CELEX: 31992D0608
Language: de
Date: 1992-11-14 00:00:00
Title: 92/608/EWG: Entscheidung des Rates vom 14. November 1992 zur Festlegung von Analyse- und Testverfahren für wärmebehandelte Milch, die zum unmittelbaren Genuß durch Menschen bestimmt ist

Avis juridique important

|

31992D0608

92/608/EWG: Entscheidung des Rates vom 14. November 1992 zur Festlegung von Analyse- und Testverfahren für wärmebehandelte Milch, die zum unmittelbaren Genuß durch Menschen bestimmt ist  

Amtsblatt Nr. L 407 vom 31/12/1992 S. 0029 - 0046 Finnische Sonderausgabe: Kapitel 3 Band 47 S. 0164  Schwedische Sonderausgabe: Kapitel 3 Band 47 S. 0164 

ENTSCHEIDUNG DES RATES vom 14. November 1992 zur Festlegung von Analyse- und  Testverfahren für wärmebehandelte Milch, die zum unmittelbaren Genuß durch Menschen bestimmt ist  (92/608/EWG) DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -gestützt auf den Vertrag zur  Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, gestützt auf die Richtlinie 85/397/EWG des Rates vom 5. August 1985 zur Regelung gesundheitlicher  und tierseuchenrechtlicher Fragen im innergemeinschaftlichen Handel mit wärmebehandelter Milch (1),  insbesondere auf Artikel 11 Absatz 6, auf Vorschlag der Kommission, in Erwägung nachstehender Gründe: Gemäß Artikel 11 Absatz 6 der Richtlinie 85/397/EWG legt der Rat insbesondere die Modalitäten der  in Absatz 2 desselben Artikels genannten Kontrollen fest. Diese von den Betrieben unter Aufsicht  und Verantwortung der amtlichen Behörde sowie unter regelmässiger Kontrolle der amtlichen Behörde  durchzuführenden Kontrollen zielen darauf ab, die Erfuellung der Anforderungen der Richtlinie  85/397/EWG, insbesondere der in Artikel 3 Abschnitt A Nummer 3 genannten, zu gewährleisten. Bei der Festlegung der Kontrollmodalitäten sind auch die notwendigen Verfahren sowie die Art ihrer  Durchführung festzulegen. Für wärmebehandelte Milch, die zum unmittelbaren Genuß durch Menschen bestimmt ist, sind die  Verfahren zur Bestimmung des Trockenmassegehalts, des Fettgehalts, des Gehalts an fettfreier  Trockenmasse, des Gesamtstickstoffgehalts, des Eiweißgehalts und der relativen Dichte festzulegen. Aus technischen Gründen müssen zunächst die Analyse- und Test-Referenzverfahren erlassen werden,  damit gewährleistet ist, daß die in Artikel 3 Abschnitt A Nummer 3 der Richtlinie 85/397/EWG  genannten Anforderungen erfuellt werden. Insbesondere müssen noch die Durchführungsbedingungen für  die routinemässigen Analyse- und Testverfahren geprüft werden. Solange die Ergebnisse dieser Prüfung  noch nicht vorliegen, ist es Aufgabe der zuständigen Behörden, darüber zu wachen, ob es mit den  verwendeten Routineverfahren möglich ist, die Erfuellung der genannten Anforderungen  sicherzustellen. Bei der Festlegung von Referenzverfahren sind insbesondere die Analyseverfahren und die  Zuverlässigkeitsbedingungen festzulegen, damit die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet  ist -HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: Artikel 1Wärmebehandelte Milch, die zum unmittelbaren Genuß durch Menschen  bestimmt ist, wird mit Hilfe von Referenzverfahren auf folgende Kriterien untersucht und geprüft: - Trockenmassegehalt, - Fettgehalt, - Gehalt an fettfreier Trockenmasse, - Gesamtstickstoffgehalt, - Eiweißgehalt, - relative Dichte. Nr. L 407/3031. 12. 92Artikel 2Für die Durchführung der Analyse- und Test-Referenzverfahren,  die Zuverlässigkeitsbedingungen und die Probenahme gelten die Vorschriften des Anhangs I. Artikel 3Anhang II enthält die Arbeitsvorschriften für die in Artikel 1 genannten Verfahren. Artikel 4Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. Geschehen zu Brüssel am 14. November 1992. Im Namen des RatesDer PräsidentJ. GUMMER(1) ABl. Nr. L 226 vom 24. 8. 1985,  S. 13. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 89/662/EWG (ABl. Nr. L 395 vom 30. 12.  1989, S. 13).  ANHANG I I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 1. EINLEITUNGDieser Teil enthält allgemeine  Bestimmungen für Reagenzien, Laboreinrichtungen, die Darstellung der Ergebnisse, die  Zuverlässigkeit und die Analyseberichte. Diese allgemeinen Bestimmungen sind von den zuständigen  Behörden der Mitgliedstaaten und den mit der Milchprobenahme und -analyse betrauten Kontrollabors  einzuhalten. 2. REAGENZIEN2.1. Wasser2.1.1. Sofern nicht ausdrücklich anders spezifiziert, handelt es sich bei  dem zu verwendenden Wasser um destilliertes Wasser, entionisiertes Wasser oder entmineralisiertes  Wasser von mindestens entsprechender Reinheit. 2.1.2. Sofern nicht näher bestimmt, handelt es sich bei den zu verwendenden "Lösungen" oder  "Verdünnungen" um "wäßrige Lösungen" bzw. "Verdünnungen in Wasser". 2.2. ChemikalienSofern nicht anders spezifiziert, müssen sämtliche verwendeten Chemikalien von  anerkannter analysenreiner Qualität sein. 3. LABOREINRICHTUNG3.1. Angegebene LaboreinrichtungDie für die einzelnen Referenzverfahren  angegebene Laboreinrichtung umfasst nur Spezialzubehör sowie Zubehör für eine besondere Verwendung. 3.2. AnalysenwaageUnter "Analysenwaage" ist eine Waage mit einer Ablesemöglichkeit von 0,1 mg zu  verstehen. 4. AUSWERTUNG4.1. ErgebnisseSofern nicht näher bestimmt, ist in den Untersuchungsbericht das  arithmetische Mittel zweier Analysen aufzunehmen, welche die für das betreffende Verfahren  festgelegten Anforderungen an die Wiederholbarkeit (5.1.1) erfuellen. Sofern diese  Wiederholbarkeitsbedingungen nicht erfuellt sind, muß die Analyse nach Möglichkeit wiederholt  werden, anderenfalls ist das Ergebnis ungültig. 4.2. Angabe in ProzentenSofern nicht anders spezifiziert, ist das Ergebnis in Massenprozenten der  Probe anzugeben. 5. ZUVERLÄSSIGKEITSBEDINGUNGEN: WIEDERHOLBARKEIT (r) UND VERGLEICHBARKEIT (R)5.1. Nachfolgend  werden die Zuverlässigkeitsbedingungen für die einzelnen Verfahren definiert: 5.1.1. Die Wiederholbarkeit gilt als erfuellt, wenn die absolute Differenz zweier Untersuchungen,  die nach demselben Verfahren mit identischem Untersuchungsmaterial unter denselben Bedingungen  (derselbe Untersucher, dieselben Geräte, dasselbe Labor) unmittelbar nacheinander durchgeführt  werden, den jeweils festgesetzten Wert (r) nicht überschreitet. 5.1.2. Die Vergleichbarkeit gilt als erfuellt, wenn die absolute Differenz zweier Untersuchungen,  die nach demselben Verfahren mit identischem Untersuchungsmaterial unter verschiedenen Bedingungen  (verschiedene Untersucher, verschiedene Geräte, verschiedene Labors) und/oder zu verschiedenen  Zeitpunkten durchgeführt wurden, den jeweils festgesetzten Wert (R) nicht überschreitet. 5.1.3. Sofern nicht anders bestimmt, entsprechen die Anforderungen an die Wiederholbarkeit (r) und  die Vergleichbarkeit (R) dem 95-%-Vertrauensbereich nach ISO 5725: Ausgabe 1986. 5.1.4. Die erforderlichen Ringversuche und Bestimmungen sind entsprechend den internationalen  Leitlinien durchzuführen. 