CELEX: 
Language: mt
Date: 2017-03-01
Title: Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar apparati mediċi dijanjostiċi in vitro u li jħassar id-Direttiva 98/79/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/UE

Kunsill
                tal-Unjoni Ewropea
                                                        Brussell, 6 ta’ Marzu 2017
                                                        (OR. en)

                                                        10729/3/16
      Fajl Interistituzzjonali:                         REV 3
         2012/0267 (COD)

                                                        PHARM 44
                                                        SAN 285
                                                        MI 479
                                                        COMPET 403
                                                        CODEC 978

ATTI LEĠISLATTIVI U STRUMENTI OĦRA
Suġġett:           Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat REGOLAMENT
                   TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar apparati mediċi
                   dijanjostiċi in vitro u li jħassar id-Direttiva 98/79/KE u d-Deċiżjoni tal-
                   Kummissjoni 2010/227/UE

10729/3/16 REV 3                                                      GP/ea
                                            DGB 2C                                         MT
 ---pagebreak---                                     REGOLAMENT (UE) 2017/...
                       TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

                                                  ta'...

                            dwar apparati mediċi dijanjostiċi in vitro u
          li jħassar id-Direttiva 98/79/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/UE

                                     (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-
Artikolu 114 u l-Artikolu 168(4)(c) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 1,

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja 2,

1
       Opinjoni tal-14 ta' Frar 2013 (ĠU C 133, 9.5.2013, p. 52).
2
       Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' April 2014 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-
       Ġurnal Uffiċjali) u l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari ta' ... (għadha ma ġietx
       ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                   1
                                                DGB 2C                                       MT
 ---pagebreak--- Billi:

(1)       Id-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1 tikkostitwixxi l-qafas
          regolatorju tal-Unjoni għall-apparat mediku dijanjostiku in vitro. Madankollu, tinħtieġ
          reviżjoni fundamentali ta' dik id-Direttiva biex tistabbilixxi qafas regolatorju sod,
          trasparenti, prevedibbli u sostenibbli għall-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro, li jiżgura
          livell għoli ta' sikurezza u saħħa, filwaqt li jappoġġa l-innovazzjoni.

(2)       Dan ir-Regolament għandu l-għan li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq intern fir-
          rigward tal-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro filwaqt li juża bħala bażi livell għoli ta'
          protezzjoni tas-saħħa għall-pazjenti u l-utenti, u b'kont meħud tal-intrapriżi żgħar u medji li
          huma attivi f'dan is-settur. Fl-istess waqt, dan ir-Regolament jistabbilixxi standards għoljin
          ta' kwalità u sikurezza għall-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro sabiex jindirizza
          preokkupazzjonijiet komuni dwar is-sikurezza fir-rigward ta' tali prodotti. Iż-żewġ objettivi
          qed jintlaħqu simultanjament u huma marbutin b'mod inseparabbli, filwaqt li wieħed mhux
          anqas importanti mill-ieħor. Fir-rigward tal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament
          tal-Unjoni Ewropea (TFUE), dan ir-Regolament jarmonizza r-regoli għat-tqegħid fis-suq u
          fis-servizz tal-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro u l-aċċessorji tagħhom fis-suq tal-Unjoni
          biex b'hekk ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija.
          Fir-rigward tal-Artikolu 168(4)(c) TFUE, dan ir-Regolament jistabbilixxi standards għoljin
          ta' kwalità u sikurezza għall-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro billi jiżgura, fost affarijiet
          oħrajn, li d-data ġġenerata fl-istudji dwar il-prestazzjoni tkun affidabbli u soda u li s-
          sikurezza tas-suġġetti li jipparteċipaw fl-istudji dwar il-prestazzjoni tiġi protetta.

1
         Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 1998 dwar il-
         mezzi mediċi dijanjostiċi in vitro (ĠU L 331, 7.12.1998, p. 1).

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea                           2
                                                  DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (3)    Mhuwiex l-għan ta' dan ir-Regolament li jarmonizza r-regoli rigward aktar disponibbiltà
       fis-suq ta' apparati mediċi dijanjostiċi in vitro wara li dawn ikunu diġà bdew jintużaw, bħal
       fil-kuntest ta' bejgħ ta' oġġetti użati.

(4)    L-elementi prinċipali tal-approċċ regolatorju eżistenti, bħas-superviżjoni tal-korpi
       notifikati, il-klassifikazzjoni tar-riskju, il-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità, l-
       evalwazzjoni tal-prestazzjoni u l-istudji dwar il-prestazzjoni, il-viġilanza u s-sorveljanza
       tas-suq, għandhom jissaħħu b'mod sinifikanti, filwaqt li għandhom jiġu introdotti
       dispożizzjonijiet li jiżguraw it-trasparenza u t-traċċabbiltà fir-rigward tal-apparati mediċi
       dijanjostiċi in vitro għat-titjib tas-saħħa u s-sikurezza.

(5)    Sa fejn ikun possibbli, jenħtieġ li l-gwida żviluppata għall-apparati mediċi dijanjostiċi in
       vitro fuq livell internazzjonali, partikolarment fil-kuntest tat-Task Force għall-
       Armonizzazzjoni Globali u l-inizjattiva ta' segwitu tagħha, il-Forum Internazzjonali tar-
       Regolaturi tal-Apparati Mediċi, tiġi kkunsidrata biex tiġi promossa l-konverġenza globali
       tar-regolamenti li tikkontribwixxi għal livell għoli ta' sikurezza u protezzjoni madwar id-
       dinja, u li tiffaċilita l-kummerċ, partikolarment fid-dispożizzjonijiet dwar l-Identifikazzjoni
       Unika tal-Apparat, ir-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni, id-
       dokumentazzjoni teknika, ir-regoli ta' klassifikazzjoni, il-proċeduri ta' valutazzjoni tal-
       konformità u l-evidenza klinika.

(6)    Hemm karatteristiċi speċifiċi tal-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro, b'mod partikolari
       f'termini ta' klassifikazzjoni tar-riskju, proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità u evidenza
       klinika, u tas-settur tal-apparat mediku dijanjostiku in vitro li jirrikjedu l-adozzjoni ta'
       leġislazzjoni speċifika, li tkun distinta mil-leġislazzjoni dwar apparati mediċi oħra, filwaqt
       li l-aspetti orizzontali komuni għaż-żewġ setturi għandhom jiġu allinjati.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      3
                                                  DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (7)    Jenħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jiġi delimitat b'mod ċar minn
       leġislazzjoni oħra li tikkonċerna prodotti bħall-apparati mediċi, prodotti ġenerali tal-
       laboratorju u prodotti għall-użu ta' riċerka biss.

(8)    Jenħtieġ li tkun ir-responsabbiltà tal-Istati Membri li jiddeċiedu skont il-każ jekk prodott
       jaqax taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jew le. Sabiex ikunu żgurati
       deċiżjonijiet konsistenti dwar il-kwalifikazzjoni f'dak ir-rigward fl-Istati Membri kollha,
       partikolarment fir-rigward ta' każijiet dubjużi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista'
       tiddeċiedi każ b'każ, fuq inizjattiva proprja jew fuq it-talba debitament sostanzjata minn
       Stat Membru, wara li tkun ikkonsultat mal-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Apparat
       Mediku ('MDCG'), jekk prodott speċifiku, kategorija speċifika jew grupp speċifiku ta'
       prodotti jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jew le. Jenħtieġ li meta
       jiddeliberaw dwar l-istatus regolatorju tal-prodotti f'każijiet dubjużi li jinvolvu prodotti
       mediċinali, tessuti u ċelloli tal-bniedem, prodotti bijoċidali jew prodotti tal-ikel, il-
       Kummissjoni tiżgura li jkun hemm livell xieraq ta' konsultazzjoni mal-Aġenzija Ewropea
       għall-Mediċini, l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi u l-Awtorità Ewropea dwar is-
       Sigurtà fl-Ikel, skont kif rilevanti.

(9)    Jidher li huwa possibbli li r-regoli nazzjonali differenti rigward l-għoti ta' informazzjoni u
       pariri fir-rigward tal-ittestjar ġenetiku jista' jkollhom impatt biss fuq il-funzjonament bla
       xkiel tas-suq intern b'mod limitat. Għalhekk huwa xieraq li jiġu stabbiliti biss rekwiżiti
       limitati f'dan ir-rigward f'dan ir-Regolament, wara li tkun ġiet ikkunsidrata l-ħtieġa li r-
       rispett kostanti tal-prinċipji tal-proporzjonalità u s-sussidjarjetà jiġu assigurati.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       4
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (10)   Jenħtieġ jiġi ċċarat li t-testijiet kollha li jipprovdu informazzjoni dwar il-predispożizzjoni
       għal kundizzjoni medika jew marda, bħat-testijiet ġenetiċi, u t-testijiet li jipprovdu
       informazzjoni biex jiġi previst ir-rispons jew ir-reazzjonijiet għal trattament, bħad-
       dijanjostika ta' akkumpanjament, huma apparati mediċi dijanjostiċi in vitro.

(11)   Id-dijanjostika ta' akkumpanjament hija essenzjali biex tiġi definita l-eliġibbiltà tal-pazjenti
       għal trattament speċifiku bi prodott mediċinali permezz tad-determinazzjoni kwantitattiva
       jew kwalitattiva ta' indikaturi speċifiċi li jidentifikaw is-suġġetti b'riskju ogħla li
       jiżviluppaw reazzjoni avversa għall-prodott mediċinali inkwistjoni jew li jidentifikaw il-
       pazjenti fil-popolazzjoni li għalihom il-prodott terapewtiku ġie studjat adegwatament, u
       nstab li hu sikur u effettiv. Bijomarkatur jew bijomarkaturi bħal dawn jistgħu jkunu
       preżenti f'suġġetti b'saħħithom u/jew f'pazjenti.

(12)   Jenħtieġ li l-apparati li jintużaw bil-għan li jsir monitoraġġ ta' trattament bi prodott
       mediċinali sabiex jiġi żgurat li l-konċentrazzjoni tas-sustanzi rilevanti fil-ġisem uman tkun
       ġewwa l-limiti tal-parametru terapewtiku ma jiġux ikkunsidrati bħala dijanjostika ta'
       akkumpanjament.

(13)   Ir-rekwiżit li jitnaqqsu kemm jista' jkun ir-riskji għandu jiġi ssodisfat b'mod li jqis l-istat
       attwali l-aktar avvanzat rikonoxxut b'mod ġenerali fil-qasam tal-mediċina.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                        5
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- (14)    L-aspetti ta' sikurezza indirizzati mid-Direttiva 2014/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
        Kunsill 1 huma parti integrali mir-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-
        prestazzjoni stipulati f'dan ir-Regolament għall-apparati. Konsegwentement, jenħtieġ li dan
        ir-Regolament jitqies bħala lex specialis fir-rigward ta' dik id-Direttiva.

(15)    Jenħtieġ li dan ir-Regolament jinkludi rekwiżiti rigward id-disinn u l-manifattura ta'
        apparati li jemettu radjazzjoni jonizzanti mingħajr ma jaffettwa l-applikazzjoni tad-
        Direttiva tal-Kunsill 2013/59/Euratom 2 li għandha l-għan li tikseb objettivi oħrajn.

(16)    Jenħtieġ li dan ir-Regolament jinkludi rekwiżiti għall-karatteristiċi tas-sikurezza u tal-
        prestazzjoni tal-apparati li jkunu żviluppati b'tali mod biex jiġu evitati korrimenti fuq il-
        post tax-xogħol, inkluż il-protezzjoni mir-radjazzjoni.

(17)    Huwa neċessarju li jiġi ċċarat li s-software minnu nnifsu, meta jkun maħsub speċifikament
        mill-manifattur biex jintuża għal wieħed jew aktar mill-iskopijiet mediċi stabbiliti fid-
        definizzjoni ta' apparat mediku dijanjostiku in vitro, huwa kwalifikat bħala apparat mediku
        dijanjostiku in vitro, filwaqt li s-software għal skopijiet ġenerali, anke meta jintuża
        f'ambjent tal-kura tas-saħħa, jew software maħsub għal finijiet ta' benessri, mhuwiex
        kwalifikat bħala apparat mediku dijanjostiku in vitro. Il-kwalifika ta' software, jew bħala
        apparat jew aċċessorju, hija indipendenti mill-post fejn jinsab is-software jew it-tip ta'
        interkonnessjoni bejn is-software u l-apparat.

1
       Direttiva 2014/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-
       armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-kompatibbiltà elettromanjetika
       (ĠU L 96, 29.3.2014, p. 79).
2
       Direttiva tal-Kunsill 2013/59/Euratom tal-5 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi standards
       bażiċi ta' sikurezza għal protezzjoni kontra l-perikli li jirriżultaw minn esponiment għal
       radjazzjoni jonizzanti, u li tħassar id-Direttivi 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
       96/29/Euratom, 97/43/Euratom u 2003/122/Euratom (ĠU L 13, 17.1.2014, p. 1).

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        6
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- (18)    Jenħtieġ li d-definizzjonijiet f'dan ir-Regolament rigward l-apparati nfushom, meta l-
        apparat isir disponibbli, l-operaturi ekonomiċi, l-utenti u l-proċessi speċifiċi, il-valutazzjoni
        tal-konformità, l-evidenza klinika, is-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq, il-viġilanza u s-
        sorveljanza tas-suq, standards u speċifikazzjonijiet tekniċi oħrajn jiġu allinjati mal-prattika
        stabbilita sew fil-qasam fil-livell tal-Unjoni u f'dak internazzjonali sabiex tiżdied iċ-
        ċertezza legali.

(19)    Għandu jiġi ċċarat li huwa essenzjali li l-apparati offruti lil persuni fl-Unjoni permezz ta'
        servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni skont it-tifsira tad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-
        Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1 u l-apparati użati fil-kuntest ta' attività kummerċjali,
        biex jingħata servizz terapewtiku jew dijanjostiku lil persuni fl-Unjoni jikkonformaw mar-
        rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, fejn il-prodott jitqiegħed fis-suq jew is-servizz jingħata fl-
        Unjoni.

1
       Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Settembru 2015 li
       tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-
       regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17.9.2015, p. 1).

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        7
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (20)    Biex jiġi rikonoxxut ir-rwol importanti tal-istandardizzazzjoni fil-qasam tal-apparati
        mediċi dijanjostiċi in vitro, il-konformità mal-istandards armonizzati kif inhu definit fir-
        Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1 għandha tkun
        mezz biex il-manifatturi juru li qed jimxu f'konformità mar-rekwiżiti ġenerali marbutin
        mas-sikurezza u l-prestazzjoni u ma' rekwiżiti legali oħra, bħal dawk b'rabta mal-
        immaniġġar tal-kwalità u l-ġestjoni tar-riskji, stipulati f'dan ir-Regolament.

(21)    Id-Direttiva 98/79/KE tippermetti li l-Kummissjoni tadotta speċifikazzjonijiet tekniċi
        komuni għal kategoriji speċifiċi ta' apparat mediku dijanjostiku in vitro. F'oqsma fejn ma
        jeżistux standards armonizzati jew fejn dawn huma insuffiċjenti, il-Kummissjoni għandu
        jkollha s-setgħa li tistabbilixxi speċifikazzjonijiet komuni li jipprovdu mezz biex ikun
        hemm konformità mar-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni u r-
        rekwiżiti għal studji dwar il-prestazzjoni u evalwazzjoni tal-prestazzjoni u/jew is-segwitu
        ta' wara t-tqegħid fis-suq, stipulati f'dan ir-Regolament.

(22)    Jenħtieġ li jiġu żviluppati speċifikazzjonijiet komuni ('SK') wara konsultazzjoni mal-
        partijiet ikkonċernati rilevanti u b'kont meħud tal-istandards Ewropej u dawk
        internazzjonali.

1
       Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-25 ta’ Ottubru 2012 tal-Parlament Ewropew u tal-
       Kunsill dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE
       u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE,
       2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
       u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-
       Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12).

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        8
                                               DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- (23)    Ir-regoli applikabbli għall-apparati, fejn xieraq, għandhom jiġu allinjati mal-Qafas
        Leġislattiv Ġdid għat-Tqegħid fis-Suq ta' Prodotti, li jikkonsisti mir-Regolament (KE)
        Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1 u d-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-
        Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2.

(24)    Ir-regoli dwar is-sorveljanza tas-suq tal-Unjoni u l-kontroll tal-prodotti li jidħlu fis-suq tal-
        Unjoni stipulati fir-Regolament (KE) Nru 765/2008 japplikaw għall-apparati li huma
        koperti b'dan ir-Regolament li ma jipprevjenix lill-Istati Membri milli jagħżlu l-awtoritajiet
        kompetenti biex iwettqu dawk il-kompiti.

(25)    Huwa xieraq li jiġu stabbiliti b'mod ċar l-obbligi ġenerali tal-operaturi ekonomiċi
        differenti, inklużi l-importaturi u d-distributuri, abbażi tal-Qafas Leġislattiv Ġdid għat-
        Tqegħid fis-Suq ta' Prodotti, mingħajr ħsara għall-obbligi speċifiċi stipulati fid-diversi
        partijiet ta' dan ir-Regolament, biex jittejjeb il-fehim tar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-
        Regolament u b'hekk tittejjeb il-konformità regolatorja tal-operaturi rilevanti.

(26)    Jenħtieġ li għall-fini ta' dan ir-Regolament, l-attivitajiet tad-distributuri jitqiesu bħala li
        jinkludu l-akkwist, iż-żamma, u l-forniment tal-apparati.

1
       Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li
       jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-
       kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/93
       (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).
2
       Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar
       qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill
       93/465/KEE (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 82).

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                        9
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (27)   Jenħtieġ li diversi mill-obbligi tal-manifatturi, bħall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni jew ir-
       rapportar ta' viġilanza, li kienu stabbiliti biss fl-Annessi għad-Direttiva 98/79/KE, jiġu
       inkorporati fid-dispożizzjonijiet li jippromulgaw dan ir-Regolament biex tiġi ffaċilitata l-
       applikazzjoni tiegħu.

(28)   Sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' protezzjoni tas-saħħa, ir-regoli li jirregolaw l-apparati
       mediċi dijanjostiċi in vitro, immanifatturati u użati f'istituzzjoni tas-saħħa waħda biss,
       jenħtieġ li jiġu ċċarati u msaħħa. Dak l-użu għandu jinftiehem li jinkludi l-kejl u t-twassil
       tar-riżultati.

