CELEX: 31993L0073
Language: sv
Date: 1993-09-09 00:00:00
Title: Kommissionens femte direktiv 93/73/EEG av den 9 september 1993 om analysmetoder för kontroll av kosmetiska produkters sammansättning

Avis juridique important

|

31993L0073

Kommissionens femte direktiv 93/73/EEG av den 9 september 1993 om analysmetoder för kontroll av kosmetiska produkters sammansättning  

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 231 , 14/09/1993 s. 0034 - 0053 Finsk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0013  Svensk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0013 

KOMMISSIONENS FEMTE DIREKTIV 93/73/EEG av den 9 september 1993 om analysmetoder för kontroll av kosmetiska produkters sammansättningEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIVmed beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,med beaktande av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter(1), senast ändrat genom direktiv 93/35/EEG(2), särskilt artikel 8.1 i detta, ochmed beaktande av följande:Enligt direktiv 76/768/EEG skall kosmetiska produkter kontrolleras av en offentlig myndighet i syfte att säkerställa att de villkor uppfylls som fastställts med stöd av gemenskapens bestämmelser.Alla nödvändiga analysmetoder bör fastställas snarast möjligt. De första fyra stegen i denna riktning har redan tagits genom kommissionens direktiv 80/1335/EEG(3), ändrat genom direktiv 87/143/EEG(4), kommissionens direktiv 82/434/EEG(5), ändrat genom direktiv 90/207/EEG(6), och kommissionens direktiv 83/514/EEG(7) och 85/490/EEG(8). Det femte steget omfattar identifiering och bestämning av silvernitrat, identifiering och bestämning av selendisulfid i mjällschampon, bestämning av lösligt barium och lösligt strontium i pigment i salt -eller substratpigmentform, identifiering och bestämning av bensylalkohol, identifiering av zirkonium och bestämning av zirkonium, aluminium och klor i antiperspiranter som inte förpackas i aerosolbehållare samt identifiering och bestämning av hexamidin, dibromhexamidin, dibrompropamidin och klorhexidin.De åtgärder som beslutas om i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning av direktiv 76/768/EEG med hänsyn till teknisk utveckling.HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att, vid offentlig kontroll av kosmetiska produkter,- identifiering och bestämning av silvernitrat,- identifiering och bestämning av selendisulfid i mjällschampon,- bestämning av lösligt barium och lösligt strontium i salt- och substratpigmentform,- identifiering och bestämning av bensylalkohol,- identifiering av zirkonium och bestämning av zirkonium, aluminium och klor i antiperspiranter som inte förpackas i aerosolbehållare,- identifiering och bestämning av hexamidin, dibromhexamidin, dibrompropamidin och klorhexidinutförs i enlighet med de metoder som anges i bilagan.Artikel 21. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 september 1994. De skall genast underrätta kommissionen om detta.När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.Artikel 3Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.Utfärdat i Bryssel den 9 september 1993.På kommissionens vägnarChristiane SCRIVENERLedamot av kommissionen(1) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 169.(2) EGT nr L 151, 23.6.1993, s. 32.(3) EGT nr L 383, 31.12.1980, s. 27.(4) EGT nr L 57, 27.2.1987, s. 56.(5) EGT nr L 185, 30.6.1982, s. 1.(6) EGT nr L 108, 28.4.1990, s. 92.(7) EGT nr L 291, 24.10.1983, s. 9.(8) EGT nr L 295, 7.11.1985, s. 30.BILAGAIDENTIFIERING OCH BESTÄMNING AV SILVERNITRAT I KOSMETISKA PRODUKTER A. Identifiering 1. Räckvidd och tillämpningsområdeDenna metod avser identifiering av silvernitrat som silver i vattenhaltiga kosmetiska produkter.2. PrincipSilvret identifieras genom den karakteristiska vita fällning som bildas tillsammans med klorjoner.3. ReagensAlla reagens skall vara analytiskt rena.3.1 Saltsyralösning, 2 M3.2 Ammoniaklösning: späd koncentrerad ammoniumhydroxidlösning (d20 = 0,88 g/ml) med samma mängd vatten och blanda.3.3 Salpetersyralösning, 2 M4. Utrustning4.1 Normal laboratorieutrustning4.2 Centrifug5. Utförande5.1 Tillsätt droppvis 2 M saltsyralösning (3.1) till cirka 1 g av provet i ett centrifugrör tills utfällningen avslutats. Blanda och centrifugera.5.2 Avskilj supernatanten och skölj fällningen en gång med fem droppar kallt vatten. Avlägsna sköljvätskan.5.3 Tillsätt en mängd vatten som är lika med fällningens volym till centrifugröret. Koka upp och rör om.5.4 Centrifugera medan innehållet fortfarande är hett. Avskilj supernatanten.5.5 Tillsätt några droppar ammoniaklösning (3.2). Blanda och centrifugera.5.6 Tillsätt några droppar 2 M salpetersyralösning (3.3) till en droppe supernatantvätska på en glasplatta.5.7 En vit fällning indikerar förekomst av silver.B. Bestämning 1. Räckvidd och tillämpningsområdeDenna metod är lämplig för bestämning av silvernitrat som silver i kosmetiska produkter som är avsedda för färgning av ögonfransar eller ögonbryn.2. PrincipSilvret i produkten bestäms genom atomabsorptionsspektrometri.3. ReagensAlla reagens måste vara analytiskt rena.3.1 Salpetersyralösning (0,02 M)3.2 Standardsilverlösningar3.2.1 Stamstandardsilverlösning, 1 000 ìg/ml i 0,5 M salpetersyralösning ("SpectrosoL" eller motsvarande)3.2.2 Standardsilverlösning, 100 ìg/ml: överför med pipett 10 ml av den stamstandardsilverlösningen (3.2.1) till en 100 ml mätkolv. Fyll på 0,02 M