CELEX: 32003R0129
Language: hu
Date: 2003-01-24 00:00:00
Title: A Bizottság 129/2003/EK rendelete (2003. január 24.) a halászati hálók szembőségének és fonálvastagságának meghatározására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

Avis juridique important

|

32003R0129

Official Journal L 022 , 25/01/2003 P. 0005 - 0014

A BIZOTTSÁG 129/2003/EK RENDELETE(2003. január 24.)a halászati hálók szembőségének és fonálvastagságának meghatározására vonatkozó részletes szabályok megállapításárólAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,tekintettel a legutóbb a 973/2001/EK rendelettel[1] módosított, a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 48. cikkére,mivel:(1) A 2550/97/EK rendelettel módosított, a halászati hálók szembőségének meghatározására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1984. július 23-i 2108/84/EGK rendeletet[3] lényegesen módosították, és mivel további módosításokra van szükség, az átláthatóság és a célszerűség érdekében az említett rendelet helyébe e rendelet lép.(2) A halászati erőforrások védelmére vonatkozó technikai intézkedések betartásának biztosítása érdekében a halászati hálók szembőségének és fonálvastagságának meghatározására vonatkozóan részletes szabályokat kell megállapítani.(3) Az ellenőrzési eljárás céljából meg kell határozni a használható szembőségmérő eszközök típusait, a használat módját, a lemérendő hálószemek kiválasztási módját, minden egyes hálószem lemérési módszerét, a háló szembőségének kiszámítására vonatkozó módszert és a fonálvastagság megállapításához a hálószemek fonalainak kiválasztására vonatkozó eljárást, valamint az ellenőrzési eljárás folyamatát.(4) Meg kell állapítani azon feltételeket, amelyek alapján az ellenőrzési eljárás során eldöntik, hogy a halászati hálók fonálvastagsága meghaladja-e a megengedett maximális vastagságot.(5) Amennyiben az ellenőrzés során a hajó kapitánya vitatja a mérés eredményét, rendelkezni kell egy további és végleges mérésről.(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Irányítóbizottság véleményével,ELFOGADTA EZT A RENDELETET:I. FEJEZETÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK1. cikkFogalommeghatározásokE rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:a) "aktív halászfelszerelés": vonóhálók, kerítőhálók és hasonló vontatott hálók;b) "passzív halászfelszerelés": kopoltyúhálók, állítóhálók, tükörhálók, amelyek egy vagy több különálló hálóból állhatnak, amelyeket felső, alsó és összekötő kötelekkel szerelhetnek fel, és amelyek horgonyzó, úszó és navigációs felszerelésekkel láthatók el.II. FEJEZETAZ AKTÍV HALÁSZFELSZERELÉS SZEMBŐSÉGE2. cikkA szembőség meghatározására használt mérőeszköz(1) A szembőség meghatározásához használandó mérőeszköz 2 mm vastag, lapos, tartós anyagból készül és képes alakját megtartani. Vagy egy sor párhuzamos élű oldallal rendelkezik, amelyeket mindkét oldalon egy a nyolchoz arányban széttartó élű, közbeeső szakaszok kapcsolnak össze, vagy kizárólag mindkét oldalon egy a nyolchoz arányban széttartó élekkel rendelkezik. Legkeskenyebb végén kör alakú nyílással látják el.(2) A mérőeszközöket "EK szembőségmérő eszköz" jelzéssel kell ellátni. Minden egyes szembőségmérő eszköz felületén fel kell tüntetni a szélességet milliméterben, mind a párhuzamos oldalú szakaszon, ha van ilyen, mind a széttartó oldalú szakaszon. Az utóbbi esetben a szélességet 1 milliméterenként kell jelezni, és a szélesség értékét egyenlő szakaszonként fel kell tüntetni. A szembőségmérő eszközök mintáját az I. melléklet tartalmazza.3. cikkA szembőségmérő eszköz használata rombusz alakú hálószemek esetében(1) A rombusz alakú hálószemekből álló mező esetében a hálót a hálószemek hosszabb átlójának irányába kell nyújtani, a II. mellékletben bemutatott módon.