6. UNTERSUCHUNGSBERICHTIn dem Untersuchungsbericht sind das verwendete Verfahren sowie die  erzielten Ergebnisse anzugeben. Darüber hinaus sind weitere, in der Verfahrensbeschreibung nicht  genannte oder zur Wahl gestellte sowie sonstige Einzelheiten anzugeben, die das erzielte Ergebnis  beeinflusst haben könnten. Der Untersuchungsbericht enthält sämtliche Angaben, die für eine  eindeutige Identifizierung der Probe erforderlich sind. Nr. L 407/3231. 12. 92II. ENTNAHME VON PROBEN WÄRMEBEHANDELTER MILCH 1. ZWECK UND  ANWENDUNGSBEREICHDiese Arbeitsvorschrift beschreibt das Referenzverfahren für die Probenahme, den  Transport und die Aufbewahrung von Proben wärmebehandelter Milch. 2. ALLGEMEINESDie Entnahme von Proben wärmebehandelter Milch aus Milchtanks usw. ist von  sachkundigem Personal durchzuführen, das vor dem Einsatz eine geeignete Ausbildung erfahren hat. Die zuständigen Behörden oder das Untersuchungslabor unterweisen das Probenahmepersonal in Fragen  der Probenahmetechnik, damit eine repräsentative und der Charge entsprechende Probenahme  gewährleistet ist. Die zuständigen Behörden oder das Untersuchungslabor unterweisen erforderlichenfalls das  Probenahmepersonal in Fragen der Kennzeichnung der Proben, damit eine identitätsgerechte  Untersuchung jeder Probe gesichert ist. 3. PROBENAHMEGERÄTE3.1. AllgemeinesProbenahmegeräte müssen aus rostfreiem Stahl oder einem  anderen geeigneten Werkstoff mit ausreichender Festigkeit gefertigt sein und eine zweckdienliche  Bauweise (Mischen, Entnahme usw.) aufweisen. Rührstäbe und Rührwerke zum Mischen von Flüssigkeiten  in Großbehältern sollen so ausgelegt sein, daß eine ausreichende Durchmischung des Erzeugnisses  gewährleistet ist, jedoch keine Fettschädigung zu befürchten ist. Schöpflöffel müssen einen  stabilen Handgriff ausreichender Länge aufweisen, damit aus jeder beliebigen Tiefe des Tanks eine  Probe gezogen werden kann. Schöpflöffel müssen ein Nennvolumen von mindestens 50 ml aufweisen. Probengefässe und -verschlüsse sollen aus Glas, geeignetem Metall oder Kunststoff gefertigt sein. Die für die Fertigung von Probenahmegeräten (einschließlich Gefässe und Verschlüsse) verwendeten  Werkstoffe dürfen keine Veränderung der Probe bewirken, die sich auf die Untersuchungsergebnisse  auswirken könnte. Probenahmegeräte und Probenbehälter müssen saubere, trockene, glatte und rißfreie  Oberflächen sowie abgerundete Ecken aufweisen. 4. PROBENAHMETECHNIK4.1. AllgemeinesUngeachtet der Art der anstehenden Untersuchungen ist die  Milch vor der Probenahme entweder von Hand oder maschinell gründlich zu durchmischen. Die Probe ist unmittelbar nach dem Durchmischen zu entnehmen, solange die Milch noch in Bewegung  ist. Das Probenvolumen muß für den Untersuchungszweck ausreichen. Der Nenninhalt der verwendeten  Probengefässe ist so zu wählen, daß diese von der Probe nahezu gänzlich gefuellt werden, damit eine  geeignete Durchmischung des Inhalts vor der Untersuchung möglich ist, ohne daß die Gefahr besteht,  daß die Proben während des Transports anbuttern. 4.2. Probenahme4.2.1. SammelprobenIst die zur Probenahme anstehende Milch auf mehrere Tanks  aufgeteilt, wird aus jedem Tank eine repräsentative Menge entnommen und die Menge jeder einzelnen  Probe protokolliert. Sofern die Proben aus jedem Tank nicht einzeln untersucht werden, sind diese  repräsentativen Proben im Verhältnis zu ihrem Anteil am Nennvolumen des Tanks, aus dem sie  entnommen wurden, miteinander zu vermischen. Nach dem Durchmischen wird davon eine Sammelmilchprobe  entnommen. 4.2.2. Probeentnahme aus Großbehältern - Lagertanks, Tankwagen (Schiene und Strasse)4.2.2.1. Vor  der Probenahme wird die Milch nach einem geeigneten Verfahren durchmischt. Bei Großbehältern, Lagertanks und Tankwagen sollte der Inhalt maschinell (4.2.2.2) durchgerührt  werden. Das Durchmischen der Milch soll der Standzeit entsprechend gründlich durchgeführt werden. Das  verwendete Rührverfahren muß unter allen Umständen für die Zwecke der anstehenden Untersuchungen  erprobt sein. Die gründliche Durchmischung ist eine wesentliche Voraussetzung für die  Vergleichbarkeit der Analyseergebnisse von Proben aus verschiedenen Teillieferungen oder von  Proben, die in bestimmten Abständen bei der Tankentladung aus dem Auslaufhahn gezogen wurden. Ein  Verfahren zum Rühren von Milch gilt dann als effizient, wenn die Differenz des Fettgehalts von zwei  unter denselben Bedingungen gezogenen Proben weniger als 0,1  % beträgt. Nr. L 407/3331. 12. 92Bei Großbehältern mit Bodenauslaufhahn kann es vorkommen, daß sich am  Auslaß eine geringe Milchmenge befindet, die auch nach dem Durchmischen für die Gesamtlieferung  nicht repräsentativ ist. In solchen Fällen werden Proben vorzugsweise durch ein Mannloch entnommen.  Werden Proben am Auslaufhahn entnommen, so ist zunächst eine ausreichende Milchmenge abzulassen,  damit gewährleistet ist, daß die Proben für die Gesamtlieferung repräsentativ sind. 4.2.2.2. Für das Durchmischen des Inhalts von Großbehältern oder von Lagertanks und Tankwagen  können verwendet werden: - Einbaurührwerke mit Elektromotor; - Propeller- oder andere Rührwerke mit Elektromotor, die durch das Mannloch in die Milch eingeführt  werden; - im Fall von Tankwagen (Schiene oder Strasse) durch Umwälzen der Milch mit Hilfe des in das  Mannloch eingeführten und an die Förderpumpe des Tankwagens angeschlossenen Umpumpschlauchs; - saubere gefilterte Druckluft; in diesem Fall soll beim Einblasen mit geringstmöglichem Luftdruck  und -volumen gearbeitet werden, um ein Ranzigwerden zu vermeiden. 4.3. Entnahme von Proben wärmebehandelter Milch für den unmittelbaren Genuß in  EinzelhandelspackungenAls Proben wärmebehandelter Milch für den unmittelbaren Genuß in  Einzelhandelspackungen werden die ganzen versiegelten Packungen herangezogen. Nach Möglichkeit sind  die Proben unmittelbar nach der Verarbeitung aus der Verpackungsanlage bzw. dem Kühllager im  Bearbeitungsbetrieb zu entnehmen, bei pasteurisierter Milch am Tag der Verarbeitung. Es werden von jeder Kategorie wärmebehandelter Milch (pasteurisierte, ultrahocherhitzte und  sterilisierte Milch) Proben in einem Umfang entnommen, der den durchzuführenden Untersuchungen  sowie den vom Untersuchungslabor oder einer anderen zuständigen Behörde festgelegten Vorschriften  entspricht. 5. KENNZEICHNUNG DER PROBEDie Probe wird entsprechend den Vorschriften der zuständigen Behörde  oder des Untersuchungslabors zur Gewährleistung der identitätsgerechten Untersuchung der Probe  (vgl. 2) mit einer Kennzeichnungsnummer versehen, damit jede Verwechslung ausgeschlossen ist. 6. HALTBARMACHUNG, TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG VON PROBENDie Vorschriften für die Bedingungen der  Haltbarmachung, Beförderung, Lagerung sowie den Zeitabstand zwischen Probenahme und Milchanalyse  werden vom Prüflabor für die einzelnen Milcharten und zu verwendenden Analysenverfahren  ausgearbeitet. Diese Vorschriften werden im Einvernehmen mit der zuständigen einzelstaatlichen  Behörde festgelegt. Diese Vorschriften sollen folgende Einzelheiten umfassen: - Bei Transport und Lagerung sind Vorkehrungen gegen Fremdgeruch und direkte Sonnenbestrahlung zu  treffen. Bei Verwendung eines durchsichtigen Probengefässes ist dieses im Dunkeln aufzubewahren.  