salpetersyra (3.1) till full volym och blanda. Denna standardlösning bör vara nyberedd och lagras i mörk glasflaska,4. Utrustning4.1 Normal laboratorieutrustning4.2 Atomabsorptionsspektrofotometer med hålkatodlampa för silver5. Utförande5.1 ProvberedningVäg noggrant upp cirka 0,1 g (m gram) homogent prov av produkten till en 1 000 ml mätkolv. Överför detta kvantitativt till en enliters mätkolv, fyll på 0,02 M salpetersyralösning (3.1) till full volym och blanda.5.2 Inställningar, atomabsorptionsspektrometriVåglängd: 338,3 nmLåga: luft-acetylenBakgrundskorrektion: jaBränsletillförsel: mager; för maximal absorbans krävs optimering av brännarhöjd och bränsletillförsel5.3 Kalibrering5.3.1 Överför med pipett till en serie 100 ml mätkolvar 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 och 5,0 ml standardsilverlösning (3.2.2). Fyll på salpetersyralösning (3.1) till full volym i varje kolv och blanda. Dessa lösningar innehåller 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, respektive 5,0 ìg silver per milliliter.5.3.2 Mät absorbansen hos en 0,02 M salpetersyralösning (3.1) och använd det erhållna värdet för silverkoncentrationen noll i kalibreringskurvan. Mät absorbansen hos varje kalibreringsstandardlösning (5.3.1). Rita kalibreringskurvan med absorbansvärden i relation till silverkoncentrationen.5.4 BestämningMät absorbansen hos provlösningen (5.1). Avläs på kalibreringskurvan den silverkoncentration som motsvarar det absorbansvärde som erhållits för provlösningen.6. BeräkningBeräkna provets silvernitrathalt i viktprocent (% viktprocent) med formeln:% (viktprocent) silvernitrat = >NUM>1,5748 × c>DE N>0 × mdär:m = analysprovets (5.1) massa i gram, ochc = silverkoncentrationen i provlösningen (5.1) i mikrogram per milliliter enligt kalibreringskurvan7. Repeterbarhet(1)Vid en silvernitrathalt på 4 % (viktprocent) får skillnaden mellan två parallellt utförda bestämningar på samma prov inte överstiga 0,05 % (viktprocent).IDENTIFIERING OCH BESTÄMNING AV SELENDISULFID I MJÄLLSCHAMPON A. Identifiering 1. Räckvidd och användningsområdeDenna metod avser identifiering av selendisulfid som selen i mjällschampon.2. PrincipSelenet identifieras genom den karakteristiska färg, gul till orange, som framträder vid reaktion med urinämne och kaliumjodid.3. ReagensAlla reagens måste vara analytiskt rena.3.1 Salpetersyra, koncentrerad (d20 = 1,42 g/ml)3.2 Urinämne3.3 Kaliumjodidlösning, 10 % (vikt:vikt): lös 10 g kaliumjodid i 100 ml vatten4. Utrustning4.1 Normal laboratorieutrustning4.2 Provrör/Kjeldahlkolv som rymmer 100 ml4.3 Värmeblock4.4 Filtrerpapper (Whatman nr 42 eller likvärdigt) eller ett 0,45 ìm membranfilter5. Utförande5.1 Tillsätt 2,5 ml koncentrerad salpetersyra (3.1) till cirka 1 g schampo i provrör/Kjeldahlkolv och koka vid 150 °C under 30 minuter i värmeblocket (4.3).5.2 Späd det kokade provet med vatten till 25 ml och filtrera genom filtrerpapper eller 0,45 ìm membranfilter (4.4).5.3 Tillsätt till 2,5 ml av filtratet 5 ml vatten och 2,5 g urinämne (3.2) och koka upp. Kyl och tillsätt 1 ml kaliumjodidlösning (3.3).5.4 En gul till orange färg, som snabbt mörknar då provet får stå, indikerar förekomst av selen.B. Bestämning 1. Räckvidd och användningsområdeDenna metod är lämplig för bestämning av selendisulfid som selen i mjällschampon som innehåller upp till 4,5 % (viktprocent) selendisulfid.2. PrincipProvet kokas tillsammans med salpetersyra och selenet i den lösning som bildas bestäms genom atomabsorptionsspektrometri.3. ReagensAlla reagens måste vara analytiskt rena.3.1 Salpetersyra, koncentrerad (d20 = 1,42 g/ml)3.2 Salpetersyralösning, 5 % (volymprocent): tillsätt 50 ml koncentrerad salpetersyra (3.1) till 500 ml vatten i en bägare under kontinuerlig omrörning. Överför denna lösning till en enliters mätkolv och fyll på vatten till volym.3.3 Stamstandardselenlösning, 1 000 ìg/ml i 0,5 M salpetersyralösning ("SpectrosoL" eller likvärdig)4. Utrustning4.1 Normal laboratorieutrustning4.2 Provrör/Kjeldahlkolv som rymmer 100 ml4.3 Värmeblock4.4 Filtrerpapper (Whatman nr 42 eller likvärdigt) eller 0,45 ìm membranfilter4.5 Atomabsorptionsspektrofotometer med hålkatodlampa för selen5. Utförande5.1 Provberedning5.1.1 Väg noggrant upp cirka 0,2 g (m gram) homogent prov av schampot i ett kokningsrör (4.2).5.1.2 Tillsätt 5 ml koncentrerad salpetersyra (3.1) och koka vid 150 °C under en timme i värmeblocket (4.3).5.1.3 Låt lösningen svalna och späd med vatten till 100 ml. Filtrera genom filtrerpapper eller 0,45 ìm membranfilter (4.4) och spara den filtrerade lösningen för bestämningen.5.2 Inställningar, atomabsorptionsspektrometriLåga: luft-acetylenVåglängd: 196 nmBakgrundskorrektion: jaBränsletillförsel: mager; för maximal absorbans krävs optimering av brännarhöjd och bränsletillförsel5.3 Kalibrering5.3.1 Överför med pipett till en serie 100 ml mätkolvar 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 och 5,0 ml stamstandardselenlösning (3.3). Fyll på 5 % (volymprocent) salpetersyralösning (3.2) till full volym i varje kolv och blanda. Dessa lösningar innehåller 10, 20, 30, 40 respektive 50 ìg selen per milliliter.5.3.2 Mät absorbansen hos en 5 % (volymprocent) salpetersyralösning (3.2) och använd det erhållna värdet för selenkoncentrationen noll i kalibreringskurvan. Mät absorbansen hos varje kalibreringsstandardlösning (5.3.1). Rita kalibreringskurvan med absorbansvärden i relation till