CELEX: 31971L0318
Language: hu
Date: 1971-07-26 00:00:00
Title: A Tanács irányelve (1971. július 26.) a gáztérfogatmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

Fontos jogi nyilatkozat

|

31971L0318

A Tanács irányelve (1971. július 26.) a gáztérfogatmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről  

Hivatalos Lap L 202 , 06/09/1971 o. 0021 - 0031 finn különkiadás fejezet 13 kötet 2 o. 0022  dán különkiadás sorozat I fejezet 1971(III) o. 0651  svéd különkiadás fejezet 13 kötet 2 o. 0022  angol különkiadás sorozat I fejezet 1971(III) o. 0729  - 0739 görög különkiadás: fejezet 13 kötet 1 o. 0159  spanyol különkiadás fejezet 13 kötet 2 o. 0037  portugál különkiadás fejezet 13 kötet 2 o. 0037  CS.ES fejezet 13 kötet 001 o. 147  - 157 ET.ES fejezet 13 kötet 001 o. 147  - 157 HU.ES fejezet 13 kötet 001 o. 147  - 157 LT.ES fejezet 13 kötet 001 o. 147  - 157 LV.ES fejezet 13 kötet 001 o. 147  - 157 MT.ES fejezet 13 kötet 001 o. 147  - 157 PL.ES fejezet 13 kötet 001 o. 147  - 157 SK.ES fejezet 13 kötet 001 o. 147  - 157 SL.ES fejezet 13 kötet 001 o. 147  - 157

		A Tanács irányelve(1971. július 26.)a gáztérfogatmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről(71/318/EGK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,tekintettel a Bizottság javaslatára,tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],mivel a tagállamokban kötelező rendelkezések határozzák meg a gáztérfogatmérők felépítését és ellenőrzési módszereit, melyek tagállamonként különböznek, és következésképpen akadályozzák e műszerek kereskedelmét; mivel ezért szükséges e rendelkezéseknek a közelítése;mivel a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i tanácsi irányelv [3] meghatározta az EGK-típusjóváhagyási és az EGK-elsőhitelesítési eljárásokat; mivel az említett irányelvvel összhangban meg kell határozni a gáztérfogatmérők konstrukciójára és működésére vonatkozó műszaki követelményeket,ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikkEz az irányelv a következő gáztérfogatmérőkre vonatkozik:1. Térfogatos mérőórák:- változó falú mérőórák,- forgódugattyús mérőórák.2. Nem térfogatos mérőórák:- turbinás mérőórák.2. cikkEzen irányelv mellékletében fel vannak sorolva azok a mérőórák, amelyek rendelkezhetnek EGK-jelöléssel. E mérőeszközök EGK-típusjóváhagyási eljárás és EGK-elsőhitelesítési eljárás tárgyai.3. cikkA tagállamok nem tagadhatják meg, nem tilthatják és nem korlátozhatják olyan gáztérfogatmérők forgalomba hozatalát vagy üzembe állítását, amelyen feltüntették az EGK-típusjóváhagyási jelet és az EGK-elsőhitelesítési jelet.4. cikk1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítést követő tizennyolc hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Bizottság értesüljön nemzeti joguknak azokról a főbb rendelkezéseiről, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.5. cikkEnnek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.Kelt Brüsszelben, 1971. július 26-án.a Tanács részérőlaz elnökA. Moro[1] HL C 65., 1970.6.5., 30. o.[2] HL C 131., 1970.10.29., 7. o.[3] HL L 202., 1971.9.6., 1. o.--------------------------------------------------MELLÉKLETI. FEJEZETA. A MELLÉKLETBEN ALKALMAZOTT EGYES KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA1. Terhelési tartományEgy gázmérőóra terhelési tartománya a Qmax legnagyobb térfogatáram és a Qmin legkisebb térfogatáram határértékek között van.2. Térfogatos mérőóra ciklustérfogata"Térfogatos mérőóra V ciklustérfogata" a mérőóra egy működési ciklusához tartozó térfogat, azaz a mérőóra mozgó alkatrészeinek azon teljes elmozdulásához tartozó térfogat, amely után a kijelző és a közbenső áttételek kivételével az összes ilyen alkatrész először ér vissza az eredeti helyzetébe.Ez az ellenőrző egység teljes körbefordulásával jellemzett érték és a mérőeszköz számlálóegységéhez tartozó áttételi arány összeszorzásával számítható