CELEX: 31982L0625
Language: es
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Directiva 82/625/CEE de la Comisión, de 1 de julio de 1982, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 77/313/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los sistemas de medición de líquidos distintos del agua

Avis juridique important

|

31982L0625

Directiva 82/625/CEE de la Comisión, de 1 de julio de 1982, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 77/313/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los sistemas de medición de líquidos distintos del agua  

Diario Oficial n° L 252 de 27/08/1982 p. 0010 - 0029 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 12 p. 0112  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 12 p. 0258  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 12 p. 0112  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 12 p. 0258 

 DIRECTIVA DE LA COMISIÓN    de 1 de julio de 1982    por la que se adapta al progreso técnico la Directiva   77/313/CEE del Consejo , relativa a la aproximación   de las legislaciones de los Estados miembros sobre los   sistemas de medición de líquidos distintos del agua     ( 82/625/CEE )    LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica   Europea ,    Vista la Directiva 71/316/CEE del Consejo , de 26 de   julio de 1971 , relativa a la aproximación de las   legislaciones de los Estados miembros sobre las disposiciones   comunes a los instrumentos de medición y a los métodos   de control metrológico (1) , modificada en último lugar   por el Acta de adhesión de Grecia y , en particular ,   su artículo 17 ,    Considerando que procede modificar la Directiva   77/313/CEE (2) , habida cuenta de la evolución técnica   en este campo ;    Considerando que las medidas establecidas en la presente   Directiva concuerdan con el dictamen del Comité para la   adaptación al progreso técnico de las directivas   encaminadas a la eliminación de los obstáculos técnicos   en los intercambios comerciales dentro del sector de los   instrumentos de medición ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    El Anexo de la Directiva 77/313/CEE se modificará de la   siguiente manera :    1 . El número 2.2.6.2.3 se sustituirá por el texto   siguiente :     « 2.2.6.2.3 . Los compartimentos de la cisterna   habrán de estar equipados con un dispositivo   antirremolino , excepto si el conjunto de medición   comprendiere un separador de gases conforme al   número 1.6.2.1.4 . »    2 . Después del número 3.1.2.4.2 se añadirá el   número siguiente :     « 3.1.3 . Respecto a los sistemas de medición   contempladas en los números 2.2 y 2.4 , se podrá   otorgar la aprobación CEE de modelo basándose   en planos y esquemas , siempre que concuerden con las   disposiciones del número 4 del presente Anexo . »    3 . Se añadirá un número 4 de conformidad con el   Anexo .    Artículo 2    Los Estados miembros aplicarán las disposiciones   legales , reglamentarias y administrativas necesarias para   cumplir la presente Directiva el 1 de mayo de 1983 , e   informarán de ello inmediatamente a la Comisión .    Artículo 3    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 1 de julio de 1982 .    Por la Comisión    Karl-Heinz NARJES    Miembro de la Comisión    (1) DO n º L 202 de 6 . 9 . 1971 , p. 1 .    (2) DO n º L 105 de 28 . 4 . 1977 , p. 18 .    ANEXO    4 . SISTEMAS DE MEDICIÓN MONTADOS SOBRE CAMIONES   CISTERNAS    4.1 . Disposiciones generales    Los sistemas de medición montados sobre camiones   cisternas contemplados en los números 2.2 y 2.4 podrán   recibir una aprobación CEE de modelo , partiendo   únicamente del estudio de los documentos presentados ,   si concordaren con uno de los esquemas del número 4.2   y si satisficieren las disposiciones siguientes :    4.1.1 . Las inscripciones especificadas en el   número 1.16 deberán completarse con la indicación   del esquema adoptado .    