selenkoncentrationen.5.4 BestämningMät absorbansen hos provlösningen (5.1.3). Avläs på kalibreringskurvan den selenkoncentration som motsvarar det absorbansvärde som erhållits för provlösningen.6. BeräkningBeräkna provets selendisulfidhalt i viktprocent (% viktprocent) med formeln% (viktprocent) selendisulfid = >NUM>1,812 × c>DEN>100 × mdär:m = analysprovets massa i gram (5.1.1), ochc = provlösningens selenkoncentration i mikrogram per milliliter enligt kalibreringskurvan7. Repeterbarhet(2)Vid en selendisulfidhalt på 1 % (viktprocent) får skillnaden mellan resultaten av två parallella bestämningar på samma prov inte överstiga 0,05 % (viktprocent).BESTÄMNING AV LÖSLIGT BARIUM OCH STRONTIUM I PIGMENT I SALT- ELLER SUBSTRATPIGMENTFORM A. Bestämning av lösligt barium 1. Räckvidd och användningsområdeDenna metod avser extraktion och bestämning av lösligt barium i pigment i salt- eller substratpigmentform.2. PrincipPigmentet extraheras med 0,07 M saltsyralösning under föreskrivna förhållanden och mängden barium i extraktet bestäms genom atomabsorptionsspektrometri.3. ReagensAlla reagens måste vara analytiskt rena.3.1 Etanol, absolut3.2 Saltsyralösning, 0,07 M3.3 Saltsyralösning, 0,5 M3.4 Kaliumkloridlösning, 8 % (vikt:volym): lös 16 g kaliumklorid i 200 ml 0,07 M saltsyralösning (3.2).3.5 Standardbariumlösningar3.5.1 Stamstandardbariumlösning, 1 000 ìg/ml i 0,5 M salpetersyralösning ("Spectroso" eller likvärdigt)3.5.2 Standardbariumlösning, 200 ìg/ml: pipettera 20,0 ml av stamstandardbariumlösningen (3.5.1) till en 100 ml mätkolv. Fyll på 0,07 M saltsyralösning (3.2) till volym och blanda.4. Utrustning4.1 Normal laboratorieutrustning4.2 pH-mätare med en noggrannhet av ± 0,02 enheter4.3 Skakapparat försedd med sidoarmar och klämmare4.4 Membranfilter med 0,45 ìm porstorlek4.5 Atomabsorptionsspektrofotometer med bariumhålkatodlampa5. Utförande5.1 Provberedning5.1.1 Väg noggrant upp cirka 0,5 g (m gram) pigment i en E-kolv. För att omskakningen skall kunna ske effektivt krävs en kolv med minst 150 ml volym.5.1.2 Tillsätt med pipett 1,0 ml etanol (3.1) och vrid kolven så att pigmentet blir genomfuktat. Tillsätt med byrett exakt den mängd 0,07 M saltsyralösning (3.2) som krävs för att förhållandet syravolym/pigmentmassa skall bli exakt 50 milliliter per gram. Beteckna extraktets totala volym inklusive etanolen V ml. Skaka om innehållet i kolven under fem sekunder så att det blandas fullständigt.5.1.3 Mät med pH-mätare (4.2) pH-värdet hos den suspension som bildats. Om det är över 1,5 tillsätts 0,5 M saltsyralösning (3.3) droppvis, tills värdet ligger inom intervallet 1,4 - 1,5.5.1.4 Tillslut kolven och skaka den omedelbart därefter under 60 minuter med skakapparat (4.3). Skakapparaten måste ha så hög hastighet att skum bildas. Filtrera genom 0,45 ìm membranfilter (4.4) och ta vara på filtratet. Centrifugera inte extraktet före filtrering. Pipettera 5,0 ml av filtratet till en 50 ml mätkolv, fyll på 0,07 M saltsyralösning (3.2) till volym och blanda. Samma lösning används vid bestämning av strontium (del B).5.1.5 Pipettera till en 100 ml mätkolv 5,0 ml kaliumkloridlösning (3.4) och en analysmängd (WBa ml) av det utspädda filtratet (5.1.4) som ger en förväntad koncentration av 3 - 10 ìg barium per milliliter (10 ml bör vara ett lämpligt utgångsmått). Fyll på 0,07 M saltsyralösning (3.2) till volym och blanda.5.1.6 Bestäm samma dag lösningens (5.1.5) bariumkoncentration genom atomabsorptionsspektrometri.5.2 Inställningar, atomabsorptionsspektrometriLåga: lustgas-acetylenVåglängd: 553,5 nmBakgrundskorrektion: nejBränsletillförsel: mager; för maximal absorbans krävs optimering av brännarhöjd och bränsletillförsel.5.3 Kalibrering5.3.1 Överför med pipett till en serie 100 ml mätkolvar 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 och 5,0 ml standardbariumlösning (3.5.2). Tillsätt med pipett 5,0 ml kaliumkloridlösning (3.4) till varje kolv, fyll på 0,07 M saltsyralösning (3.2) till volym och blanda. Lösningarna innehåller 2,0, 4,0, 6,0, 8,0 respektive 10,0 ìg barium per milliliter.Bered en blanklösning på samma sätt men med uteslutande av standardbariumlösningen.5.3.2 Mät blanklösningens (5.3.1) absorbans och använd det erhållna värdet för bariumkoncentrationen noll i kalibreringskurvan. Mät absorbansen hos varje kalibreringsstandardbariumlösning (5.3.1). Rita kalibreringskurvan med absorbansvärden i relation till bariumkoncentrationen.5.4 BestämningMät provlösningens (5.1.5) absorbans. Läs på kalibreringskurvan av den bariumkoncentration som motsvarar provlösningens absorbansvärde.6. BeräkningHalten lösligt barium (% viktprocent) i pigmentet erhålls med formeln% (viktprocent) lösligt barium = >NUM>c × V>DEN>10WBa × mdär:m = analysprovets massa i gram (5.1.1)c = provlösningens (5.1.5) bariumkoncentration i mikrogram per milliliter enligt kalibreringskurvanV = extraktets totala volym i milliliter (5.1.2), ochWBa = extraktets volym i millilter, uppmätt i 5.1.57. RepeterbarhetBästa tillgängliga uppskattning av repeterbarheten (ISO 5725) för denna metod är 0,3 % vid en halt lösligt barium av 2 % (viktprocent).8. Anmärkningar8.1 Under vissa förhållanden kan bariumabsorbansen höjas på grund av förekomst av kalcium. Detta kan motverkas genom att tillsätta magnesiumjon i en koncentration av 5 g per liter(3).8.2 Användning av ICP-OEC medges som alternativ till atomabsorptionsspektrometri.B. Bestämning av lösligt strontium 1. Räckvidd