ki.3. Üzemi nyomás és referencia nyomás3.1. Üzemi nyomásA gázmérőóra üzemi nyomása a mérőóra bemeneténél fellépő gáz nyomása és a légköri nyomás közötti különbség.3.2. Referencia nyomásA gáz mérőóra pr referencia nyomása az a nyomás, amelyhez a megjelölt gáztérfogat tartozik.A referencia nyomás megmérésére szolgáló nyomásmegcsapolás a III. fejezetben kerül meghatározásra.4. NyomásesésA gáz mérőóra nyomásesése gáz áramlása közben a mérőóra bemeneténél és a kimeneténél mért nyomás közötti különbség.5. Tengelykimenet állandójaEgy tengelykimenet állandója a meghajtás tengelyének egy teljes körbefordulásához tartozó térfogat; ez az érték az ellenőrző egység teljes körbefordulásához tartozó térfogat és az ennek a tengelynek a számlálóegységéhez tartozó áttételi arány összeszorzásával számítható ki.B. GÁZTÉRFOGATMÉRŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK1. Általános1.1. Ennek a mellékletnek az I. fejezete határozza meg azokat az előírásokat, amelyeket az ezen irányelv 1. cikkében meghatározott minden gáztérfogatmérőnek ki kell elégítenie.1.2. Ennek a mellékletnek a II. és a III. fejezete határozza meg az érintett mérőórákra vonatkozó különleges előírásokat.2. Felépítés2.1. AlapanyagokA mérőórákat kis belső feszültséggel rendelkező szilárd alapanyagokból kell előállítani, amelyek az idő előrehaladtával keveset változnak, és amelyek elegendően ellenállóak a rozsdásodással és a rendszerint előforduló, különböző gázok káros hatásaival vagy az ezekből származó bármely lerakódással szemben.2.2. A gázmérőórák nyomásbiztosságaA mérőháznak a legnagyobb üzemi nyomás mellett is gázok által áthatolhatatlannak kell lennie.2.3. Külső hatások elleni védelemA mérőórákat úgy kell összeállítani, hogy minden olyan külső hatás, ami a mérés pontosságát befolyásolhatja, lehetetlen legyen a hitelesítési jelölések és a biztonsági plombák megrongálása nélkül.2.4. A gázáramlás irányaAzoknak a mérőóráknak az esetében, amelyeknek a kijelző eszköze csak az egyik irányban történő átfolyás esetén működik pozitív irányban, ezt az irányt nyíllal kell jelezni.A nyíl elhagyható, amennyiben a felépítés meghatározza a gázátfolyás irányát.2.5. Mérésügyi tulajdonságokA Qmax-nak megfelelő térfogatáram esetén a mérőórának képesnek kell lennie a folyamatos működésre a II. és III. fejezetben megadott időtartamon keresztül, miközben a teljesítőképessége az azokban a fejezetekben meghatározott határok között marad.3. Kiegészítő eszközök3.1. A mérőket fel lehet szerelni a kiegészítő eszközökkel (helyesbítésre, rögzítésre, további kijelzésre stb.); ezeknek a hozzáadása EGK-típusjóváhagyás hatálya alá tartozik.3.2. A mérőórákat fel lehet szerelni kimeneti meghajtókkal a leszerelhető kijelzők, előre-fizetéses eszközök vagy bármely más további vagy kiegészítő eszköz működtetésére.3.2.1. Ha ezeket a vezérlőket nem használják, akkor a hajtótengely külső végét dugóval, vagy valamilyen hasonló módon kell védeni, amely leplombálható.3.2.2. Abban az esetben, ha ez a külső meghajtás egy tengely, akkor ennek jelzést kell viselnie az állandója értékéről a következő formában: "1 rev =… m3’ (vagy dm3)".3.3. A mérőórákat fel lehet szerelni belső pulzusgenerátorokkal.Ezeknek a generátoroknak a kimenete jelzést tartalmaz az egy pulzushoz tartozó értékre vonatkozóan a következő formában: "1 pulzus =… m3" (vagy dm3).4. Feliratok4.1. Minden mérőórán, vagy a kijelző eszköz számlapján vagy egy külön adatközlő lapon, de egy csoportba gyűjtve, fel kell tüntetni a következő feliratokat:a) a mérőóra típusjóváhagyásának száma;b) a gyártó neve vagy azonosítási jele;c) a mérőóra száma és gyártási éve;d) a mérőóra méretjelölése: ennek a formája egy nagy, nyomtatott G betű, amelyet egy, a II. és III. fejezet szerinti szám követ;e) a Qmax… m3/h formában kifejezett legnagyobb térfogatáram;f) a Qmin… m3/h (vagy dm3/h) formában kifejezett legkisebb térfogatáram;g) a