(29)   Jenħtieġ li l-istituzzjonijiet tas-saħħa jkollhom il-possibbiltà li jimmanifatturaw,
       jimmodifikaw u jużaw l-apparati internament u b'hekk jindirizzaw, fuq skala mhux
       industrijali, il-bżonnijiet speċifiċi ta' grupp ta' pazjenti partikolari li ma jistgħux jintlaħqu
       fil-livell xieraq ta' prestazzjoni minn apparat ekwivalenti disponibbli fis-suq. F'dak il-
       kuntest huwa xieraq li jiġi previst li ċerti regoli ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-
       apparati mmanifatturati u użati biss fi ħdan istituzzjonijiet tas-saħħa, inklużi sptarijiet kif
       ukoll istituzzjonijiet, bħal laboratorji u istituti tas-saħħa pubblika li jappoġġaw is-sistema
       tal-kura tas-saħħa u/jew jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-pazjenti, iżda li ma jittrattawx jew ma
       jiħdux ħsieb pazjent direttament, jenħtieġ li ma japplikawx, peress li l-miri ta' dan ir-
       Regolament xorta jiġu sodisfatti b'mod proporzjonat. Jenħtieġ li jiġi nnotat li l-kunċett ta'
       'istituzzjoni tas-saħħa' ma jkoprix stabbilimenti li primarjament isostnu li jsegwu l-interessi
       tas-saħħa jew stili ta' ħajja tajbin għas-saħħa, bħal gyms, spas, u ċentri għall-benessri u l-
       fitness. B'riżultat ta' dan, l-eżenzjoni applikabbli għal istituzzjonijiet tas-saħħa ma
       tapplikax għal tali stabbilimenti.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                        10
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (30)    Minħabba l-fatt li persuni fiżiċi jew ġuridiċi jistgħu jitolbu kumpens għal dannu kkawżat
        minn apparat difettuż f'konformità mal-liġi applikabbli tal-Unjoni u dik nazzjonali, huwa
        xieraq li l-manifatturi jintalbu jkollhom fis-seħħ miżuri biex jipprovdu kopertura
        finanzjarja suffiċjenti fir-rigward tar-responsabbiltà potenzjali tagħhom skont id-Direttiva
        tal-Kunsill 85/374/KEE 1. Jenħtieġ li tali miżuri jkunu proporzjonati għall-klassi tar-riskju,
        it-tip ta' apparat u d-daqs tal-intrapriża. F'dan il-kuntest, huwa wkoll xieraq li jiġu stipulati
        regoli dwar il-faċilitazzjoni, minn awtorità kompetenti, tal-għoti ta' informazzjoni lil
        persuni li setgħu weġġgħu minħabba apparat difettuż.

(31)    Biex jiġi żgurat li l-apparati li jiġu manifatturati fi produzzjoni f'lottijiet jibqgħu konformi
        mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u li l-esperjenza mill-użu tal-apparati li
        jimmanifatturaw tiġi kkunsidrata għall-proċess ta' produzzjoni, il-manifatturi kollha
        għandu jkollhom sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità u sistema ta' sorveljanza ta' wara t-
        tqegħid fis-suq, li għandhom ikunu proporzjonati għall-klassi tar-riskju u t-tip ta' apparat
        inkwistjoni. Barra minn hekk, biex jiġu minimizzati r-riskji jew jiġu evitati inċidenti
        marbutin mal-apparati, il-manifatturi għandhom jistabbilixxu sistema għall-ġestjoni tar-
        riskji u sistema għar-rappurtar ta' inċidenti u għal azzjonijiet korrettivi ta' sikurezza fuq il-
        post.

1
       Direttiva tal-Kunsill 85/374/KEE tal-25 ta’ Lulju 1985 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet,
       regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar responsabbiltà għall-
       prodotti difettużi (ĠU L 210, 7.8.1985, p. 29).

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      11
                                                DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (32)   Is-sistema tal-ġestjoni tar-riskji għandha tkun allinjata bir-reqqa mal-proċess ta'
       evalwazzjoni tal-prestazzjoni għall-apparat u għandha tiġi riflessa fih, inkluż ir-riskji
       kliniċi li għandhom jiġu indirizzati bħala parti mill-istudji dwar il-prestazzjoni, l-
       evalwazzjoni tal-prestazzjoni u s-segwitu tal-prestazzjoni ta' wara t-tqegħid fis-suq. Il-
       proċessi tal-ġestjoni tar-riskji u tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni għandhom ikunu
       interdipendenti u għandhom jiġu aġġornati regolarment.

(33)   Jenħtieġ li kun żgurat li s-superviżjoni u l-kontroll tal-manifattura tal-apparati, kif ukoll l-
       attivitajiet ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq u ta' viġilanza li jirrigwardawhom, isiru
       fl-organizzazzjoni tal-manifattur minn persuna responsabbli għall-konformità regolatorja li
       tissodisfa l-kondizzjonijiet minimi ta' kwalifika.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      12
                                              DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (34)   Għall-manifatturi li mhumiex stabbiliti fl-Unjoni, ir-rappreżentant awtorizzat għandu rwol
       kruċjali li jiżgura l-konformità tal-apparati prodotti minn dawk il-manifatturi u li jservi
       bħala l-persuna ta' kuntatt tagħhom stabbilit fl-Unjoni. Minħabba dan ir-rwol kruċjali,
       għall-finijiet ta' infurzar huwa xieraq li r-rappreżentant awtorizzat ikun legalment
       responsabbli għal apparati difettużi f'każ li manifattur stabbilit barra mill-Unjoni ma jkunx
       ikkonforma mal-obbligi ġenerali tiegħu. Ir-responsabbiltà tar-rappreżentant awtorizzat
       prevista f'dan ir-Regolament hija mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva
       85/374/KEE, u għaldaqstant jenħtieġ li r-rappreżentant awtorizzat ikun responsabbli in
       solidum flimkien mal-importatur u l-manifattur. Jenħtieġ li l-kompiti ta' rappreżentant
       awtorizzat ikunu definiti f'mandat bil-miktub. Meta jitqies ir-rwol tar-rappreżentanti
       awtorizzati, jenħtieġ li r-rekwiżiti minimi li jridujiġu sodisfatti jkunu definiti b'mod ċar,
       inkluż ir-rekwiżit li jkun hemm disponibbli persuna li tissodisfa l-kondizzjonijiet minimi
       ta' kwalifika, li għandhom ikunu simili għal dawk ta' persuna responsabbli għall-
       konformità regolatorja fl-organizzazzjoni tal-manifattur.

(35)   Biex tiġi żgurata ċertezza legali fir-rigward tal-obbligi tal-operaturi ekonomiċi, jeħtieġ li
       jiġi ċċarat meta distributur, importatur jew persuna oħra għandhom jiġu kkunsidrati bħala
       l-manifattur ta' apparat.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        13
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- (36)    Il-kummerċ parallel fi prodotti li diġà jkunu tqiegħdu fis-suq huwa forma legali ta'
        kummerċ fis-suq intern abbażi tal-Artikolu 34 TFUE, soġġett għal-limitazzjonijiet li
        jinħolqu mill-ħtieġa għall-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza u mill-ħtieġa għall-
        protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali previsti fl-Artikolu 36 TFUE.
        Madankollu, l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' kummerċ parallel hija soġġetta għal
        interpretazzjonijiet differenti fl-Istati Membri. Il-kondizzjonijiet, b'mod partikolari r-
        rekwiżiti għall-ittikkettar mill-ġdid u l-imballaġġ mill-ġdid, jenħtieġ għalhekk ikunu
        speċifikati f'dan ir-Regolament, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-każistika tal-Qorti tal-
        Ġustizzja 1 f'setturi rilevanti u prassi tajba eżistenti oħra fil-qasam tal-apparati mediċi
        dijanjostiċi in vitro.

(37)    L-apparati għandhom, bħala regola ġenerali, ikollhom il-marka CE li tindika l-konformità
        tagħhom ma' dan ir-Regolament biex ikunu jistgħu jiċċaqilqu b'mod liberu fl-Unjoni u
        jitqiegħdu fis-servizz f'konformità mal-għan maħsub tagħhom. L-Istati Membri ma
        għandhomx joħolqu ostakli għat-tqegħid fis-suq jew fis-servizz ta' apparati li
        jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament. Madankollu, l-Istati Membri
        għandhom jitħallew jiddeċiedu jillimitawx l-użu ta' kwalunkwe tip speċifiku ta' apparat fir-
        rigward ta' aspetti li mhumiex koperti minn dan ir-Regolament.

1
       Sentenza tat-28 ta’ Lulju 2011, Orifarm u Paranova, kawżi magħquda C-400/09 u C-207/10,
       ECLI:EU:C:2011:519.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      14
                                                DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- (38)    It-traċċabbiltà tal-apparati permezz ta' sistema ta' Identifikazzjoni Unika tal-Apparat
        (sistema UDI) ibbażata fuq gwida internazzjonali, għandha ttejjeb b'mod sinifikanti l-
        effettività tal-attivitajiet relatati mas-sikurezza wara t-tqegħid fis-suq għallapparati
        minħabba t-titjib fir-rappurtar tal-inċidenti, azzjonijiet korrettivi mmirati ta' sikurezza fuq
        il-post u titjib fil-monitoraġġ mill-awtoritajiet kompetenti. Din għandha tgħin ukoll biex
        jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u fil-ġlieda kontra l-apparati ffalsifikati. L-użu tas-sistema UDI
        għandu jtejjeb ukoll il-politika tax-xiri u l-politika tar-rimi tal-iskart u l-ġestjoni tal-istokk
        minn istituzzjonijiet tas-saħħa u operaturi ekonomiċi oħrajn u, fejn possibbli, ikun
        kompatibbli mas-sistemi ta' awtentikazzjoni l-oħra li diġà jeżistu f'dawk l-ambjenti.

(39)    Is-sistema UDI għandha tapplika għal kull apparat fis-suq bl-eċċezzjoni tal-apparati għal
        studji dwar il-prestazzjoni, u tkun ibbażata fuq prinċipji rikonoxxuti b'mod internazzjonali,
        inklużi definizzjonijiet li huma kompatibbli ma' dawk li jintużaw minn sħab kummerċjali
        ewlenin. Sabiex is-sistema UDI tibda tiffunzjona fil-ħin għall-applikazzjoni ta' dan ir-
        Regolament, għandhom jiġu stipulati regoli dettaljati f'dan ir-Regolament u fir-Regolament
        (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1+.

1
       Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... dwar apparati mediċi,
       li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-Regolament (KE)
       Nru 1223/2009 u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE (ĠU L ...).
+
       ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16 u d-dettalji tal-
       pubblikazzjoni fin-nota f'qiegħ il-paġna.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                       15
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (40)    It-trasparenza u l-aċċess adegwat għall-informazzjoni, ippreżentata b'mod xieraq għall-
        utent maħsub, huma essenzjali fl-interess pubbliku, għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika,
        biex tingħata setgħa lill-pazjenti u lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u biex dawn ikunu
        jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati, biex tingħata bażi solida għat-teħid ta' deċiżjonijiet
        regolatorji u biex tinbena l-fiduċja fis-sistema regolatorja.

(41)    Aspett prinċipali biex jiġu ssodisfati l-objettivi ta' dan ir-Regolament huwa l-ħolqien ta'
        bażi ta' data Ewropea dwar l-apparati mediċi (Eudamed) li għandha tintegra sistemi
        elettroniċi differenti biex tiġbor u tipproċessa l-informazzjoni rigward l-apparati fis-suq u
        l-operaturi ekonomiċi rilevanti, ċerti aspetti tal-valutazzjoni tal-konformità, il-korpi
        notifikati, iċ-ċertifikati, l-istudji dwar il-prestazzjoni, il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq.
        L-objettivi tal-bażi tad-data huma li tittejjeb it-trasparenza ġenerali, inkluż permezz ta'
        aċċess aħjar għall-informazzjoni għall-pubbliku u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa, li jiġu
        evitati rekwiżiti multipli ta' rapportar, li tittejjeb il-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u li
        jiġi integrat u ffaċilitat il-fluss tal-informazzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi, il-korpi
        notifikati jew l-isponsers u l-Istati Membri, kif ukoll bejn l-Istati Membri stess u mal-
        Kummissjoni. Fis-suq intern, dan jista' jiġi żgurat b'mod effettiv biss fil-livell tal-Unjoni u
        jenħtieġ għalhekk li l-Kummissjoni tkompli tiżviluppa u timmaniġġa l-bank tad-data
        Ewropew tal-mezzi mediċi mwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/UE 1.

1
       Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/UE tad-19 ta' April 2010 dwar il-Bank tad-Data
       Ewropew tal-Mezzi Mediċi (ĠU L 102, 23.4.2010, p. 45).

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                          16
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (42)   Biex jiġi ffaċilitat il-funzjonament tal-Eudamed, jenħtieġ tkun disponibbli mingħajr ħlas
       nomenklatura rikonoxxuta internazzjonalment għall-apparat mediku, għall-manifatturi u
       persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħrajn li huma meħtieġa jużaw dik in-nomenklatura skont dan
       ir-Regolament. Barra minn hekk, jenħtieġ li dik in-nomenklatura tkun disponibbli, fejn
       raġonevolment prattikabbli, mingħajr ħlas anke għal partijiet ikkonċernati oħrajn.

(43)   Jenħtieġ li s-sistemi elettroniċi tal-Eudamed rigward l-apparati fis-suq, l-operaturi
       ekonomiċi u ċ-ċertifikati rilevanti jippermettu li l-pubbliku jkun infurmat kif xieraq dwar l-
       apparati fis-suq tal-Unjoni. Jenħtieġ li s-sistema elettronika għall-istudji dwar il-
       prestazzjoni sservi ta' għodda għall-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u biex l-isponsers
       ikunu jistgħu jippreżentaw, fuq bażi volontarja, applikazzjoni waħda għal diversi Stati
       Membri u biex jirrapportaw avvenimenti avversi serji, nuqqasijiet fl-apparati u
       aġġornamenti relatati. Jenħtieġ li s-sistema elettronika dwar il-viġilanza tippermetti li l-
       manifatturi jirrapportaw inċidenti serji u avvenimenti oħra li jistgħu jiġu rapportati u li
       jappoġġaw il-koordinazzjoni tal-valutazzjoni ta' tali inċidenti u avvenimenti mill-
       awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li s-sistema elettronika rigward is-sorveljanza tas-suq
       tkun għodda għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       17
                                              DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- (44)    Fir-rigward tad-data miġbura u pproċessata permezz tas-sistemi elettroniċi tal-Eudamed,
        id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1 tapplika għall-ipproċessar ta'
        data personali mwettaq fl-Istati Membri, taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-
        Istati Membri, b'mod partikolari l-awtoritajiet pubbliċi indipendenti magħżula mill-Istati
        Membri. Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2 japplika
        għall-ipproċessar tad-data personali mwettaq mill-Kummissjoni fil-qafas ta' dan ir-
        Regolament, taħt is-superviżjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.
        F'konformità mar-Regolament (KE) Nru 45/2001, il-Kummissjoni għandha tinħatar bħala
        l-kontrollur tal-Eudamed u s-sistemi elettroniċi tiegħu.

(45)    Għall-apparati tal-klassi C u D, il-manifatturi għandhom jagħmlu sommarju tal-aspetti
        prinċipali dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni tal-apparat u l-eżitu tal-evalwazzjoni tal-
        prestazzjoni f'dokument li għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

1
       Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-
       protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment
       liberu ta’ dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).
2
       Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru
       2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-
       istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 8,
       12.1.2001, p. 1).

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                      18
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (46)   Il-funzjonament tajjeb tal-korpi notifikati huwa kruċjali biex jiġi żgurat livell għoli ta'
       protezzjoni tas-saħħa u tas-sikurezza u ta' fiduċja taċ-ċittadini fis-sistema. Il-ħatra u l-
       monitoraġġ tal-korpi notifikati mill-Istati Membri, skont kriterji dettaljati u stretti,
       għandhom għalhekk ikunu soġġetti għal kontrolli fil-livell tal-Unjoni.

(47)   Jenħtieġ li l-valutazzjonijiet mill-korpi notifikati tad-dokumentazzjoni teknika tal-
       manifatturi, b'mod partikolari d-dokumentazzjoni dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni,
       jiġu evalwati b'mod kritiku mill-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati. Jenħtieġ li dik
       l-evalwazzjoni tagħmel parti mill-approċċ ibbażat fuq ir-riskji lejn l-attivitajiet ta'
       sorveljanza u monitoraġġ ta' korpi notifikati u jenħtieġ li tkun ibbażata fuq teħid ta'
       kampjuni mid-dokumentazzjoni rilevanti.

(48)   Jenħtieġ li l-pożizzjoni tal-korpi notifikati vis-à-vis il-manifatturi tissaħħaħ, inkluż fir-
       rigward tad-dritt u d-dmir tagħhom li jwettqu awditi mhux imħabbra fuq il-post u li jwettqu
       testijiet fiżiċi jew fil-laboratorju fuq apparati biex jiżguraw li l-manifatturi jibqgħu
       jikkonformaw wara li jirċievu ċ-ċertifikazzjoni oriġinali.

(49)   Sabiex tiżdied it-trasparenza fir-rigward tas-sorveljanza tal-korpi notifikati mill-
       awtoritajiet nazzjonali, jenħtieġ li l-awtoritajiet responsabbli għall-korpi notifikati
       jippubblikaw informazzjoni dwar il-miżuri nazzjonali li jirregolaw il-valutazzjoni, il-ħatra
       u l-monitoraġġ ta' korpi notifikati. F'konformità mal-prattika amministrattiva tajba,
       jenħtieġ li din l-informazzjoni tinżamm aġġornata minn dawk l-awtoritajiet b'mod
       partikolari biex tirrifletti bidliet rilevanti, sinifikanti jew sostantivi għall-proċeduri
       inkwistjoni.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      19
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (50)   Jenħtieġ li l-Istat Membru fejn il-korp notifikat ikun stabbilit ikun responsabbli għall-
       infurzar tar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament fir-rigward ta' dak il-korp notifikat.

(51)   Fid-dawl, b'mod partikolari, tar-responsabbiltà tal-Istati Membri b'rabta mal-
       organizzazzjoni u l-għoti ta' servizzi tas-saħħa u kura medika, jenħtieġ li huma jkunu
       jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti addizzjonali dwar il-korpi notifikati maħtura għall-
       valutazzjoni tal-konformità tal-apparati u stabbiliti fit-territorju tagħhom fir-rigward ta'
       kwistjonijiet li mhumiex regolati f'dan ir-Regolament. Kwalunkwe rekwiżit addizzjonali
       simili stipulat ma għandux jaffettwa leġislazzjoni orizzontali aktar speċifika tal-Unjoni
       dwar il-korpi notifikati u t-trattament indaqs tal-korpi notifikati.

(52)   Għall-apparati tal-klassi D, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu infurmati dwar iċ-
       ċertifikati mogħtija minn korpi notifikati u jingħataw id-dritt għall-iskrutinju tal-
       valutazzjoni mwettqa minn korpi notifikati.

(53)   Għall-apparati tal-klassi D li għalihom ma jeżistux SK, huwa xieraq li jiġi previst li meta
       tkun l-ewwel ċertifikazzjoni għal dak it-tip speċifiku ta' apparat u li m'hemm l-ebda apparat
       simili fis-suq li jkollu l-istess għan maħsub u li jkun ibbażat fuq teknoloġija simili, jenħtieġ
       li l-korpi notifikati, minbarra l-ittestjar fil-laboratorju tal-prestazzjoni ddikjarata mill-
       manifattur u l-konformità tal-apparat minn laboratorji ta' referenza tal-UE, ikunu obbligati
       jitolbu lil gruppi ta' esperti jagħmlu skrutinju tar-rapporti ta' valutazzjoni dwar l-
       evalwazzjoni tal-prestazzjoni tagħhom. Jenħtieġ li l-konsultazzjoni ta' gruppi ta' esperti fir-
       rigward tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni twassal għal evalwazzjoni armonizzata ta'
       apparati mediċi dijanjostiċi in vitro b'riskju għoli permezz tal-kondiviżjoni ta' għarfien
       espert dwar l-aspetti tal-prestazzjoni u l-iżvilupp ta' SK għal kategoriji ta' apparati li jkunu
       ġew soġġetti għal dak il-proċess ta' konsultazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       20
                                               DGB 2C                                                  MT
 ---pagebreak--- (54)   Sabiex tissaħħaħ is-sikurezza tal-pazjent u biex jittieħed kont dovut tal-progress
       teknoloġiku, jenħtieġ li s-sistema tal-klassifikazzjoni attwali għall-apparati stabbilita fid-
       Direttiva 98/79/KE tinbidel fundamentalment, f'konformità mal-prattika internazzjonali, u
       għalhekk il-proċeduri korrispondenti tal-valutazzjoni tal-konformità għandhom jiġu
       adattati.