ANHANG II I. BESTIMMUNG DES TROCKENMASSEGEHALTS1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICHDiese  Arbeitsvorschrift beschreibt das Referenzverfahren zur Bestimmung des Trockenmassegehalts von  Milch. 2. BEGRIFFSBESTIMMUNGTrockenmassegehalt: Darunter ist der Rückstand, ausgedrückt in  Massenprozenten zu verstehen, der nach dem beschriebenen Trocknungsverfahren zurückbleibt. 3. KURZBESCHREIBUNGMan entzieht der Probe das Wasser durch Verdampfen bei 102±2 oC in einem  Trockenschrank. 4. GERÄTE UND HILFSMITTELÜbliche Laboreinrichtung, insbesondere: 4.1. Analysenwaage4.2. Exsikkator, beschickt mit einem wirksamen Trocknungsmittel (z. B. frisch  getrocknetes Silica-Gel mit Feuchtigkeitsindikator). 4.3. Trockenschrank, belüftet, einstellbar auf eine konstante Temperatur von 102±2 oC. 4.4. Flache Schalen, 20 bis 25 mm Höhe, 50 bis 75 mm Durchmesser, aus geeignetem Werkstoff, mit  dichtschließendem, leicht abnehmbarem Deckel. 4.5. Wasserbad4.6. Homogenisiergerät5. VORBEREITUNG DER PROBE FÜR DIE UNTERSUCHUNGDie Probe wird  auf eine Temperatur von 20 bis 25 oC gebracht und gründlich durchmischt, damit eine homogene  Verteilung des Fetts in der ganzen Probe gewährleistet ist. Dabei ist so vorsichtig zu schütteln,  daß ein Schäumen oder Anbuttern der Probe vermieden wird. Ist das Untermischen der Rahmschicht  nicht ohne weiteres möglich, wird die Probe langsam auf 35 bis 40 oC angewärmt und auch die der  Gefäßwand anhaftende Rahmschicht durch vorsichtiges Mischen gleichmässig verteilt. Anschließend wird  die Probe rasch auf 20 bis 25 oC abgekühlt. Wahlweise kann auch ein Homogenisiergerät für die Verteilung des Fetts eingesetzt werden. Korrekte Ergebnisse sind nicht zu erwarten, wenn die Probe unverteiltes fluessiges Fett oder mit dem  blossen Auge erkennbare unverteilte, unregelmässig geformte weisse Teilchen enthält, die an den  Gefäßwänden haften bleiben. 6. VERFAHREN6.1. Vorbereitung der SchaleSchale (4.4) und Deckel werden mindestens dreissig Minuten  im Trockenschrank bei einer konstanten Temperatur von 102 ± 2 oC gehalten. Die Schale wird mit  aufgelegtem Deckel sofort in den Exsikkator (4.2) verbracht, wo man sie auf Zimmertemperatur  abkühlen lässt (d. h. mindestens 30 Minuten); anschließend wird auf 0,1 mg genau gewogen. 6.2. Probeneinwaage3 bis 5 g der vorbereiteten Probe (vgl. 5) werden sofort in die vorbereitete  Schale (6.1) auf 0,1 mg genau eingewogen. 6.3. Bestimmung6.3.1. Die Schale wird 30 Minuten auf dem Wasserbad (4.5) vorgetrocknet. 6.3.2. Schale und Deckel werden im Trockenschrank (4.3) bei konstanter Temperatur von 102±2 oC zwei  Stunden erwärmt. Deckel auf Schale aufsetzen und aus dem Ofen nehmen. 6.3.3. Im Exsikkator (4.2) (mindestens 30 Minuten) auf Zimmertemperatur abkühlen lassen,  anschließend auf 0,1 mg genau wiegen. 6.3.4. Schale und Deckel werden erneut im Trockenschrank eine Stunde lang erwärmt. Die Schale wird  mit dem Deckel verschlossen und aus dem Trockenschrank genommen. Schale etwa 30 Minuten im  Exsikkator abkühlen lassen, anschließend auf 0,1 mg genau wiegen. 6.3.5. Das Verfahren nach 6.3.4 wird so lange wiederholt, bis die Massendifferenz zwischen zwei  aufeinanderfolgenden Wägungen 0,5 mg nicht überschreitet. Die niedrigste Masse wird angegeben. 7. AUSWERTUNG7.1. BerechnungDer Trockenmassegesamtgehalt in Prozenten wird nach folgender Formel  berechnet:  WT =m2     m0m1     m0 × 100WT =   Trockenmassegehalt in g pro 100 g, m0 =   Masse von Schale und Deckel in Gramm (6.1), m1 =   Masse von Schale, Deckel und Produkt in Gramm (6.2), m2 =   Masse von Schale, Deckel und Produkt nach der Trocknung in Gramm (6.3.5). Das erzielte Ergebnis ist auf 0,01 Massenprozent abzurunden. 7.2. Zuverlässigkeit7.2.1. Wiederholbarkeit (r): 0,10 g Trockenmasse pro 100 g Produkt. 7.2.2. Vergleichbarkeit (R): 0,20 g Trockenmasse pro 100 g Prokukt. II. BESTIMMUNG DES FETTGEHALTS 1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICHDiese Arbeitsvorschrift beschreibt  das Referenzverfahren zur Bestimmung des Fettgehalts von wärmebehandelter Vollmilch, teilentrahmter  Milch und Magermilch. 2. BEGRIFFSBESTIMMUNGFettgehalt: Darunter ist der mit dem beschriebenen Verfahren bestimmte  Gesamtgehalt an Fett und fettähnlichen Stoffen, ausgedrückt in Gewichtsprozenten, zu verstehen. 3. KURZBESCHREIBUNGEine ammoniakalische ethanolische Lösung der Probe wird mit Diethylether und  Petroleumbenzin extrahiert; anschließend werden die Lösungsmittel abdestilliert und die Masse der  in Petroleumbenzin löslichen Substanzen bestimmt. Dieses Verfahren ist als Röse-Gottlieb-Verfahren  allgemein bekannt. 4. REAGENZIENSämtliche Reagenzien müssen von anerkannt analysenreiner Qualität sein und dürfen  beim Blindversuch keinen nachweisbaren Rückstand hinterlassen. Zur Qualitätskontrolle der Reagenzien ist ein Blindversuch gemäß 6.3 durchzuführen. Für die  Einwaage ist ein leerer Kolben, Kochbecher oder eine leere Metallschale (5.8) zu verwenden, die  gemäß 6.4 als Tara vorbereitet wird (damit eine Korrektur des Einflusses veränderter  Umgebungsbedingungen auf das Wiegeergebnis möglich ist). Hat der um die scheinbare Änderung der  Taramasse bereinigte Rückstand eine Masse von über 2,5 mg, so ist der Lösungsmittelrückstand durch  Eindampfen von jeweils 100 ml Diethylether (4.4) und 100 ml Petroleumbenzin (4.5) einzeln zu  bestimmen. Vor der Einwaage ist ebenfalls die Taramasse zu bestimmen. Hat der Rückstand eine Masse  von über 2,5 mg, ist das Lösungsmittel durch Destillation zu reinigen oder durch ein anderes  Lösungsmittel zu ersetzen. 4.1. Ammoniaklösung mit einem Massengehalt von etwa 25  % NH3. Es kann auch eine stärker  konzentrierte Ammoniaklösung (6.5.1 und A.1.5.1) verwendet werden. 4.2. Ethanol mit mindestens 94 Volumen-%. Mit Methanol vergälltes Ethanol darf verwendet werden,  sofern sichergestellt ist, daß die Ergebnisse der Bestimmung nicht beeinflusst werden. 4.3. Kongorot- oder Kresolrotlösung1 g Kongorot oder Kresolrot wird in Wasser gelöst und auf 100  ml aufgefuellt. Anmerkung: Zur deutlicheren Unterscheidung der Grenzfläche zwischen dem Lösungsmittel und der  wäßrigen Phase können diese Lösungen wahlweise (vgl. 6.5.2) verwendet werden. Es können auch andere wäßrige Farbstofflösungen verwendet werden, sofern sie das  Untersuchungsergebnis nicht beeinflussen. 4.4. Diethylether, peroxidfrei, mit weniger als 2 mg/kg Antioxydantien, der den Anforderungen des  Blindversuchs (6.3) genügen muß. 4.5. Petroleumbenzin, Siedebereich 30-60 oC. 4.6 Lösungsmittelgemisch, unmittelbar vor der Untersuchung durch Mischen gleicher Volumenteile  Diethylether (4.4) und Petroleumbenzin (4.5) angesetzt. 