och användningsområdeDenna metod avser extraktion och bestämning av lösligt strontium i pigment i salt- eller substratpigmentform.2. PrincipPigmentet extraheras med 0,07 M saltsyralösning under föreskrivna förhållanden och mängden strontium i extraktet bestäms genom atomabsorptionsspektrometri.3. ReagensAlla reagens måste vara analytiskt rena.3.1 Etanol, absolut3.2 Saltsyralösning, 0,07 M3.3 Kaliumkloridlösning, 8 % (vikt:volym): lös 16 g kaliumklorid i 200 ml 0,07 M saltsyralösning (3.2).3.4 Standardstrontiumlösningar3.4.1 Stamstandardstrontiumlösning, 1 000 ìg/ml i 0,5 M salpetersyralösning ("SpectrosoL" eller likvärdigt)3.4.2 Standardstrontiumlösning, 100 ìg/ml: pipettera 10,0 ml av stamstandardstrontiumlösningen (3.4.1) till en 100 ml mätkolv. Fyll på 0,07 M saltsyralösning (3.2) till volym och blanda.4. Utrustning4.1 Normal laboratorieutrustning4.2 Membranfilter med 0,45 ìm porstorlek4.3 Atomabsorptionsspektrofotometer med hålkatodlampa för strontium5. Utförande5.1 ProvberedningEn lösning beredd enligt A 5.1.4 används för att bestämma halten lösligt strontium.5.1.1 Pipettera till en 100 ml mätkolv 5,0 ml kaliumkloridlösning (3.3) och en provvolym (WSr ml) av det utspädda filtratet (A 5.1.4) så att den förväntade koncentrationen blir 2 - 5 ìg strontium per milliliter (25 ml bör vara en lämplig utgångsvolym). Fyll på 0,07 M saltsyralösning (3.2) till volym och blanda.5.1.2 Bestäm samma dag lösningens (5.1.1) strontiumkoncentration genom atomabsorptionsspektrometri.5.2 Inställningar, atomabsorptionsspektrometriLåga: lustgas-acetylenVåglängd: 460,7 nmBakgrundskorrektion: nejBränsletillförsel: mager; för maximal absorbans krävs optimering av brännarhöjd och bränsletillförsel5.3 Kalibrering5.3.1 Överför med pipett till en serie 100 ml mätkolvar 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 och 5,0 ml standardstrontiumlösning (3.4.2). Tillsätt med pipett 5,0 ml kaliumkloridlösning (3.3) till varje kolv, fyll på 0,07 M saltsyralösning (3.2) till volym och blanda. Lösningarna innehåller 1,0, 2,0, 4,0 respektive 5,0 ìg strontium per milliliter.Bered en blanklösning på samma sätt men med uteslutande av standardstrontiumlösningen.5.3.2 Mät blanklösningens absorbans och använd det erhållna värdet för strontiumkoncentrationen noll i kalibreringskurvan. Mät absorbansen hos varje kalibreringsstandardstrontiumlösning (5.3.1). Rita kalibreringskurvan med absorbansvärden i relation till strontiumkoncentrationen.5.4 BestämningMät provlösningens (5.1.1) absorbansvärde. Läs på kalibreringskurvan av den strontiumkoncentration som motsvarar provlösningens absorbansvärde.6. BeräkningHalten lösligt strontium (% viktprocent) i pigmentet erhålls med formeln% (viktprocent) lösligt strontium = >NUM>c × V>DEN>10WSr × mdär:m = analysprovets (A 5.1.1) massa i gramc = provlösningens (5.1.1) strontiumkoncentration i mikrogram per milliliter enligt kalibreringskurvanV = extraktets totala volym i milliliter (5.1.2), ochWSr = extraktets volym i millilter, uppmätt i 5.1.17. RepeterbarhetBästa tillgängliga uppskattning av repeterbarheten (ISO 5725) för denna metod är 0,09 % vid en halt lösligt strontium av 0,6 % (viktprocent).8. AnmärkningAnvändning av ICP-OEC medges som alternativ till atomabsorptionsspektrometri.IDENTIFIERING OCH BESTÄMNING AV BENSYLALKOHOL I KOSMETISKA PRODUKTER A. Identifiering 1. Räckvidd och användningsområdeDenna metod avser identifiering av bensylalkohol i kosmetiska produkter.2. PrincipBensylalkoholen identifieras genom tunnskiktskromatografi på kiselgelplattor.3. ReagensAlla reagens måste vara analytiskt rena.3.1 Bensylalkohol3.2 Kloroform3.3 Etanol, absolut3.4 n-Pentan3.5 Framkallningslösning: dietyleter3.6 Standardbensylalkohollösning: väg upp 0,1 g bensylalkohol (3.1) i en 100 ml mätkolv, fyll på till volym med etanol (3.3) och blanda.3.7 Tunnskiktskromatografiplattor av glas, 100 × 200 eller 200 × 200 mm, täckta med ett 0,25 mm skikt kiselgel 60 F2543.8 Sprayreagens: 12-molybdenfosforsyra, 10 % (vikt:volym) i etanol (3.3)4. Utrustning4.1 Normal utrustning för tunnskiktskromatografi4.2 Kromatografivanna med dubbla tråg och yttre dimensioner på cirka 80 × 230 × 240 mm4.3 Kromatografipapper: Whatman eller likvärdigt4.4 UV-lampa med våglängd 254 nm5. Utförande5.1 ProvberedningVäg upp 1,0 g av den produkt som skall analyseras i en 10 ml mätkolv. Tillsätt 3 ml kloroform (3.2) och skaka om kraftigt tills produkten har lösts upp. Fyll på etanol (3.3) till volym och skaka om kraftigt tills lösningen är klar eller nästan klar.5.2 Tunnskiktskromatografi5.2.1 Mätta kromatografivannan (4.2) med n-pentan (3.4) på följande sätt: täck väggen på det bakre tråget helt med kromatografipapper (4.3) och se till att papperets nederkant befinner sig i tråget. Överför 25 ml n-pentan (3.4) till det bakre tråget genom att hälla detta lösningsmedel över den exponerade ytan av det täckande kromatografipapperet. Sätt omedelbart på locket igen och låt vannan stå i 15 minuter.5.2.2 Anbringa 10 ìl provlösning (5.1) och 10 ìl standardbensylalkohollösning (3.6) på lämpliga platser på utgångslinjen på en tunnskiktsplatta (3.7). Låt torka.5.2.3 Pipettera 10 ml dietyleter (3.5) till det främre tråget i vannan och placera omedelbart därefter plattan (5.2.2) i samma tråg. Sätt snabbt på locket till vannan igen och framkalla plattan över 150 mm. Ta upp plattan ur kromatografivannan och låt den torka vid rumstemperatur.5.2.4 Granska