(55)   Jeħtieġ, b'mod partikolari għall-fini tal-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità, li l-
       apparati jiġu kklassifikati f'erba' klassijiet tar-riskju u li jiġi stabbilit sett ta' regoli robusti
       ta' klassifikazzjoni bbażata fuq ir-riskju, f'konformità mal-prattika internazzjonali.

(56)   Jenħtieġ li l-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità għall-apparati tal-klassi A, bħala
       regola ġenerali, titwettaq taħt ir-responsabbiltà esklużiva ta' manifatturi, billi tali apparati
       joħolqu riskju baxx għall-pazjenti. Għal apparati tal-klassi B, il-klassi C u l-klassi D,
       jenħtieġ ikun obbligatorju livell xieraq ta' involviment ta' korp notifikat.

(57)   Jenħtieġ li l-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità għall-apparati jkunu msaħħa u
       simplifikati aktar filwaqt li jenħtieġ li r-rekwiżiti għall-korpi notifikati fir-rigward tat-
       twettiq tal-valutazzjonijiet tagħhom jiġu speċifikati b'mod ċar biex jiġu żgurati
       kondizzjonijiet indaqs għal kulħadd.

(58)   Huwa xieraq li ċ-ċertifikati tal-bejgħ ħieles jinkludu informazzjoni li tippermetti li jkun
       possibbli li l-Eudamed jintuża sabiex tinkiseb informazzjoni dwar l-apparat, b'mod
       partikolari dwar jekk huwiex fis-suq, ġiex irtirat mis-suq jew ittieħidx lura, u dwar
       kwalunkwe ċertifikat dwar il-konformità tiegħu.

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea                           21
                                                 DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak--- (59)   Jeħtieġ li jiġu ċċarati r-rekwiżiti dwar il-verifika tal-ħruġ tal-lott għall-apparati tal-ogħla
       riskju.

(60)   Il-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu jistgħu jivverifikaw
       permezz ta' ttestjar fil-laboratorju il-prestazzjoni ddikjarata mill-manifattur u l-konformità
       ta' apparati li jippreżentaw l-ogħla riskju mal-SK applikabbli, meta jkunu disponibbli tali
       SK, jew ma' soluzzjonijiet oħra magħżula mill-manifattur biex jiġi żgurat livell ta'
       sikurezza u prestazzjoni li tal-anqas ikun ekwivalenti.

(61)   Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' sikurezza u prestazzjoni, it-turija ta' konformità mar-
       rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni stipulati f'dan ir-Regolament
       jenħtieġ li tkun imsejsa fuq evidenza klinika. Huwa neċessarju li jiġu ċċarati r-rekwiżiti
       biex tintwera l-evidenza klinika, li tkun ibbażata fuq data dwar il-validità xjentifika, u l-
       prestazzjoni analitika u l-prestazzjoni klinika tal-apparat. Biex ikun possibbli proċess
       strutturat u trasparenti, li jiġġenera data affidabbli u robusta, l-identifikazzjoni tas-sors u l-
       valutazzjoni tal-informazzjoni xjentifika disponibbli u data ġġenerata fi studji dwar il-
       prestazzjoni għandhom ikunu abbażi ta' pjan għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni.

(62)   Bħala regola ġenerali, jenħtieġ li l-evidenza klinika tinsilet minn studji dwar il-prestazzjoni
       li jkunu twettqu taħt ir-responsabbiltà ta' sponser. Jenħtieġ li jkun possibbli li kemm il-
       manifattur kif ukoll persuna fiżika jew ġuridika oħra tkun l-isponser li jieħu r-
       responsabbiltà għall-istudju dwar il-prestazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                        22
                                               DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- (63)   Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-evidenza klinika ta' apparati tiġi aġġornata tul iċ-ċiklu tal-
       ħajja tagħhom. Tali aġġornament jinvolvi l-monitoraġġ ippjanat ta' żviluppi xjentifiċi u
       bidliet fil-prattika medika mill-manifattur. Jenħtieġ li l-informazzjoni ġdida rilevanti
       mbagħad twassal għal evalwazzjoni mill-ġdid tal-evidenza klinika tal-apparat biex b'hekk
       ikunu żgurati s-sikurezza u l-prestazzjoni permezz ta' proċess kontinwu ta' evalwazzjoni
       tal-prestazzjoni.

(64)   Jenħtieġ jiġi rikonoxxut li l-kunċett ta' benefiċċju kliniku għall-apparati mediċi dijanjostiċi
       in vitro huwa fundamentalment differenti minn dak li japplika fil-każ tal-farmaċewtiċi jew
       tal-apparati mediċi terapewtiċi, peress li l-benefiċċju tal-apparati mediċi dijanjostiċi in
       vitro jinsab fl-għoti ta' informazzjoni medika preċiża dwar il-pazjenti, fejn xieraq,
       ivvalutata fid-dawl ta' informazzjoni medika miksuba permezz tal-użu ta' għażliet u
       teknoloġiji dijanjostiċi oħra, filwaqt li l-eżitu kliniku finali għall-pazjent ikun dipendenti
       fuq aktar għażliet dijanjostiċi u/jew terapewtiċi li jistgħu jkunu disponibbli.

(65)   Fejn apparati speċifiċi ma jkollhomx il-prestazzjoni analitika jew klinika jew ir-rekwiżiti
       ta' prestazzjoni speċifiċi ma jkunux disponibbli, huwa xieraq li l-ommissjonijiet relatati ma'
       tali rekwiżiti jiġu ġġustifikati fil-pjan għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                         23
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (66)   Jenħtieġ li r-regoli dwar l-istudji dwar il-prestazzjoni jkunu konformi mal-gwida
       internazzjonali stabbilita sew f'dan il-qasam, bħall-istandard internazzjonali ISO
       14155:2011 dwar prattika klinika tajba għall-investigazzjonijiet kliniċi ta' apparati mediċi
       għas-suġġetti umani, biex ikun aktar faċli li r-riżultati tal-istudji dwar il-prestazzjoni li
       jitwettqu fl-Unjoni jiġu aċċettati bħala dokumentazzjoni barra mill-Unjoni u biex ikun
       aktar faċli li r-riżultati tal-istudji dwar il-prestazzjoni li jitwettqu barra mill-Unjoni
       f'konformità mal-linji gwida internazzjonali jiġu aċċettati fl-Unjoni. Barra minn hekk,
       jenħtieġ li r-regoli jkunu f'konformità mal-aktar verżjoni reċenti tad-Dikjarazzjoni tal-
       Assoċjazzjoni Medika Dinjija ta' Ħelsinki dwar il-Prinċipji Etiċi għar-Riċerka Medika li
       Tinvolvi s-Suġġetti Umani.

(67)   Meta jkun ser jitwettaq studju dwar il-prestazzjoni, jenħtieġ jitħalla f'idejn l-Istat Membru
       biex jiddetermina l-awtorità xierqa li għandha tkun involuta fil-valutazzjoni tal-
       applikazzjoni biex jitwettaq studju dwar il-prestazzjoni u li jorganizza l-involviment tal-
       kumitati tal-etika fl-iskedi taż-żmien għall-awtorizzazzjoni ta' dak l-istudju dwar il-
       prestazzjoni kif jinsab f'dan ir-Regolament. Tali deċiżjonijiet huma kwistjoni ta'
       organizzazzjoni interna għal kull Stat Membru. F'dak il-kuntest, l-Istati Membri jenħtieġ
       jiżguraw l-involviment ta' persuni mhix esperti, b'mod partikolari pazjenti jew
       organizzazzjonijiet tal-pazjenti. Jenħtieġ li dawn jiżguraw ukoll id-disponibbiltà tal-
       għarfien espert meħtieġ.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      24
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (68)   Jenħtieġ tiġi stabbilita sistema elettronika fil-livell tal-Unjoni biex jiġi żgurat li kull studju
       dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent u studji oħra dwar il-prestazzjoni li jinvolvu riskji
       għas-suġġetti tal-istudju jiġu reġistrati u rrapportati f'bażi ta' data aċċessibbli għall-
       pubbliku. Biex jiġi protett id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, rikonoxxut mill-
       Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ('il-Karta'), id-data
       personali tas-suġġetti li jipparteċipaw fi studju dwar il-prestazzjoni ma għandhiex tiġi
       rreġistrata fis-sistema elettronika. Biex jiġu żgurati sinerġiji mal-qasam tal-provi kliniċi
       fuq il-prodotti mediċinali, jenħtieġ li s-sistema elettronika għall-istudji dwar il-prestazzjoni
       tkun interoperabbli mal-bażi ta' data tal-UE, li għandha tkun stabbilita għal provi kliniċi
       fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      25
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (69)   Fejn studju dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent jew studju ieħor dwar il-prestazzjoni li
       jinvolvi riskji għas-suġġetti għandhom jitwettqu f'aktar minn Stat Membru wieħed,
       jenħtieġ li l-isponser jkollu l-possibbiltà li jippreżenta applikazzjoni unika sabiex jitnaqqas
       il-piż amministrattiv. Sabiex ikun hemm kondiviżjoni tar-riżorsi u tiġi żgurata l-
       konsistenza fir-rigward tal-valutazzjoni tal-aspetti relatati mas-saħħa u s-sikurezza tal-
       apparat għall-istudju dwar il-prestazzjoni u tax-xejra xjentifika ta' dak l-istudju dwar il-
       prestazzjoni, jenħtieġ li l-proċedura għall-valutazzjoni ta' din l-applikazzjoni unika tiġi
       kkoordinata bejn l-Istati Membri taħt id-direzzjoni ta' Stat Membru li jikkoordina. Jenħtieġ
       li tali valutazzjoni kkoordinata ma tinkludix il-valutazzjoni ta' aspetti intrinsikament
       nazzjonali, lokali u etiċi ta' studju dwar il-prestazzjoni, inkluż il-kunsens infurmat. Għal
       perijodu inizjali ta' seba' snin mid-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-
       Istati Membri jkunu jistgħu jieħdu sehem, fuq bażi volontarja, fil-valutazzjoni kkoordinata.
       Wara dak il-perijodu, jenħtieġ li l-Istati Membri kollha jkunu obbligati jieħdu sehem fil-
       valutazzjoni kkoordinata. Jenħtieġ li l-Kummissjoni, abbażi tal-esperjenzi miksuba mill-
       koordinazzjoni volontarja bejn l-Istati Membri, tfassal rapport dwar l-applikazzjoni tad-
       dispożizzjonijiet rilevanti rigward il-proċedura ta' valutazzjoni kkoordinata. Fil-każ li s-
       sejbiet tar-rapport ikunu negattivi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippreżenta proposta biex jiġi
       estiż il-perijodu ta' żmien tal-parteċipazzjoni fuq bażi volontarja fil-proċedura ta'
       valutazzjoni kkoordinata.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       26
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (70)   Jenħtieġ li l-isponsers jirrapportaw ċerti avvenimenti avversi u difetti fl-apparat li jseħħu
       matul l-istudju dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent u studji oħra dwar il-prestazzjoni li
       jinvolvu riskji għas-suġġetti lill-Istati Membri fejn ikunu qed jitwettqu dawk l-istudji.
       Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom il-possibbiltà li jtemmu jew jissospendu l-istudji jew li
       jirrevokaw l-awtorizzazzjoni għal dawk l-istudji jekk dan jitqies li jkun meħtieġ biex jiġi
       żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-suġġetti li jipparteċipaw f'tali studji. Jenħtieġ li tali
       informazzjoni tiġi trasmessa lill-Istati Membri l-oħra.

(71)   Jenħtieġ li l-isponser ta' studju dwar il-prestazzjoni jippreżenta sommarju tar-riżultati tal-
       istudju dwar il-prestazzjoni li jinftiehem faċilment mill-utent maħsub flimkien mar-rapport
       dwar l-istudju dwar il-prestazzjoni, fejn applikabbli, fl-iskedi ta' żmien stipulati f'dan ir-
       Regolament. Fejn ma jkunx possibbli li jiġi ppreżentat is-sommarju tar-riżultati fl-iskedi ta'
       żmien definiti għal raġunijiet xjentifiċi, jenħtieġ li l-isponser jiġġustifika dan u jispeċifika
       meta jkunu ser jiġu ppreżentati r-riżultati.

(72)   B'eżenzjoni minn xi rekwiżiti ġenerali, jenħtieġ li dan ir-Regolament ikopri biss l-istudji
       dwar il-prestazzjoni maħsuba biex jiġbru data xjentifika għall-fini li tintwera l-konformità
       tal-apparati.

(73)   Jenħtieġ li jiġi ċċarat li l-istudji dwar il-prestazzjoni bl-użu ta' kampjuni li jifdal ma
       għandhomx għalfejn jiġu awtorizzati. Madankollu, jenħtieġ li r-rekwiżiti ġenerali u
       rekwiżiti addizzjonali oħra fir-rigward tal-protezzjoni tad-data u r-rekwiżiti applikabbli
       għal proċeduri li jitwettqu f'konformità mal-liġi nazzjonali bħar-rieżami etiku jkomplu
       japplikaw għall-istudji kollha dwar il-prestazzjoni, inkluż meta jintużaw kampjuni li jifdal.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                         27
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (74)    Jenħtieġ li l-prinċipji tas-sostituzzjoni, it-tnaqqis u l-irfinar fil-qasam tal-esperimenti bl-użu
        tal-annimali stipulati fid-Direttiva 2010/63/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1 jiġu
        osservati. B'mod partikolari, jenħtieġ li d-duplikazzjoni bla bżonn ta' testijiet u studji jiġu
        evitati.

(75)    Jenħtieġ li l-manifatturi jkollhom rwol attiv matul il-fażi ta' wara t-tqegħid fis-suq billi
        jiġbru informazzjoni b'mod sistematiku u attiv mill-esperjenza wara t-tqegħid fis-suq
        marbuta mal-apparati tagħhom sabiex jaġġornaw id-dokumentazzjoni teknika tagħhom u
        jikkooperaw mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti inkarigati mill-attivitajiet ta' viġilanza
        u sorveljanza tas-suq. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-manifatturi jistabbilixxu sistema ta'
        sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq li tkun komprensiva u li tkun stabbilita taħt is-sistema
        ta' maniġġar tal-kwalità tagħhom u abbażi ta' pjan għas-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-
        suq. Jenħtieġ li d-data u l-informazzjoni rilevanti miġbura permezz tas-sorveljanza ta' wara
        t-tqegħid fis-suq, kif ukoll it-tagħlimiet miksuba minn kwalunkwe azzjoni preventiva u/jew
        korrettiva implimentata, jintużaw biex tiġi aġġornata kwalunkwe parti rilevanti tad-
        dokumentazzjoni teknika, bħal dawk relatati mal-valutazzjoni tar-riskji u l-evalwazzjoni
        tal-prestazzjoni, u jilħqu wkoll l-għanijiet tat-trasparenza.

(76)    Biex jiġu protetti aħjar is-saħħa u s-sikurezza fir-rigward tal-apparati fis-suq, jenħtieġ li s-
        sistema elettronika dwar il-viġilanza għall-apparati ssir aktar effettiva billi jinħoloq portal
        ċentrali fil-livell tal-Unjoni biex jiġu rrapportati inċidenti serji u azzjonijiet korrettivi ta'
        sikurezza fuq il-post.

1
       Direttiva 2010/63/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 dwar
       il-protezzjoni tal-annimali li jintużaw għal skopijiet xjentifiċi (ĠU L 276, 20.10.2010,
       p. 33).

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                         28
                                                 DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (77)   Jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu miżuri adatti biex iqajmu kuxjenza fost il-professjonisti
       tal-kura tas-saħħa, l-utenti u l-pazjenti dwar l-importanza tar-rapportar ta' inċidenti.
       Jenħtieġ li l-professjonisti tal-kura tas-saħħa, l-utenti u l-pazjenti jiġu mħeġġa u jkunu
       jistgħu jirrapportaw inċidenti serji suspettati fil-livell nazzjonali bl-użu ta' formati
       armonizzati. Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jinformaw lill-manifatturi bi
       kwalunkwe inċident serju suspettat u fejn manifattur jikkonferma li tali inċident seta' seħħ,
       jenħtieġ li l-awtoritajiet ikkonċernati jiżguraw li tittieħed azzjoni ta' segwitu adattata u
       sabiex inaqqsu kemm jista' jkun ir-rikorrenza ta' tali inċidenti.

(78)   Jenħtieġ li l-evalwazzjoni tal-inċidenti serji rrapportati u l-azzjonijiet korrettivi ta'
       sikurezza fuq il-post issir fuq livell nazzjonali, iżda jenħtieġ li tiġi żgurata l-koordinazzjoni
       fejn ikunu seħħew inċidenti simili jew fejn jenħtieġ li jittieħdu azzjonijiet korrettivi ta'
       sikurezza fuq il-post f'aktar minn Stat Membru wieħed, bl-objettiv ta' kondiviżjoni tar-
       riżorsi u biex tiġi żgurata l-konsistenza fir-rigward tal-azzjoni korrettiva.

(79)   Fil-kuntest tal-investigazzjoni tal-inċidenti, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jieħdu
       kont, fejn xieraq, tal-informazzjoni provduta mill-partijiet ikkonċernati rilevanti u l-
       fehmiet tagħhom, inkluż l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u tal-professjonisti tal-kura tas-
       saħħa u l-assoċjazzjonijiet tal-manifatturi.

(80)   Jenħtieġ li r-rapportar ta' avvenimenti avversi serji jew difetti fl-apparat matul l-istudji
       dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent u studji oħra dwar il-prestazzjoni li jinvolvu riskji
       għas-suġġetti, u r-rapportar ta' inċidenti serji li jseħħu wara li apparat ikun tqiegħed fis-suq,
       ikunu distinti b'mod ċar biex jiġi evitat rapportar doppju.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     29
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (81)    Jenħtieġ li r-regoli dwar is-sorveljanza tas-suq jiġu inklużi f'dan ir-Regolament biex
        jissaħħu d-drittijiet u l-obbligi tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, biex tiġi żgurata
        koordinazzjoni effettiva tal-attivitajiet tagħhom ta' sorveljanza tas-suq u biex jiġu ċċarati l-
        proċeduri applikabbli.

(82)    Jenħtieġ li kwalunkwe żieda statistikament sinifikanti fin-numru jew il-gravità tal-inċidenti
        li ma jkunux serji jew f'riżultati żbaljati mistennija li jista' jkollhom impatt sinifikanti fuq l-
        analiżi tal-benefiċċji meta mqabbla mar-riskji u li tista' twassal għal riskji inaċċettabbli, tiġi
        rrapportata lill-awtoritajiet kompetenti sabiex dawn ikunu jistgħu jivvalutawha u biex jiġu
        adottati miżuri adatti.