legnagyobb üzemi nyomásPmax… MN/m2 (vagy N/m2) vagy Pmax… bar (vagy mbar) formában kifejezve;h) térfogatos mérők esetében a ciklustérfogat névleges értéke,V… m3 (vagy dm3) formában kifejezve.Ezeknek a feliratoknak tisztán láthatóaknak, könnyen olvashatóaknak és letörölhetetleneknek kell lenniük a mérőóra szokásos használata közben.4.2. A típusjóváhagyást kiadó mérésügyi hivatal határozhatja meg azokat az eseteket, amikor az adattáblán a gáz fajtáját is fel kell tüntetni.4.3. A mérőórán fel lehet továbbá tüntetni a kereskedelmi megnevezést, egyedi sorozatszámot, a gázszolgáltató nevét, az európai szabványoknak való megfelelést tanúsító jelölést, és az esetleges javításokra utaló jelzést. Egyedi jóváhagyás nélkül minden más jelzés vagy felirat tiltott.5. Számláló és ellenőrző egység5.1. Számláló5.1.1. A számlálóknak dob alakúaknak kell lenniük, mindazonáltal az utolsó elem kivételt képezhet ez alól a szabály alól. A dobokat köbméterrel vagy a köbméter tízes többszöröseivel vagy törtrészeivel kell kalibrálni. A számlapon fel kell tüntetni a m3 jelét és helyét.5.1.1.1. A köbméter törtrészeit jelölő doboknak – ha vannak ilyenek – világosan megkülönböztethetőeknek kell lenniük a többi dobtól, és el kell őket választani egy jól látható tizedes jellel.5.1.1.2. Azokban az esetekben, amikor az utolsó dob a köbméter tízes többszöröse, a számlapon fel kell tüntetni:a) egy vagy több rögzített nullát, az utolsó dobnak megfelelően; vagyb) a "×10, ×100, ×1000 stb." jelzést oly módon, hogy a leolvasás mindig köbméterben történjen.5.1.2. A számlálót elegendõ számozott dobbal kell ellátni annak érdekében, hogy az utolsó dob egy egységében jelezni lehessen az ezerórás mûködési periódus alatt legnagyobb térfogatárammal áthaladó mennyiséget.5.2. Ellenőrző egység5.2.1. A mérőórákat olyan módon kell megtervezni, hogy az ellenőrzést a megkívánt pontossággal lehessen elvégezni. Ebből a célból a terv szerint magukban kell foglalniuk egy beépített ellenőrző egységet, vagy lehetőséget hordozható ellenőrző egységek csatlakoztatására.5.2.2. A beépített ellenőrző egység lehet a számláló utolsó eleme a két következő formában:a) egy osztott skálát tartalmazó folyamatosan forgó dob;b) egy osztott skálát tartalmazó rögzített számlap mellet elhaladó mutató, vagy egy osztott skálát tartalmazó tárcsa, amely rögzített vonatkoztatási jel mellett halad el.5.2.3. Ezeknek az ellenőrző egységeknek az osztott skáláján az osztások egységét világos módon és félreérthetetlenül m3-ben vagy a m3 tízes törtrészeiben fel kell tüntetni; az osztás kezdetét a nulla jellel kell megjelölni.5.2.3.1. A skála osztásai közötti távolságnak a skála teljes tartományán belül állandónak kell lennie, és ez nem lehet kisebb, mint 1 milliméter.5.2.3.2. A skála osztásainak értékét 1×10n, 2×10n vagy 5×10 m3 formában kell megadni, ahol n egy pozitív vagy negatív egész szám vagy nulla.5.2.3.3. Az osztások vonalainak vékonyaknak és egyformáknak kell lenniük. Azokban az esetekben, amikor az osztás 1×10n vagy 2×10n m3 formában van megadva, minden az 5 többszörösét alkotó vonalat, illetve abban az esetben, amikor az osztás 5×10n m3 formában van megadva, minden, a 2 többszörösét alkotó vonalat nagyobb hosszúsággal meg kell különböztetni.5.2.4. A mutatónak vagy a vonatkoztatási jelnek megfelelően vékonynak kell lennie a pontos és könnyű leolvasás érdekében.5.3. A dobok és számlapok átmérőjeA dobok átmérőjének legalább 16 milliméternek kell lennie.Az I. B. fejezet 5.2.2. b) pontjában említett osztott skála átmérőjének legalább 32 milliméternek kell lennie.5.4. A számláló leolvasásaA számlálót úgy kell megtervezni, hogy a számjegyek egyszerű melléhelyezése által olvasható legyen.5.5. A számjegyek előrehaladásaA kijelző bármely részén levő minden számjegynek be kell fejezni az előrehaladást, mihelyt a közvetlenül szomszédos eggyel alacsonyabb helyi érték befejezi