0,01 Q n * 0,006 Q n *  Q t vaerdi * 0,015 Q n * 0,015 Q n *  III . TEKNISKE KENDETEGN  3.1 . Udfoerelse - almindelige bestemmelser  Maalerne skal vaere udfoert paa en saaden maade :  1 . at de har en lang levetid og sikrer mod bedrageri ,  2 . at de opfylder dette direktivs forskrifter ved normale driftsvilkaar .  Saafremt der er mulighed for , at maalerne kan blive udsat for en utilsigtet tilbagestroemning af vand , maa de kunne taale dette uden beskadigelse eller forringelse af deres maaletekniske egenskaber , idet der dog maa forekomme en returbevaegelse i taellevaerket .  3.2 . Materialer  Vandmaaleren skal udfoeres i materialer , der er tilstraekkeligt modstandsdygtige og stabile til at taale de driftsvilkaar , som maaleren er bestemt til at fungere under . Hele maaleren skal udfoeres i materialer , der er modstandsdygtige over for saedvanligt forekommende indvendig og udvendig korrosion , og om nodvendigt beskyttes ved en passende overfladebehandling . Vendets temperatursvingninger inden for de saedvanlige driftstemperaturer maa ikke kunne aendre de materialer , der er anvendt ved fabrikationen af vandmaaleren .  3.3 . Taethed - trykbestandighed  Maalerne maa til stadighed kunne taale det kontinuerlige vandtryk , hvortil de er konstrueret , kaldet det maksimale driftstryk , uden funktionsfejl , uden at laekke , uden gennemsivning af vaeggene og uden varig deformering , Dette tryks mindste vaerdi er 10 bar .  3.4 . Tryktab  Tryktabet gennem maaleren bestemmes ved EOEF-typegodkendelsesproeverne ( og maa aldrig overstige 0,25 bar ved nominel gennemstroemning og 1 bar ved stoerste gennemstroemning .  Paa grundlag af proeveresultaterne opdeles maalerne i 4 grupper , som svarer til foelgende maksimale vaerdier for tryktab : 1 - 0,6 - 0,3 og 0,1 bar . Denne vaerdi angives i EOEF-typegodkendelsesattesten .  3.5 . Taellevaerket  Taellevaerket maa muliggoere en sikker , enkel og entydig aflaesning af det maalte vandvolumen i m3 ved simpel sidestilling af de enkelte taelleled .  Voluminet angives :  a ) enten ved én eller flere viseres stilling foran cirkelformede talskiver med skalainddeling ,  b ) eller ved aflaesning af sidestillede cifre i en eller flere aabninger ,  c ) eller ved en kombination af begge systemer .  Sort farve angiver m3 og mangefold deraf , roed farve angiver decimaler af m3 .  Sidestillede cifres synlige hoejde skal vaere mindst 4 mm .  Ved angivelse med sidestillede cifre ( typerne b og c ) maa den synlige bevaegelse af samtlige cifre foregaa fra neden og opad .  En hvilken som helst taelleenheds fremrykning med en enhed skal vaere fuldfoert mens det naermeste lavere taelleled udfoerer den sidste tredjedel af omdrejningen ; taellevaerket med den sidste decimal maa for type c's vedkommende bevaege sig kontinuerligt . Det samlede antal m3 skal vaere klart angivet .  Ved viser-taellevaerk ( typerne a og c ) skal visernes omdrejningsretning vaere med solen . Den i m3 udtrykte vaerdi paa hver skalas gradinddeling skal angives i 10n , idet n er et positivt eller negativt helt tal eller nul , saaledes at et system af fortloebende ti-inddelinger opstaar . Ved siden af hver skala er angivet betegnelserne : x 1000 - x 100 - x 10 - x 1 - x 0,1 - x 0,01 - x 0,001 .  