(83)    Kumitat ta' esperti, il-MDCG, magħmul minn persuni maħtura mill-Istati Membri skont ir-
        rwol u l-għarfien espert tagħhom fil-qasam tal-apparati mediċi inklużi l-apparati mediċi
        dijanjostiċi in vitro, jenħtieġ jiġi stabbilit skont il-kondizzjonijiet u l-modalitajiet iddefiniti
        fir-Regolament (UE) 2017/... + biex iwettaq il-kompiti mogħtija lilu minn dan ir-
        Regolament u mir-Regolament (UE) 2017/...+, biex jagħti pariri lill-Kummissjoni u biex
        jgħin lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw implimentazzjoni armonizzata ta' dan
        ir-Regolament. L-MDCG għandu jkun jista' jistabbilixxi sottogruppi sabiex ikollu aċċess
        għal għarfien espert tekniku dettaljat meħtieġ fil-qasam tal-apparati mediċi inklużi l-
        apparati mediċi dijanjostiċi in vitro. Fl-istabbiliment tas-sottogruppi għandha tiġi
        kkunsidrata kif adatt il-possibbiltà ta' gruppi esperti jew laboratorji esperti fil-livell tal-
        Unjoni fil-qasam tal-apparati mediċi.

+
       ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                        30
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (84)   Il-koordinazzjoni aktar mill-qrib bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali permezz tal-
       iskambju tal-informazzjoni u valutazzjonijiet koordinati taħt id-direzzjoni ta' awtorità
       koordinatriċi hija essenzjali biex jiġi żgurat livell għoli uniformi ta' protezzjoni tas-saħħa u
       tas-sikurezza fis-suq intern, partikolarment fl-oqsma tal-istudji dwar il-prestazzjoni u l-
       viġilanza. Jenħtieġ li l-prinċipju ta' skambju u valutazzjoni kkoordinati japplika wkoll
       għall-attivitajiet l-oħra kollha ta' awtorità deskritti f'dan ir-Regolament, bħall-ħatra tal-
       korpi notifikat, u jenħtieġ li jiġi mħeġġeġ fil-qasam tas-sorveljanza tal-apparati fis-suq.
       Jenħtieġ li ħidma, koordinazzjoni u komunikazzjoni konġunti tal-attivitajiet iwasslu wkoll
       għal użu aktar effiċjenti tar-riżorsi u l-għarfien espert fil-livell nazzjonali.

(85)   Jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi appoġġ xjentifiku, tekniku u loġistiku korrispondenti
       lil awtoritajiet nazzjonali koordinaturi u tiżgura li s-sistema regolatorja għall-apparati tiġi
       implimentata b'mod effettiv u uniformi fil-livell tal-Unjoni abbażi ta' evidenza xjentifika
       soda.

(86)   Jenħtieġ li l-Unjoni u, fejn ikun adatt, l-Istati Membri jipparteċipaw b'mod attiv fil-
       kooperazzjoni regolatorja internazzjonali fil-qasam tal-apparati biex jiġi ffaċilitat l-
       iskambju ta' informazzjoni marbuta mas-sikurezza fir-rigward tal-apparati u biex
       jitrawwem l-iżvilupp ulterjuri ta' linji gwida regolatorji internazzjonali li jippromwovu l-
       adozzjoni f'ġurisdizzjonijiet oħra ta' regolamenti li jwasslu għal livell ta' protezzjoni tas-
       saħħa u s-sikurezza ekwivalenti għal dak stabbilit b'dan ir-Regolament.

(87)   Jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li d-
       dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament jiġu implimentati, inkluż billi jiġu stabbiliti penali
       effettivi, proporzjonati u dissważivi għall-ksur tagħhom.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       31
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- (88)    Filwaqt li dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa d-dritt tal-Istati Membri li japplikaw
        tariffi għal attivitajiet fuq livell nazzjonali, jenħtieġ li l-Istati Membri, sabiex jiżguraw it-
        trasparenza, jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra qabel ma jiddeċiedu
        fuq il-livell u l-istruttura ta' tali tariffi. Sabiex tkun żgurata aktar it-trasparenza, jenħtieġ li
        l-istruttura u l-livell tat-tariffi jkunu disponibbli għall-pubbliku meta jintalbu.

(89)    Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti
        b'mod partikolari mill-Karta u speċjalment id-dinjità tal-bniedem, l-integrità tal-persuna, il-
        protezzjoni tad-data personali u l-libertà tal-arti u x-xjenza, il-libertà li twettaq attivitajiet
        ekonomiċi u d-dritt għall-proprjetà. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jiġi applikat mill-Istati
        Membri f'konformità ma' dawk id-drittijiet u l-prinċipji.

(90)    Jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati atti delegati skont l-Artikolu 290 TFUE tiġi ddelegata
        lill-Kummissjoni sabiex jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet mhux essenzjali ta' dan ir-
        Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet
        xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, anke fil-livell tal-esperti, u li dawn il-
        konsultazzjonijiet jitwettqu skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-
        13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 1. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata
        parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
        jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-
        esperti tagħhom ikollhom aċċess b'mod sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-
        Kummissjoni li jħejju l-atti delegati.

1
       ĠU L 123, 12.5.2016, p.1.

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea                        32
                                                 DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- (91)    Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
        Regolament, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' implimentazzjoni. Dawn is-
        setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament
        Ewropew u tal-Kunsill 1.

(92)    Jenħtieġ li tintuża l-proċedura konsultattiva għal atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu l-
        forma u l-preżentazzjoni tal-elementi tad-data tat-taqsiriet tal-manifattur dwar is-sikurezza
        u l-prestazzjoni u li jistabbilixxu l-mudell għaċ-ċertifikati tal-bejgħ ħieles, billi dawk atti ta'
        implimentazzjoni simili huma ta' natura proċedurali u ma għandhomx impatt dirett fuq is-
        saħħa u s-sikurezza fil-livell tal-Unjoni.

(93)    Jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta minnufih atti ta' implimentazzjoni applikabbli meta,
        f'każijiet ġustifikati kif xieraq li jkunu marbuta mal-estensjoni għat-territorju tal-Unjoni ta'
        deroga nazzjonali mill-proċeduri applikabbli ta' valutazzjoni tal-konformità, raġunijiet
        imperattivi ta' urġenza jkunu jeħtieġu hekk.

(94)    Sabiex tkun tista' taħtar entitajiet emittenti u laboratorji ta' referenza tal-UE, jenħtieġ li l-
        Kummissjoni tingħata setgħat ta' implimentazzjoni.

1
       Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li
       jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri
       tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011,
       p. 13).

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                          33
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (95)   Bil-għan li l-operaturi ekonomiċi, speċjalment l-SMEs, il-korpi notifikati, l-Istati Membri u
       l-Kummissjoni jkunu jistgħu jadattaw għall-bidliet introdotti minn dan ir-Regolament u
       biex tkun żgurata l-applikazzjoni tajba tiegħu, jixraq li jiġi previst perijodu transizzjonali
       twil biżżejjed għal dak l-adattament u għall-arranġamenti organizzattivi li għandhom isiru.
       Madankollu, jenħtieġ li ċertu partijiet mir-Regolament li jaffettwaw direttament lill-Istati
       Membri u l-Kummissjoni jiġu implimentati mill-aktar fis possibbli. Huwa partikolarment
       importanti wkoll li sad-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, jinħatar għadd
       suffiċjenti ta' korpi notifikati skont ir-rekwiżiti l-ġodda sabiex jiġi evitat kull nuqqas ta'
       apparati fis-suq. Madanakollu, huwa neċessarju li kwalunkwe ħatra ta' korp notifika
       f'konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament qabel id-data tal-applikazzjoni tiegħu
       tkun mingħajr preġudizzju għall-validità tal-ħatra ta' dawk il-korpi notifikati taħt id-
       Direttiva 98/79/KE u għall-kapaċità tagħhom li jkomplu joħorġu ċertifikati validi taħt dik
       id-Direttiva sad-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        34
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (96)   Sabiex ikun hemm transizzjoni bla xkiel lejn ir-regoli ġodda għar-reġistrazzjoni tal-
       apparati u taċ-ċertifikati, jenħtieġ li l-obbligu li l-informazzjoni rilevanti tiddaħħal fis-
       sistemi elettroniċi stabbiliti fil-livell tal-Unjoni skont dan ir-Regolament, fil-każ li s-
       sistemi tal-IT korrispondenti jiġu żviluppati kif previst, isir kompletament effettiv biss
       minn 18-il xahar wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Matul il-perijodu
       transizzjonali, jenħtieġ li ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/79/KE jibqgħu fis-seħħ.
       Madankollu, sabiex jiġu evitati reġistrazzjonijiet multipli, jenħtieġ li l-operaturi ekonomiċi
       u l-korpi notifikati li jirreġistraw fis-sistemi elettroniċi rilevanti stabbiliti fil-livell tal-
       Unjoni skont dan ir-Regolament jitqiesu li qed jikkonformaw mar-rekwiżiti ta'
       reġistrazzjoni adottati mill-Istati Membri skont dawk id-dispożizzjonijiet.

(97)   Sabiex tkun prevista introduzzjoni bla xkiel tas-sistema UDI, il-mument tal-applikazzjoni
       tal-obbligu li t-trasportatur tal-UDI jitqiegħed fuq it-tikketta tal-apparat għandu jvarja minn
       sena sa ħames snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, skont il-klassi tal-
       apparat ikkonċernat.

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea                       35
                                                 DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- (98)    Jenħtieġ li d-Direttiva 98/79/KE titħassar biex jiġi żgurat li sett wieħed biss ta' regoli jkun
        japplika għat-tqegħid fis-suq ta' apparati mediċi dijanjostiċi in vitro u l-aspetti relatati
        koperti b'dan ir-Regolament. L-obbligi tal-manifatturi b'rabta mat-tqegħid għad-
        dispożizzjoni dokumentazzjoni rigward apparati li huma qiegħdu fis-suq u l-obbligi tal-
        manifatturi u tal-Istati Membri b'rabta l-attivitajiet ta' viġilanza għal apparati li tqiegħdu
        fis-suq skont dik id-Direttiva madanakollu jenħtieġ li jkomplu japplikaw. Filwaqt li
        jenħtieġ li titħalla f'idejn l-Istati Membri li jiddeċiedu kif jorganizzaw l-attivitajiet ta'
        viġilanza, huwa mixtieq li huma jkollhom il-possibbiltà li jirrapportaw inċidenti avversi
        relatati ma' apparati li tqiegħdu fis-suq skont dik id-Direttiva bl-użu tal-istess għodda għal
        dawk għar-rappurtar dwar apparati li tqiegħdu fis-suq skont dan ir-Regolament.
        Madankollu jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2010/227/UE adottata fl-implimentazzjoni ta' dik id-
        Direttiva u d-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE 1 u 93/42/KEE 2 jitħassru wkoll sa mid-data
        li fiha l-Eudamed tkun kompletament funzjonali.

(99)    Jenħtieġ li r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament ikunu applikabbli għall-apparati kollha li
        tqiegħdu fis-suq jew fis-servizz mid-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
        Madankollu, sabiex tkun prevista transizzjoni bla xkiel jenħtieġ li jkun possibbli, għal
        perijodu ta' żmien limitat minn dik id-data, li apparati jitqiegħdu fis-suq jew fis-servizz bis-
        saħħa ta' ċertifikat validu maħruġ skont id-Direttiva 98/79/KE.

1
       Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE tal-20 ta’ Ġunju 1990 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet
       tal-Istati Membri rigward il-mezzi mediċi attivi li jiddaħħlu f’xi parti tal-ġisem (ĠU L 189,
       20.7.1990, p. 17).
2
       Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE tal-14 ta' Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi (ĠU L 169,
       12.7.1993, p. 1).

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                       36
                                                DGB 2C                                                  MT
 ---pagebreak--- (100)    Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ta opinjoni 1 skont l-Artikolu 28(2) tar-
         Regolament (KE) Nru 45/2001.

(101)    Minħabba li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġi żgurat il-funzjonament bla
         xkiel tas-suq intern fir-rigward tal-apparati mediċi u li jiġu żgurati standards għoljin ta'
         kwalità u sikurezza għall-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro, biex b'hekk jiġi żgurat livell
         għoli ta' protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti, l-utenti u persuni oħra, ma
         jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri iżda jistgħu, minħabba l-iskala u l-effetti
         tagħhom, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità
         mal-prinċipji tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
         F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-
         Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

1
        ĠU C 358, 7.12.2013, p. 10.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       37
                                                DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                           Kapitolu I
                            Dispożizzjonijiet introduttorji

                                           TAQSIMA 1
                     KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

                                             Artikolu 1
                                  Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.     Dan ir-Regolament jistipula r-regoli li jikkonċernaw it-tqegħid fis-suq, id-disponibbiltà fis-
       suq jew it-tqegħid fis-servizz ta' apparati mediċi dijanjostiċi in vitro għall-użu mill-
       bniedem u ta' aċċessorji għal apparati bħal dawn fl-Unjoni. Dan ir-Regolament japplika
       wkoll għal studji dwar il-prestazzjoni rigward apparati u aċċessorji mediċi dijanjostiċi in
       vitro mwettqa fl-Unjoni.

2.     Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro u l-aċċessorji
       għal apparati mediċi dijanjostiċi in vitro minn hawn 'il quddiem għandhom jissejħu
       'apparati'.

3.     Dan ir-Regolament ma japplikax għal:

       (a)   prodotti għall-użu ġenerali fil-laboratorju jew il-prodotti li jintużaw biss għar-riċerka,
             sakemm dawn il-prodotti, minħabba l-karatteristiċi tagħhom, ma jkunux maħsuba
             speċifikament mill-manifatturi tagħhom biex jintużaw f'eżami dijanjostiku in vitro;

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       38
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (b)   prodotti invażivi għat-teħid ta' kampjuni jew prodotti li jiġu applikati direttament
             mal-ġisem tal-bniedem bil-għan li jinkiseb kampjun;

       (c)   materjal ta' referenza ċċertifikat fuq livell internazzjonali;

       (d)   materjal li jintuża għal skemi ta' valutazzjoni esterna tal-kwalità.

4.     Kull apparat li, meta jitqiegħed fis-suq jew jitqiegħed fis-servizz jinkorpora, bħala parti
       integrali, apparat mediku kif inhu definit fil-punt 1 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE)
       2017/... + għandu jkun irregolat minn dak ir-Regolament. Ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament
       għandhom japplikaw għall-parti tal-apparat mediku dijanjostiku in vitro.

5.     Dan ir-Regolament huwa leġislazzjoni speċifika tal-Unjoni fit-tifsira tal-Artikolu 2(3) tad-
       Direttiva 2014/30/UE.

6.     L-apparati li huma wkoll makkinarju skont it-tifsira tal-punt (a) tat-tieni paragrafu tal-
       Artikolu 2 tad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1 għandhom, fejn
       jeżisti periklu rilevanti skont dik id-Direttiva, jissodisfaw ukoll ir-rekwiżiti essenzjali għas-
       saħħa u s-sikurezza stabbilit fl-Anness I għal dik id-Direttiva sakemm dawk ir-rekwiżiti
       jkunu iktar speċifiċi mir-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni
       stabbiliti fil-Kapitolu II tal-Anness I għal dan ir-Regolament.

+
      ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.
1
      Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar il-
      makkinarju (ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24).

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                  39
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 7.       Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-applikazzjoni tad-Direttiva 2013/59/Euratom.

8.       Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa d-dritt ta' Stat Membru li jirrestrinġi l-użu ta'
         kwalunkwe tip speċifiku ta' apparat fir-rigward ta' aspetti li mhumiex koperti b'dan ir-
         Regolament.

9.       Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-liġi nazzjonali fir-rigward tal-organizzazzjoni,
         l-għoti jew il-finanzjament ta' servizzi tas-saħħa u kura medika, bħar-rekwiżit li ċerti
         apparati jistgħu jiġu pprovduti biss bi preskrizzjoni medika, ir-rekwiżit li ċerti
         professjonisti tas-saħħa jew istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa biss jistgħu jipprovdu jew
         jużaw ċerti apparati jew li l-użu tagħhom għandu jkun akkumpanjat minn konsulenza
         professjonali speċifika.

10.      Xejn f'dan ir-Regolament ma għandu jirrestrinġi l-libertà tal-istampa jew il-libertà tal-
         espressjoni fil-media sa fejn dawk il-libertajiet huma garantiti fl-Unjoni u fl-Istati Membri,
         b'mod partikolari skont l-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni
         Ewropea.

                                               Artikolu 2
                                            Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)      'apparat mediku' tfisser 'apparat mediku' kif definit fil-punt (1) tal-Artikolu 2 tar-
         Regolament (UE) 2017/… +;

+
       ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      40
                                                DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (2)    'apparat mediku dijanjostiku in vitro' tfisser kwalunkwe apparat mediku li huwa reaġent,
       prodott ta' reaġent, kalibratur, materjal ta' kontroll, kitt, strument, apparat, biċċa minn
       tagħmir, software jew sistema, kemm jekk jintuża waħdu jew inkella kkombinat ma' xi
       ħaġa oħra, maħsub mill-manifattur biex jintuża in vitro għall-eżami ta' kampjuni, inklużi d-
       donazzjonijiet tad-demm u taċ-ċelloli, derivati mill-ġisem tal-bniedem, unikament jew
       prinċipalment bil-għan li tiġi pprovduta informazzjoni dwar punt wieħed jew aktar mis-
       segwenti:

       (a)      dwar proċess jew stat fiżjoloġiku jew patoloġiku;

       (b)      dwar indebolimenti fiżiċi jew mentali konġenitali;

       (c)      dwar il-predispożizzjoni għal kundizzjoni medika jew marda;

       (d)      biex tiġi ddeterminata s-sikurezza u l-kompatibbiltà ma' riċevituri potenzjali;

       (e)      biex jiġi pprevist ir-rispons jew ir-reazzjonijiet għat-trattament;

       (f)      biex jiġu ddefiniti jew immonitorjati l-miżuri terapewtiċi.