5. GERÄTE UND HILFSMITTELAchtung: Da bei der Bestimmung fluechtige, entflammbare Lösungsmittel  verwendet werden, müssen eventuell verwendete elektrische Geräte den gesetzlichen Bestimmungen für  den Umgang mit solchen Lösungsmitteln entsprechen. Übliche Laboreinrichtung, insbesondere: 5.1. Analysenwaage5.2. Zentrifuge zum Zentrifugieren der Extraktionsgefässe oder -rohre (5.6) bei  500-600 min 1 zur Erzeugung einer Zentrifugalbeschleunigung von 80-90 g am äusseren Ende der Gefässe  oder Rohre. Anmerkung:  Die Wahl der Zentrifuge ist freigestellt (6.5.5). 5.3. Destillations- oder Eindampfanlage zum Abdestillieren von Ethanol und Lösungsmitteln aus den  Gefässen bzw. zum Eindampfen in Bechergläsern und Schalen (vgl. 6.5.12 und 6.5.15) bei einer  Temperatur von höchstens 100 oC. 5.4. Trockenschrank, elektrisch beheizt, versehen mit weit geöffneten Entlüftungsklappen und einem  geeigneten Thermometer, einstellbar auf eine konstante Temperatur von 102±2 oC. 5.5. Wasserbad zur Gewährleistung einer konstanten Temperatur von 35-40 oC. 5.6. Extraktionsgefässe (Mojonnier-Art)Anmerkung: Es dürfen auch Extraktionsgefässe mit Heber oder  Waschflaschenarmatur benutzt werden; in diesem Fall ist allerdings ein anderes Verfahren zu  verwenden, das in der Anlage beschrieben wird. Die Extraktionsgefässe (bzw. -rohre) müssen mit eingeschliffenen Glasstopfen oder hochwertigen  Korkstopfen oder anderen reagenzunempfindlichen Stopfen verschließbar sein. Korkstopfen müssen mit  Diethylether (4.4) extrahiert und mindestens 15 Minuten bei 60 oC gewässert werden; anschließend  müssen sie in Wasser abgekühlt werden, damit sie bei der Verwendung mit Wasser vollgesogen sind. 5.7. Gestell zur Aufnahme der Extraktionsgefässe (bzw. -rohre) (5.6). 5.8. Waschflasche, die sich für das verwendete Lösungsmittelgemisch (4.6) eignet. Waschflaschen auf  Kunststoff sind ungeeignet. 5.9. Fettsammelgefässe, z. B. Bechergläser (mit flachem Boden), oder Erlenmeyerkolben mit einem  Fassungsvermögen von 125-250 ml oder Metallschalen. Die verwendeten Metallschalen müssen  vorzugsweise aus rostfreiem Stahl gefertigt sein, einen flachen Boden und nach Möglichkeit einen  flachen Ausguß, einen Durchmesser von 80-100 mm und eine Höhe von etwa 50 mm aufweisen. 5.10. Siedesteinchen, fettfrei, aus nicht porösem Porzellan oder Siliciumcarbid oder Glaskügelchen  (bei Verwendung von Metallschalen wahlweise). 5.11. Meßzylinder, 5 und 25 ml Inhalt. 5.12. Pipetten, 10 ml Inhalt, mit Massteilung. 5.13. Zangen, aus Metall, zum Halten der Gefässe, Kochbecher bzw. Schalen. 6. VERFAHRENAnmerkung:  Das alternative Verfahren unter Verwendung von Extraktionsrohren mit Heber  bzw. Waschflaschenarmatur (vgl. Anmerkung zu 5.6) wird in der Anlage beschrieben. 6.1. Vorbereitung der Probe für die UntersuchungDie Laborprobe ist 15 Minuten auf etwa 35-40 oC  anzuwärmen, gegebenenfalls im Wasserbad. Die Probe wird durch wiederholtes Stürzen des Gefässes  gründlich, aber so vorsichtig durchmischt, daß Schäumen oder Anbuttern vermieden wird; anschließend  wird sie rasch auf 20 oC abgekühlt. 6.2. ProbeneinwaageDie zu untersuchende Probe (6.1) wird durch drei- oder viermaliges Stürzen des  Gefässes durchmischt. 10 bis 11 g der Probe werden direkt oder durch Rückwägen in eines der  Extraktionsgefässe (5.6) auf 1 mg genau eingewogen. Die Probeneinwaage ist so schnell wie möglich in  die untere (kleinere) Blase des Extraktionsgefässes zu überführen. 6.3. BlindversuchParallel zur Untersuchung wird ein Blindversuch durchgeführt; dabei sind die  gleichen Reagenzien, jedoch anstelle der Probeneinwaage 10-11 ml Wasser zu verwenden. Der scheinbare Massenverlust des Fettsammelgefässes, berichtigt um den scheinbaren Massenverlust des  Kontrollgefässes, darf höchstens 2,5 mg betragen. 6.4. Vorbereitung des FettsammelgefässesEin (zur Erzielung eines leichten Siedens bei dem  anschließenden Austreiben des Lösungsmittels) mit einigen Siedesteinchen (5.10) beschicktes Gefäß  (5.9) wird im Trockenschrank (5.4) 1 Stunde lang getrocknet. Das Gefäß (nicht im Exsikkator, aber  staubgeschützt) auf Raumtemperatur abkühlen lassen (Glasgefässe mindestens 1 Stunde, Metallschalen  mindestens 1/2 Stunde). Auf konstante Temperatur achten, das Gefäß mit Zangen auf die  Waage stellen und auf 0,1 mg genau wiegen. 6.5. Bestimmung6.5.1. Die Probeneinwaage in der kleinen Blase des Gefässes wird mit 2 ml  Ammoniaklösung (4.1) oder einer entsprechenden Menge einer stärker konzentrierten Ammoniaklösung  versetzt und gründlich vermischt. Sofort nach der Ammoniakzugabe wird die Bestimmung durchgeführt. 6.5.2. Die Probe mit 10 ml Ethanol (4.2) versetzt und durch vorsichtiges Schütteln gründlich  vermischt, wobei der Gefässinhalt zwischen den beiden Blasen hin und her fließen muß; dabei darf die  Flüssigkeit den Flaschenhals nicht benetzen. Wahlweise 2 Tropfen Kongorot- oder Kresolrot-Lösung  (4.3) zugeben. 6.5.3. Die Probe wird mit 25 ml Diethylether (4.4) versetzt. Anschließend wird das Gefäß mit einem  wassergesättigten Korkstopfen oder einem befeuchteten Stopfen (5.6) verschlossen und eine Minute  lang in horizontaler Lage und mit obenliegender Öffnung der kleinen Blase gründlich aber vorsichtig  geschüttelt (damit sich keine bleibenden Emulsionen bilden). Dabei muß die Flüssigkeit mehrmals  zwischen der grossen und der kleinen Blase hin- und herfließen. Das Gefäß gegebenenfalls unter  fließendem Wasser abkühlen lassen, anschließend den Korken bzw. Stopfen vorsichtig entfernen und  diesen sowie den Gefäßrand mit ein wenig Lösungsmittelgemisch (4.6) unter Verwendung der  Waschflasche (5.8) so spülen, daß die Spülfluessigkeit in das Gefäß fließt. 6.5.4. Die Proben werden mit 25 ml Petroleumbenzin (4.5) versetzt; anschließend wird das Gefäß mit  dem erneut (durch Eintauchen in Wasser) befeuchteten Korken oder Stopfen verschlossen und, wie  unter 6.5.3 beschrieben, 30 Sekunden lang vorsichtig geschüttelt. 6.5.5. Das geschlossene Gefäß sollte 1 bis 5 Minuten lang bei einer Drehzahl von 500-600 min 1  (5.2) zentrifugiert werden. Steht keine Zentrifuge zur Verfügung (5.2), so ist das geschlossene  Gefäß im Gestell (5.7) mindestens 30 Minuten lang stehen zu lassen, bis sich der Überstand geklärt  und vollständig von der wäßrigen Schicht getrennt hat. Das Gefäß ist erforderlichenfalls unter  fließendem Wasser zu kühlen. 6.5.6. Der Korken oder Stopfen wird vorsichtig entfernt und ebenso wie die Innenseite des  Gefäßhalses mit ein wenig Lösungsmittelgemisch (4.6) so abgespült, daß die Spülfluessigkeit in das  Gefäß hineinfließt. Sofern die Trennungslinie zwischen den beiden Schichten unterhalb des unteren Gefäßhalses liegt,  wird sie durch vorsichtiges Eingießen von Wasser an der Gefäßwand entlang auf die vorgesehene Höhe  eingestellt, damit das Lösungsmittel ohne weiteres abgegossen werden kann. 6.5.7. Der Überstand wird möglichst vollständig in das mit Siedesteinchen (5.10) beschickte  Fettsammelgefäß (6.4) dekantiert, wobei das Extraktionsgefäß an der kleinen Blase gehalten wird.  