(2) A 2. cikkben meghatározott szembőségmérő eszközt a legkeskenyebb végénél kell a hálószem nyílásába helyezni, a háló síkjára merőleges irányban.(3) A szembőségmérő eszközt kézzel, illetve súly vagy dinamométer segítségével kell a hálószem nyílásába helyezni, amíg széttartó élei mentén a hálószem ellenállása azt meg nem állítja.4. cikkA szembőségmérő eszköz használata négyzetes hálószemek esetében(1) A négyzetes hálószemekből álló mező esetében a hálót először a hálószemek egyik átlójának irányába, majd a másik átlójának irányába kell nyújtani, a II. mellékletben bemutatott módon.(2) A négyzetes hálószem mindkét átlója irányának mérésére a 3. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárást kell alkalmazni.5. cikkA hálószemek kiválasztása(1) A megmérendő szemeknek a háló hossztengelyének irányában kiválasztott 20 egymást követő hálószemből álló sorozatot kell képezniük.(2) A négyzetes hálószemekből álló mezők kivételével, az illesztésektől, kötelektől vagy a nyitókötéltől 50 cm-nél rövidebb távolságra lévő hálószemeket nem kell megmérni. Ezt a távolságot az illesztésekre, a kötelekre vagy a nyitókötélre merőlegesen kell mérni, a hálót a mérés irányába nyújtva. Nem kell megmérni a javított vagy szakadt hálószemeket sem, vagy azokat a hálószemeket, amelyeknél a hálóhoz tartozékok kapcsolódnak.(3) Az (1) bekezdéstől eltérően, a megmérendő hálószemeknek nem kell egymást követniük, amennyiben ez a (2) bekezdés rendelkezései alapján nem lehetséges.6. cikkAz egyes hálószemek mérése(1) A hálót kizárólag nedves és felolvadt állapotban kell mérni.(2) A rombusz alakú hálószemek bősége a szembőségmérő eszköz azon pontban mért szélességével egyenlő, ahol a hálószem megállítja a 3. cikkel összhangban használt szembőségmérő eszközt.(3) A négyzetes hálószemek bősége a szembőségmérő eszköz azon pontban mért szélességével egyenlő, ahol a hálószem a két átló 4. cikkel összhangban történő mérése során megállítja a szembőségmérő eszközt.Amennyiben egy adott hálószem átlóinak mérete eltér, a négyzetes szemű háló szembőségének kiszámítása során a leghosszabb átló méretét kell figyelembe venni.7. cikkA szembőség meghatározásaA háló szembősége megegyezik az 5. és 6. cikkben előírt módon kiválasztott és megmért összes hálószem mérete összegének számtani közepével milliméterben kifejezve, a számtani középértéket a következő milliméterre felkerekítve.8. cikkEllenőrzési eljárás(1) Az ellenőr az 5. cikkel összhangban kiválasztott, 20 hálószemből álló sorozatot mér meg, a mérőeszközt kézzel helyezve a hálószembe, súly vagy dinamométer használata nélkül.Ezt követően a háló szembőségét a 7. cikkel összhangban kell meghatározni.(2) Amennyiben a kiszámított szembőség alapján a szembőség nem felel meg a hatályos előírásoknak, további két, az 5. cikkel összhangban kiválasztott, 20 hálószemből álló sorozatot kell megmérni.A szembőséget a 7. cikkel összhangban, mind a 60 megmért hálószem figyelembevételével kell újra kiszámítani. A 9. cikk sérelme nélkül, ez az érték a háló szembősége.9. cikkMérés vita esetén(1) Amennyiben a hajó kapitánya vitatja a 8. cikkel összhangban meghatározott szembőséget, ezt a mérést nem veszik figyelembe a szembőség meghatározása során, és a hálót újra meg kell mérni.