       Ir-reċipjenti tal-kampjuni għandhom jitqiesu wkoll bħala apparati mediċi dijanjostiċi in
       vitro;

(3)    'reċipjent tal-kampjuni' tfisser apparat, sewwa tat-tip bil-vakwu u sewwa jekk le, maħsub
       speċifikament mill-manifattur tagħhom biex jinżamm fih primarjament il-kampjun u biex
       jippreserva l-kampjuni derivati mill-ġisem tal-bniedem għall-fini ta' eżami dijanjostiku in
       vitro;

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                   41
                                                 DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (4)    'aċċessorju għal apparat mediku dijanjostiku in vitro' tfisser oġġett li, filwaqt li fih innifsu
       mhuwiex apparat mediku dijanjostiku in vitro, huwa maħsub mill-manifattur tiegħu biex
       jintuża flimkien ma' apparat mediku dijanjostiku in vitro partikolari wieħed jew aktar biex
       b'mod speċifiku jippermetti l-użu tal-apparat(i) mediku(ċi)dijanjostiċi in vitro f'konformità
       mal-għan(ijiet) maħsub(a) tiegħu/tagħhom jew biex b'mod speċifiku u b'mod dirett jassisti
       għall-funzjonalità medika tal- tal-apparat(i) mediku/ċi dijanjostiċi in vitro b'rabta mal-
       għan(ijiet) maħsub(a) tiegħu/tagħhom;

(5)    'apparat għall-awtottestjar' tfisser kwalunkwe apparat maħsub mill-manifattur biex jintuża
       minn persuni mhux esperti, inkluż apparati wżati għal servizzi ta' ttestjar offruti lil persuni
       mhux esperti permezz ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni;

(6)    'apparat għall-ittestjar qrib il-pazjent' tfisser kwalunkwe apparat li mhuwiex maħsub għall-
       awtottestjar iżda huwa maħsub biex iwettaq ittestjar barra mill-ambjent tal-laboratorju,
       ġeneralment qrib, jew maġenb, il-pazjent minn professjonist tas-saħħa;

(7)    'dijanjostika ta' akkumpanjament' tfisser apparat li huwa essenzjali għall-użu sikur u
       effettiv ta' prodott mediċinali korrispondenti għal:

       (a)   l-identifikazzjoni, qabel u/jew matul it-trattament, ta' pazjenti li probabbilment
             jibbenefikaw minn prodott mediċinali korrispondenti; jew

       (b)   l-identifikazzjoni, qabel u/jew matul it-trattament, ta' pazjenti li x'aktarx ikunu
             f'riskju akbar ta' reazzjonijiet avversi serji bħala riżultat ta' trattament bil-prodott
             mediċinali korrispondenti;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       42
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (8)    'grupp ġeneriku ta' apparati' tfisser sett ta' apparati li jkollhom l-istess għanijiet maħsuba
       jew għanijiet maħsuba simili jew teknoloġija komuni li tippermetti li jiġu klassifikati
       b'mod ġeneriku li ma jirriflettix karatteristiċi speċifiċi;

(9)    'apparat b'użu uniku' tfisser apparat li jkun maħsub biex jintuża waqt proċedura unika;

(10)   'apparat iffalsifikat' tfisser kull apparat bi preżentazzjoni falza tal-identità tiegħu u/jew tas-
       sors tiegħu u/jew taċ-ċertifikati tal-marka CE jew dokumenti relatati mal-proċeduri tal-
       marka CE tiegħu. Din id-definizzjoni ma tinkludix nonkonformità mhux intenzjonata u hi
       mingħajr preġudizzju għall-ksur tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali;

(11)   'kitt' tfisser sett ta' komponenti li jiġu ppakkjati flimkien u li huma maħsuba li jintużaw
       biex jitwettaq eżami dijanjostiku in vitro speċifiku, jew parti minnu;

(12)   'għan maħsub' tfisser l-użu li għalih apparat ikun maħsub skont id-data pprovduta mill-
       manifattur fuq it-tikketta, fl-istruzzjonijiet għall-użu jew f'materjal jew dikjarazzjonijiet
       promozzjonali jew ta' bejgħ jew kif speċifikat mill-manifattur fl-evalwazzjoni tal-
       prestazzjoni;

(13)   'tikketta' tfisser l-informazzjoni bil-miktub, stampata jew grafika li tidher fuq l-apparat
       innifsu, jew fuq l-imballaġġ ta' kull unità jew fuq l-imballaġġ ta' apparati multipli;

(14)   'struzzjonijiet għall-użu' tfisser l-informazzjoni mogħtija mill-manifattur biex tinforma lill-
       utent dwar l-għan maħsub u l-użu tajjeb tal-apparat u b'kull prekawzjoni li għandha
       tittieħed;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       43
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (15)   'Identifikatur Uniku tal-Apparat' ('UDI' - Unique Device Identifier) tfisser sensiela ta'
       karattri numeriċi jew alfanumeriċi li tinħoloq permezz ta' standards ta' identifikazzjoni u ta'
       kkowdjar tal-apparat li huma aċċettati internazzjonalment u li tippermetti l-identifikazzjoni
       ċara ta' apparati speċifiċi fis-suq;

(16)   'riskju' tfisser il-kombinazzjoni tal-probabbiltà li sseħħ il-ħsara u l-kobor ta' dik il-ħsara;

(17)   'determinazzjoni tal-benefiċċji meta mqabbla mar-riskji' tfisser l-analiżi tal-valutazzjonijiet
       kollha tal-benefiċċji u tar-riskji ta' rilevanza possibbli għall-użu tal-apparat għall-għan
       maħsub, meta jintuża f'konformità mal-għan maħsub mogħti mill-manifattur;

(18)   'kompatibbiltà' hija l-kapaċità ta' apparat, inkluż is-software, meta jintuża flimkien ma'
       apparat wieħed ieħor jew aktar skont l-għan maħsub tiegħu, biex:

       (a)   jaħdem mingħajr ma tintilef jew tiġi kompromessa l-kapaċità li jaħdem kif previst,
             u/jew

       (b)   jintegra u/jew jopera mingħajr il-ħtieġa ta' modifika jew adattament ta' kwalunkwe
             parti tal-apparati kkombinati, u/jew

       (c)   jintużaw flimkien mingħajr kunflitt/interferenza jew reazzjoni avversa.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                         44
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (19)   'interoperabbiltà' hija l-abbiltà ta' żewġ apparati jew aktar, inkluż is-software, mill-istess
       manifattur jew minn manifatturi differenti, biex:

       (a)   jiskambjaw informazzjoni u jużaw l-informazzjoni li tkun ġiet skambjata għall-
             eżekuzzjoni korretta ta' funzjoni speċifikata mingħajr ma jinbidel il-kontenut tad-
             data, u/jew

       (b)   jikkomunikaw ma' xulxin, u/jew

       (c)   jaħdmu flimkien kif previst;

(20)   'disponibbiltà fis-suq' tfisser kwalunkwe provvista ta' apparat, għajr apparat għal studju
       dwar il-prestazzjoni, għad-distribuzzjoni, il-konsum jew l-użu fis-suq tal-Unjoni waqt
       attività kummerċjali, sew jekk bi ħlas kif ukoll jekk bla ħlas;

(21)   'tqegħid fis-suq' tfisser l-ewwel darba li apparat, għajr apparat għal studju dwar il-
       prestazzjoni, isir disponibbli fis-suq tal-Unjoni;

(22)   'tqegħid fis-servizz' tfisser l-istadju li fih apparat, għajr apparat għall-istudju dwar il-
       prestazzjoni, ikun sar disponibbli lill-utent aħħari bħala apparat lest biex jintuża fis-suq tal-
       Unjoni għall-ewwel darba skont l-għan maħsub għalih;

(23)   'manifattur' tfisser persuna fiżika jew ġuridika li timmanifattura jew tagħmel rikostruzzjoni
       kompleta ta' apparat jew li tqabbad lil xi ħadd jiddisinja, jimmanifattura jew jagħmel
       rikostruzzjoni kompleta ta' apparat, u li tikkummerċjalizza dak l-apparat b'isimha jew bit-
       trademark tagħha.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       45
                                               DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak--- (24)   'rikostruzzjoni kompleta', għall-finijiet tad-definizzjoni ta' manifattur, tfisser il-bini
       kompletament mill-ġdid ta' apparat li diġà jkun tqiegħed fis-suq jew tqiegħed fis-servizz,
       jew il-manifattura ta' apparat ġdid minn apparati użati, biex jinġieb f'konformità ma' dan ir-
       Regolament, flimkien mal-għoti ta' ħajja ġdida lill-apparat rikostruwit;

(25)   'rappreżentant awtorizzat' tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li tkun
       irċeviet u aċċettat mandat bil-miktub mingħand manifattur, li jinsab barra mill-Unjoni,
       sabiex taġixxi f'isem il-manifattur fir-rigward ta' kompiti speċifikati marbuta mal-obbligi
       ta' dan tal-aħħar skont dan ir-Regolament;

(26)   'importatur' tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li tqiegħed apparat
       minn pajjiż terz fis-suq tal-Unjoni;

(27)   'distributur' tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika fil-katina ta' provvista, barra mill-
       manifattur jew l-importatur, li tagħmel apparat disponibbli fis-suq, sal-punt tat-tqegħid fis-
       servizz;

(28)   'operatur ekonomiku' tfisser manifattur, rappreżentant awtorizzat, importatur jew
       distributur;

(29)   'istituzzjoni tas-saħħa' tfisser organizzazzjoni li l-għan primarju tagħha huwa l-kura jew it-
       trattament tal-pazjenti jew il-promozzjoni tas-saħħa pubblika;

(30)   'utent' tfisser kull professjonist tal-kura tas-saħħa jew persuna mhix esperta li tuża apparat;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      46
                                               DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak--- (31)   'persuna mhix esperta' tfisser individwu li ma jkunx irċieva edukazzjoni formali f'qasam
       rilevanti tal-kura tas-saħħa jew f'dixxiplina medika;

(32)   'valutazzjoni tal-konformità' tfisser il-proċess li juri jekk ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament
       relatati ma' apparat ġewx sodisfatti;

(33)   'korp ta' valutazzjoni tal-konformità' tfisser korp li jwettaq attivitajiet ta' valutazzjoni tal-
       konformità ta' partijiet terzi inklużi l-ikkalibrar, l-ittestjar, iċ-ċertifikazzjoni u l-ispezzjoni;

(34)   'korp notifikat' tfisser korp ta' valutazzjoni tal-konformità maħtur f'konformità ma' dan ir-
       Regolament;

(35)   'marka tal-konformità CE' jew 'marka CE' tfisser marka li permezz tagħha manifattur
       jindika li apparat ikun konformi mar-rekwiżiti applikabbli stabbiliti f'dan ir-Regolament u
       leġislazzjoni ta' armonizzazzjoni applikabbli oħra tal-Unjoni li tipprevedi t-twaħħil tagħha;

(36)   'evidenza klinika' tfisser data klinika u r-riżultati tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni marbuta
       ma' apparat li jkunu ta' ammont u kwalità suffiċjenti biex jippermettu valutazzjoni
       kwalifikata ta' jekk l-apparat huwiex sikur u joffrix il-benefiċċju/i kliniku/ċi previsti, meta
       jintuża kif maħsub mill-manifattur;

(37)   'benefiċċju kliniku' tfisser l-impatt pożittiv ta' apparat marbut mal-funzjoni tiegħu, bħall-
       iscreening, il-monitoraġġ, id-dijanjosi jew l-għajnuna għad-dijanjosi tal-pazjenti, jew
       impatt pożittiv fuq l-immaniġġar tal-pazjenti jew is-saħħa pubblika;

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                         47
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (38)   'validità xjentifika ta' analita' tfisser l-assoċjazzjoni ta' analita ma' kundizzjoni klinika jew
       stat fiżjoloġiku;

(39)   'prestazzjoni ta' apparat' tfisser il-kapaċità ta' apparat li jikseb l-għan maħsub tiegħu kif
       iddikjarat mill-manifattur. Din tikkonsisti mill-prestazzjoni analitika u, fejn applikabbli, il-
       prestazzjoni klinika li tappoġġa dak il-għan maħsub;

(40)   'prestazzjoni analitika' tfisser il-kapaċità ta' apparat li jindividwa jew ikejjel analita
       partikolari;

(41)   'prestazzjoni klinika' tfisser il-kapaċità ta' apparat li jipprovdi riżultati li jkunu korrelatati
       ma' kundizzjoni klinika partikolari jew proċess jew stat fiżjoloġiku jew patoloġiku skont il-
       popolazzjoni fil-mira u l-utent li għalih ikun maħsub;

(42)   'studju dwar il-prestazzjoni' tfisser studju mwettaq biex jistabbilixxi jew jikkonferma l-
       prestazzjoni analitika jew klinika ta' apparat;

(43)   'pjan ta' studju dwar il-prestazzjoni' tfisser dokument li jiddeskrivi r-raġunament, l-
       objettivi, il-metodoloġija tad-disinn, il-monitoraġġ, il-konsiderazzjonijiet statistiċi, l-
       organizzazzjoni u t-twettiq ta' studju dwar il-prestazzjoni;

(44)   'evalwazzjoni tal-prestazzjoni' tfisser valutazzjoni u analiżi tad-data biex tiġi stabbilita jew
       ivverifikata l-validità xjentifika, il-prestazzjoni analitika u, fejn applikabbli, il-prestazzjoni
       klinika ta' apparat;

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                          48
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (45)   'apparat għal studju dwar il-prestazzjoni' tfisser apparat maħsub mill-manifattur biex
       jintuża fi studju dwar il-prestazzjoni.

       Apparat maħsub biex jintuża għal finijiet ta' riċerka, mingħajr ebda objettiv mediku, ma
       għandux jitqies bħala apparat għal studju dwar il-prestazzjoni;

(46)   'studju dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent' tfisser studju dwar il-prestazzjoni klinika
       fejn ir-riżultati tat-test jistgħu jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet dwar l-immaniġġar tal-pazjenti
       u/jew jistgħu jintużaw biex jiggwidaw it-trattament;

(47)   'suġġett' tfisser individwu li jipparteċipa fi studju dwar il-prestazzjoni u li l-kampjun(i)
       tiegħu isirilhom eżami in vitro minn apparat għal studju dwar il-prestazzjoni u/jew minn
       apparat li jintuża għal skopijiet ta' kontroll;

(48)   'investigatur' tfisser individwu responsabbli għat-twettiq ta' studju dwar il-prestazzjoni f'sit
       ta' studju dwar il-prestazzjoni;

(49)   'speċifiċità dijanjostika' tfisser il-kapaċità ta' apparat li jirrikonoxxi n-nuqqas ta' markatur
       tal-mira assoċjat ma' marda jew kundizzjoni partikolari;

(50)   'sensittività dijanjostika' tfisser il-kapaċità ta' apparat li jidentifika l-preżenza ta' markatur
       tal-mira assoċjat ma' marda jew kundizzjoni partikolari;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       49
                                                 DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- (51)   'valur ta' previżjoni' tfisser il-probabbiltà li persuna b'riżultat pożittiv għal test ta' apparat
       għandha kundizzjoni partikolari li qed tiġi investigata, jew li persuna b'riżultat negattiv
       għal test ta' apparat ma għandhiex kundizzjoni partikolari;

(52)   'valur ta' previżjoni pożittiv' tfisser il-kapaċità ta' apparat li jissepara r-riżultati pożittivi
       veri mir-riżultati pożittivi foloz għal attribut partikolari f'popolazzjoni partikolari;

(53)   'valur ta' previżjoni negattiv' tfisser il-kapaċità ta' apparat li jissepara r-riżultati negattivi
       veri mir-riżultati negattivi foloz għal attribut partikolari f'popolazzjoni partikolari;

(54)   'proporzjon ta' probabbiltà' tfisser il-probabbiltà li jinkiseb riżultat partikolari f'individwu
       bl-istat fiżjoloġiku jew bil-kundizzjoni klinika fil-mira meta mqabbla mal-probabbiltà li l-
       istess riżultat jinkiseb f'individwu mingħajr dik il-kundizzjoni klinika jew dak l-istat
       fiżjoloġiku;

(55)   'kalibratur' tfisser materjal ta' referenza għall-kejl użat fil-kalibrazzjoni ta' apparat;

(56)   'materjal ta' kontroll' tfisser sustanza, materjal jew oġġett maħsub mill-manifattur tiegħu
       biex jintuża ħalli jivverifika l-karatteristiċi tal-prestazzjoni ta' apparat;

(57)   'sponser' tfisser kwalunkwe individwu, kumpannija, istituzzjoni jew organizzazzjoni li
       tieħu r-responsabbiltà għat-tnedija, għall-ġestjoni u għall-istabbiliment tal-finanzjament
       tal-istudju dwar il-prestazzjoni;

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                         50
                                                 DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- (58)   'kunsens infurmat' tfisser l-espressjoni ħielsa u volontarja minn suġġett tar-rieda tiegħu li
       jipparteċipa fi studju dwar il-prestazzjoni partikolari wara li jkun ġie infurmat dwar l-
       aspetti kollha tal-istudju dwar il-prestazzjoni li jkunu rilevanti għad-deċiżjoni tas-suġġett li
       jieħu sehem jew, fil-każ ta' minorenni u ta' suġġetti inabilitati, awtorizzazzjoni jew qbil
       mir-rappreżentant maħtur legalment tagħhom biex jiġu inklużi fl-istudju dwar il-
       prestazzjoni;

(59)   'kumitat tal-etika' tfisser korp indipendenti stabbilit fi Stat Membru f'konformità mal-liġi ta'
       dak l-Istat Membru u mogħti s-setgħa li jagħti opinjonijiet għall-finijiet ta' dan ir-
       Regolament, filwaqt li jitqiesu l-fehmiet ta' persuni mhux esperti, b'mod partikolari
       pazjenti jew organizzazzjonijiet ta' pazjenti;

(60)   'avveniment avvers' tfisser kwalunkwe okkorrenza medika inkonvenjenti, deċiżjoni mhux
       adatta dwar l-immaniġġar ta' pazjenti, marda jew korriment mhux maħsub jew kwalunkwe
       sinjal kliniku inkonvenjenti, inklużi sejbiet abnormali fil-laboratorju, f'suġġetti, f'utenti jew
       f'persuni oħra, fil-kuntest ta' studju dwar il-prestazzjoni, sew jekk relatati mal-apparat
       għall-istudju dwar il-prestazzjoni u sew jekk le;

(61)   'avveniment avvers serju' tfisser kull avveniment avvers li jkun wassal għal wieħed minn
       dawn:

       (a)   deċiżjoni dwar l-immaniġġar ta' pazjenti li tirriżulta fil-mewt jew f'sitwazzjoni ta'
             theddida imminenti għall-ħajja għall-individwu li jkun qed jiġi ttestjat, jew fil-mewt
             ta' wild l-individwu,

       (b)   mewt,

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        51
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (c)   deterjorament serju tas-saħħa tal-individwu li jkun qed jiġi ttestjat jew tar-riċevituri
             ta' donazzjonijiet jew materjali ttestjati, li rriżultaw f'waħda minn dawn li ġejjin:

             (i)    marda jew korriment ta' theddida għall-ħajja,

             (ii)   indeboliment permanenti ta' struttura tal-ġisem jew funzjoni tal-ġisem,

             (iii) trattament fl-isptar jew prolongazzjoni tat-trattament tal-pazjent fl-isptar,

             (iv) intervent mediku jew kirurġiku biex tiġi impedita marda jew korriment ta'
                    theddida għall-ħajja jew indeboliment permanenti ta' struttura tal-ġisem jew
                    funzjoni tal-ġisem,

             (v)    mard kroniku,

       (d)   sitwazzjoni inkwetanti tal-fetu, mewt tal-fetu jew indeboliment fiżiku jew mentali
             konġenitali jew difett fit-twelid;

(62)   'nuqqas fl-apparat' tfisser kwalunkwe inadegwatezza fl-identità, fil-kwalità, fid-durabbiltà,
       fl-affidabbiltà, fis-sikurezza jew il-prestazzjoni ta' apparat għall-istudju dwar il-
       prestazzjoni, inkluż meta l-apparat ma jaħdimx sew, żbalji waqt l-użu jew informazzjoni
       mhux adegwata mogħtija mill-manifattur;