4.1.2 . Los elementos constitutivos del sistema de   medición habrán recibido la aprobación CEE de   modelo , cuando esta aprobación se especifique bien   en la Directiva 71/319/CEE , de 26 de julio de 1971 ,   relativa a los contadores de líquidos distintos del   agua , en la Directiva 71/348/CEE , de 12 de octubre   de 1971 , relativa a los dispositivos complementarios   para contadores de líquidos distintos del agua ,   o bien en la presente Directiva .    4.1.3 . Cuando la cisterna tenga varios compartimentos ,   las tuberías de salida de los compartimentos podrán   conectarse a un sistema de medición bien por separado ,   bien por medio de un colector , salvo que se especifique   otra cosa en el esquema adoptado . En cualquier caso ,   se aplicarán las disposiciones del segundo párrafo   del número 2.2.1 .    Cuando un sistema de medición esté conectado a   varios compartimentos por medio de un colector , habrá   un dispositivo para impedir la comunicación simultánea   de varios compartimentos con el sistema de medición .   No obstante , no se aplicará esta disposición si   el sistema de medición comprendiere un separador de   gases conforme al número 1.6.2.1.4 .    4.1.4 . Si un camión cisterna comprendiera dos   sistemas de medición que pudieran conectarse a uno o   a varios compartimentos determinados , según las   necesidades , las tuberías y las válvulas se   dispondrán de modo que resulte imposible el empalme   simultáneo de los dos sistemas de medición al mismo   compartimento . Además , deberán señalarse con   claridad las conexiones entre compartimentos y sistemas   de medición , con el fin de evitar que un compartimento   se conecte erróneamente a un sistema de medición que   no sea el previsto para la medición del producto contenido   en dicho compartimento .    4.1.5 . Cuando se disponga un dispositivo antirremolino ,   se podrá combinar con la válvula del fondo del   compartimento .    4.1.6 . Las tuberías , válvulas y grifos situados   entre compartimentos y sistemas de medición deberán   disponerse de modo que resulte imposible empalmar un   sistema de medición con un depósito exterior al   camión cisterna .    4.1.7 . El filtro que de ordinario va justo a la   entrada del contador o del dispositivo de eliminación   de gases , podrá incorporarse a este último .    4.1.8 . Cuando haya dispositivos que permiten suministros   sin pasar por el contador , deberán poder precintarse   con vistas a la posible aplicación de disposiciones   nacionales .    4.1.9 . En el caso de sistemas de medición con   válvulas de dos pasos , éstas deberán construirse   de forma que resulte imposible la comunicación   simultánea entre los tres orificios .    4.2 . Esquemas    Esquema S 1    Funcionamiento por gravedad con salida permanente   a la atmósfera en el punto de transferencia : ver D.O.    Esquema S 2    Funcionamiento por gravedad sin salida permanente   a la atmósfera en el punto de transferencia , durante   los suministros : ver D.O.    Esquema S 3    El sistema de medición comprende una bomba , un   separador de gases y uno o dos tubos flexibles llenos :   ver D.O.    Esquema S 4    El sistema de medición comprende una bomba , un   separador de gases , un tubo flexible vacío o un tubo   flexible lleno y un tubo flexible vacío : ver D.O.    Esquema S 5    El sistema de medición comprende una bomba , un   purgador de gases y uno o dos tubos flexible llenos :   ver D.O.    Esquema S 6    El sistema de medición comprende un separador de   gases combinado con la bomba de alimentación , uno o   dos tubos flexibles llenos , o bien un tubo flexible   vacío , o bien un tubo flexible lleno y uno vacío :   ver D.O.    Esquema S 7    El sistema de medición comprende una bomba , un   purgador de gases especial , uno o dos tubos flexibles   llenos , o bien un tubo flexible vacío , o bien un   tubo flexible lleno y uno vacío : ver D.O.    Esquema S 8    El sistema de medición comprende una bomba , una   válvula de tres pasos , un purgador de gases especial ,   uno o dos tubos flexibles llenos , o bien un tubo   flexible vacío , o bien un tubo flexible lleno y   uno vacío : ver D.O.    Esquema S 9    El sistema de medición comprende una bomba , un   separador de gases , una válvula de mantenimiento   de presión y un tubo flexible lleno : ver D.O.