a körülfordulásának utolsó tizedét.5.6. A számláló eltávolításaA mérőórákat úgy kell megtervezni, hogy a számlálót a vizsgálat alatt könnyen el lehessen távolítani.6. Legnagyobb megengedett hiba6.1. A mérési hiba viszonyított érték formájában van kifejezve, mint a kijelzett térfogat és az ahhoz tartozó, a mérőórán áthaladt térfogat különbségének az utóbbi értékére vonatkoztatott százalékos aránya.6.2. Ezek a hibák az 1,2 kg/m3 referencia sűrűségű levegő térfogatának mérésére vonatkoznak. Általános atmoszférikus környezetben úgy lehet tekinteni, hogy a tesztlaboratórium környezeti levegője megfelel ennek a feltételnek.6.3. A megengedhető legnagyobb hibákat a II. és a III. fejezet sorolja fel; azok az áramlás jóváhagyott irányában érvényesek.7. Nyomásesés7.1. Megengedhető legnagyobb értékekA nyomásesés megengedhető legnagyobb értékeit a II. és a III. fejezet sorolja fel.8. A hitelesítő jelölések és plombák alkalmazása8.1. CélA gázmérőórán alkalmazott EGK-hitelesítési jelek és plombák csak azt igazolják, hogy a mérőóra megfelel az ezen irányelvben meghatározott követelményeknek.8.2. Elhelyezés8.2.1. A jelölések helyét olyan módon kell megválasztani, hogy a leplombált alkatrész szétszerelése maga után vonja a plomba tönkretételét.8.2.2. Ha az I. B. fejezet 4.1. pontjában említett feliratok különleges adattáblán vannak, akkor az egyik jelölést úgy kell elhelyezni, hogy az megsérüljön, ha a különleges táblát eltávolítják.8.2.3. A hitelesítő jelölések és a plomba számára helyet kell biztosítani:a) minden táblán, ami az ebben a mellékletben megkövetelt feliratot tartalmaz;b) a mérőház minden elemén, amelyet más módon nem lehet megvédeni a külső beavatkozástól, ami hatással lehet a mérés pontosságára.9. EGK-típusjóváhagyás és -elsőhitelesítés9.1. EGK-típusjóváhagyás9.1.1. A mérőóra típusjóváhagyására vonatkozó kérelemnek a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a kérelmezett típus mellett:- a mérőóra leírása, amelyik számára a jóváhagyást kérelmezik,- a mérőóra perspektivikus rajza vagy fényképe,- a teljes mérőóra összeszerelési rajza, szükség esetén részletes rajzokkal kiegészítve,- alkatrészek jegyzéke és minden egyéb, a mérésügyi szolgálat által szükségesnek tartott tájékoztatás,- a hitelesítő jelölések és plombák elhelyezkedését mutató tervrajz,- nyilatkozat, ami igazolja, hogy az ennek a típusnak megfelelően előállított mérőórák megfelelnek a biztonsági követelményeknek, különösen azoknak, amelyek az adattáblákon feltüntetett legnagyobb üzemi nyomással kapcsolatosak.9.2. EGK-elsőhitelesítés9.2.1. Az EGK-elsőhitelesítésre beadott gázmérőóráknak üzemkész állapotban kell lenniük. Ha a mérőórát kimeneti meghajtással működtetett kiegészítő eszközökkel alkalmazzák, akkor ezeket az eszközöket a vizsgálat alatt csatlakoztatni kell, hacsak nem adtak kifejezett engedélyt a későbbi csatlakoztatásra.10. Hitelesítő jelölések és plombákA hitelesítési vizsgálaton sikeresen átjutott mérőórákat:- ellátják hitelesítő jelöléssel,- különböző helyeken leplombálják annak biztosítására, hogy az egyes részegységeket megvédjék a külső beavatkozástól, ami hatással lehet a mérőóra tulajdonságaira.II. FEJEZETVÁLTOZÓ FALÚ GÁZMÉRŐÓRÁKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK1. Alkalmazási területEz a fejezet az I. fejezet előírásaival együtt azokra a gázmérőórákra vonatkozik, amelyekben az áthaladó gáz mérése változó falú mérőkamrák által történik.2. Terhelési tartomány és megjelölés2.1. A következő táblázat megadja a legnagyobb térfogatáram jóváhagyott értékeit, az ezekhez tartozó legkisebb térfogatáram felső határát és a ciklustérfogat legkisebb értékeit, a mérőóra (G) megjelölésének megfelelően:G | Qmax m3/h | Qmin m3/h (Legnagyobb érték) | V dm3 (Legkisebb érték) |1,6 | 2,5 | 0,016 | 0,7 |2,5 | 4 | 0,025 | 1,2 |4 | 6 | 0,040 | 2,0 |6 | 10 | 0,060 | 3,5 |10 | 16 | 0,100 | 6,0 |16 | 25 | 0,160 | 