Bei Verwendung von Gefässen (alternativ zu Metallschalen) ist darauf zu achten, daß kein Wasser mit  abgegossen wird. 6.5.8. Der Hals des Extraktionsgefässes wird am Aussenende mit ein wenig Lösungsmittelgemisch  gespült, wobei dieses im Fettsammelbehälter aufgefangen wird; dabei ist darauf zu achten, daß das  Lösungsmittelgemisch (4.6) nicht aus dem Extraktionsgefäß überläuft. Das Lösungsmittel kann ganz oder teilweise aus dem Gefäß entweder durch Destillation oder  Verdampfen gemäß 6.5.12 ausgetrieben werden. 6.5.9. Der Inhalt des Extraktionsgefässes wird mit 5 ml Ethanol (4.2) versetzt; dabei wird zunächst  der Gefäßhals an der Innenseite mit Ethanol abgespült und dieses anschließend gemäß 6.5.2  untergemischt. 6.5.10. Es wird eine zweite Extraktion unter Wiederholung der Arbeitsgänge 6.5.3 bis 6.5.8  durchgeführt, dabei jedoch nur 15 ml Diethylether (4.4) und 15 ml Petroleumbenzin (4.5) verwendet;  die Innenseite des Extraktionsgefäßhalses wird dabei mit Ether abgespült. Wenn notwendig, wird die  Trennungslinie zwischen den beiden Schichten bis zur Mitte des Gefäßhalses eingestellt, damit das  Lösungsmittel möglichst vollständig abgegossen werden kann. 6.5.11. Es wird eine dritte Extraktion unter erneuter Wiederholung der Arbeitsgänge 6.5.3 bis 6.5.8  durchgeführt, wobei jedoch nur 15 ml Diethylether (4.4) und 15 ml Petroleumbenzin (4.5) verwendet  werden; die Innenseite des Extraktionsgefäßhalses wird dabei mit Ether abgespült. Wenn notwendig,  wird die Grenzfläche zwischen den beiden Phasen bis zur Mitte des Gefäßhalses eingestellt, damit  das Lösungsmittel möglichst vollständig abgegossen werden kann. Bei Magermilch kann auf die dritte Extraktion verzichtet werden. 6.5.12. Die Lösungsmittel (einschließlich Ethanol) werden aus dem Gefäß möglichst restlos  abdestilliert bzw. aus dem Kochbecher oder der Schale durch Verdampfen (5.3) ausgetrieben, wobei  vor der Destillation die Innenseite des Gefäßhalses mit ein wenig Lösungsmittelgemisch (4.6)  abgespült wird. 6.5.13. Das Fettsammelgefäß wird (in Seitenlage zwecks leichterer Abführung der Lösungsmittelreste)  im Trockenschrank (5.4) eine Stunde auf einer konstanten Temperatur gehalten. Anschließend wird es  aus dem Trockenschrank genommen und in dem Raum, in dem die Wägung erfolgt (nicht in einem  Exsikkator, jedoch vor Staub geschützt), auf Raumtemperatur abkühlen gelassen (bei Glasgefässen  mindestens 1 Stunde, bei Metallschalen mindestens 1/2 Stunde); anschließend wird auf 0,1  mg genau gewogen. Das Gefäß darf unmittelbar vor der Wägung nicht abgewischt werden. Das Gefäß wird mit Hilfe von  Zangen auf die Waage gestellt; dabei ist auf gleichbleibende Temperatur zu achten. 6.5.14. Der Arbeitsgang 6.5.13 wird so lange wiederholt, bis das Gewicht des Fettsammelgefässes um  höchstens 0,5 mg zurückgeht oder zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wägungen ansteigt. Als Gewicht  des Fettsammelgefässes mit dem Extrakt wird der niedrigste Meßwert herangezogen. 6.5.15. Dem Fettsammelgefäß werden 25 ml Petroleumbenzin zugegeben, um zu prüfen, ob der Extrakt  restlos löslich ist. Das Gefäß wird vorsichtig unter Schwenken erwärmt, bis alles Fett gelöst ist. Ist der Extrakt in Petroleumbenzin restlos löslich, so wird als Masse des Fetts die Differenz  zwischen der Anfangs- (6.4) und der Endmasse des Gefässes mit dem Extrakt (6.5.14) herangezogen. 6.5.16. Ist der Extrakt in Petroleumbenzin nicht restlos löslich oder bestehen darüber Zweifel,  wird das Fett durch mehrmaliges Spülen mit warmem Petroleumbenzin restlos aus dem Gefäß  ausgezogen. Unlösliche Stoffe vollständig absetzen lassen und das Petroleumbenzin vorsichtig ohne Mitreissen der  unlöslichen Stoffe abkippen. Dieser Arbeitsgang wird dreimal wiederholt, wobei die Innenseite des  Gefäßhalses mit Petroleumbenzin abgespült wird. Zum Schluß wird das obere Ende des Gefässes aussen mit Lösungsmittelgemisch abgespült, wobei kein  Lösungsmittel über die Aussenwand des Gefässes fließen darf. Das Petroleumbenzin wird aus dem Gefäß  durch einstuendiges Verdampfen im Trockenschrank ausgetrieben. Anschließend wird abkühlen gelassen  und gemäß 6.5.13 und 6.5.14 gewogen. Als Masse des Fetts wird die Differenz zwischen der nach 6.5.14 bestimmten Masse und dieser  endgültigen Masse angesehen. 7. AUSWERTUNG7.1. BerechnungDer Fettgehalt in Prozenten wird nach folgender Formel berechnet:F =(m1     m2)     (m3     m4)m0 × 100Hierin bedeuten: F  =   Fettgehalt, m0 =   Probeneinwaage (6.2) in Gramm, m1 =   Masse des Fettsammelgefässes mit Extrakt, bestimmt nach 6.5.14, in Gramm, m2 =   Masse des vorbereiteten Fettsammelgefässes oder, bei Auftreten unlöslicher Stoffe, Masse des  Fettsammelgefässes mit unlöslichem Rückstand, bestimmt nach 6.5.16, in Gramm, m3 =   Blindwert des Fettsammelgefässes (6.3) mit Extrakt, bestimmt nach 6.5.14, in Gramm, m4 =   Blindwert (6.3) des vorbereiteten Fettsammelgefässes (6.4) oder, bei Auftreten unlöslicher  Stoffe, Masse des Fettsammelgefässes mit unlöslichem Rückstand, bestimmt nach 6.5.16, in Gramm. Das Ergebnis wird auf 0,01  % genau protokolliert. Nr. L 407/3931. 12. 927.2. Zuverlässigkeit7.2.1. Wiederholbarkeit (r)- bei Vollmilch und teilentrahmter Milch: 0,02 g Fett  pro 100 g Produkt, - bei Magermilch: 0,01 g Fett pro 100 g Produkt. 7.2.2. Vergleichbarkeit (R)- bei Vollmilch: 0,04 g Fett pro 100 g Produkt, - bei teilentrahmter Milch: 0,03 g Fett pro 100 g Produkt, - bei Magermilch: 0,025 g Fett pro 100 g Produkt. III. BESTIMMUNG DES GESAMTGEHALTS AN FETTFREIER TROCKENMASSE1. ZWECK UND  ANWENDUNGSBEREICHDiese Arbeitsvorschrift beschreibt das Referenzverfahren zur Bestimmung des  Gesamtgehalts wärmebehandelter Milch an fettfreier Trockenmasse. 2. BEGRIFFSBESTIMMUNG UND BERECHNUNGDer Gesamtgehalt an fettfreier Trockenmasse wird als  Massenanteil in Prozenten angegeben. Der Gehalt an fettfreier Trockenmasse ist definiert als:  Trockenmassegehalt (vgl. Abschnitt I) minus Fettgehalt (vgl. Abschnitt II). IV. BESTIMMUNG DES GESAMTSTICKSTOFFGEHALTS DER MILCH 1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICHDiese  Arbeitsvorschrift beschreibt das Referenzverfahren zur Bestimmung des Gesamtstickstoffgehalts von  wärmebehandelter Vollmilch, teilentrahmter Milch und Magermilch. 2. BEGRIFFSBESTIMMUNGGesamtstickstoffgehalt: Darunter ist der mit der beschriebenen Methode nach  Kjeldahl bestimmte Stickstoffgehalt, ausgedrückt in Massenprozenten, zu verstehen. 3. KURZBESCHREIBUNGEine Milchprobeneinwaage wird mit konzentrierter Schwefelsäure, Kaliumsulfat  und in Gegenwart von Kupfer-(II)-Sulfat als Katalysator aufgeschlossen. Dabei wird der  Aminostickstoff des Eiweisses in Ammoniumsulfat übergeführt. Durch Zugabe von Natriumhydroxidlösung  wird Ammoniak freigesetzt, der durch Destillation in eine Borsäurevorlage übergetrieben wird. Diese  wird mit einer Säurelösung titriert. 