(63)   'sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq' tfisser l-attivitajiet kollha li jsiru mill-manifatturi
       f'kooperazzjoni ma' operaturi ekonomiċi oħrajn biex jintroduċu u jżommu aġġornata
       proċedura sistematika biex tinġabar u tiġi rieżaminata b'mod proattiv l-esperjenza miksuba
       mill-apparati li huma jkunu qegħdu fis-suq, li jkunu għamlu disponibbli fis-suq jew li
       jkunu qegħdu fis-servizz għall-għan tal-identifikazzjoni ta' kull bżonn li tiġi applikata
       minnufih kwalunkwe azzjoni korrettiva jew preventiva meħtieġa;

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                        52
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (64)   'sorveljanza tas-suq' tfisser l-attivitajiet imwettqa u l-miżuri meħuda mill-awtoritajiet
       pubbliċi sabiex jivverifikaw u jiżguraw li l-apparati jkunu f'konformità mar-rekwiżiti
       stabbiliti fil-leġislazzjoni ta' armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni u li dawn ma
       jipperikolawx is-saħħa, is-sikurezza jew kwalunkwe aspett ieħor tal-protezzjoni tal-interess
       pubbliku;

(65)   'sejħa lura' tfisser kull miżura bil-għan li jittieħed lura apparat li jkun diġà sar disponibbli
       għall-utent finali;

(66)   'irtirar' tfisser kull miżura bil-għan li ma tippermettix li apparat fil-katina tal-provvista
       jibqa' jkun disponibbli fis-suq;

(67)   'inċident' tfisser kull meta l-apparat ma jaħdimx sew jew kwalunkwe deterjorament fil-
       karatteristiċi jew il-prestazzjoni ta' apparat li jkun sar disponibbli fis-suq, inkluż żball waqt
       l-użu minħabba karatteristiċi ergonomiċi, kif ukoll kwalunkwe inadegwatezza fl-
       informazzjoni mogħtija mill-manifattur u kwalunkwe ħsara b'konsegwenza ta' deċiżjoni
       medika, azzjoni li ttieħdet jew li ma tteħditx abbażi ta' informazzjoni jew riżultat(i)
       pprovdut(i) mill-apparat;

(68)   'inċident serju' tfisser kull inċident li direttament jew indirettament wassal, seta' wassal jew
       jista' jwassal għal wieħed minn dawn:

       (a)   il-mewt ta' pazjent, utent jew persuna oħra,

       (b)   id-deterjorament serju temporanju jew permanenti tal-istat tas-saħħa ta' pazjent, ta'
             utent jew ta' persuna oħra,

       (c)   theddida serja għas-saħħa pubblika;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       53
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (69)   'theddida serja għas-saħħa pubblika' tfisser avveniment, li jista' jirriżulta f'riskju imminenti
       ta' mewt, deterjorament serju fl-istat tas-saħħa ta' persuna, jew mard serju, li jista' jitlob
       azzjoni minnufih ta' rimedju, u li jista' jikkawża morbożità jew mortalità sinifikanti fil-
       bnedmin, jew li mhix normali jew li mhix mistennija fit-tali post u t-tali ħin;

(70)   'azzjoni korrettiva' tfisser azzjoni biex telimina l-kawża ta' nonkonformità potenzjali jew
       attwali jew sitwazzjoni oħra mhux mixtieqa;

(71)   'azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-post' tfisser azzjoni korrettiva meħuda minn
       manifattur għal raġunijiet tekniċi jew mediċi biex jipprevjeni jew inaqqas ir-riskju ta'
       inċident serju fir-rigward ta' apparat li jkun sar disponibbli fis-suq;

(72)   'avviż ta' sikurezza fuq il-post' tfisser komunikazzjoni mibgħuta minn manifattur lill-utenti
       jew lill-konsumaturi fir-rigward ta' azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-post;

(73)   'standard armonizzat' tfisser standard Ewropew kif definit fil-punt (1)(c) tal-Artikolu 2 tar-
       Regolament (UE) Nru 1025/2012;

(74)   'speċifikazzjonijiet komuni' (SK) tfisser sett ta' rekwiżiti tekniċi u/jew kliniċi, li mhumiex
       standards, li jipprovdi mezz ta' konformità mal-obbligi legali li japplikaw għal apparat,
       proċess jew sistema.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        54
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                            TAQSIMA 2
                STATUS REGOLATORJU TAL-PRODOTTI U KONSULENZA

                                             Artikolu 3
                                  Status regolatorju tal-prodotti

1.     Mat-talba sostanzjata kif dovut minn Stat Membru, il-Kummissjoni għandha, wara li
       tikkonsulta mal-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku stabbilit skont l-Artikolu
       103 tar-Regolament (UE) 2017/... + (MDCG), permezz ta' atti ta' implimentazzjoni,
       tiddetermina jekk prodott speċifiku jew kategorija speċifika jew grupp speċifiku ta'
       prodotti, jaqax taħt id-definizzjonijiet ta' 'apparat mediku dijanjostiku in vitro' jew
       'aċċessorju għal apparat mediku dijanjostiku in vitro'. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni
       għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3)
       ta' dan ir-Regolament.

2.     Il-Kummissjoni tista' wkoll, fuq inizjattiva tagħha stess, wara li tikkonsulta lill-MDCG,
       tiddeċiedi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, dwar il-kwistjonijiet imsemmijin fil-
       paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
       f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

+
      ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                    55
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 3.     Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Istati Membri jikkondividu l-għarfien espert fl-oqsma
       tal-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro, l-apparati mediċi, il-prodotti mediċinali, it-tessuti u
       ċ-ċelloli tal-bniedem, il-kożmetiċi, il-bijoċidi, l-ikel u, jekk ikun meħtieġ, prodotti oħra,
       sabiex jiġi ddeterminat l-istatus regolatorju xieraq ta' prodott, jew kategorija jew grupp ta'
       prodotti.

4.     Meta jiddeliberaw dwar l-istatus regolatorju possibbli bħala apparat ta' prodotti li jinvolvu
       l-prodotti mediċinali, it-tessuti u ċ-ċelloli tal-bniedem, il-prodotti bijoċidali jew il-prodotti
       tal-ikel, il-Kummissjoni għandha tiżgura livell xieraq ta' konsultazzjoni mal-Aġenzija
       Ewropea għall-Mediċini ('EMA' - European Medicines Agency), l-Aġenzija Ewropea
       għas-Sustanzi Kimiċi ('ECHA' - European Chemicals Agency) u l-Awtorità Ewropea dwar
       is-Sigurtà fl-Ikel ('EFSA' - European Food Safety Authority), kif rilevanti.

                                              Artikolu 4
                      Informazzjoni ġenetika, konsulenza u kunsens infurmat

1.     L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn test ġenetiku jintuża fuq individwi, fil-kuntest
       tal-kura tas-saħħa kif definita fil-punt (a) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2011/24/UE tal-
       Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1 u għall-finijiet mediċi ta' dijanjosi, titjib ta' trattament,
       ittestjar prenatali jew ta' previżjoni, l-individwu li jkun qed jiġi ttestjat jew, fejn
       applikabbli, ir-rappreżentant maħtur legalment tiegħu jew tagħha, jiġi pprovdut
       b'informazzjoni rilevanti dwar in-natura, is-sinifikat u l-implikazzjonijiet tat-test ġenetiku,
       kif xieraq.

1
      Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 dwar l-
      applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali (ĠU L 88,
      4.4.2011, p. 45).

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      56
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 2.     Fil-kuntest tal-obbligi msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw,
       b'mod partikolari, li jkun hemm aċċess xieraq għal konsulenza fil-każ tal-użu ta' testijiet
       ġenetiċi li jipprovdu informazzjoni dwar il-predispożizzjoni ġenetika għal kundizzjonijiet
       mediċi u/jew mard li ġeneralment jitqies li ma hemmx trattament għalih skont l-istat tax-
       xjenza u t-teknoloġija.

3.     Il-paragrafu 2 ma għandux japplika f'każijiet fejn dijanjosi ta' kundizzjoni medika u/jew
       marda li l-individwu li jkun qed jiġi ttestjat huwa diġà magħruf li għandu, tiġi kkonfermata
       minn test ġenetiku jew f'każijiet fejn tintuża dijanjostika ta' akkumpanjament.

4.     Xejn f'dan l-Artikolu ma għandu jimpedixxi lill-Istati Membri milli jadottaw jew iżommu
       miżuri fil-livell nazzjonali li jipproteġu aktar lill-pazjenti, ikunu aktar speċifiċi jew li
       jittrattaw il-kunsens infurmat.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      57
                                               DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak---                                             Kapitolu II
     Disponibbiltà fis-suq u tqegħid fis-servizz ta' apparati, l-obbligi ta'
             operaturi ekonomiċi, il-marka CE, moviment liberu

                                               Artikolu 5
                                 Tqegħid fis-suq u tqegħid fis-servizz

1.       Apparat jista' jitqiegħed fis-suq jew jitqiegħed fis-servizz biss jekk ikun f'konformità ma'
         dan ir-Regolament, u jekk ikun fornut u installat kif xieraq u meta jkun miżmum u użat
         f'konformità mal-għan maħsub tiegħu.

2.       Apparat għandu jissodisfa r-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni
         stabbiliti fl-Anness I li japplikaw għalih, filwaqt li jittieħed kont tal-għan maħsub tiegħu.

3.       It-turija tal-konformità mar-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni
         għandha tinkludi evalwazzjoni tal-prestazzjoni f'konformità mal-Artikolu 56.

4.       Apparati li jiġu manifatturati u jintużaw f'istituzzjonijiet tas-saħħa, bl-eċċezzjoni ta'
         apparati għal studji dwar il-prestazzjoni, għandhom jitqiesu bħala li tqiegħdu fis-servizz.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                        58
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 5.     Bl-eċċezzjoni tar-rekwiżiti ġenerali rilevanti marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni
       previsti fl-Anness I, ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament ma għandhomx japplikaw għall-
       apparati mmanifatturati u użati biss fi ħdan istituzzjonijiet tas-saħħa stabbiliti fl-Unjoni,
       dment li jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

       (a)   l-apparati ma jiġux ittrasferiti lil entità legali oħra,

       (b)   il-manifattura u l-użu tal-apparati jseħħu taħt sistemi xierqa ta' mmaniġġar tal-
             kwalità,

       (c)   il-laboratorju tal-istituzzjoni tas-saħħa huwa konformi mal-istandard EN ISO 15189
             jew fejn applikabbli ma' dispożizzjonijiet nazzjonali, inklużi dispożizzjonijiet
             nazzjonali rigward l-akkreditazzjoni.

       (d)   l-istituzzjoni tas-saħħa tiġġustifika fid-dokumentazzjoni tagħha li l-ħtiġijiet speċifiċi
             tal-grupp ta' pazjenti fil-mira ma jistgħux jiġu sodisfatti, jew ma jistgħux jiġu
             sodisfatti sal-livell ta' prestazzjoni xieraq minn apparat ekwivalenti diġà disponibbli
             fis-suq,

       (e)   l-istituzzjoni tas-saħħa tipprovdi informazzjoni meta din tintalab dwar l-użu ta' tali
             apparati lill-awtorità kompetenti tagħha, li għandha tinkludi ġustifikazzjoni tal-
             manifattura, tal-modifikazzjoni u tal-użu tagħhom;

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        59
                                                DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        (f)   l-istituzzjoni tas-saħħa tfassal dikjarazzjoni, li għandha ssir disponibbli
             pubblikament, li tinkludi:

             (i)    l-isem u l-indirizz tal-istituzzjoni tas-saħħa li timmanifattura;

             (ii)   id-dettalji meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-apparati;

             (iii) dikjarazzjoni li l-apparati jilħqu r-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u
                    l-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness I għal dan ir-Regolament u, fejn applikabbli,
                    informazzjoni dwar liema rekwiżiti ma ġewx sodisfatti kompletament flimkien
                    ma' ġustifikazzjoni raġunata għal dan,

       (g)   fir-rigward ta' apparati fil-klassi D f'konformità mar-regoli stabbiliti fl-Anness VIII,
             l-istituzzjoni tas-saħħa tfassal dokumentazzjoni li tagħmilha possibbli li wieħed
             jifhem il-faċilità tal-manifattura, il-proċess tal-manifattura, id-data dwar id-disinn u l-
             prestazzjoni tal-apparati, inkluż l-għan maħsub, u b'detall biżżejjed biex l-awtorità
             kompetenti tkun tista' tiddetermina jekk ikunux ġew sodisfatti r-rekwiżiti ġenerali
             marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness I għal dan ir-
             Regolament. L-Istati Membri jistgħu japplikaw din id-dispożizzjoni wkoll għal
             apparati fil-klassi A, B jew C f'konformità mar-regoli stabbiliti fl-Anness VIII;

       (h)   l-istituzzjoni tas-saħħa tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiżgura li kull apparat jiġi
             manifatturat f'konformità mad-dokumentazzjoni msemmija fil-punt (g), u

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     60
                                               DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        (i)   l-istituzzjoni tas-saħħa tirrieżamina l-esperjenza miksuba mill-użu kliniku tal-
             apparati u tieħu kull azzjoni korrettiva meħtieġa.

       L-Istati Membri jistgħu jitolbu li istituzzjonijiet tas-saħħa bħal dawn jippreżentaw lill-
       awtorità kompetenti kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra dwar tali apparati li jkunu
       ġew manifatturati u li jintużaw fit-territorju tagħhom. L-Istati Membri għandhom iżommu
       d-dritt li jirrestrinġu l-manifattura u l-użu ta' kwalunkwe tip speċifiku ta' apparat bħal dan u
       għandu jkun permess aċċess għal spezzjoni tal-attivitajiet tal-istituzzjonijiet tas-saħħa.

       Dan il-paragrafu ma għandux japplika għal apparati li huma manifatturati fuq skala
       industrijali.

6.     Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-Anness I, il-Kummissjoni tista' tadotta atti
       ta' implimentazzjoni sa fejn meħtieġ biex jiġu solvuti kwistjonijiet ta' interpretazzjoni
       diverġenti u ta' applikazzjoni prattika. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu
       adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

                                             Artikolu 6
                                        Bejgħ mill-bogħod

1.     Apparat offrut permezz ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, kif definit fil-punt (b) tal-
       Artikolu 1(1) tad-Direttiva (UE) 2015/1535, lil persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-
       Unjoni għandu jkun konformi ma' dan ir-Regolament.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                      61
                                              DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 2.     Mingħajr preġudizzju għal-liġi nazzjonali li tirrigwarda l-eżerċizzju tal-professjoni medika,
       apparat li ma jitqiegħedx fis-suq iżda li jintuża fil-kuntest ta' attività kummerċjali, sew jekk
       bi ħlas jew mingħajr ħlas, biex jingħata servizz dijanjostiku jew terapewtiku permezz tas-
       servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, kif inhu definit fil-punt (b) tal-Artikolu 1(1) tad-
       Direttiva (UE) 2015/1535 jew b'mezzi oħra ta' komunikazzjoni, direttament jew permezz
       ta' intermedjarji, lil persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni, għandu jkun konformi
       ma' dan ir-Regolament.

3.     Fuq talba minn awtorità kompetenti, kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li toffri
       apparat f'konformità mal-paragrafu 1 jew li tagħti servizz f'konformità mal-paragrafu 2
       għandha tagħmel disponibbli kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE tal-apparat
       ikkonċernat.

4.     Għal raġunijiet ta' protezzjoni tas-saħħa pubblika, Stat Membru jista' jirrikjedi lil fornitur
       ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, kif iddefinit fil-punt (b) tal-Artikolu 1(1) tad-
       Direttiva (UE) 2015/1535, biex iwaqqaf l-attivitajiet tiegħu.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       62
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                                 Artikolu 7
                                              Pretensjonijiet

Fit-tikkettar, l-istruzzjonijiet għall-użu, id-disponibbiltà, it-tqegħid fis-servizz u r-reklamar ta'
apparat, għandu jkun ipprojbit l-użu ta' test, ismijiet, trademarks, stampi u sinjali figurattivi jew
oħrajn li jistgħu jiżgwidaw lill-utent jew il-pazjent fir-rigward tal-għan maħsub tal-apparat, is-
sikurezza u l-prestazzjoni billi:

(a)      jattribwixxu funzjonijiet u proprjetajiet lill-apparat li l-apparat ma jkollux;

(b)      joħolqu impressjoni falza rigward trattament jew dijanjosi, funzjonijiet jew proprjetajiet li
         l-apparat ma għandux;

(c)      jonqsu milli jinfurmaw lill-utent jew lill-pazjent dwar riskju probabbli assoċjat mal-użu tal-
         apparat skont l-għan maħsub tiegħu;

(d)      jissuġġerixxu użi għall-apparat li mhumiex dawk iddikjarati li jagħmlu parti mill-għan
         maħsub li għalihom saret il-valutazzjoni tal-konformità.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                      63
                                                 DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak---                                               Artikolu 8
                                   Użu ta' standards armonizzati

1.     L-apparati li jkunu konformi mal-istandards armonizzati rilevanti, jew il-partijiet rilevanti
       ta' dawk l-istandards, li r-referenzi għalihom ġew ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
       Unjoni Ewropea, għandhom jitqiesu li huma konformi mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament
       koperti b'dawk l-istandards jew partijiet minnhom.

       L-ewwel subparagrafu għandu japplika wkoll għar-rekwiżiti tas-sistema jew tal-proċessi li
       għandhom jiġu sodisfatti mill-operaturi ekonomiċi jew mill-isponsers f'konformità ma' dan
       ir-Regolament, inklużi dawk relatati mas-sistemi ta' mmaniġġar tal-kwalità, il-ġestjoni tar-
       riskji, is-sistemi ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq, l-istudji dwar il-prestazzjoni, l-
       evidenza klinika jew is-segwitu tal-prestazzjoni ta' wara t-tqegħid fis-suq ('PMPF' - post-
       market performance follow-up).

       Referenzi f'dan ir-Regolament għall-istandards armonizzati għandhom jinftiehmu bħala li
       jfissru l-istandards armonizzati li r-referenzi tagħhom ikunu ġew ippubblikati f'Il-Ġurnal
       Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.     Referenzi f'dan ir-Regolament għall-istandards armonizzati għandhom jinkludu wkoll il-
       monografi tal-Farmakopoea Ewropea adottati f'konformità mal-Konvenzjoni dwar l-
       Elaborazzjoni ta' Farmakopoea Ewropea, dment li jkunu ġew ippubblikati r-referenzi għal
       dawk il-monografi f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                          64
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---                                              Artikolu 9
                                     Speċifikazzjonijiet komuni

1.     Fejn ma jeżistux standards armonizzati jew fejn l-istandards armonizzati rilevanti mhumiex
       suffiċjenti, jew fejn ikun meħtieġ li l-kwistjonijiet tas-saħħa pubblika jiġu indirizzati, il-
       Kummissjoni, wara li tkun ikkonsultat mal-MDCG, tista' permezz ta' atti ta'
       implimentazzjoni, tadotta speċifikazzjonijiet komuni (SK) fir-rigward tar-rekwiżiti ġenerali
       marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness I, id-dokumentazzjoni teknika
       stabbilita fl-Annessi II u III, l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u l-PMPF stabbiliti fl-
       Anness XIII jew ir-rekwiżiti rigward l-istudji dwar il-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness XIII.
       Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta'
       eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

2.     L-apparati li jkunu konformi mal-SK msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu preżunti
       li huma konformi mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament koperti b'dawk l-SK jew il-partijiet
       rilevanti ta' dawk l-SK.