I begge tilfaelde ( visere og sidestillede tal ) :   - skal symbolet for enheden m3 angives paa skiven eller i umiddelbar naerhed af talangivelsen ;   - skal det hurtigst drejende aflaeselige taelleled , som er kontrolled og hvis skalavaerdi er den saakaldte " justeringsvaerdi " , have en kontinuerlig bevaegelse . Dette kontrolled kan vaere permanent eller anbragt midlertidigt ved tilfoejelse af loese dele . Disse dele maa ikke maerkbart paavirke maalerens maaletekniske egenskaber .  Laengden af justeringsvaerdiens skalainddeling maa ikke vaere mindre end 1 mm eller stoerre end 5 mm . Skalaen udfoeres :   - enten med lige brede delstreger , der dog ikke maa overskride en fjerdedel af afstanden mellem midterlinjerne af to paa hinanden foelgende delstreger , og som kun kan adskille sig fra hinanden ved laengde ;   - eller med kontrastbaand , hvis konstante bredde er lig med skalainddelingens laengde .  Dog er det tilladt , i et tidsrum af 6 aar og 6 maaneder efter meddelelsen af dette direktiv :  a ) at bevaegelsesretningen af sidestillede cifre er ovenfra og ned , naar dette angives ved en pil ,  b ) at skalainddelingens laengde er 0,8 mm .  3.6 . Antallet af cifre og justeringsvaerdiens talvaerdier  Taellevaerket maa , uden at vende tilbage til nulstilling , mindst kunne registrere en vandmaengde udtrykt i m3 svarende til 1 999 timers drift ved nominel gennemstroemning .  Justeringsvaerdien skal angive vaerdierne 1 gange 10n , 2 gange 10n eller 5 gange 10n . Den skal vaere tilstraekkelig lille til at sikre , at maaleusikkerheden ved justeringen ikke overstiger 0,5 % ( naar der regnes med en aflaesningsfejl , der ikke overstiger halvdelen af den mindste skalainddeling ) , og at der ved mindste gennemstroemning kun kraeves en forholdsvis ringe gennemstroemning , saaledes at afproevningen ved denne gennemstroemning ikke varer over 1 t 30 min .  I et tidsrum af 6 aar og 6 maaneder fra meddelelsen af dette direktiv tillades en varighed paa hoejst 7 timer .  Eventuelt kan en supplerende anordning ( i form af en stjerne , skive med maerke osv . ) bruges til paavisning af maaleanordningens omdrejning , foer denne viser sig tydeligt paa taellevaerket .  3.7 . Justeranordning  Maalere kan vaere forsynet med en justeranordning , hvormed forholdet mellem det viste og det afgivne volumen kan aendres . Denne anordning er paabudt for maalere , der virker ved vandhastighedens indvirkning paa et roterende organ .  3.8 . Accellerator-anordning  Enhver anordning , som kan accellerere taelleren ved drift under Q min , er forbudt .  IV . PAASKRIFTER OG MAERKER  4.1 . Identificeringspaaskrifter  Enhver maaler skal vaere forsynet med nedenstaaende laeselige og uudslettelige paaskrifter , som skal vaere anbragt samlet eller fordelt over huset , taellevaerkets talskive eller specifikationspladen :  a ) fabrikantens navn eller firmanavn eller hans fabriksmaerke ,  b ) maaleklasse og nominel gennemstroemning Q n i m3/h ,  c ) fabrikationsaar og individuelt fabrikationsnummer ,  d ) en eller to pile , som viser gennemstroemningsretningen ,  e ) EOEF-typegodekendelsesmaerke ,  f ) det maksimale driftstryk i bar , hvis det kan overstige 10 bar ,  g ) " V " eller " H " , naar maalingen kun kan fungere korrekt i lodret ( V ) stilling eller i vandret  ( H ) stilling .  4.2 . Anbringelse af justeringsmaerket  Der skal vaere plads til anbringelse af EOEF-justeringsmaerket paa en fremtraedende del af maaleren ( som regel huset ) , som er synlig uden afmontering .  