4. REAGENZIEN4.1. Kaliumsulfat (K2SO4)4.2. Kupfersulfatlösung. Es werden 5,0 g Kupfersulfat  (CuSO4   7  5 H2O) in Wasser gelöst und in einem Meßkolben auf 100 ml (bei 20 oC) aufgefuellt. 4.3. Schwefelsäure (H2SO4), Massenanteil mindestens 98  %. 4.4. Natriumhydroxidlösung, Massenanteil 47  %, 704 g NaOH/l (20 oC). Anmerkung: Es kann auch eine weniger stark konzentrierte Natriumhydroxidlösung verwendet werden, z.  B. Massenanteil 40  %, 572 g/l, 20 oC oder Massenanteil 30  %, 399 g/l, 20 oC. 4.5. Borsäurevorlage. 40 g Borsäure (H3BO3) werden in 1 l heissem Wasser gelöst, abkühlen gelassen  und in einer Borsilikatglasflasche aufbewahrt. 4.6. Indikatorlösung. 0,01 g Methylrot, 0,02 g Bromothymolblau und 0,06 g Bromokresolgrün werden in  100 ml Ethanol gelöst. Die Lösung ist in einer verschlossenen braunen Flasche im Dunkeln und kühl  aufzubewahren. 4.7. Titrierstandardlösungc (1/2 H2SO4) oder c (HCl) = 0,1 mol/l, auf 0,0001 mol/l genau  eingestellt. Nr. L 407/4031. 12. 924.8. Stickstofffreie Saccharose4.9. Ammoniumsalz, rein, z. B.  Ammoniumoxalat (NH4)2C2O4   7  H2O oder Ammoniumsulfat (NH4)2SO4. 4.10. Tryptophan (C11H12N2O2), Phenacetin (C10H7CH2CONH2) oder Lysinmono- oder  -di-hydrochlorid(C6H14N2O2   7  HCl oder C6H14N2O2   7  2HCl). Anmerkung: Die unter 4.9 und 4.10 aufgeführten Reagenzien sollen reiner als analysenrein vorliegen.  Es sollte nach Möglichkeit zertifiziertes Ammoniumsalz (4.9) verwendet werden. 5. GERÄTE UND HILFSMITTELÜbliche Laborausrüstung, insbesondere: 5.1. Kjeldahl-Kolben, 500 ml Nenninhalt. 5.2. Geeignete Siedesteinchen, z. B. Glaskügelchen mit etwa 5 mm Durchmesser, Hengargranulat,  Bimsstein. 5.3 Bürette oder automatische Pipette, zum Abmessen von 1,0 ml. 5.4. Meßbecher mit Teilstrichen, aus Glas, Nenninhalt 50, 100 und 250 ml. 5.5. Aufschlussapparat (Schräglage etwa 45o), mit Elektroheizung oder Gasbrennern, bei denen eine  Erhitzung der Kolben über den Flüssigkeitsspiegel hinaus ausgeschlossen ist, mit Rauchabzug. 5.6. Destillierapparat, aus Borsilikatglas, geeignet für Kjeldahl-Kolben (5.1), bestehend aus einem  wirksamen Destillierkopf, angeschlossen an einem wirksamen Kühler mit geradem Innenrohr und  Auslaßrohr am unteren Ende; Verbindungsschlauch und Stopfen (s) müssen dicht schließen und  vorzugsweise aus Neoprengummi gefertigt sein. 5.7. Pipette oder automatische Pipette, zum Abmessen von 0,10 ml. 5.8. Erlenmeyerkolben, 500 ml Inhalt, mit Graduierung bei 200 ml. 5.9. Bürette, 50 ml Inhalt, 0,1-ml-Graduierung, maximaler Fehler ±0,05 ml. 5.10. Lupe, zum Ablesen der Bürette (5.9). 5.11. pH-Meßgerät5.12. Automatische Bürette6. VERFAHREN6.1. Der Kjeldahl-Kolben (5.1) wird mit  Siedesteinchen (5.2) (oder z. B. 3 Glaskügelchen), 15 g Kaliumsulfat (4.1), 1,0 ml  Kupfersulfatlösung (4.2), etwa 5 g der Milchprobe (auf 0,001 g genau eingewogen) und 25 ml  Schwefelsäure (4.3) beschickt. Mit der Säure werden Reste von Kupfersulfatlösung, Kaliumsulfat oder  Milch vom Kolbenhals abgespült; anschließend wird der Kolbeninhalt vorsichtig vermischt. Anmerkung: Da die organischen Verbindungen beim Kochen Schwefelsäure verbrauchen, sind bei Milch  mit einem Massenanteil von über 5  % Fett 30 ml H2SO4 (4.3) anstatt 25 ml für den Aufschluß zu  verwenden. Gleiches gilt für den Blindversuch. 6.2. Jeder Kjeldahl-Kolben wird mit dem Destillierapparat (5.5) erwärmt, und zwar zunächst ganz  vorsichtig, damit der ganze schwarze Schaum in der Blase zurückbleibt. Nachdem das anfängliche  Schäumen aufgehört und sich reichlich weisser Dampf gebildet hat, wird hochgekocht (der Säuredampf  kondensiert auf halber Höhe des Kolbenhalses), bis keine schwarzen Partikel mehr zurückbleiben und  der Aufschluß eine klare blaßgelbe Farbe angenommen hat. Anschließend eineinhalb Stunden lang  leicht siedenlassen. Folgende Voraussetzungen sind einzuhalten: a) Es darf höchstens eine Stunde vergehen, bis der Aufschluß eine klare Farbe angenommen hat. Der  Aufschluß darf insgesamt höchstens 2,5 Stunden dauern. Wenn mehr als eine Stunde vergeht, bis der  Aufschluß klar ist, muß die gesamte Aufschlußzeit entsprechend verlängert werden. b) Das zugegebene Kaliumsulfat fördert den Aufschluß durch Erhöhung der Siedetemperatur des  Gemisches. Beträgt der H2SO4-Rest nach Ablauf der Aufschlußzeit weniger als etwa 15 ml, so ist  eventuell mit einem Stickstoffverlust infolge einer lokalen Überhitzung zu rechnen. Bei Verwendung  eines Gasbrenners ist der Kolben auf einer Platte aus wärmeisolierendem Material mit kreisförmiger  Öffnung zu erhitzen, wobei der Durchmesser dieser Öffnung gerade so groß sein soll, daß die offene  Flamme nur den Teil des Kolbens, über dem die Flüssigkeit steht (5.5), berührt. Nr. L 407/4131. 12. 92c) Gelangen schwarze Partikel in den Kolbenhals und werden nicht gleich zu  Beginn des Hochkochens von dem Säurerückfluß in die Blase zurückgespült (was durch Schwenken des  Kolbens unterstützt werden kann), so ist der Kolben lange genug abkühlen zu lassen und mit ein  wenig Wasser sorgfältig zu spülen. Anschließend wird der Aufschluß wie vorstehend beschrieben  fortgesetzt. 6.3. Nach dem Abkühlen wird jedem Kjeldahl-Kolben 300 ml Wasser (vgl. Anmerkung) zugesetzt und  damit der Kolbenhals sorgfältig gespült; anschließend wird der Inhalt gründlich vermischt, bis die  ausgefällten Kristalle gelöst sind. Einige Siedesteinchen (5.2) werden zugegeben, damit ein  gleichmässiges Sieden gewährleistet ist. Schließlich wird die Probe mit 70 ml Natriumhydroxidlösung  (4.4) (vgl. Anmerkung) versetzt, wobei die Lösung vorsichtig über den geneigten Kolbenhals  einzugießen ist, so daß sie am Grunde der Blase eine Schicht bildet; das obere Ende des Halses darf  von der Natriumhydroxidlösung nicht benetzt werden. Anmerkung: Wasser und Natriumhydroxidlösung müssen insgesamt ein Volumen von 370 ml ergeben, damit  etwa 150 ml Destillat anfällt, bevor das unregelmässige Sieden (Stossen) einsetzt (6.4). Daher muß bei Verwendung einer grösseren Menge Natriumhydroxidlösung mit einem Massenanteil von  weniger als 47  % die zugesetzte Wassermenge entsprechend verringert werden. So muß bei Verwendung  von 85 ml 40  %iger oder 125 ml 30  %iger Natriumhydroxidlösung die zugesetzte Wassermenge 285 ml  bzw. 245 ml betragen. 6.4. Jeder Kjeldahl-Kolben wird sofort an einem Destillationsapparat (5.6) angeschlossen. Es muß  gewährleistet sein, daß der Kühlervorstoß in einen Erlenmeyerkolben mit 50 ml Borsäurelösung (4.5)  und 0,20 ml (5 bis 6 Tropfen) Indikatorlösung (4.6) eintaucht. Der Inhalt jedes Kjeldahl-Kolbens  wird gründlich durchmischt und allmählich zum Sieden gebracht, um ein Überschäumen zu vermeiden.  Nach Austreiben von 100 bis 125 ml Destillat werden die einzelnen Erlenmeyerkolben etwas abgesenkt,  damit der Kühlervorstoß etwa 40 mm über der 200-ml-Marke steht. Die Destillation wird so lange  fortgesetzt, bis das unregelmässige Sieden (Stossen) einsetzt und dann sofort abgebrochen.  