10 |25 | 40 | 0,250 | 18 |40 | 65 | 0,400 | 30 |65 | 100 | 0,650 | 55 |100 | 160 | 1,000 | 100 |160 | 250 | 1,600 | 200 |250 | 400 | 2,500 | 400 |400 | 650 | 4,000 | 900 |650 | 1000 | 6,500 | 2000 |2.2. Ha egy mérőóratípus esetén a Qmin értéke kisebb, mint az ebben a fejezetben a 2.1. pont táblázatában megadott szám, akkor a Qmin számszerű értékét az e táblázat 3. oszlopában szereplő számmal vagy annak tizedes törtrészével kell kifejezni.2.3. Ha egy mérőóra az ebben a fejezetben a 2.1. pont táblázatában megadott számnál kisebb ciklustérfogattal rendelkezik, azt azzal a feltétellel lehet jóváhagyni, ha ebben a vonatkozásban teljesíti az ebben a fejezetben a 7.2.5. pontban megadott tartóssági vizsgálat követelményeit.3. A felépítés részletei3.1. A V ciklustérfogat számított értéke, és a mérőórán erre a térfogatra meghatározott érték nem haladhatja meg az utóbbi 5 %-át egy mérőóra esetében sem.3.2. A G 1,6, a G 6 és a közöttük lévő mérőórák felszerelhetők egy olyan eszközzel, ami megakadályozza a számláló működését, ha a gáz nem az előírt irányban áramlik.4. Ellenőrző egység4.1. A G 1,6, a G 6 és a közöttük lévő mérőórák számára az ellenőrző egységet az I. fejezet 5.2.2. pontjában megadottak szerint készítik. A G 10, a G 650 és a közöttük lévő mérőórák számára az ellenőrző egység:- vagy az I. fejezet 5.2.2. pontjában megadottak szerint készül,- vagy leszerelhető.4.2. Ha az ellenőrző egység az I. B. fejezet 5.2.2. pontjában megadottak szerint készül, akkor az elem skála osztásainak távolsága és értéke ki kell, hogy elégítse a típus követelményeit, amint azt a következő táblázat mutatja:A mérőóra megjelölése | A skála legnagyobb értéke | Feltüntetett számjegyek || | | | |G | 1,6, | G | 6 | és közötte | 0,2 dm3 | 1 dm3 |G | 10, | G | 65 | és közötte | 2 dm3 | 10 dm3 |G | 100, | G | 650 | és közötte | 20 dm3 | 100 dm3 |4.3. Azoknak a mérőóráknak az esetében, amelyekhez az ellenőrző egység az I. B. fejezet 5.2.2. pontjában megadottak szerint készült, a 0,1 Qmax nagyságrendű térfogatáram mellett végzett legalább harminc, egymást követő mérés eredményének átlagos szórását, és az ezekben a mérésekben alkalmazott levegő legkisebb mennyiségét a következő táblázat tartalmazza:A mérőóra megjelölése | A megmérendő levegő térfogata | Megengedett legnagyobb átlagos szórás || | | | |G | 1,6, | G | 4 | és közötte | 20 V | 0,2 dm3 |G | 6 | | | | 10 V | 0,2 dm3 |G | 10, | G | 65 | és közötte | 10 V | 2 dm3 |G | 100, | G | 650 | és közötte | 5 V | 20 dm3 |5. Legnagyobb megengedett hibák5.1. Általános előírások5.1.1. A legnagyobb megengedett pozitív vagy negatív hibákat a következő táblázat tartalmazza:Térfogatáram Q | Legnagyobb megengedett hiba az EGK-elsőhitelesítés során || | | || Qmin< Q < | 2 | Qmin | 3 % |2 | Qmin< Q < | | Qmax | 2 % |5.1.2. Az EGK-elsőhitelesítés során olyan Q térfogatáram esetén, ami a 2 Qmin és a Qmax tartományban van, ha a hibák azonos előjelűek, akkor kell lennie olyannak, ami nem haladja meg az 1 %-ot.6. Nyomásesés6.1. Teljes nyomásesésA teljes nyomásesés átlaga 1,2 kg/m3 sűrűségű levegő Qmax sebességű térfogatárama mellett nem haladhatja meg a következő értékeket:A mérőóra megjelölése | A teljes nyomásesés megengedhető legnagyobb átlagértéke az EGK-elsőhitelesítés során || | | | | N/m2 | mbar |G | 1,6, | G | 10 | és közötte | 200 | 2 |G | 16, | G | 40 | és közötte | 300 | 3 |G | 65, | G | 650 | és közötte | 400 | 4 |6.2. Mechanikus nyomásesésA mechanikus nyomásesésnek, azaz a nyomás esésének átlaga 1,2 kg/m3 sűrűségű levegő Qmin és 2 Qmin közötti térfogatáram mellett nem haladhatja meg a következő értékeket:A mérőóra megjelölése | A mechanikus nyomásabszorpció megengedhető legnagyobb értéke az EGK-hitelesítés során || | | | | N/m2 | mbar |G | 1,6, | G | 40 | és közötte | 60 | 0,6 |G | 65, | G | 650 | és közötte | 100 | 1,0 |A fenti értékek a mechanikus nyomásesés maximumára