plattan (5.2.3) i UV-belysning och markera de violetta fläckarnas placering. Spraya plattan med sprayreagens (3.8) och upphetta den därefter vid 120 °C under cirka 15 minuter. Bensylalkoholen framträder som en mörkblå fläck.5.2.5 Beräkna standardbensylalkoholens Rf-värde. En mörkblå fläck med samma Rf-värde som bildats av provlösningen indikerar förekomst av bensylalkohol.Detektionsgräns: 0,1 ìg bensylalkohol.B. Bestämning 1. Räckvidd och användningsområdeDenna metod avser bestämning av bensylalkohol i kosmetiska produkter.2. DefinitionDen mängd bensylalkohol som bestäms genom denna metod uttrycks i viktprocent (% viktprocent).3. PrincipProvet extraheras med metanol och mängden bensylalkohol bestäms genom HPLC.4. ReagensAlla reagens måste vara analytiskt rena och i tillämpliga delar lämpliga för HPLC.4.1 Metanol4.2 4-Etoxifenol4.3 Bensylalkohol4.4 Mobil fas: metanol (4.1)/vatten (45:55, volym:volym)4.5 Stamstandardbensylalkohollösning: väg noggrant upp cirka 0,1 g bensylalkohol (4.3) i en 100 ml mätkolv. Fyll på metanol (4.1) till volym och blanda.4.6 Intern stamstandardlösning: väg noggrant upp cirka 0,1 g 4-etoxifenol (4.2) i en 100 ml mätkolv. Fyll på metanol (4.1) till volym och blanda.4.7 Standardlösningar: pipettera till en serie 25 ml mätkolvar stambensylalkohollösning (4.5) och intern stamstandardlösning (4.6) i de mängder som anges i nedanstående tabell. Fyll på metanol (4.1) till volym och blanda.>Plats för tabell>5. Utrustning5.1 Normal laboratorieutrustning5.2 Utrustning för vätskekromatografi med UV-detektor med varierbar våglängd och 10 ìl injektionsvolym.5.3 Analyskolonn: 250 × 4,6 mm kolonn av rostrfritt stål packad med 5 ìm Spherisorb ODS eller motsvarande.5.4 Vattenbad5.5 Ultraljudsbad5.6 Centrifug5.7 Centrifugrör med 15 ml volym6. Utförande6.1 Provberedning6.1.1 Väg noggrant upp 0,1 g (m gram) av provet i ett centrifugrör (5.7) och tillsätt 5 ml metanol (4.1).6.1.2 Värm röret i 10 minuter i vattenbad (5.4) vid en konstant temperatur av 50 °C och placera det därefter i ultraljudsbad (5.5), tills provet har lösts upp helt.6.1.3 Kyl och centrifugera därefter i fem minuter vid 3 500 rpm.6.1.4 Överför supernatanten till en 25 ml mätkolv.6.1.5 Extrahera provet på nytt med ytterligare 5 ml metanol (4.1). Samla extrakten i en 25 ml mätkolven.6.1.6 Pipettera 2,0 ml intern stamstandardlösning (4.6) till mätkolven (25 ml) (6.1.5). Fyll på metanol (4.1) till volym och blanda. Denna lösning används i bestämningsskedet av analysen, som beskrivs i punkt 6.4.6.2 Kromatografi6.2.1 Montera utrustningen för vätskekromatografi (5.2) på vanligt sätt. Justera den mobila fasens (4.4) flödeshastighet till 2,0 ml per minut.6.2.2 Ställ in UV-detektorns (5.2) våglängd på 210 nm.6.3 Kalibrering6.3.1 Injicera 10 ìl av varje standardbensylalkohollösning (4.7) och mät arean av bensylalkohol- och 4-etoxifenoltopparna.6.3.2 Beräkna förhållandet mellan bensylalkoholens och 4-etoxifenolens topparea för varje standardbensylalkohollösning (4.7). Rita en kalibreringskurva med dessa förhållanden längs y-axeln och motsvarande bensylalkoholkoncentrationer i ìg per milliliter som koordinater längs x-axeln.6.4 Bestämning6.4.1 Injicera 10 ìl av provlösningen (6.1.6) och mät arean av bensylalkohol- och 4-etoxifenoltopparna. Beräkna förhållandet mellan bensylalkoholens och 4-etoxifenolens topparea. Upprepa detta förfarande med ytterligare injektioner på 10 ìl av provlösningen, tills överensstämmande resultat erhålls.6.4.2 Läs på kalibreringskurvan (6.3.2) av vilken bensylalkoholkoncentration som motsvarar förhållandet mellan bensylalkoholens och 4-etoxifenolens topparea.7. BeräkningBeräkna provets bensylalkoholhalt i procent med formeln:% (viktprocent) bensylalkohol = >NUM>c>DEN>400 × mdär:m = analysprovets (6.1.1) massa i gram, ochc = bensylalkoholkoncentrationen i provlösningen (6.1.6) i mikrogram per milliliter enligt kalibreringskurvan8. Repeterbarhet(4)Vid en bensylalkoholhalt på 1 % (viktprocent) får skillnaden mellan två parallella bestämningar på samma prov inte överstiga 0,10 %.IDENTIFIERING AV ZIRKONIUM OCH BESTÄMNING AV ZIRKONIUM, ALUMINIUM OCH KLOR I ANTIPERSPIRANTER SOM INTE ÄR FÖRPACKADE I AEROSOLBEHÅLLARE Denna metod består av fem steg:A. Identifiering av zirkonium.B. Bestämning av zirkonium.C. Bestämning av aluminium.D. Bestämning av klor.E. Beräkning av förhållandena mellan aluminium- och zirkoniumatomer samt mellan aluminium- plus zirkoniumatomer och kloratomer.A. Identifiering av zirkonium 1. Räckvidd och användningsområdeDenna metod avser identifiering av zirkonium i antiperspirantprodukter som inte är förpackade i aerosolbehållare. Inget försök har gjorts att beskriva metoder som är lämpliga för identifiering av aluminiumzirkoniumkloridhydroxidkomplex [AlxZr(OH)yClz.nH2O].2. PrincipZirkonium identifieras genom den karakteristiska rödvioletta fällning som bildas tillsammans med alizarin red S i starkt sur miljö.3. ReagensAlla reagens måste vara analytiskt rena.3.1 Saltsyra, koncentrerad (d20 = 1,18 g/ml)3.2 Alizarin red S (CI 58005)-lösning: 2 % (vikt:volym) vattenlösning av natriumalizarinsulfonat4. Utrustning4.1 Normal laboratorieutrustning5. Utförande5.1 Tillsätt 2 ml vatten till cirka 1 g av provet i ett provrör. Tillslut och skaka om.5.2 Tillsätt tre droppar alizarin red S-lösning (3.2) och därefter 2 ml koncentrerad saltsyra (3.1). Tillslut och skaka om.5.3 Låt stå i cirka två minuter.5.4 Rödviolettfärgad