(2) Az újramérés során a szembőségmérő eszközhöz rögzített súlyt vagy dinamométert kell használni.Az ellenőr dönti el, hogy súlyt vagy dinamométert használnak.A súlyt a szembőségmérő eszköz legkeskenyebb végén elhelyezkedő környíláshoz kell rögzíteni egy horog segítségével. A dinamométert vagy a szembőségmérő eszköz legkeskenyebb végén elhelyezkedő nyíláshoz, vagy a szembőségmérő eszköz legszélesebb végéhez kell rögzíteni.A súly vagy a dinamométer pontosságát a megfelelő nemzeti hatóság tanúsítja.(3) A 8. cikkel összhangban meghatározott 35 mm-es vagy annál kisebb szembőségű hálók esetében 19,61 newton (2 kilogramm tömegnek megfelelő) erőt, egyéb hálók esetében 49,03 newton (5 kilogramm tömegnek megfelelő) erőt kell alkalmazni.(4) A szembőség 7. cikk szerinti, súly vagy dinamométer használatával történő meghatározása esetén csak egy 20 szemből álló sorozatot kell megmérni.(5) E mérés eredménye végleges.III. FEJEZETA PASSZÍV HALÁSZFELSZERELÉS SZEMBŐSÉGE10. cikkA szembőség meghatározására használt mérőeszköz(1) A szembőségmérő eszköz tartós anyagból készül és képes alakját megtartani. A mérőeszköz modelljét a III. melléklet mutatja be.(2) A szembőségmérő eszköz kinyitva 300 mm-ig terjedő szembőség mérésére alkalmas. A mérőskálát 1, 5, valamint 10 milliméteres közökre kell beosztani.(3) Az (1) és (2) bekezdésnek megfelelő szembőségmérő eszközöket "EK szembőségmérő eszköz" jelzéssel kell ellátni.(4) A hálószem nyílását mérő szembőségmérő eszköz mérőpofái legalább 1 milliméter, de legfeljebb 3 milliméter vastagok, és élük lekerekített.(5) A nyújtott hálószem mérése során a mérőeszköz kinyitása kizárólag kézzel történik.11. cikkA hálószemek kiválasztása(1) Az ellenőr húsz szemet választ ki a hálóból. Tükörhálók esetében a hálószemeket a háló legkisebb szembőség jellemezte részéből kell kiválasztani.(2) A következő hálószemeket semmilyen körülmények között nem lehet kiválasztani:a) egy kötélszakaszhoz, tartószerkezethez, vagy egyéb tartozékokhoz rögzített szegélykötél alsó vagy felső részén elhelyezkedő hálószemek;b) az illesztések két hálószeme és a kötelek között elhelyezkedő hálószemek;c) szakadt vagy javított hálószemek.12. cikkAz egyes hálószemek mérése(1) A hálókat felolvadt állapotban kell mérni.(2) Az ellenőr minden egyes hálószem nyílását oly módon méri le, hogy a szembőségmérő eszközt a hosszabb irányban elhelyezi a hálószemben, és a hálószemet kézzel nyújtja addig, amíg a hálószem oldalai egyenesek és feszesek nem lesznek.13. cikkA szembőség meghatározásaA szembőség megegyezik az összes kiválasztott és megmért hálószem mérete összegének számtani közepével milliméterben kifejezve, felkerekítve.14. cikkEllenőrzési eljárásAz ellenőr egy, a 11. cikkel összhangban kiválasztott, 20 szemből álló sorozatot mér meg. Ezt követően a szembőséget a 13. cikkel összhangban kell meghatározni.15. cikkMérés vita eseténAmennyiben a kapitány vitatja a mérés eredményét, az ellenőr a háló egy másik részéből újra kiválaszt és megmér 20 hálószemet a 11. és 14. cikk rendelkezéseinek megfelelően. Ezt követően a szembőséget a 13. cikkel összhangban, mind a 40 megmért hálószem figyelembevételével kell újra kiszámítani. E mérés eredménye végleges.IV. FEJEZETFONÁLVASTAGSÁG16. cikkA fonálvastagság meghatározására használt mérőeszköz(1) A fonálvastagság meghatározására használt mérőeszköz tartós, korrózióálló anyagból készül. A mérőeszköz modelljét a IV. melléklet mutatja be.(2) Ha a befogópofák zártak, a kör alakú nyílás átmérője megegyezik a nyílást körülzáró egyik pofán feltüntetett, milliméterben kifejezett értékkel. A befogópofák akkor zártak, ha a pofák két belső oldalfelülete érintkezik egymással, és azok egy síkban vannak.