vonatkoznak.6.3. Különleges előírásAzoknak a mérőóráknak az esetében, amelyeknél az üzemi nyomás meghaladja a 0,1 MN/m2-t (1 bar), az ebben a fejezetben a 6.2. pontban előírtakat kell alkalmazni a mechanikus nyomásesés tekintetében, de ezeknek a mérőóráknak a teljes nyomásesését – amelyet ebben a fejezetben a 6.1. pont említ – nem kell figyelembe venni.7. EGK-típusjóváhagyás7.1. A mintatípus mellett a kérelmezőnek az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátania 2–6 további minta mérőórát is, amelyeket az első minta mérőórának megfelelően gyártottak.Ha a kérelem különböző G méretű mérőórák jóváhagyására irányul, akkor az illetékes hatóság kívánságára a számot ki kell terjeszteni több G méretre.Ha a vizsgálat eredménye nem elégíti ki teljes mértékben az illetékes hatóságot, akkor további minta mérőórákat lehet bekérni.7.1.1. Az ettől az előírástól való eltérés megengedhető, amennyiben ezeket a minta mérőórákat egy későbbi időpontban az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják. Mindazonáltal a típusjóváhagyásra vonatkozó döntést nem hozzák meg, amíg az összes mintát teljes mértékben meg nem vizsgálták.7.1.2. A minta mérőórák a kérelmező tulajdonában maradnak, és a típusjóváhagyás megadása után visszakerülnek hozzá.7.2. A vizsgálat7.2.1. A típusmintának és a minta mérőóráknak meg kell felelniük az I. fejezetben és az ebben a fejezetben a 2., 3., 4., 5. és 6. pontban foglalt követelményeknek.7.2.2. Ezen túlmenően a határértékeken túl a legnagyobb és a legkisebb hiba közötti különbség a Q térfogatáram függvényében nem haladhatja meg a 3 %-ot az egyes mérőórák esetében.7.2.3. A típusmintát és a minta mérőórákat tartóssági vizsgálatnak kell alávetni. Ezt a vizsgálatot a következőképpen hajtják végre:7.2.3.1. A G 1,6, a G 10 és a közöttük lévő mérőórák esetében: a mérőóra legnagyobb terhelése mellett, levegővel: mindazonáltal azoknál a mérőóráknál, ahol az adattábla meghatározza a mérendő gáz típusát, a vizsgálatot teljesen vagy részben el lehet végezni ezzel a gázzal.7.2.3.2. A G 16, a G 650 és a közöttük lévő mérőórák esetében: amennyire lehetséges, a mérőóra legnagyobb terhelése mellett, levegővel vagy gázzal.7.2.4. A tartóssági vizsgálat időtartama azoknál a mérőóráknál, amelyek esetében a ciklustérfogat egyenlő az ebben a fejezetben a 2.1. pont táblázatában meghatározott értékkel, vagy nagyobb annál:7.2.4.1. A G 1,6, a G 10 és a közöttük lévő mérőórák esetében: 1000 óra. A vizsgálatot meg lehet szakítani, de hatvan napon belül be kell fejezni.7.2.4.2. A G 16, a G 650 és a közöttük lévő mérőórák esetében: olyan módon, hogy a művelet során megmért levegő vagy gáz mennyisége megfeleljen a mérőóra legnagyobb terhelése mellett 1000 óráig tartó mérés mennyiségének; a vizsgálatot hat hónapon belül be kell fejezni.7.2.5. Azoknál a mérőóráknál, amelyek esetében a ciklustérfogat kisebb az ebben a fejezetben a 2.1. pont táblázatában meghatározott értéknél, a tartóssági vizsgálat időtartama 2000 óra, és azt az ebben a fejezetben a 7.1. pont táblázatában meghatározottnál több mérőórán kell végrehajtani, a mérőóra leírásának megfelelően és általános jellemzői alapján.7.2.6. A tartóssági vizsgálat után a mérőóráknak meg kell felelniük a következő követelményeknek:a) a mérési tartományban a legnagyobb és a legkisebb hiba közötti különbség a Q térfogatáram függvényében nem haladhatja meg a 4 %-ot az egyes mérőórák esetében;b) a hiba sehol sem lehet több, mint a kezdeti legnagyobb hiba plusz 1,5 %, illetve sehol sem lehet kevesebb, mint a kezdeti legkisebb hiba, mínusz 1,5 %;c) a mechanikus nyomásesés nem növekedhet jobban 20N/m2 (0,2 millibar)-nál;d) azoknak a mérőóráknak az esetében, amelyeknél az üzemi nyomás meghaladja a 0,1 MN/m2-t (1 bar), a 0,5 Qmax térfogatáramnál és a Qmax térfogatáramnál észlelt hiba közötti különbség nem növekedhet jobban, mint 1 %.7.3. Jóváhagyott modell módosításaHa