supernatant och fällning indikerar förekomst av zirkonium.B. Bestämning av zirkonium 1. Räckvidd och användningsområdeDenna metod är lämplig för bestämning av zirkonium i aluminiumzirkoniumkloridhydroxidkomplex i en koncentration av maximalt 7,5 % (viktprocent) zirkonium i antiperspiranter som inte är förpackade i aerosolbehållare.2. PrincipZirkonium extraheras från produkten i sur miljö och bestäms genom atomabsorptionsspektrometri.3. ReagensAlla reagens måste vara analytiskt rena.3.1 Saltsyra, koncentrerad (d20 = 1,18 g/ml)3.2 Saltsyralösning, 10 % (volymprocent): tillsätt 100 ml koncentrerad saltsyra (3.1) till 500 ml vatten i en bägare under kontinuerlig omrörning. Överför denna lösning till en enliters mätkolv och fyll på vatten till volym.3.3 Stamstandardzirkoniumlösning, 1 000 ìg/ml i 0,5 M saltsyralösning ("SpectrosoL" eller likvärdigt).3.4 Aluminiumklorid[AlCl3.6H2O]-reagens: lös upp 22,6 g aluminiumkloridhexahydrat i 250 ml 10 % (volymprocent) saltsyralösning (3.2).3.5 Ammoniumkloridreagens: lös upp 5,0 g ammoniumklorid i 250 ml 10 % (volymprocent) saltsyralösning (3.2).4. Utrustning4.1 Normal laboratorieutrustning4.2 Värmeplatta med magnetomrörare4.3 Filtrerpapper (Whatman nr 41 eller likvärdigt)4.4 Atomabsorptionsspektrofotometer med hålkatodlampa för zirkonium5. Utförande5.1 Provberedning5.1.1 Väg noggrant upp cirka 1,0 g (m gram) homogent prov av produkten i en 150 ml bägare. Tillsätt 40 ml vatten och 10 ml koncentrerad saltsyra (3.1).5.1.2 Placera bägaren på en värmeplatta med magnetomrörare (4.2). Börja omrörningen och upphetta till kokpunkten. Lägg klockglas över bägaren för att förhindra att innehållet torkar för snabbt. Koka under fem minuter, ta bägaren av värmen och kyl till rumstemperatur.5.1.3 Filtrera innehållet i bägaren med filtrerpapperet (4.3) till en 100 ml mätkolv. Skölj bägaren med två gånger 10 ml vatten och tillsätt sköljvattnet efter filtrering till kolven. Fyll på vatten till volym och blanda. Denna lösning används även för bestämning av aluminium (del C).5.1.4 Pipettera 20,00 ml provlösning (5.1.3), 5,00 ml aluminiumkloridreagens (3.4) och 5,00 ml ammoniumkloridreagens (3.5) till en 50 ml mätkolv. Fyll på 10 % (volymprocent) saltsyralösning (3.2) till volym och blanda.5.2 Inställningar, atomabsorptionsspektrometriLåga: lustgas-acetylenVåglängd: 360,1 nmBakgrundskorrektion: nejBränsletillförsel: fet; för maximal absorbans krävs optimering av brännarhöjd och bränsletillförsel5.3 Kalibrering5.3.1 Överför med pipett till en serie 50 ml mätkolvar 5,00, 10,00, 15,00, 20,00 och 25,00 ml stamstandardzirkoniumlösning (3.3). Tillsätt med pipett 5,00 ml aluminiumkloridreagens (3.4) och 5,00 ml ammoniumkloridreagens (3.5) till varje mätkolv. Fyll på 10 % (volymprocent) saltsyralösning (3.2) till volym och blanda. Lösningarna innehåller 100, 200, 300, 400 respektive 500 ìg zirkonium per milliliter.Bered en blanklösning på samma sätt men med uteslutande av standardzirkoniumlösningen.5.3.2 Mät blanklösningens (5.3.1) absorbans och använd det erhållna värdet för zirkoniumkoncentrationen noll i kalibreringskurvan. Mät absorbansen hos varje kalibreringsstandardzirkoniumlösning (5.3.1). Rita kalibreringskurvan med absorbansvärden i relation till zirkoniumkoncentrationen.5.4 BestämningMät provlösningens (5.1.4) absorbans. Läs på kalibreringskurvan av den zirkoniumkoncentration som motsvarar det absorbansvärde som erhållits för provlösningen.6. BeräkningBeräkna zirkoniumhalten i provet i viktprocent med formeln% (viktprocent) zirkonium = >NUM>c>DEN>40 × mdär:m = analysprovets (5.1.1) massa i gram, ochc = zirkoniumkoncentrationen i provlösningen (5.1.4) i mikrogram per milliliter enligt kalibreringskurvan7. Repeterbarhet(5)Vid en zirkoniumhalt av 3,00 % (viktprocent) får resultaten av två parallella bestämningar på samma prov inte överstiga 0,10 % (viktprocent).8. AnmärkningAnvändning av ICP-OEC medges som alternativ till atomabsorptionsspektrometri.C. Bestämning av aluminium 1. Räckvidd och användningsområdeDenna metod är lämplig för bestämning av aluminium i aluminiumzirkoniumkloridhydroxidkomplex i en koncentration av maximalt 12 % (viktprocent) aluminium i antiperspiranter som inte är förpackade i aerosolbehållare.2. PrincipAluminiet extraheras från produkten i sur miljö och bestäms genom atomabsorptionsspektrometri.3. ReagensAlla reagens måste vara analytiskt rena.3.1 Saltsyra, koncentrerad (d20 = 1,18 g/ml)3.2 Saltsyralösning, 1 % (volymprocent): tillsätt 10 ml koncentrerad saltsyra (3.1) till 500 ml vatten i en bägare under kontinuerlig omrörning. Överför denna lösning till en enliters mätkolv och fyll på vatten till volym.3.3 Stamstandardaluminiumlösning, 1 000 ìg/ml i 0,5 M salpetersyralösning ("SpectrosoL" eller likvärdigt)3.4 Kaliumkloridreagens: lös upp 10,0 g kaliumklorid i 250 ml 1 % (volymprocent) saltsyralösning (3.2).4. Utrustning4.1 Normal laboratorieutrustning4.2 Atomabsorptionsspektrofotometer med hålkatodlampa för aluminium5. Utförande5.1 ProvberedningEn lösning beredd enligt punkt B.5.1.3 används för att bestämma aluminiumhalten.5.1.1 Pipettera 5,00 ml provlösning (B.5.1.3) och 10,00 ml kaliumkloridreagens (3.4) till en 100 ml mätkolv. Fyll på 1 % (volymprocent) saltsyralösning (3.2) till volym och blanda.5.2 Inställningar, atomabsorptionsspektrometriLåga: lustgas-acetylenVåglängd: 309,3 nmBakgrundskorrektion: nejBränsletillförsel: fet; för maximal absorbans krävs