Kjeldahl-Kolben abnehmen und Kühlervorstoß mit etwas Wasser spülen, wobei der Spülablauf im  Erlenmeyerkolben aufgefangen wird. Dabei sind folgende Anforderungen zu erfuellen: a) Der Destillationsverlauf ist so zu wählen, daß bei Einsetzen des unregelmässigen Kochens  (Stossens) etwa 150 ml Destillat ausgetrieben sind und in jedem Erlenmeyerkolben noch etwa 200 ml  verbleiben. b) Der Wirkungsgrad der Kühler ist so zu wählen, daß die Temperatur des Erlenmeyerkolben-Inhalts  während der Destillation höchstens 25 oC beträgt. 6.5. Jedes Destillat wird mit Standardlösung (4.7) unter Verwendung eines pH-Meßgeräts und einer  automatischen Bürette auf einen pH-Wert von 4,6±0,1 eingestellt. Durch Zusatz eines Indikators kann  geprüft werden, ob Korrektur titriert wird. Mit der Bürette wird auf 0,01 ml genau titriert. Dazu  wird ein Vergrösserungsglas (5.10) verwendet; Parallaxenfehler sind zu vermeiden. Die Titration kann mit Hilfe eines einzigen Indikators durchgeführt werden. Sie erfolgt, bis die  Farbe des Destillats der einer Lösung entspricht, die kurz vorher aus 150 ml Wasser mit 50 ml der  Borsäurelösung und 0,2 ml des im Erlenmeyerkolben (5.8) enthaltenen Indikators aufbereitet wurde. 6.6. Es wird ein Blindversuch gemäß den Arbeitsvorschriften 6.1 bis 6.5 einschließlich  durchgeführt, wobei bei diesem Verfahren anstelle der Milchprobe 5 ml destilliertes Wasser mit etwa  0,1 g Saccharose (4.8) zu verwenden ist. Anmerkung: Zur Titration des Blinddestillats ist nur eine ganz geringe Menge Titrierlösung (4.7)  erforderlich. 6.7. Die Richtigkeit der Durchführung ist mit Hilfe zweier Wiederfindungsversuche gemäß den  Arbeitsvorschriften 6.1 bis 6.5 einschließlich zu prüfen. 6.7.1. Das Verfahren wird mit einer Einwaage von 0,15 g Ammoniumoxalat oder -sulfat (4.9) auf 0,001  g genau sowie 0,1 g Saccharose (4.8) auf etwaige Stickstoffverluste infolge lokaler Überhitzung  oder Leckverlusten während der Destillation geprüft. Der Anteil des wiedergefundenen Stickstoffs muß 99 bis 100  % betragen. Niedrigere oder höhere Ergebnisse weisen auf methodische Fehler und/oder auf ungeeignete  Konzentration der Standardlösung (4.7) hin. 6.7.2. Das Aufschlußverfahren wird durch Verwendung einer Einwaage von 0,20 g reinem Tryptophan,  0,35 g Phenacetin oder 0,20 g Lysinhydrochlorid (4.10) daraufhin geprüft, ob der gesamte  Eiweißstickstoff freigesetzt wird. Die Einwaage ist jeweils auf 0,001 g genau vorzunehmen. Die  Stickstoffauswaage muß mindestens 98 bis 99  % betragen. 7. UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTENBeim Umgang mit konzentrierter Schwefelsäure und Natriumhydroxid  sowie mit Kjeldahl-Kolben sind immer Laborkittel, Sicherheitsschutzbrille und säurefeste Handschuhe  zu tragen. Nr. L 407/4231. 12. 92Während der Destillation dürfen die Kjeldahl-Kolben niemals unbeaufsichtigt  bleiben. Bei zu heftigem Stossen in den Kolben ist die Destillation aus Sicherheitsgründen sofort  abzubrechen. Fällt der Strom für über 2 bis 3 Minuten aus, so ist das Sammelgefäß tiefer zu  stellen, so daß der Destilliervorstoß nicht mehr in die Flüssigkeit eintaucht. 8. AUSWERTUNG8.1. BerechnungDer Stickstoffgehalt (WN) in Gramm Stickstoff je 100 g Produkt wird  nach folgender Formel berechnet:  WN =1,40 (V     VO) cmHier bedeuten: WN =   Stickstoffgehalt, V=   Volumen der bei der Bestimmung verwendeten Standardtitrierlösung in ml, VO=   Volumen der beim Blindversuch verwendeten Standardtitrierlösung in ml, c=   Konzentration der Standardtitrierlösung (4.7) in mol/l, m=   Gewicht der Probeneinwaage in g. Das Ergebnis ist auf 0,001 g je 100 g zu runden. 8.2. Zuverlässigkeit8.2.1. Wiederholbarkeit (r): 0,007 g je 100 g. 8.2.2. Vergleichbarkeit (R): 0,015 g je 100 g. 9. MODIFIZIERTE VERFAHREN9.1. Anstelle des Aufschlußgeräts und der Kjeldahl-Kolben gemäß 5.5 und  5.1 wird eine Aufschlussapparatur mit zylindrischen Gefässen verwendet. In diesem Fall muß zur  Bestimmung potentieller Fehlerquellen jeder Platz einzeln geprüft werden (6.7). 9.2. Wasserdampfdestillation anstelle der direkten Erwärmung der Kolben (6.4). Lässt das Gerät die  Verwendung von destilliertem Wasser nicht zu, so ist dafür Sorge zu tragen, daß das Wasser keine  Säure oder fluechtigen alkalischen Bestandteile enthält. 9.3. Anstelle einer Einwaage von 5 g (6.1) kann eine Probe von 1 g Milch (Semimakromethode nach  Kjeldahl) verwendet werden, sofern- die Anteile der zur Mineralisierung (6.1) verwendeten  Reagenzien H2SO4, CUSO4   7  5 H2O, K2SO4 entsprechend (1/5) verringert werden; - die Gesamtaufschlußzeit (6.2) auf 75 Minuten gesenkt wird; - der Anteil von Natriumhydroxidlösung (6.3) im gleichen Verhältnis (1/5) gesenkt wird; - eine Standardsäurelösung (4.7) geringerer Konzentration (0,02-0,03 mol/l) verwendet werden muß. Anmerkung: Die Verwendung eines oder mehrerer dieser wahlfreien Verfahren ist zulässig, sofern die  gemäß dieser Arbeitsvorschrift festgesetzten Wiederholbarkeitsanforderungen (8.2.1) sowie die  Anforderungen an die Richtigkeit in 2 Kontrolluntersuchungen (6.7) erfuellt sind. V. BESTIMMUNG DES EIWEISSGEHALTS 1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICHDiese Arbeitsvorschrift  beschreibt das Referenzverfahren zur Bestimmung des Eiweißgehalts wärmebehandelter Milch (Artikel 3  Buchstabe A Nummer 3 der Richtlinie 85/397/EWG). 2. BEGRIFFSBESTIMMUNGEiweißgehalt: Darunter ist der durch Multiplikation des Stickstoffgehalts  (ausgedrückt in Massenprozenten und bestimmt nach den unter IV beschriebenen Verfahren) mit einem  geeigneten Faktor (vgl. 3) erzielte Wert zu verstehen. 3. BERECHNUNGEiweißgehalt der Milch in Massenprozenten = 6,38×  Gesamtstickstoffgehalt der Milch  in Prozent. Nr. L 407/4331. 12. 92VI. BESTIMMUNG DER DICHTE 1. UMFANG UND ANWENDUNGSBEREICHDiese  Arbeitsvorschrift beschreibt das amtliche Verfahren zur Bestimmung der Dichte von wärmebehandelter  Vollmilch, teilentrahmter Milch und Magermilch bei 20 oC. 2. BEGRIFFSBESTIMMUNGDie Dichte von Milch ist der Quotient aus der Masse eines bestimmten Volumens  Milch bei 20 oC und der Masse des gleichen Volumens Wasser bei 20 oC. 3. KURZBESCHREIBUNGDie Dichte von Milch bei 20 oC wird mit einem Thermoaräometer gemessen. 4. GERÄTE UND HILFSMITTELÜbliche Laborausrüstung, insbesondere: 4.1. ThermoaräometerDas Thermoaräometer zur Bestimmung der Dichte besteht aus einem Glasschwimmer,  der am unteren Ende breit und schwer ist. An seinem oberen Ende sitzt ein koaxial angeordneter  Glasstengel, der oben geschlossen ist. Der Glasschwimmer enthält das zur Einjustierung der Thermoaräometermasse notwendige Gewicht (Blei,  Quecksilber usw.). Der Stengel verfügt über eine Meßskala von 1,025 bis 1,035 g/ml. Das Thermoaräometer muß pyknometrisch geprüft werden; dafür ist ein Pyknometer mit etwa 100 ml  Inhalt und ein Präzisionsthermometer zu verwenden. 