4.3 . Plombering  Maalerne skal vaere forsynet med beskyttelsesanordninger , der kan plomberes , saaledes at det er umuligt saavel foer som efter maalerens korrekte installering at afmontere eller aendre maaleren eller dens reguleringsanordning uden at beskadige disse anordninger .  V . EOEF-TYPEGODKENDELSE  5.1 . Fremgangsmaade  Fremgangsmaaden ved EOEF-typegodkendelse er i overensstemmelse med forskrifterne i direktiv 71/316/EOEF .  5.2 . Typeafproevning  Efter at det ved hjaelp af ansoegningsdokumenterne om godkendelse er konstateret , at typen svarer til forskrifterne i naervaerende direktiv , gennemgaar et vist antal apparater laboratorieundersoegelser under foelgende vilkaar :  5.2.1 . Antal maalere , som skal afproeves  Det mindste antal maalere , som fabrikanten skal fremlaegge til afproevning er fastsat inedenstaaende tabel :  Nominel gennemstroemning Q n i m3/h * Antal maalere *  Q n * 5 * 10 *  5 < Q n * 50 * 6 *  50 < Q n * 1 000 * 2 *  Q n > 1 000 * 1 *  5.2.2 . Tryk  Ved de maaletekniske proever ( punkt 5.2.4 . ) skal trykket ved maalerudgangen vaere tilstraekkeligt til at forhindre kavitation .  5.2.3 . Proeveudstyr  I almindelighed afproeves hver maaler for sig i og alt fald saadan , at hver enkelt maalers individuelle kendetegn kan konstateres entydigt .  Medlemsstatens maaletekniske proeveanstalter traeffer under hensyntagen til de forskellige fejlkilder ved installationen , de noedvendige forholdsregler , for at den stoerste relative usikkerhed ved volumenmaalingen ikke overstiger 0,2 % .  Den stoerste relative maaleusikkerhed ved installationen maa vaere 5 % ved trykmaalingen og 2,5 % ved maalingen af tryktabet .  Den relative variation i gennemstroemningens volumen maa ved hver proeve ikke overstige 2,5 % fra Q min til Q t og 5 % fra Q t til Q max .  Uanset hvor proeverne udfoeres skal installationen vaere godkendt af den paagaeldende medlemsstats maaletekniske proeveanstalt .  5.2.4 . Afproevningens gennemfoerelse  Disse afproevninger omfatter foelgende arbejdsprocesser i den angivne raekkefoelge :  1 . taethedsproeve ;  2 . bestemmelse af fejlkurven som funktion af gennemstroemningsmaengden ved under hensyntagen til de af fabrikanten for den paagaeldende type foreskrevne normale installationsvilkaar ( lige til - og fraloebsroer , drosselsteder , hindringer , o.s.v . ) at konstaterne trykkets indvirkning hvorved en mulig trykafhaengighed fastslaas ;  3 . bestemmelse af tryktab ;  4 . accelereret slidproeve .  Taethedsundersoegelsen bestaar af foelgende to proever :  a ) hver maaler skal kunne taale et tryk paa 16 bar eller 1,6 gange det maksimale driftstryk i 15 minutter uden laek eller gennemsivning af vaeggene ( jfr . punkt 4.1 . f ) ) ;  b ) hver maaler skal kunne taale et tryk paa 20 bar eller 2 gange det maksimale driftstryk i 1 minut uden at blive oedelagt og uden at der indtraeder blokering ( jfr . punkt 4.1 . f ) ) .  Resultatet af proeverne nr . 2 og 3 maa vise et tilstraekkeligt antal punkter til med sikkerhed at kunne tegne kurverne for hele belastningsomraadet .  Den accelerede slidproeve foretages under foelgende vilkaar :  nom . gennemstroemning Q n i m3/h * Proevegennemstroemning * Proevens art * Antal af afbrydelser * Varighed af standsninger i sekunder * Proevegennemstroemningens varighed * Varighed af tilloeb og drosling i sekunder *  Q n * 10 * Q n * Intermitterende * 100 000 * 15 * 15 sekunder * 0,15 ( Q n ) (*) med mindst 1 sekund *   * 2 Q n * Kontinuerlig * * * 100 h * *  Q n > 10 * Q n * Kontinuerlig * * * 800 h * *   * 2 Q n * Kontinuerlig * * * 200 h * *  (*) ( Q n ) er det tal , som er lig med vaerdien af Q n udtrykt i m3/h .  