a jóváhagyási kérelem egy, már korábban jóváhagyott modell módosítását tartalmazza, az előző modellt jóváhagyó mérésügyi szolgálat a módosítások természete alapján dönt arról, hogy az ebben a fejezetben a 7.1., 7.2.3., 7.2.4. és a 7.2.5. pont előírásai alkalmazhatók-e, és ha igen, akkor milyen mértékben.8. EGK-elsőhitelesítés8.1. Pontossági vizsgálatokA mérőóráról akkor lehet feltételezni, hogy teljesíti a legnagyobb megengedett hiba tekintetében támasztott követelményeket, ha ezek a követelmények a következő térfogatáramoknál teljesülnek:a) a Qmin és 2 Qmin térfogatáramok közötti ponton;b) a Qmax 1/5-ének megfelelő térfogatáramnál;c) a Qmax térfogatáramnál;d) azoknak a mérőóráknak az esetében, amelyeknél az üzemi nyomás meghaladja a 0,1 MN/m2-t (1 bar), 0,50 Qmax térfogatáramnál.Ha a vizsgálatot eltérő körülmények között végezték, az eredményeknek legalább egyenértékűeknek kell lenniük a fent említett módszer alapján szerzettekkel.III. FEJEZETFORGÓDUGATTYÚS ÉS TURBINÁS GÁZMÉRŐÓRÁKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK1. Alkalmazási területEz a fejezet az I. fejezet előírásaival együtt a következő a gázmérőórákra vonatkozik:1.1. Forgódugattyús gáz-mérőórák- amelyekben az áthaladó gáz mérése forgó falú mérőkamrák által történik;1.2. Turbinás gázmérőórák- amelyekben a gáz tengelyirányú áramlása egy turbinalapátot hajt meg, és a kerék körbefordulásainak száma határozza meg az áthaladt gáz térfogatát.2. Terheléstartomány2.1. A gáztérfogatmérőket mindig a következő táblázatban megadott tartományokba kell sorolni, a G méretjelölésüknek megfelelően:G jelölés | Qmax m3/h | Tartomány |Kicsi | Közepes | Nagy |Qmin m3/h | Qmin m3/h | Qmin m3/h |40 | 65 | 13 | 6 | 3 |65 | 100 | 20 | 10 | 5 |100 | 160 | 32 | 16 | 8 |160 | 250 | 50 | 25 | 13 |250 | 400 | 80 | 40 | 20 |400 | 650 | 130 | 65 | 32 |650 | 1000 | 200 | 100 | 50 |1000 | 1600 | 320 | 160 | 80 |és az utolsó öt sor tízes többszörösei.3. A felépítés részletei3.1. Forgódugattyús mérőóra3.1.1. A mérőórák tartalmaznak bemeneti és kimeneti 3 és 5 milliméter közötti átmérőjű, a statikus nyomás mérésére alkalmas megcsapolásokat a nyomásesés megállapításának lehetővé tétele érdekében: a bemeneten mért nyomás adja meg a referencia nyomást.3.1.2. A mérőóra tartalmazhat eszközt a dugattyú kézi elfordítására, azzal a feltétellel, hogy azt nem lehet a helyes működést befolyásoló módon alkalmazni.3.1.3. A G 160 méretű és az ennél nagyobb mérőórákban lévő forgódugattyúk tengelyeinek csapágyazását lehet úgy készíteni, hogy ahhoz a védőpecsét feltörése nélkül hozzá lehessen férni.3.2. Turbinás mérőórák3.2.1. A mérőóráknak tartalmazniuk kell nyomásmegcsapolásokat, hogy a lapátkerék fölött a közvetlen közelben lévő nyomást, mint referencia nyomást – ha szükséges, akkor közvetett módon – meg lehessen határozni.3.2.1.1. Ha a forgórész fölött van egy eszköz a gáz áramlásának visszafojtására, akkor a mérőóra az e fejezetben a 3.2.1. pontban meghatározott megcsapolás mellett tartalmazhat egy másik megcsapolást is közvetlenül a fojtószelep előtt annak érdekében, hogy a fojtószelepen végbemenő nyomásesést meg lehessen határozni.3.3. Nyomásmegcsapolások3.3.1. Ezeket a nyomásmegcsapolásokat az elzárást lehetővé tévő eszközzel kell ellátni.3.3.2. A referencia nyomás meghatározására szolgáló nyomásmegcsapolást világosan és letörölhetetlenül meg kell jelölni a "pr" jellel, a nyomásmegcsapolást pedig meg kell jelölni a "p" jellel.4. Ellenőrző egység4.1. Az I. B. fejezet 5.1.1.2. a) és b) pontja előírásainak alkalmazása során az ellenőrző egység skálájának osztásértéke nem haladhatja meg a következő értékeket:G | 40, | G | 65 | esetében | 0,002 m3 |G | 100, | G | 650 | és a közöttük levők esetében | 0,02 m3 |G | 1000, | G | 6500 | és a közöttük levők esetében | 0,2 m3 |G | 10000, | és fölötte | | 2,0 m3 |4.2. A skálán megadott számok közötti tartomány:G | 