optimering av brännarhöjd och bränsletillförsel5.3 Kalibrering5.3.1 Överför med pipett till en serie 100 ml mätkolvar 1,00, 2,00, 3,00, 4,00 och 5,00 ml stamstandardaluminiumlösning (3.3). Tillsätt med pipett 10,00 ml kaliumkloridreagens (3.4) till varje mätkolv, fyll på 1 % (volymprocent) saltsyralösning (3.2) till volym och blanda. Lösningarna innehåller 10, 20, 30, 40 respektive 50 ìg aluminium per milliliter.Bered en blanklösning på samma sätt men med uteslutande av standardaluminiumlösningen.5.3.2 Mät blanklösningens (5.3.1) absorbans och använd det erhållna värdet för aluminiumkoncentrationen noll i kalibreringskurvan. Mät absorbansen hos varje kalibreringsstandardaluminiumlösning. Rita kalibreringskurvan med absorbansvärden i relation till aluminiumkoncentrationen.5.4 BestämningMät provlösningens (5.1.1) absorbans. Läs på kalibreringskurvan av den aluminiumkoncentration som motsvarar det absorbansvärde som erhållits för provlösningen.6. BeräkningBeräkna aluminiumhalten i provet i viktprocent med formeln% (viktprocent) aluminium = >NUM>c>DEN>5 × mdär:m = analysprovets (B 5.1.1) massa i gram, ochc = aluminiumkoncentrationen i provlösningen (5.1.1) i mikrogram per milliliter enligt kalibreringskurvan7. Repeterbarhet(6)Vid en aluminiumhalt av 3,5 % (viktprocent) får resultaten av två parallella bestämningar på samma prov inte överstiga 0,10 % (viktprocent).8. AnmärkningAnvändning av ICP-OEC medges som alternativ till atomabsorptionsspektrometri.D. Bestämning av klor 1. Räckvidd och användningsområdeDenna metod är lämplig för bestämning av klor som kloridjon i aluminiumzirkoniumkloridhydroxidkomplex i antiperspiranter som inte är förpackade i aerosolbehållare.2. PrincipKloridjon i produkten bestäms genom potentiometrisk titrering mot standardsilvernitratlösning.3. ReagensAlla reagens måste vara analytiskt rena.3.1 Salpetersyra, koncentrerad (d20 = 1,42 g/ml)3.2 Salpetersyralösning, 5 % (volymprocent): tillsätt 25 ml koncentrerad saltsyra (3.1) till 250 ml vatten i en bägare under kontinuerlig omrörning. Överför denna lösning till en 500 ml mätkolv och fyll på vatten till volym.3.3 Aceton3.4 Silvernitrat, 0,1 M volumetrisk lösning ("AnalaR" eller likvärdigt)4. Utrustning4.1 Normal laboratorieutrustning4.2 Värmeplatta med magnetomrörare4.3 Silverelektrod4.4 Kalomelreferenselektrod4.5 pH/millivoltmätare, lämplig för potentiometrisk titrering5. Utförande5.1 Provberedning5.1.1 Väg noggrant upp cirka 1,0 g (m gram) homogent prov av produkten i en 250 ml bägare. Tillsätt 80 ml vatten och 20 ml 5 % (volymprocent) salpetersyralösning (3.2).5.1.2 Placera bägaren på en värmeplatta med magnetomrörare (4.2). Börja omrörningen och upphetta till kokpunkten. Lägg klockglas över bägaren för att förhindra att innehållet torkar för snabbt. Koka under fem minuter, ta bägaren av värmen och kyl till rumstemperatur.5.1.3 Tillsätt 10 ml aceton (3.3), sänk ned elektroderna (4.3 och 4.4) under ytan på lösningen och börja röra om. Titrera potentiometriskt mot 0,1 M silvernitratlösning (3.4) och rita en differentialkurva för att fastställa slutpunkten (V ml).6. BeräkningBeräkna klorhalten i provet i viktprocent med formeln% (viktprocent) klor = >NUM>0,3546 × V>DEN>mdär:m = analysprovets (5.1.1) massa i gram, ochV = volymen 0,1 M silvernitrat i milliliter titrerad vid slutpunkten7. Repeterbarhet(7)1Vid en klorhalt av 4 % (viktprocent) får resultaten av två parallella bestämningar på samma prov inte överstiga 0,10 % (viktprocent).E. Beräkning av förhållandena aluminiumatomer/zirkoniumatomer och aluminium- plus zirkoniumatomer/kloratomer1. Beräkning av förhållandet aluminiumatomer/zirkoniumatomerBeräkna förhållandet Al : Zr med formelnförhållande Al : Zr = >NUM>Al % (viktprocent) × 91,22>DEN>Zr % (viktprocent) × 26,982. Beräkning av förhållandet aluminium- plus zirkoniumatomer/kloratomerBeräkna förhållandet (Al + Zr) : Cl med formelnförhållande (Al + Zr) : Cl = >NUM"NUM>Al % (viktprocent)>DEN>26,98 + >NUM>Zr% (viktprocent)>DEN>91,22>DEN>>NUM>Cl% (viktprocent)>DEN>35,45IDENTIFIERING OCH BESTÄMNING AV HEXAMIDIN, DIBROMHEXAMIDIN, DIBROMPROPAMIDIN OCH KLORHEXIDIN1. Räckvidd och användningsområdeDenna metod avser kvalitativ och kvantitativ bestämning av- hexamidin och dess salter, inklusive isetionat och 4-hydroxibensoat,- dibromhexamidin och dess salter, inklusive isetionat,- dibrompropamidin och dess salter, inklusive isetionat,- klorhexidindiacetat, -diglukonat och -dihydroklorid i kosmetiska produkter.2. DefinitionDe koncentrationer av hexamidin, dibromhexamidin, dibrompropamidin som bestäms genom denna metod uttrycks i viktprocent (% viktprocent).3. PrincipIdentifieringen och bestämningen utförs genom jonparskromatografi (HPLC), som följs av spektrometrisk UV-detektion. Hexamidin, dibromhexamidin, dibrompropamidin och klorhexidin identifieras genom sina retentionstider på kromatografikolonnen.4. ReagensAlla reagens måste vara analytiskt rena.4.1 Metanol4.2 1-Heptansulfonsyra, natriumsalt, monohydrat4.3 Isättiksyra (d20 = 1,05 g/ml)4.4 Natriumklorid4.5 Mobila faser4.5.1 Lösning I: 0,005 M lösning av 1-heptansulfonsyra, natriumsalt, monohydrat (4.2) i metanol justerad med isättiksyra (4.3) till ett skenbart pH-värde motsvarande 3,5.4.5.2 Lösningsmedel II: 0,005 M lösning av 1-heptansulfonsyra, natriumsalt, monohydrat (4.2) i vatten justerad med isättiksyra (4.3) till pH-värdet 3,5.Anmärkning: Om detta är nödvändigt för att förbättra formen på topparna, kan de mobila faserna modifieras och beredas på följande sätt:- Lösning I: lös upp 5,84 g natriumklorid (4.4) och 1,1013 g 1-heptansulfonsyra, natriumsalt, monohydrat (4.2) i 100 ml vatten. Tillsätt 900 ml metanol (4.1) och justera med isättiksyra till ett pH-värde motsvarande 3,5.