Foer den foerste proeve og efter hver proeveraekke bestemmes maalefejlene ved mindst foelgende gennemstroemningsintensiteter :  Q min - Q t - 0,3 Q n - 0,5 Q n - 1 Q n - 2 Q n  For hver proeve skal gennemstroemningsmaengden vaere tilstraekkelig til at bevirke , at justeringsvaerdiens viser eller rulle foretager en eller flere fuldstaendige omdrejninger , og at virkningerne af cyklisk forvridning ophaeves .  5.2.5 . EOEF-typegodkendelsesbetingelser  En vandmaalertype godkendes , naar den opfylder foelgende krav :  a ) opfylder de administrative , tekniske og maaletekniske forskrifter i direktivet og dets bilag ; og  b ) de i punkt 5.2.4 . foreskrevne proever 1 , 2 og 3 viser , at den opfylder de maaletekniske og tekniske kendetegn i del II og III i dette bilag , og  c ) efter hver accelereret slidproeve :  1 . maa der ikke konstateres maalevariationer i forhold til den oprindelige kurve paa mere end 1,5 % mellem Q t og Q max og mere end 3 % mellem Q min og Q t ;  2 . maa maalern udvise en maksimal fejl paa mere eller mindre 6 % mellem Q min og Q t og paa mere eller mindre 2,5 % mellem Q t og Q max .  VI . EOEF-FOERSTEGANGSJUSTERING  Justeringsstedet skal godkendes af medlemsstatens maaletekniske proeveanstalt . Lokalernes indretning og proeveudstyret skal muliggoere en entydig og sikker justering , uden tidsspilde for den tilsynsfoerende . Forskrifterne i punkt 5.2.3 . skal vaere opfyldt ; dog kan maalerne serieafproeves . I dette tilfaede skal samtlige maaleres udgangstryk vedvarende vaere tilstraekkeligt til at undgaa kavitation og saeranordninger kan vaere noedvendige for at forhindre indbyrdes paavirkning af maalerne .  Proevestanden kan vaere forsynet med automatiske anordninger , omloeb , tvaersnitsredukion osv . forudsat , at hver proevekreds mellem de maalere , som skal justeres og kontrolkarrene er klart afgraendet , og at disses taethed til stadighed kan kontrolleres .  Ethvert foedesystem er tilladt , men i tilfaelde af , at flere perallelproeveledninger arbejder samtidig , maa de ikke paavirke hinanden paa en maade , der er uforenelig med bestemmelserne i punkt 5.2.3 .  Naar er kontrolkar er delt i flere kamre , skal skillevaeggene vaere saa stive , at et kammers volumen ikke varierer mere end 0,2 % , naar de tilgraenseden kamre er fyldte eller tomme .  Justeringen omfatter en noejagtighedsproeve ved mindst foelgende tre gennemstroemningsintensiteter :  a ) mellem 0,9 Q max og Q max ,  b ) mellem Q t og 1,1 Q t ,  c ) mellem Q min og 1,1 Q min .  Den foerste af disse proever omfatter aflaesning af tryktabet , som ikke maa overskride den i EOEF-typegodkendelsesmeddelelsen naevnte vaerdi .  De maksimale tolerancer er naevnt i stk . 2.1 .  For hver proeve skal gennemstroemningen vaere tilstraekkelig til at bevirke , at justeringsvaerdiens viser eller rulle foretager en eller flere fuldstaendige omdrejninger , og at virkningerne af cyklisk forvridning ophaeves .  Har alle fejl samme fortegn , skal koldtvandsmaaleren justeres saaledes , at ikke alle fejl overskrider halvdelen af den maksimale tolerance .