4.2. Standzylinder (Glas oder rostfreier Stahl). Mindestabmessungen wie folgt: - Innendurchmesser ca. 35 mm, - Innenhöhe ca. 225 mm. 4.3. Wasserbad, einstellbar auf 20±0,1 oC. 4.4. Wasserbad, einstellbar auf 40±2 oC. 4.5. Thermometer, Teilung 0,5 oC. 5. VERFAHREN5.1. Zur guten Verteilung des Fetts wird die Probe durch Stürzen gründlich  durchmischt, ins Wasserbad (4.4) übergeführt, auf 40 oC erwärmt und 5 Minuten auf dieser Temperatur  gehalten. Anschließend wird die Probe durch vorsichtiges Stürzen erneut gründlich durchmischt,  damit sich das Fett gleichmässig verteilt. Danach im zweiten Wasserbad (4.3) auf 20 oC abkühlen. 5.2. Die Probe wird durch vorsichtiges Stürzen ohne Schaum- oder Blasenbildung gründlich  durchmischt. Die Milch wird in einen Standzylinder (4.2) gegossen, der dabei schräg zu halten ist,  um eine Schaum- oder Blasenbildung zu vermeiden. Es ist so viel von der Milchprobe einzugießen, daß  beim Aufsetzen des Thermoaräometers (4.1) etwas davon aus dem Standzylinder überfließt. Das  Thermoaräometer wird vorsichtig in die Milch eingeführt und nach Einstellen der Gleichgewichtslage  frei schwimmen gelassen. Dabei muß der Standzylinder senkrecht stehen. Das Thermoaräometer muß sich  in der Mitte der Flüssigkeitssäule befinden und darf die Zylinderwandung nicht berühren. 5.3. Nach Einstellen der Gleichgewichtslage sind die Spindelgrade am oberen Wulstrand abzulesen. 5.4. Sofort nach dem Ablesen des Thermoaräometers ist das Thermometer einzuführen und die  Temperatur auf 0,5 oC genau abzulesen. Die Temperaturabweichung von 20 oC darf nicht mehr als ±2 oC  betragen. 6. TEMPERATURKORREKTUR6.1. Beträgt die Temperatur der Milchprobe bei der Bestimmung der Dichte  nicht exakt 20 oC, so muß das Ergebnis in der Weise korrigiert werden, daß zu der bestimmten Dichte  für jedes Grad Celsius über 20 oC 0,0002 addiert bzw. davon für jedes Grad Celsius unter 20 oC  0,0002 subtrahiert werden. Diese Korrektur gilt nur für den Fall, daß die Temperatur um höchstens 5  oC von der Solltemperatur von 20 oC abweicht. Nr. L 407/4431. 12. 927. ERGEBNISBERECHNUNGDie Dichte der Probe wird in g/ml entrahmter Milch  bei 20 oC entsprechend der nachfolgenden Formel ausgedrückt:  1 000   7  mv   MG   7  mv=0,92 mv (1 000     MG)1 000 MG   7  mv0,92920     MG   7   mvDabei bedeuten: mv  =   die Dichte der Probe, abgelesen auf dem Thermoaräometer (5.4) in g/l, MG = Fettgehalt der Probe in g/l, 0,92 = Dichte von Fett. 8. ZUVERLÄSSIGKEIT8.1. Wiederholbarkeit (r): 0,0003 g/ml. 8.2. Vergleichbarkeit (R): 0,0015 g/ml. Anlage zu Anhang IIALTERNATIVVERFAHREN UNTER VERWENDUNG VON EXTRAKTIONSROHREN MIT HEBER ODER  WASCHFLASCHENEINSATZ A.1. VERFAHRENA.1.1. Vorbereitung der Probe für die UntersuchungVgl. 6.1. A.1.2. ProbeneinwaageArbeitsgang wie 6.2, jedoch unter Verwendung von Extraktionsrohren nach 5.6.  Die Probeneinwaage muß möglichst vollständig auf den Boden des Extraktionsrohres gelangen. A.1.3. BlindversuchVgl. 6.3. A.1.4. Vorbereitung des FettsammelgefässesVgl. 6.4. A.1.5. BestimmungA.1.5.1. Die vorbehandelte Probeneinwaage am Boden des Gefässes wird mit 2 ml  Ammoniaklösung (4.1) oder einer entsprechenden Menge einer stärker konzentrierten Ammoniaklösung  versetzt und damit gründlich vermischt. Sofort nach der Ammoniakzugabe wird die Bestimmung  durchgeführt. A.1.5.2. Die Probe wird mit 10 ml Ethanol (4.2) versetzt und am unteren Ende des Rohres durch  vorsichtiges Schütteln gründlich vermischt. Wahlweise zwei Tropfen Kongorot- oder Kresolrot-Lösung  (4.3) zugeben. A.1.5.3. Die Probe wird mit 25 ml Diethylether (4.4) versetzt. Anschließend wird das  Extraktionsrohr mit einem wassergesättigten Korkstopfen oder einem befeuchteten Stopfen (5.6)  verschlossen und eine Minute lang unter mehrmaligem Stürzen gründlich, aber vorsichtig geschüttelt  (damit sich keine bleibenden Emulsionen bilden). Das Rohr wird gegebenenfalls unter fließendem  Wasser abkühlen gelassen, anschließend der Korken bzw. Stopfen vorsichtig entfernt und dieser sowie  der Hals des Rohres mit ein wenig Lösungsmittelgemisch (4.6) unter Verwendung der Waschflasche  (5.8) abgespült, so daß das Spülmittel in das Rohr hineinfließt. A.1.5.4. Die Probe wird mit 25 ml Petroleumbenzin (4.5) versetzt. Anschließend wird das Rohr mit  dem erneut (durch Eintauchen in Wasser) befeuchteten Korken oder Stopfen verschlossen und 30  Sekunden lang vorsichtig gemäß A.1.5.3 geschüttelt. A.1.5.5. Das geschlossene Rohr wird 1 bis 5 Minuten lang bei einer Drehzahl von 500 bis 600 min 1  (5.2) zentrifugiert. Steht keine Zentrifuge zur Verfügung (vgl. Anmerkung zu 5.2), das geschlossene  Rohr im Gestell (5.7) mindestens 30 Minuten lang stehen lassen, bis sich der Überstand geklärt und  vollständig von der wäßrigen Schicht getrennt hat. Wenn notwendig, wird das Rohr unter fließendem  Wasser gekühlt. A.1.5.6. Der Korken oder Stopfen wird vorsichtig entfernt und ebenso wie der Hals des Rohres mit  ein wenig Lösungsmittelgemisch so gespült, daß das Spülmittel in das Rohr hineinfließt. A.1.5.7. Einen Heber oder einen Waschflascheneinsatz in das Rohr einsetzen und den Vorstoß des  Einsatzes soweit einführen, bis die Öffnung etwa 3 mm über der Grenzschicht zwischen den beiden  Schichten steht. Der Vorstoß soll parallel zur Achse des Extraktionsrohres zu liegen kommen. Der Überstand wird vorsichtig in das vorbereitete, mit Siedesteinchen (5.10) beschickte  Fettsammelgefäß (6.4) abgehebert. Bei Verwendung von Kolben (alternativ zu Metallschalen) ist  darauf zu achten, daß kein Wasser mitgerissen wird. Das Austrittsrohr des Einsatzes wird mit ein  wenig Lösungsmittelgemisch gespült und dieses im Fettsammelgefäß aufgefangen. A.1.5.8. Der Einsatz wird vom Hals des Extraktionsrohres gelöst, etwas herausgenommen und der  untere Teil des Vorstosses mit ein wenig Lösungsmittelgemisch abgespült. Die Armatur wird wieder  eingesetzt und das Spülmittel in das Fettsammelgefäß abgehebert. Das Austrittsrohr des Einsatzes wird mit ein wenig Lösungsmittelgemisch abgespült und dieses im  Gefäß aufgefangen. Das Lösungsmittel kann ganz oder teilweise aus dem Fettsammelgefäß entweder  durch Destillation oder Verdampfen gemäß 6.5.12 ausgetrieben werden. A.1.5.9. Der Einsatz wird nochmals am Hals gelöst, etwas herausgenommen und der Rohrinhalt mit 5 ml  Ethanol versetzt; dabei wird zunächst der Einsatz mit Ethanol abgespült; der Inhalt wird wie in  A.1.5.2 beschrieben vermischt. A.1.5.10. Es wird eine zweite Extraktion unter Wiederholung der Arbeitsgänge A.1.5.3 bis A.1.5.8  durchgeführt, dabei jedoch nur 15 ml Diethylether (4.4) und 15 ml Petroleumbenzin (4.5) verwendet.  Der Ether wird im Anschluß an die vorangegangene Extraktion zum Spülen des Vorstosses der vom Rohr  gelösten Armatur verwendet. A.1.5.11. Es wird eine dritte Extraktion unter erneuter Wiederholung der Arbeitsgänge A.1.5.3 bis  A.1.5.8 durchgeführt, wobei jedoch nur 15 ml Diethylether und 15 ml Petroleumbenzin verwendet  werden und der Vorstoß wie in A.1.5.10 beschrieben abgespült wird. Bei Magermilch kann auf die dritte Extraktion verzichtet werden. A.1.5.12. Für das weitere Verfahren gelten die Arbeitsvorschriften 6.5.12 bis 6.5.16.