CELEX: 31982L0624
Language: sl
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Direktiva Komisije z dne 1. julija 1982 o prilagoditvi Direktive Sveta 76/765/EGS o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na alkoholometre in alkoholne hidrometre, tehničnemu napredku

Pomembno pravno obvestilo

|

31982L0624

Uradni list L 252 , 27/08/1982 str. 0008 - 0009 finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 12 str. 0110  španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 12 str. 0256  švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 12 str. 0110  portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 12 str. 0256 

		Direktiva Komisijez dne 1. julija 1982o prilagoditvi Direktive Sveta 76/765/EGS o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na alkoholometre in alkoholne hidrometre, tehničnemu napredku(82/624/EGS)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JEob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,ob upoštevanju Direktive Sveta 71/316/EGS z dne 26. julija 1971 o približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na skupne določbe za merilne instrumente in metode meroslovne kontrole [1], nazadnje spremenjene z Aktom o pristopu Grčije in zlasti člena 17 Direktive,ker so bile od sprejetja Direktive 76/765/EGS [2] na področju termometrov, ki se uporabljajo pri določanju koncentracije alkohola, razvite nove tehnike; ker mora biti zato ta direktiva ustrezno spremenjena;ker so ukrepi, ki jih predvideva ta direktiva, v skladu z Odborom o prilagajanju direktiv za odpravo tehničnih ovir pri trgovanju z merilnimi instrumenti, tehničnemu napredku,SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1Besedilo oddelka 9 Priloge Direktive 76/765/EGS se spremeni v skladu s Prilogo te direktive.Člen 2Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, 1. maja 1983. O tem takoj obvestijo Komisijo.Člen 3Ta direktiva je naslovljena na države članice.V Bruslju, 1. julija 1982Za KomisijoKarl-Heinz NarjesČlan Komisije[1] UL L 202, 6.9.1971, str. 1.[2] UL L 262, 27.9.1976, str. 143.--------------------------------------------------PRILOGA9. TERMOMETRI, KI SE UPORABLJAJO PRI DOLOČANJU KONCENTRACIJE ALKOHOLA9.1 Termometri, vgrajeni v instrument, ki se uporablja za določanje koncentracije alkoholaČe spada instrument, ki se uporablja za določanje koncentracije alkohola, v II. ali III. razred, je lahko vanj vgrajen živosrebrov razteznostni termometer s steklenim okrovom.9.1.1 Termometer je graduiran do 0,1 ali 0,2 ali 0,5 °C in ne potrebuje oznake skale pri 0 °C.9.1.2 Najmanjša dolžina razdelka je:0,8 mm v primeru termometrov, graduiranih do 0,1 in 0,2 °C;1,0 mm v primeru termometrov, graduiranih do 0,5 °C.9.1.3 Debelina črt ne sme biti večja od ene petine dolžine razdelka.9.1.4 Največji dopustni, pozitivni ali negativni pogrešek je:0,10 °C, če je termometer graduiran do 0,1 °C;0,20 °C, če je termometer graduiran do 0,2 oziroma 0,5 °C.9.1.5 Med prvo overitvijo EGS se pogrešek vgrajenega termometra določi na najmanj treh točkah v območju skale.9.2 Termometri, ki niso vgrajeni v instrument, ki se uporablja za določanje koncentracije alkohola9.2.1 Če spada instrument, ki se uporablja za določanje koncentracije alkohola, v I. razred, je termometer, ki se z njim uporablja:- ali kovinski uporovni termometer, ki omogoča določanje temperature mešanice vode in alkohola z največjim dopustnim pogreškom ± 0,10 °C,- ali živosrebrov razteznostni termometer s steklenim okrovom, graduiran do 0,1 oziroma 0,5 °C.Živosrebrovi termometri imajo oznako skale pri 0 °C, najmanjša dolžina razdelka je 0,8 mm in debelina črt ne sme presegati ene petine dolžine razdelka.Največji dopustni, pozitivni ali negativni pogrešek znaša eno vrednost razdelka.9.2.2 Če spada instrument, ki se uporablja za določanje koncentracije alkohola, v II. ali III. razred, je termometer, ki se z njim uporablja, živosrebrov razteznostni termometer s steklenim okrovom.9.2.2.1 Termometer je graduiran do 0,1 ali 0,2 ali 0,5 °C. Pri 0 °C ima oznako skale.9.2.2.2 Najmanjša dolžina razdelka je:0,8 mm v primeru termometrov, graduiranih do 0,1 oziroma 0,2 °C;1,0 mm v primeru termometrov, graduiranih do 0,5 °C.9.2.2.3 Debelina črt ne sme presegati ene petine dolžine razdelka.9.2.2.4 Največji dopustni pogrešek je:± 0,10 °C, če je termometer graduiran do 0,1 °C;± 0,20 °C, če je termometer graduiran do 0,2 oziroma 0,5 °C.--------------------------------------------------