- Lösningsmedel II: lös upp 5,84 g natriumklorid (4.4) och 1,1013 g 1-heptansulfonsyra, natriumsalt, monohydrat (4.2) i en liter vatten och justera med isättiksyra (4.3) till pH-värdet 3,5.4.6 Hexamidindiisetionat [C20H26N4O2  7 2C2H6O4S]4.7 Dibromhexamidindiisetionat [C20H24Br2N4O2  7 2C2H6O4S]4.8 Dibrompropamidindiisetionat [C17H18Br2N4O2  7 2C2H6O4S]4.9 Klorhexidindiacetat [C22H30Cl2N10  7 2C2H4O2]4.10 Referenslösningar: bered 0,05-procentiga (vikt:volym) lösningar av vart och ett av de fyra konserveringsmedlen (4.6-9) i lösning I (4.5.1).4.11 3,4,4'-Triklorkarbanilid (triklokarban)4.12 4,4'-Diklor-3-(trifluormetyl)karbanilid (halokarban)5. Utrustning5.1 Normal laboratorieutrustning5.2 Vätskekromatograf med UV-detektor med varierbar våglängd5.3 Analyskolonn: rostfritt stål, längd 30 cm, inre diameter 4 mm, packad med ì-Bondapack C18, 10 ìm, eller likvärdigt5.4 Ultraljudsbad6. Identifiering6.1 ProvberedningVäg upp cirka 0,5 g av provet i en 10 ml mätkolv och fyll på lösning I (4.5.1) till volym. Placera kolven i ultraljudsbad (5.4) under 10 minuter. Filtrera eller centrifugera lösningen. Ta vara på filtratet eller supernatanten för kromotografisk bestämning.6.2 Kromatografi6.2.1 Gradient för den mobila fasen>Plats för tabell>6.2.2 Justera den mobila fasens (6.2.1) flödeshastighet till 1,5 ml/min och kolonntemperaturen på 35 °C.6.2.3 Ställ in detektorns våglängd på 264 nm.6.2.4 Injicera 10 ìl av var och en av referenslösningarna (4.10) och registrera kromatogrammen.6.2.5 Injicera 10 ìl av provlösningen (6.1) och registrera kromatogrammet.6.3 Identifiera förekomst av hexamidin, dibromhexamidin, dibrompropamidin eller klorhexidin genom att jämföra retentionstid(er) för den eller de toppar som registrerats i 6.2.5 med vad som registrerats för referenslösningarna i 6.2.4.7. Bestämning7.1 Beredning av standardlösningarnaAnvänd ett av de konserveringsmedel (4.6-9) som saknas i provet som intern standard. Om detta inte är möjligt kan triklokarban (4.11) eller halokarban (4.12) användas.7.1.1 0,05-procentig (vikt:volym) stamlösning i lösningsmedel I (4.5.1) av det konserveringsmedel som identifierats i 6.3.7.1.2 0,05-procentig (vikt:volym) stamlösning i lösningsmedel I (4.5.1) av det konserveringsmedel som valts som intern standard.7.1.3 Bered, för varje identifierat konserveringsmedel, fyra standardlösningar genom att till en serie 10 ml mätkolvar överföra kvantiteter av stamlösningen av det identifierade konserveringsmedlet (7.1.1) och lämpliga mängder av stamlösningen av den interna standarden (7.1.2) enligt nedanstående tabell. Fyll på lösningsmedel I (4.5.1) till volym i varje kolv och blanda.>Plats för tabell>7.2 Provberedning7.2.1 Väg noggrant upp cirka 0,5 g (p gram) av provet i en 10 ml mätkolv, tillsätt 1,0 ml intern standardlösning (7.1.2) och 6 ml lösning I (4.5.1) och blanda.7.2.2 Placera kolven i ultraljudsbad (5.4) under 10 minuter. Kyl. Fyll på lösning I till volym och blanda. Centrifugera eller filtrera genom veckat filtrerpapper. Ta vara på supernatanten respektive filtratet för den kromatografiska bestämningen.7.3 Kromatografi7.3.1 Ställ in gradient för mobil fas, flödeshastighet, kolonntemperatur och detektorvåglängd på HPLC-utrustningen enligt vad som föreskrivs för identifieringsstadiet (6.2.1-3).7.3.2 Injicera 10 ìl provlösning (7.2.2) och mät toppareorna. Upprepa detta förfarande med ytterligare 10 ìl-injektioner av provlösningen, tills överensstämmande resultat erhålls. Beräkna förhållandet mellan den topparea som erhålls av föreningen och den som erhålls av den interna standarden.7.4 Kalibrering7.4.1 Injicera 10 ìl av varje standardlösning (7.1.3) och mät toppområdena.7.4.2 Beräkna för varje standardlösning (7.1.3) förhållandet mellan topparean för hexamidin, dibromhexamidin, dibrompropamidin eller klorhexidin och topparean för den interna standarden. Rita en kalibreringskurva med dessa förhållanden längs y-axeln och motsvarande koncentrationer av det identifierade konserveringsmedlet i standardlösningarna längs x-axeln.7.4.3 Läs på kalibreringskurvan (7.4.2) av den koncentration av det identifierade konserveringsmedlet som motsvarar det förhållande mellan toppareorna som beräknats i 7.3.2.8. Beräkning8.1 Beräkna halten i viktprocent av hexamidin, dibromhexamidin, dibrompropamidin eller klorhexidin i provet med formeln% (viktprocent) = >NUM>c>DEN>1 000 × p ×>NUM>MW1>DEN>MW2där:p = analysprovets (7.2.1) massa i gramc = koncentrationen av konserveringsmedlet i provlösningen i mikrogram per milliliter enligt kalibreringskurvanMW1 = molekylvikten för grundformen av det förekommande konserveringsmedlet, ochMW2 = molekylvikten för motsvarande salt (se punkt 10)9. Repeterbarhet(8)Vid en hexamidin-, dibromhexamidin-, dibrompropamidin- eller klorhexidinkoncentration av 0,1 % (viktprocent) får skillnaden mellan resultaten av två parallella bestämningar på samma prov inte överstiga 0,005 %.10. Formelviktstabell>Plats för tabell>(1) ISO 5725.(2) M. Jerrow et al.: "Magnesium as modifier for the determination of barium by flame atomic emission spectrometry", Analytical Proceedings, 1991, 28, 40.