3.     Il-manifatturi għandhom jikkonformaw mal-SK imsemmija fil-paragrafu 1 sakemm ma
       jkunux jistgħu jiġġustifikaw b'mod dovut li jkunu adottaw soluzzjonijiet li jiżguraw livell
       ta' sikurezza u prestazzjoni li huwa mill-inqas ekwivalenti għalihom.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        65
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                             Artikolu 10
                                 Obbligi ġenerali tal-manifatturi

1.     Meta jqiegħdu l-apparati tagħhom fis-suq jew iqiegħduhom fis-servizz, il-manifatturi
       għandhom jiżguraw li dawn ikunu ġew iddisinjati u mmanifatturati f'konformità mar-
       rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

2.     Il-manifatturi għandhom jistabbilixxu, jiddokumentaw, jimplimentaw u jżommu sistema
       għall-ġestjoni tar-riskji kif deskritta fit-Taqsima 3 tal-Anness I.

3.     Il-manifatturi għandhom iwettqu evalwazzjoni tal-prestazzjoni f'konformità mar-rekwiżiti
       stabbiliti fl-Artikolu 56 u l-Anness XIII, inkluż PMPF.

4.     Il-manifatturi għandhom iħejju u jżommu aġġornata d-dokumentazzjoni teknika għal dawk
       l-apparati. Id-dokumentazzjoni teknika għandha tkun tali li tippermetti li l-konformità tal-
       apparat mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament tiġi vvalutata. Id-dokumentazzjoni teknika
       għandha tinkludi l-elementi stabbiliti fl-Annessi II u III.

       Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 108 biex
       temenda, fid-dawl tal-progress tekniku, l-Annessi II u III.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                66
                                              DGB 2C                                          MT
 ---pagebreak--- 5.     Fejn il-konformità mar-rekwiżiti applikabbli tkun intweriet skont il-proċedura applikabbli
       ta' valutazzjoni tal-konformità, il-manifatturi tal-apparati, għajr tal-apparati għal studju
       dwar il-prestazzjoni, għandhom iħejju dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE f'konformità
       mal-Artikolu 17, u jwaħħlu l-marka tal-konformità CE skont l-Artikolu 18.

6.     Il-manifatturi għandhom jikkonformaw mal-obbligi relatati mas-sistema UDI msemmija fl-
       Artikolu 24 u mal-obbligi ta' reġistrazzjoni msemmija fl-Artikolu 26 u 28.

7.     Il-manifatturi għandhom iżommu d-dokumentazzjoni teknika, id-dikjarazzjoni ta'
       konformità tal-UE u, jekk applikabbli, kopja taċ-ċertifikat rilevanti, inkluża kull emenda
       jew suppliment, maħruġ f'konformità mal-Artikolu 51, disponibbli lill-awtoritajiet
       kompetenti għal perijodu ta' mill-inqas għaxar snin wara li l-aħħar apparat kopert bid-
       dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE jkun tqiegħed fis-suq.

       Fuq talba minn awtorità kompetenti, il-manifattur għandu, kif indikat fiha, jipprovdi dik id-
       dokumentazzjoni teknika fl-intier tagħha jew sommarju tagħha.

       Manifattur b'post tan-negozju rreġistrat barra mill-Unjoni għandu, sabiex jippermetti lir-
       rappreżentant awtorizzat tiegħu jwettaq il-kompiti msemmija fl-Artikolu 11(3), jiżgura li r-
       rappreżentant awtorizzat ikollu d-dokumentazzjoni meħtieġa disponibbli b'mod
       permanenti.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       67
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 8.     Il-manifatturi għandhom jiżguraw li jkunu fis-seħħ proċeduri biex il-produzzjoni ta' serje
       tinżamm f'konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. Bidliet fid-disinn jew il-
       karatteristiċi tal-prodott u bidliet fl-istandards armonizzati jew l-SK li b'referenza għalihom
       tkun iddikjarata l-konformità ta' prodott għandu jittieħed kont adegwat tagħhom fi żmien
       dovut. Il-manifatturi ta' apparati, għajr ta' apparati għal studju dwar il-prestazzjoni,
       għandhom jistabbilixxu, jiddokumentaw, jimplimentaw, iżommu, iżommu aġġornat u
       jtejbu kontinwament sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità li għandha tiżgura l-konformità ma'
       dan ir-Regolament bl-aktar mod effettiv u b'mod li jkun proporzjonat mal-klassi tar-riskju
       u t-tip ta' apparat.

       Is-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità għandha tkopri l-partijiet u l-elementi kollha ta'
       organizzazzjoni tal-manifattur li tittratta l-kwalità tal-proċessi, il-proċeduri u l-apparati.
       Hija għandha tirregola l-istruttura, ir-responsabbiltajiet, il-proċeduri, il-proċessi, u l-
       ġestjoni tar-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-prinċipji u l-azzjonijiet neċessarji
       sabiex tinkiseb konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

       Is-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità għandha tindirizza minn tal-anqas l-aspetti li ġejjin:

       (a)   strateġija għall-konformità regolatorja, inkluża l-konformità mal-proċeduri ta'
             valutazzjoni tal-konformità u l-proċeduri għall-ġestjoni ta' modifiki għall-apparati
             koperti mis-sistema;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        68
                                               DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        (b)   identifikazzjoni ta' rekwiżiti ġenerali applikabbli marbutin mas-sikurezza u l-
             prestazzjoni u l-esplorazzjoni ta' opzjonijiet biex jiġu indirizzati dawk ir-rekwiżiti;

       (c)   responsabbiltà tal-maniġment;

       (d)   ġestjoni tar-riżorsi, inklużi l-għażla u l-kontroll tal-fornituri u s-sottokuntratturi;

       (e)   ġestjoni tar-riskji kif stabbilit fit-Taqsima 3 tal-Anness I;

       (f)   evalwazzjoni tal-prestazzjoni, f'konformità mal-Artikolu 56 u l-Anness XIII, inkluż
             PMPF;

       (g)   realizzazzjoni tal-prodott, inkluż l-ippjanar, id-disinn, l-iżvilupp, il-produzzjoni u l-
             provvista tas-servizz;

       (h)   verifika tal-assenjazzjonijiet tal-UDI magħmula f'konformità mal-Artikolu 24(3)
             għall-apparati rilevanti kollha u l-iżgurar tal-konsistenza u l-validità tal-
             informazzjoni pprovduta f'konformità mal-Artikolu 26;

       (i)   stabbiliment, implimentazzjoni u manutenzjoni ta' sistema ta' sorveljanza ta' wara t-
             tqegħid fis-suq, f'konformità mal-Artikolu 78;

       (j)   immaniġġar tal-komunikazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti, il-korpi notifikati, l-
             operaturi ekonomiċi l-oħra, klijenti u/jew partijiet ikkonċernati oħra;

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                     69
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (k)   proċessi għar-rapportar ta' inċidenti serji u ta' azzjonijiet korrettivi ta' sikurezza fuq
             il-post fil-kuntest ta' viġilanza;

       (l)   ġestjoni ta' azzjonijiet korrettivi u preventivi u l-verifika tal-effettività tagħhom;

       (m) proċessi għall-monitoraġġ u l-kejl tal-produzzjoni, l-analiżi tad-data u t-titjib tal-
             prodott.

9.     Il-manifatturi ta' apparati għandhom jimplimentaw u jżommu aġġornata s-sistema ta'
       sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq f'konformità mal-Artikolu 78 .

10.    Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-apparat ikun akkumpanjat mill-informazzjoni
       stabbilita fit-Taqsima 20 tal-Anness I b'lingwa/i uffiċjali tal-Unjoni ddeterminata/i mill-
       Istat Membru fejn l-apparat isir disponibbli għall-utent jew pazjent. Id-dettalji fuq it-
       tikketta għandhom ikunu tat-tip li ma jitħassrux, jistgħu jinqraw faċilment u jinftiehmu
       b'mod ċar mill-utent jew mill-pazjent maħsub.

       L-informazzjoni pprovduta f'konformità mat-Taqsima 20 tal-Anness I ma' apparati għall-
       awtottestjar jew għall-ittestjar qrib il-pazjent għandha tkun tinftiehem faċilment u tingħata
       bil-lingwa/i uffiċjali tal-Unjoni ddeterminata mill-Istat Membru fejn l-apparat isir
       disponibbli għall-utent jew il-pazjent.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                          70
                                                  DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak--- 11.    Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu qiegħdu fis-
       suq jew li jkunu qiegħdu fis-servizz mhuwiex f'konformità ma' dan ir-Regolament
       għandhom minnufih jieħdu l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex dak l-apparat jinġieb
       f'konformità, jiġi rtirat jew jissejjaħ lura, kif adatt. Huma għandhom jinformaw lid-
       distributuri bl-apparat inkwistjoni u, fejn applikabbli, lir-rappreżentant awtorizzat u lill-
       importaturi kif xieraq.

       Fejn l-apparat ikun ta' riskju serju, il-manifatturi għandhom jinformaw minnufih lill-
       awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fejn l-apparat ikun sar disponibbli u, fejn
       applikabbli, lill-korp notifikat li jkun ħareġ ċertifikat għall-apparat f'konformità mal-
       Artikolu 51, b'mod partikolari, dwar in-nonkonformità u dwar kwalunkwe azzjoni
       korrettiva li tkun ittieħdet.

12.    Il-manifatturi għandu jkollhom sistema għar-rekordjar u r-rapportar ta' inċidenti u
       azzjonijiet korrettivi ta' sikurezza fuq il-post kif deskritt fl-Artikoli 82 u 83.

13.    Fuq talba ta' awtorità kompetenti, il-manifatturi għandhom jipprovdu lil dik l-awtorità
       kompetenti l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex tintwera l-
       konformità tal-apparat, b'lingwa uffiċjali tal-Unjoni li tkun iddeterminata mill-Istat
       Membru kkonċernat. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih il-manifattur ikollu l-
       post tan-negozju rreġistrat tiegħu tista' titlob li l-manifattur jipprovdi kampjuni tal-apparat
       mingħajr ħlas jew, fejn dan ma jkunx jista' jsir, jagħti aċċess għall-apparat. Il-manifatturi
       għandhom jikkooperaw ma' awtorità kompetenti, fuq talba tagħha, fir-rigward ta' kull
       azzjoni korrettiva meħuda biex jiġu eliminati jew, jekk dan mhux possibbli, jiġu mitigati r-
       riskji ppreżentati mill-apparati li jkunu qiegħdu fis-suq jew fis-servizz.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      71
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        Jekk il-manifattur ma jikkooperax jew l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni mogħtija ma
       jkunux kompleti jew korretti, l-awtorità kompetenti, sabiex tiżgura l-protezzjoni tas-saħħa
       pubblika u s-sikurezza tal-pazjent, tista' tieħu l-miżuri kollha adatti biex tipprojbixxi jew
       tillimita d-disponibbiltà tal-apparat fis-suq nazzjonali tagħha, tirtira l-apparat minn dak is-
       suq jew issejħu lura sakemm il-manifattur jikkoopera jew jipprovdi informazzjoni
       kompleta u korretta.

       Jekk awtorità kompetenti tqis jew ikollha raġuni biex temmen li apparat ikun ikkawża
       ħsara, hija għandha, fuq talba, tiffaċilita l-forniment tal-informazzjoni u d-
       dokumentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu lill-pazjent jew lill-utent potenzjalment
       imweġġa' u, skont il-każ, lis-suċċessur tal-pazjent jew l-utent fit-titolu, lill-kumpannija tal-
       assigurazzjoni tas-saħħa tal-pazjent jew l-utent jew lil partijiet terzi oħra affettwati mill-
       ħsara kkawżata lill-pazjent jew l-utent, mingħajr preġudizzju għal regoli dwar il-
       protezzjoni tad-data u, sakemm ma jkunx hemm interess pubbliku prevalenti fl-iżvelar,
       mingħajr preġudizzju għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

       L-awtorità kompetenti ma għandhiex għalfejn tikkonforma mal-obbligu stipulat fit-tielet
       subparagrafu meta l-iżvelar tal-informazzjoni u d-dokumentazzjoni msemmija fl-ewwel
       subparagrafu jiġi ordinarjament ittrattat fil-kuntest ta' proċedimenti legali.

14.    Fejn il-manifatturi jkollhom l-apparati tagħhom iddisinjati jew immanifatturati minn
       persuna ġuridika jew fiżika oħra l-informazzjoni dwar l-identità ta' dik il-persuna għandha
       tkun parti mill-informazzjoni li għandha tiġi ppreżentata f'konformità mal-Artikolu 27(1).

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        72
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 15.    Persuna fiżika jew ġuridika tista' titlob kumpens għal dannu kkawżat minn apparat difettuż
       f'konformità mal-liġi applikabbli nazzjonali u tal-Unjoni.

       Il-manifatturi, b'mod li jkun proporzjonat mal-klassi ta' riskju, it-tip ta' apparat u d-daqs tal-
       intrapriża, għandu jkollhom fis-seħħ miżuri biex jipprovdu kopertura finanzjarja suffiċjenti
       fir-rigward tar-responsabbiltà potenzjali tagħhom skont id-Direttiva 85/374/KEE, mingħajr
       preġudizzju għal aktar miżuri protettivi skont il-liġi nazzjonali.

                                             Artikolu 11
                                     Rappreżentant awtorizzat

1.     Fejn il-manifattur ta' apparat ma jkunx stabbilit fi Stat Membru, l-apparat jista' jitqiegħed
       fis-suq tal-Unjoni biss jekk il-manifattur jaħtar rappreżentant uniku awtorizzat.

2.     Il-ħatra għandha tikkostitwixxi l-mandat tar-rappreżentant awtorizzat, hija għandha tkun
       valida biss jekk tiġi aċċettata bil-miktub mir-rappreżentant awtorizzat u għandha tkun
       effettiva mill-inqas għall-apparati kollha tal-istess grupp ġeneriku ta' apparati.

3.     Ir-rappreżentant awtorizzat għandu jwettaq il-kompiti speċifikati fil-mandat maqbul bejnu
       u l-manifattur. Ir-rappreżentant awtorizzat għandu jipprovdi kopja tal-mandat lill-awtorità
       kompetenti, fuq talba.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     73
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        Il-mandat għandu jirrikjedi, u l-manifattur għandu jippermetti, li r-rappreżentant awtorizzat
       iwettaq mill-inqas il-kompiti li ġejjin fir-rigward tal-apparati li jkopri:

       (a)   jivverifika li jkunu tfasslu d-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u d-dokumentazzjoni
             teknika u, fejn applikabbli, li proċedura adatta ta' valutazzjoni tal-konformità tkun
             twettqet mill-manifattur;

       (b)   iżomm disponibbli kopja tad-dokumentazzjoni teknika, id-dikjarazzjoni ta'
             konformità tal-UE u, jekk ikun applikabbli, kopja taċ-ċertifikat rilevanti inkluż
             kwalunkwe emenda u suppliment maħruġa f'konformità mal-Artikolu 51, għad-
             dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 10(7);

       (c)   jikkonforma mal-obbligi ta' reġistrazzjoni stipulati fl-Artikolu 28 u jivverifika li l-
             manifattur ikun ikkonforma mal-obbligi ta' reġistrazzjoni stipulati fl-Artikolu 26;

       (d)   bi tweġiba għal talba minn awtorità kompetenti, jipprovdi lil dik l-awtorità
             kompetenti l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex tintwera l-
             konformità tal-apparat, b'lingwa uffiċjali tal-Unjoni ddeterminata mill-Istat Membru
             kkonċernat;

       (e)   jibgħat lill-manifattur kwalunkwe talba minn awtorità kompetenti tal-Istat Membru li
             fih ir-rappreżentant awtorizzat ikollu l-post tan-negozju rreġistrat tiegħu għal
             kampjuni, jew għal aċċess għal apparat u jivverifika li l-awtorità kompetenti tirċievi
             l-kampjuni jew tingħata aċċess għall-apparat;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       74
                                               DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        (f)   jikkoopera mal-awtoritajiet kompetenti fir-rigward ta' kull azzjoni preventiva jew
             korrettiva meħuda biex jiġu eliminati jew, jekk dan ma jkunx possibbli, jiġu mitigati
             r-riskji ppreżentati mill-apparati;

       (g)   jinforma minnufih lill-manifattur rigward l-ilmenti u r-rapporti minn professjonisti
             tal-kura tas-saħħa, pazjenti u utenti dwar inċidenti suspettati relatati ma' apparat li
             għalih ikunu inħatru;

       (h)   itemm il-mandat jekk il-manifattur jaġixxi kontra l-obbligi tiegħu skont dan ir-
             Regolament.

4.     Il-mandat imsemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu ma għandux jiddelega l-obbligi tal-
       manifattur stipulati fl-Artikolu 10(1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10) u (11).

5.     Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, fejn il-manifattur ma jkunx
       stabbilit fi Stat Membru u ma jkunx ikkonforma mal-obbligi stipulati fl-Artikolu 10, ir-
       rappreżentant awtorizzat għandu jkun legalment responsabbli għal apparati difettużi fuq l-
       istess bażi bħall-manifattur, u in solidum mal-manifattur.

6.     Rappreżentant awtorizzat li jtemm il-mandat tiegħu għar-raġuni imsemmija fil-punt (h) tal-
       paragrafu 3 għandu jinforma minnufih lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih
       huwa jkun stabbilit u, fejn applikabbli, il-korp notifikat li kien involut fil-valutazzjoni tal-
       konformità għall-apparat bi tmiem il-mandat u r-raġunijiet għal dan.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                     75
                                                DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 7.        Kwalunkwe referenza f'dan ir-Regolament għall-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li
          fih il-manifattur ikollu l-post tan-negozju rreġistrat tiegħu għandha tinftiehem bħala
          referenza għall-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih ir-rappreżentant awtorizzat,
          maħtur minn manifattur imsemmi fil-paragrafu 1, għandu l-post tan-negozju rreġistrat
          tiegħu.

                                                Artikolu 12
                                   Bidla tar-rappreżentant awtorizzat

L-arranġamenti dettaljati għal bidla tar-rappreżentant awtorizzat għandhom ikunu ddefiniti b'mod
ċar fi ftehim bejn il-manifattur, fejn ikun prattikabbli r-rappreżentant awtorizzat li jkun ser jispiċċa,
u r-rappreżentant awtorizzat li jkun ser jibda. Dak il-ftehim għandu jindirizza mill-inqas l-aspetti li
ġejjin:

(a)       id-data ta' tmiem il-mandat tar-rappreżentant awtorizzat li jkun ser jispiċċa l-mandat tiegħu
          u d-data tal-bidu tal-mandat tar-rappreżentant awtorizzat li jkun ser jibda;

(b)       id-data sa meta r-rappreżentant awtorizzat li wasal biex jispiċċa jista' jiġi indikat fl-
          informazzjoni mogħtija mill-manifattur, inkluż kull materjal promozzjonali;

(c)       it-trasferiment ta' dokumenti, inklużi l-aspetti tal-kunfidenzjalità u d-drittijiet tal-proprjetà;

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                       76
                                                  DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (d)    l-obbligi tar-rappreżentant awtorizzat li jkun ser jispiċċa, wara tmiem il-mandat, li jressaq
       quddiem il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat li jkun ser jibda kwalunkwe ilment
       jew rapport minn professjonisti tal-kura tas-saħħa, pazjenti jew utenti dwar inċidenti
       suspettati relatati ma' apparat li għalih ikun inħatar bħala rappreżentant awtorizzat.

