CELEX: 51989PC0553
Language: es
Date: 1989-10-31
Title: MODIFICACION DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO SOBRE LA APROXIMACION DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS INSTRUMENTOS DE PESAJE NO AUTOMATICOS

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
                                            COM (89) 553 final   - SYN 174
                                             Bruselas, 31 de octubre de 1989
                    Modificación de la propuesta de
                         DIRECTIVA DEL CONSEJO
  sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
        relativas a los instrumentos de pesaje no automáticos
          (presentada por la Comisión en virtud del párrafo 3
                   del articulo 149 del Tratado CEE)
 ---pagebreak---                                                                                        C&n^j
                                   Exposición de motivos
El dia 3 de enero de 1988„ la Comisión presentó a l Consejo una propuesta
de D i r e c t i v a d e l Consejo sobre la armonización técnica de instrumentos de
                         . .    1
pesaje no automáticos
Dado que l a propuesta está basada en e l a r t i c u l o 100 A d e l Tratado CEE.
se a p l i c a e l procedimiento de cooperación con e l Parlamento Europeo y de
consulta a l Comité Económico y S o c i a l .
En sesión p l e n a r i a de 31 de mayo de 1989, e l Comité Económico y Social
emitió un dictamen favorable 2 , elaborado por la sección de i n d u s t r i a
(ponente: Sr. Pearson).
 El Parlamento Europeo aprobó la propuesta en su sesión plenaria de 25 de mayo de 1989, previa
 inclusión de nueve enmiendas propuestas en un informe^ del Comité sobre asuntos económicos y
 monetarios y política industrial (ponente: Sr. Lataillade).
 Las modificaciones de la propuesta que figuran en el presente documento recogen las enmiendas
 propuestas por el Parlamento en la medida en que han sido aceptadas por la Comisión. A continua-
 ción se resumen dichas modificaciones.
 El séptimo considerando queda modificado conforme a la enmienda n 2 1 , con el fin de acentuar la
 necesidad de aplicar criterios estrictos a la hora de nombrar los organismos autorizados para
 realizar las tareas de certificación.
Se ha revisado e l Capitulo IV para i n c l u i r la enmienda n â 9. El t e x t o mo-
d i f i c a d o permite que los Estados miembros encarguen a cualquier organismo
que consideren competente la tarea de r e a l i z a r inspecciones de s e r v i c i o .
Se podrá efectuar una segunda comprobación a cargo o bajo la r e s p o n s a b i l i -
dad de los fabricantes que estén autorizados a r e a l i z a r e l procedimiento
de la declaración de conformidad ( t i p o 2 ) .
1       D O n 2 C 55 de 4.3.1989, pág. 6
2       Documento CES 363/89 fin - SYN 174
3       Documento A2 - 121/89 - SYN 174
 ---pagebreak---                                       2 -
                           Modificación de la propuesta de
                                DIRECTIVA DEL CONSEJO
        sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
               relativas a los instrumentos de pesaje no automáticos
              (en aplicación del apartado 3 del articulo 149)
 I.    Considerandos
 1.    Se añade el siguiente texto al séptimo considerando:
 H
       considerando de fundamental importancia que se garantice un alto
       nivel de   calidad de estos organismos en toda la Comunidad   "
II.    Artículos
 2.    El Capitulo IV queda modificado del siguiente modo:
 Capitulo IV - Instrumentos que hayan entrado en servicio
                                Articulo 13
 1.    Los instrumentos que lleven la marca de conformidad CE y se utilicen
 en cualquiera de las aplicaciones mencionadas en la letra a) del apartado 2
 del articulo 1 serán objeto de una inspección de servicio por parte de un
 organismo competente a fin de garantizar que siguen siendo conformes al
 modelo descrito en el certificado de homologación (si procede) y que cumplen
 los requisitos de la presente Directiva aplicables a los mismos.
 ---pagebreak---                                    - 3 -
2.    Se procederá a una segunda comprobación:
      a)  después de una reparación, modificación o un nuevo montaje;
      b)  después de su transporte a una zona geográfica donde la gravedad
          tenga un valor suficientemente distinto como para justificar una
          segunda comprobación, sobre todo con respecto al error de indi-
          cación.
Esta segunda comprobación se efectuará a cargo o bajo la responsabilidad
de un organismo notificado o un fabricante autorizado a realizar el proce-
dimiento de declaración de conformidad (tipo 2 ) .
3.    En las segundas comprobaciones, o en las inspecciones de servicio,
      se realizarán las pruebas adecuadas definidas en las normas pertinen-
      tes a que se refiere el articulo 5 u otras equivalentes.
      En las segundas comprobaciones se aplicarán los limites máximos de
      error especificados en el punto 4.1 del Anexo I. En los demás casos
      se aplicarán los limites máximos de error permitidos especificados
      en el punto 4.2. del Anexo I.   "
 ---pagebreak---                                              1
                                                                                ISSN 0257-9545
                                                                          COM (89) 553 final
                                                   DOCUMENTOS
ES                                                                                         06
                                      N° de catálogo : CB-CO-89-509-ES-C
                                                                      ISBN 92-77-54477-5
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
L-2985 Luxemburgo
                                                   Ë&milIgÈiÈf t \ ÜifrtH