40, | G | 65 | és a közöttük levők esetében | 0,01 m3 |G | 100, | G | 650 | és a közöttük levők esetében | 0,1 m3 |G | 1000, | G | 6500 | és a közöttük levők esetében | 1,0 m3 |G | 10000, | és fölötte | 10,0 m3 |5. Legnagyobb megengedett hibák5.1. A pozitív és negatív legnagyobb megengedett hibákat az alábbi táblázat tartalmazza:Térfogatáram Q m3/h | Legnagyobb megengedett hiba az EGK-elsőhitelesítés során |Qmin< Q < 0,2 Qmax | 2 % |0,2 Qmax< Q < Qmax | 1 % |5.2. Ha a hibák azonos előjelűek, akkor kell lennie közöttük olyannak, ami nem haladja meg a legnagyobb megengedett hiba felét.6. EGK-típusjóváhagyás6.1. A mintatípus mellett a jelentkezőnek az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátania 2–6 további minta mérőórát is, amelyeket az első minta mérőórának megfelelően gyártottak.Ha a vizsgálat különböző G méretű mérőórák jóváhagyására irányul, akkor az illetékes hatóság kívánságára ezt a számot ki kell terjeszteni több G méretre.Ha a vizsgálat eredménye nem elégíti ki teljes mértékben az illetékes hatóságot, akkor további minta mérőórákat lehet bekérni.6.1.1. Az ettől az előírástól való eltérés megengedhető annyiban, hogy ezeket a minta mérőórákat egy későbbi időpontban az illetékes hatóság rendelkezésére bocsáthatják. Mindazonáltal a típusjóváhagyásra vonatkozó döntést nem hozzák meg, amíg az összes mintát teljes mértékben meg nem vizsgálták.6.1.2. A minta mérőórák a kérelmező tulajdonában maradnak, és a típusjóváhagyás megadása után visszakerülnek hozzá.6.2. A vizsgálat6.2.1. A vizsgálat elsősorban az egyes mérőórák hibáinak megállapítását foglalja magában, melyet 1,2 kg/m3 sűrűségű levegővel végeznek. Minden vizsgálati eredményt önállóan kell értékelni.6.2.1.1. Minden egyes mérőóra hibagörbéjének a jóváhagyás tárgyát képező térfogatáram teljes tartományán belül az EGK-elsőhitelesítésre előírt legnagyobb megengedett hibák által meghatározott sávon belül kell maradnia.6.2.1.2. Minden egyes mérőóra esetében a hibák legnagyobb és legkisebb értéke közötti különbség nem haladhatja meg az 1 %-ot a 0,5 Qmax és Qmax tartományon belül.6.2.2. A mérőórákat tartóssági vizsgálatnak kell alávetni levegővel vagy gázzal.6.2.2.1. Amennyiben lehetséges, a tartóssági vizsgálatot a mérőóra legnagyobb terhelése mellett kell végrehajtani. A művelet során megmért levegő vagy gáz mennyisége meg kell, hogy feleljen a mérőóra legnagyobb terhelése mellett 1000 óráig tartó mérés mennyiségének, és a vizsgálatot hat hónapon belül be kell fejezni.6.2.2.2. A tartóssági vizsgálat után a mérőórákat ismét meg kell vizsgálni 1,2 kg/m3 sűrűségű levegővel, az ebben a fejezetben a 6.2.1. pontban meghatározott vizsgálat során alkalmazott felszerelés segítségével.Az alábbi vizsgálati feltételek mellett:a) az ebben a fejezetben a 7.1. pontban megadott térfogatáramok mellett az egyes mérőórákra meghatározott hibák értékei (nem több, mint egy kivételével) 1 %-nál nagyobb mértékben nem térhetnek el az ebben a fejezetben a 6.2.1. pontban meghatározott vizsgálat során talált hibáktól;b) a hibagörbe legnagyobb és legkisebb értékei közötti különbség a mérőórák esetében (nem több, mint egy kivételével) nem haladhatja meg az 1,5 %-ot a 0,5 Qmax és a Qmax térfogatáram tartományon belül.7. EGK-elsőhitelesítés7.1. Pontossági vizsgálatokA mérőóra akkor teljesíti a legnagyobb megengedett hiba tekintetében támasztott követelményeket, ha ezek a követelmények a következő térfogatáramoknáll teljesülnek:a) Forgódugattyús mérőórák esetén:Qmin, 1,5 Qmin, 0,25 Qmax, 0,5 Qmax és Qmax;b) Turbinás mérőórák esetén:Qmin, 1,5 Qmin, 3 Qmin, 0,25 Qmax, 0,5 Qmax és Qmax.Ha a vizsgálatot eltérő körülmények között végezték, az eredményeknek legalább egyenértékűeknek kell lenniük a fent említett módszer alapján szerzettekkel.7.2. Az e fejezet 7.1. pontjában meghatározott értékek ± 5 %-kal módosulhatnak.--------------------------------------------------