(3) Az (1) és (2) bekezdésnek megfelelő mérőeszközt "EK-mérőeszköz" jelzéssel kell ellátni.17. cikkA fonál kiválasztása(1) Az ellenőr a háló bármely olyan részéből választhat hálószemeket, amelyre a megengedett maximális fonálvastagság vonatkozik.(2) A hálószem szakadt vagy javított fonalai nem választhatók ki.(3) Amennyiben a kiválasztott hálószemek bármelyikéről megállapítják, hogy az javított vagy szakadt, az ellenőr a háló bármely más részéről választhat hálószemeket.18. cikkA fonál mérése(1) A fonalat felolvadt állapotban kell megmérni.(2) A rombuszos szemű háló fonalát a II. mellékletben bemutatott módon, a következőképpen kell megmérni:a) egyszálas hálóléhés esetében a 10 kiválasztott hálószem szemközti oldalainak fonalát kell megmérni;b) duplaszálas hálóléhés esetében az öt kiválasztott hálószem szemközti oldalain lévő fonál minden egyes szálát meg kell mérni.(3) A négyzetes szemű háló fonalát a II. mellékletben bemutatott módon, a következőképpen kell megmérni:a) az egyszálas hálóléhés esetében a 20 kiválasztott hálószem egyik oldalának fonalát kell megmérni, minden egyes hálószemben ugyanazt az oldalt választva;b) a duplaszálas hálóléhés esetében a 10 kiválasztott hálószemnek az egyik oldalán lévő fonál minden egyes szálát meg kell mérni, minden egyes hálószemben ugyanazt az oldalt választva.19. cikkA fonálvastagság meghatározására vonatkozó ellenőrzési eljárás(1) Az ellenőr a megengedett maximális fonálvastagsággal azonos átmérőjű, kör alakú nyílással rendelkező mérőeszközt használ. Amennyiben a fonál vastagsága megakadályozza a mérőeszköz pofáinak a záródását, vagy a fonál nem megy át könnyen a kör alakú nyíláson, miközben a pofák zártak, az ellenőr a fonálvastagság mérésének negatív eredményét (-) jegyzi fel.(2) Amennyiben a 20 megvizsgált fonál esetében ötnél több negatív eredményt (-) jegyeznek fel, az ellenőr további 20 fonalat választ ki és mér meg újra a 17. és 18. cikk rendelkezéseivel összhangban.(3) Amennyiben az összesen megvizsgált 40 fonál esetében tíznél több negatív eredményt (-) jegyeznek fel, a meghatározott fonálvastagság meghaladja a háló adott részében megengedett maximális fonálvastagságot.20. cikkA fonálvastagság meghatározása vita eseténAmennyiben a hajó kapitánya vitatja a 19. cikkel összhangban elvégzett mérés eredményét, ezt a mérést nem veszik figyelembe a fonálvastagság meghatározása során.A fonálvastagság meghatározása céljából az ellenőr a hálónak ugyanabból a részéből újra kiválaszt és megmér 20 különböző fonalat, és amennyiben az összesen 20 megmért fonál esetében ötnél több negatív eredményt (-) jegyeznek fel, a meghatározott fonálvastagság meghaladja a háló adott részében megengedett maximális fonálvastagságot. E mérés eredménye végleges.V. FEJEZETZÁRÓ RENDELKEZÉSEK21. cikkHatályon kívül helyezésA 2108/84/EGK rendelet hatályát veszti.A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozást az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, és az V. mellékletben meghatározott megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.22. cikkHatálybalépésEz a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.A 17-20. cikket 2003. július 1-jétől kell alkalmazni.Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.Kelt Brüsszelben, 2003. január 24-én.a Bizottság részérőlFranz FISCHLERa Bizottság tagjaI. MELLÉKLETEK SZEMBŐSÉGMÉRŐ ESZKÖZ SZÉTTARTÓ ÉLEKKEL EK SZEMBŐSÉGMÉRŐ ESZKÖZ PÁRHUZAMOS ÉLEKKEL[pic]II. MELLÉKLETROMBUSZ ALAKÚ HÁLÓSZEMEKET BEMUTATÓ ÁBRA NÉGYZETES HÁLÓSZEMEKET BEMUTATÓ ÁBRA[pic]III. MELLÉKLETCsomózott és csomózás nélküli hálószemek NYITOTT HÁLÓSZEM [pic] Mérőeszköz NYÚJTOTT SZEM [pic]IV. MELLÉKLETKörnyílással ellátott, párhuzamos pofákkal rendelkező befogó mérőeszköz (Ez a rajz kizárólag szemléltetés céljára szolgál) [pic] [pic] OldalnézetElölnézetA kör alakú nyílás kerületének mindkét oldalán az éleket le kell kerekíteni. A befogópofák belső felületeit legfeljebb 1 milliméter távolságon bemetszéssel kell ellátni annál a pontnál, ahol a pofáknak a kör alakú nyílást határoló két belső oldala érintkezik egymással, annak érdekében, hogy a felületek között legfeljebb 0,5 mm széles rés keletkezzen. IM-209m1 [pic] A kör alakú nyílás nagyított keresztmetszeteV. MELLÉKLETMegfelelési táblázatA 2108/84/EGK rendelet Ez a rendelet1. cikk (1) bekezdése 2. cikk (1) bekezdése, a második mondat utolsó részének kivételével1. cikk (2) bekezdése 2. cikk (2) bekezdése, az utolsó mondat kivételével2. cikk (1) bekezdése 3. cikk (1) bekezdése, a mondat első részének kivételével2. cikk (2) bekezdése 3. cikk (2) bekezdése2. cikk (3) bekezdése 3. cikk (3) bekezdése- 4. cikk (1) bekezdése- 4. cikk (2) bekezdése3. cikk (1) bekezdése 5. cikk (1) bekezdése3. cikk (2) bekezdése 5. cikk (2) bekezdése, az első mondat első részének kivételével3. cikk (3) bekezdése 5. cikk (3) bekezdése3. cikk (4) bekezdése 6. cikk (1) bekezdése4. cikk 6. cikk (2) bekezdése, az első albekezdés első mondata első részének és a második albekezdés kivételével- 6. cikk (3) bekezdése5. cikk 7. cikk, az utolsó mondat kivételével6. cikk (1) bekezdése 8. cikk (1) bekezdése- 8. cikk (2) bekezdése, az első mondat első részének kivételével6. cikk (2) bekezdése 9. cikk (1) bekezdése, az utolsó mondat utolsó szavának kivételével- 9. cikk (2) bekezdése- 9. cikk (3) bekezdése- 9. cikk (4) bekezdése6a. cikk 1. cikk b) pontja- 1. cikk a) pontja6b. cikk (1) bekezdése 10. cikk (1) bekezdése, az utolsó mondat kivételével6b. cikk (2) bekezdése 10. cikk (2) bekezdése6b. cikk (3) bekezdése 10. cikk (3) bekezdése6b. cikk (4) bekezdése 10. cikk (4) bekezdése6b. cikk (5) bekezdése 10. cikk (5) bekezdése6c. cikk (1) bekezdése 12. cikk (1) bekezdése és a 11. cikk (1) bekezdése, a második mondat második részének kivételével6c. cikk (2) bekezdése 12. cikk (2) bekezdése6c. cikk (3) bekezdése 13. cikk6c. cikk (4) bekezdése 11. cikk (2) bekezdésének a), b), c) pontja, az első mondat első részének kivételével- 14. cikk6d. cikk 15. cikk, az első mondat utolsó részének kivételével- 16. cikk (1) bekezdése- 16. cikk (2) bekezdése- 16. cikk (3) bekezdése- 17. cikk (1) bekezdése- 17. cikk (2) bekezdése- 17. cikk (3) bekezdése- 18. cikk (1) bekezdése- 18. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontja- 18. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja- 19. cikk (1) bekezdése- 19. cikk (2) bekezdése- 19. cikk (3) bekezdése- 20. cikk- 21. cikk7. cikk 22. cikk, a második mondat kivételével- I. melléklet- II. mellékletMelléklet III. melléklet- IV. melléklet- V. melléklet[1] HL L 137., 2001.5.19., 1. o.[2] HL L 125., 1998.4.27., 1. o.[3] HL L 194., 1984.7.24., 22. o.A kör alakú nyílás átmérője = a megengedett maximális fonálvastagságRögzített pofa(1-3 mm vastag)A mérőeszköz 300 mm-ig terjedő szembőség mérésére alkalmasSzembőségTolópofa(1-3 mm vastag)Mérőskálával ellátott merev lécA fonál iránya a csomózott hálóbanA háló hosszirányaAz egymást követő hálószemek soraA hálószem szomszédos oldalaiA háló hosszirányaA kör a hálószemek azonos oldalát jelöliA fonál iránya a csomózás nélküli hálóbanA fonál lehetséges iránya a csomózott hálóbanA hálószem szemközti oldalai