                                            Artikolu 13
                                 Obbligi ġenerali tal-importaturi

1.     L-importaturi għandhom iqiegħdu fis-suq tal-Unjoni biss apparati li jkunu f'konformità ma'
       dan ir-Regolament.

2.     Sabiex iqiegħdu apparat fis-suq, l-importaturi għandhom jivverifikaw li:

       (a)   l-apparat ikollu l-marka CE u li d-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE tal-apparat tkun
             tfasslet;

       (b)   manifattur jiġi identifikat u li jkun inħatar rappreżentant awtorizzat mill-manifattur
             skont l-Artikolu 11;

       (c)   l-apparat ikun ittikkettat f'konformità ma' dan ir-Regolament u jkun akkompanjat
             mill-istruzzjonijiet meħtieġa għall-użu;

       (d)   fejn applikabbli, il-manifattur ikun assenja UDI, f'konformità mal-Artikolu 24.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                        77
                                             DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        Fejn importatur iqis jew ikollu raġuni jemmen li apparat ma jkunx f'konformità mar-
       rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, ma għandux iqiegħed l-apparat fis-suq sakemm dan ma
       jsirx konformi u għandu jinforma lill-manifattur u lir-rappreżentant awtorizzat tal-
       manifattur. Fejn l-importatur iqis jew ikollu raġuni jemmen li l-apparat ikun ta' riskju serju
       jew ikun apparat iffalsifikat, hu għandu jinforma wkoll lill-awtorità kompetenti tal-Istat
       Membru fejn ikun stabbilit l-importatur.

3.     L-importaturi għandhom jindikaw, fuq l-apparat jew fuq l-imballaġġ tiegħu jew
       f'dokument li jakkumpanja l-apparat isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat jew it-
       trademark irreġistrata, il-post tan-negozju rreġistrat tagħhom u l-indirizz fejn ikunu jistgħu
       jiġu kkuntattjati, sabiex il-post tagħhom ikun jista' jiġi stabbilit. Huma għandhom jiżguraw
       li kull tikketta addizzjonali ma tgħatti l-ebda informazzjoni fuq it-tikketta provduta mill-
       manifattur.

4.     L-importaturi għandhom jivverifikaw li l-apparat ikun irreġistrat fis-sistema elettronika
       f'konformità mal-Artikolu 26. L-importaturi għandhom iżidu d-dettalji tagħhom mar-
       reġistrazzjoni f'konformità mal-Artikolu 28.

5.     L-importaturi għandhom jiżguraw li, waqt li apparat ikun fir-responsabbiltà tagħhom, il-
       kundizzjonijiet ta' ħażna jew trasport ma jipperikolawx il-konformità tiegħu mar-rekwiżiti
       ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness I u għandhom ikunu
       f'konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti mill-manifattur, fejn disponibbli.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                        78
                                             DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 6.     L-importaturi għandhom iżommu reġistru ta' lmenti, ta' apparati li ma jkunux konformi u
       ta' apparati li jissejħu lura jew li ġew irtirati, u jipprovdu lill-manifattur, ir-rappreżentant
       awtorizzat u d-distributuri kull informazzjoni mitluba minnhom, sabiex jippermettulhom
       jinvestigaw l-ilmenti.

7.     L-importaturi li jqisu jew li għandhom raġuni jemmnu li apparat li jkunu qiegħdu fis-suq
       ma jkunx f'konformità ma' dan ir-Regolament għandhom jinformaw minnufih lill-
       manifattur u lir-rappreżentant awtorizzat tiegħu. L-importaturi għandhom jikkooperaw
       mal-manifattur, ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu u l-awtoritajiet kompetenti biex
       jiżguraw li tittieħed l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex dak l-apparat jinġieb f'konformità,
       jiġi rtirat jew jissejjaħ lura. Meta l-apparat jippreżenta riskju serju, huma għandhom
       jinformaw immedjatament ukoll lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fejn ikunu
       għamlu l-apparat disponibbli u, jekk ikun applikabbli, lill-korp notifikat li jkun ħareġ
       ċertifikat skont l-Artikolu 51 għall-apparat inkwistjoni, billi jagħtu dettalji, partikolarment,
       dwar in-nuqqas ta' konformità u dwar kull azzjoni korrettiva meħuda.

8.     L-importaturi li jkunu rċevew ilmenti jew rapporti mingħand professjonisti tal-kura
       medika, pazjenti jew utenti dwar inċidenti suspettati relatati ma' apparat li jkunu qiegħdu
       fis-suq għandhom jibagħtu minnufih din l-informazzjoni lill-manifattur u r-rappreżentant
       awtorizzat tiegħu.

9.     L-importaturi għandhom, għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 10(7), iżommu kopja tad-
       dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u, fejn applikabbli, kopja taċ-ċertifikat rilevanti, inkluż
       kwalunkwe emenda u suppliment, maħruġ f'konformità mal-Artikolu 51.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                         79
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 10.    L-importaturi għandhom jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti, fuq talba ta' dawn tal-
       aħħar, rigward kwalunkwe azzjoni meħuda biex jiġu eliminati jew, jekk dan mhux
       possibbli, jiġu mitigati r-riskji ppreżentati minn apparati li jkunu qiegħdu fis-suq. L-
       importaturi, fuq talba ta' awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih l-importatur ikollu l-
       post tan-negozju rreġistrat tiegħu, għandhom jipprovdu kampjuni tal-apparat bla ħlas jew,
       fejn dak ma jistax isir, jagħtu aċċess għall-apparat.

                                             Artikolu 14
                                 Obbligi ġenerali tad-distributuri

1.     Meta jagħmlu prodott disponibbli fis-suq, id-distributuri, fil-kuntest tal-attivitajiet
       tagħhom, għandhom jaġixxu bl-attenzjoni dovuta fir-rigward tar-rekwiżiti applikabbli.

2.     Qabel ma jagħmlu apparat disponibbli fis-suq, id-distributuri għandhom jivverifikaw li r-
       rekwiżiti kollha li ġejjin jkunu sodisfatti:

       (a)   l-apparat ikollu l-marka CE u d-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE tal-apparat tkun
             tfasslet;

       (b)   l-apparat ikun akkumpanjat mill-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-
             manifattur f'konformità mal-Artikolu 10(10);

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                    80
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (c)   għall-apparati importati, l-importatur ikun ikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
             Artikolu 13(3);

       (d)   li, fejn applikabbli, il-manifattur ikun assenja UDI.

       Sabiex jissodisfa r-rekwiżiti msemmija fil-punti (a), (b) u (d) tal-ewwel subparagrafu, id-
       distributur jista' japplika metodu ta' teħid ta' kampjuni li jkun rappreżentattiv tal-apparati
       fornuti minn dak id-distributur.

       Fejn distributur iqis jew ikollu raġuni jemmen li apparat ma jkunx konformi mar-rekwiżiti
       ta' dan ir-Regolament, ma għandux jagħmel l-apparat disponibbli fis-suq sakemm dan ma
       jkunx inġieb f'konformità u għandu jinforma lill-manifattur u, fejn applikabbli, lir-
       rappreżentant awtorizzat tal-manifattur, u lill-importatur. Fejn id-distributur iqis jew ikollu
       raġuni biex jemmen li l-apparat ikun ta' riskju serju jew ikun apparat iffalsifikat, hu għandu
       jinforma wkoll lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun stabbilit.

3.     Id-distributuri għandhom jiżguraw li, waqt li l-apparat ikun fir-responsabbiltà tagħhom, il-
       kundizzjonijiet ta' ħażna jew trasport ikunu f'konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti mill-
       manifattur.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                         81
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 4.     Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom raġuni jemmnu li apparat li jkunu għamlu
       disponibbli fis-suq ma jkunx f'konformità ma' dan ir-Regolament għandhom jinformaw
       minnufih lill-manifattur u, fejn applikabbli, lir-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur u
       lill-importatur. Id-distributuri għandhom jikkooperaw mal-manifattur u, fejn applikabbli,
       mar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur, u l-importatur, u mal-awtoritajiet kompetenti
       biex jiżguraw li tittieħed l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex dak l-apparat jinġieb
       f'konformità, jiġi rtirat jew jissejjaħ lura, kif adatt. Fejn id-distributur iqis jew ikollu raġuni
       jemmen li l-apparat ikun ta' riskju serju, huwa għandu jinforma minnufih ukoll lill-
       awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fejn ikun għamel l-apparat disponibbli, billi jagħti
       dettalji, b'mod partikolari, dwar in-nuqqas ta' konformità u dwar kull azzjoni korrettiva
       meħuda.

5.     Id-distributuri li jkunu rċevew ilmenti jew rapporti mingħand professjonisti tal-kura tas-
       saħħa, pazjenti jew utenti dwar inċidenti suspettati relatati ma' apparat li jkunu għamlu
       disponibbli fis-suq, għandhom jibagħtu minnufih din l-informazzjoni lill-manifattur u, fejn
       applikabbli, ir-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur, u l-importatur. Dawn għandhom
       iżommu reġistru ta' lmenti, ta' apparati li ma jkunux konformi u ta' dawk li jissejħu lura jew
       li ġew irtirati, u jżommu lill-manifattur u, fejn disponibbli, ir-rappreżentant awtorizzat u l-
       importatur infurmati b'tali sorveljanza u jipprovdulhom kull informazzjoni fuq talba
       tagħhom.

6.     Id-distributuri għandhom, fuq talba ta' awtorità kompetenti, jipprovdulha l-informazzjoni u
       d-dokumentazzjoni kollha li għandhom disponibbli u meħtieġa biex juru l-konformità ta'
       apparat.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      82
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        Id-distributuri għandhom jitqiesu li jkunu ssodisfaw l-obbligu msemmi fl-ewwel
       subparagrafu meta il-manifattur jew, fejn applikabbli, ir-rappreżentant awtorizzat għall-
       apparat inkwistjoni jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Id-distributuri għandhom
       jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti, fuq talba tagħhom, fir-rigward ta' kwalunkwe
       azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji preżentati minn apparati li jkunu qiegħdu għad-
       dispożizzjoni fis-suq. Id-distributuri, fuq talba ta' awtorità kompetenti, għandhom
       jipprovdu kampjuni bla ħlas tal-apparat jew, fejn dan mhux prattiku, jagħtu aċċess għall-
       apparat.

                                            Artikolu 15
                       Persuna responsabbli għall-konformità regolatorja

1.     Il-manifatturi għandu jkollhom disponibbli fl-organizzazzjoni tagħhom tal-anqas persuna
       waħda responsabbli għall-konformità regolatorja li jkollha l-għarfien espert meħtieġ fil-
       qasam tal-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro. L-għarfien espert meħtieġ għandu jintwera
       permezz ta' waħda minn dawn il-kwalifiki:

       (a)   diploma, ċertifikat jew evidenza oħra ta' kwalifika formali, mogħtija mat-tlestija ta'
             lawrea jew ta' kors ta' studju rikonoxxut bħala wieħed ekwivalenti mill-Istat Membru
             kkonċernat, fil-liġi, il-mediċina, il-farmaċija, l-inġinerija jew dixxiplina xjentifika
             rilevanti oħra, u mill-inqas sena esperjenza professjonali f'affarijiet regolatorji jew
             f'sistemi ta' mmaniġġar tal-kwalità relatati mal-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro;

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        83
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (b)   erba' snin ta' esperjenza professjonali f'affarijiet regolatorji jew f'sistemi ta'
             mmaniġġar tal-kwalità relatati mal-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro.

2.     Intrapriżi mikro u żgħar skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
       2003/361/KE 1 ma għandhomx ikunu meħtieġa jkollhom il-persuna responsabbli għall-
       konformità regolatorja fl-organizzazzjoni tagħhom iżda għandhom ikollhom tali persuna
       dejjem u b'mod permanenti disponibbli għalihom.

3.     Il-persuna responsabbli għall-konformità regolatorja għandha mill-inqas tkun responsabbli
       biex tiżgura li:

       (a)   il-konformità tal-apparati tiġi vverifikata b'mod adatt, f'konformità mas-sistema ta'
             mmaniġġar tal-kwalità li skontha l-apparati jkunu mmanifatturati, qabel ma jiġi
             rilaxxat l-apparat;

       (b)   id-dokumentazzjoni teknika u d-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE jitfasslu u
             jinżammu aġġornati;

       (c)   l-obbligi tas-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq jiġu sodisfatti f'konformità mal-
             Artikolu 10(9);

       (d)   jiġu onorati l-obbligi ta' rapportar imsemmija fl-Artikoli 82 sa 86;

1
      Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Mejju 2003 li tikkonċerna intrapriżi mikro,
      żgħar u ta’ daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     84
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (e)   fil-każ tal-apparati għal studji dwar il-prestazzjoni maħsubin biex jintużaw fil-kuntest
             ta' studji dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent jew studji oħra dwar il-prestazzjoni
             li jinvolvu riskji għas-suġġetti, tinħareġ id-dikjarazzjoni msemmija fit-Taqsima 4.1
             tal-Anness XIV.

4.     Jekk numru ta' persuni jkunu responsabbli b'mod konġunt għall-konformità regolatorja
       skont il-paragrafi 1, 2 u 3, l-oqsma tar-responsabbiltà rispettivi tagħhom għandhom jiġu
       stipulati bil-miktub.

5.     Il-persuna responsabbli għall-konformità regolatorja ma għandu jkollha ebda żvantaġġ fl-
       organizzazzjoni tal-manifattur fir-rigward tat-twettiq tajjeb tal-kompiti tiegħu jew tagħha,
       irrispettivament minn jekk humiex impjegati tal-organizzazzjoni jew le.

6.     Ir-rappreżentanti awtorizzati għandu jkollhom b'mod permanenti u kontinwu għad-
       dispożizzjoni tagħhom mill-inqas persuna waħda responsabbli għall-konformità regolatorja
       li tippossjedi l-għarfien espert meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti regolatorji għal apparati
       mediċi dijanjostiċi in vitro fl-Unjoni. L-għarfien espert meħtieġ għandu jintwera b'waħda
       minn dawn il-kwalifiki:

       (a)   diploma, ċertifikat jew evidenza oħra ta' kwalifika formali, mogħtija mat-tlestija ta'
             lawrea universitarja jew ta' kors ta' studju rikonoxxut bħala ekwivalenti mill-Istati
             Membru kkonċernat fil-liġi, il-mediċina, il-farmaċija, l-inġinerija jew dixxiplina
             xjentifika rilevanti oħra, u mill-inqas sena esperjenza professjonali f'affarijiet
             regolatorji jew f'sistemi ta' mmaniġġar tal-kwalità relatati mal-apparati mediċi
             dijanjostiċi in vitro;

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       85
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (b)   erba' snin ta' esperjenza professjonali f'affarijiet regolatorji jew f'sistemi ta'
             mmaniġġar tal-kwalità relatati mal-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro;

                                             Artikolu 16
             Każijiet li fihom l-obbligi tal-manifatturi japplikaw għall-importaturi,
                                  id-distributuri jew persuni oħra

1.     Distributur, importatur jew persuna fiżika jew ġuridika oħra għandha tassumi l-obbligi li l-
       manifattur huwa responsabbli għalihom jekk tagħmel wieħed minn dawn li ġejjin:

       (a)   tagħmel disponibbli fis-suq apparat taħt isimha stess, l-isem kummerċjali reġistrat
             jew it-trademark reġistrata tagħha, għajr f'każijiet fejn distributur jew importatur
             jidħol fi ftehim ma' manifattur li bih il-manifattur ikun identifikat bħala tali fuq it-
             tikketta u jġorr ir-responsabbiltà li jissodisfa r-rekwiżiti imposti fuq il-manifatturi
             f'dan ir-Regolament;

       (b)   tbiddel l-għan maħsub ta' apparat li diġà jkun tqiegħed fis-suq jew tqiegħed fis-
             servizz;

       (c)   timmodifika apparat li diġà jkun tqiegħed fis-suq jew tqiegħed fis-servizz b'tali mod
             li tista' tiġi affettwata l-konformità mar-rekwiżiti applikabbli.

       L-ewwel subparagrafu ma għandu japplika għall-ebda persuna li, filwaqt li ma titqiesx
       bħala manifattur kif iddefinit fil-punt (23) tal-Artikolu 2, tibni jew tadatta għal pazjent
       individwali apparat li diġà jkun tqiegħed fis-suq mingħajr ma jinbidel l-għan maħsub
       tiegħu.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       86
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 2.     Għall-finijiet tal-punt (c) tal-paragrafu 1, dan li ġej ma għandux jitqies bħala modifika ta'
       apparat li tista' taffettwa l-konformità tiegħu mar-rekwiżiti applikabbli:

       (a)   l-għoti, inkluża t-traduzzjoni, tal-informazzjoni provduta mill-manifattur,
             f'konformità mat-Taqsima 20 tal-Anness I, relatata ma' apparat li diġà tqiegħed fis-
             suq u ta' informazzjoni ulterjuri li hija meħtieġa sabiex l-apparat jiġi kummerċjalizzat
             fl-Istat Membru rilevanti;

       (b)   bidliet fl-imballaġġ ta' barra ta' apparat li diġà tqiegħed fis-suq, inkluż bidla fid-daqs
             ta' pakkett, jekk ikun meħtieġ l-imballaġġ mill-ġdid sabiex l-apparat jiġi
             kummerċjalizzat fl-Istat Membru rilevanti u jekk dan jitwettaq f'tali kundizzjonijiet li
             l-kundizzjoni oriġinali tal-apparat ma tistax tiġi affettwata minnhom. Fil-każ ta'
             apparati mqiegħda fis-suq f'kundizzjoni sterili, għandu jitqies li l-kundizzjoni
             oriġinali tal-apparat tkun affettwata b'mod avvers jekk l-imballaġġ li huwa neċessarju
             biex tinżammil-kundizzjoni sterili jinfetaħ, issirlu xi ħsara jew jiġi affettwat b'mod
             negattiv ieħor mill-imballaġġ mill-ġdid.

3.     Distributur jew importatur li jwettaq waħda mill-attivitajiet imsemmija fil-punti (a) u (b)
       tal-paragrafu 2 għandu jindika fuq l-apparat jew, jekk dan ma jkunx prattiku, fuq l-
       imballaġġ tiegħu jew f'dokument li jakkumpanja l-apparat, l-attività mwettqa flimkien ma'
       ismu, l-isem kummerċjali rreġistrat jew it-trademark reġistrata, il-post irreġistrat tan-
       negozju u l-indirizz li fih jista' jiġi kkuntattjat, sabiex ikun jista' jiġi stabbilit il-post tiegħu.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                        87
                                                 DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        Id-distributuri u l-importaturi għandhom jiżguraw li jkollhom fis-seħħ sistema ta'
       mmaniġġar tal-kwalità li tinkludi proċeduri li jiżguraw li t-traduzzjoni tal-informazzjoni
       tkun preċiża u aġġornata, u li l-attivitajiet imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2
       jitwettqu b'mezz u taħt kundizzjonijiet li jippreservaw il-kundizzjoni oriġinali tal-apparat u
       li l-imballaġġ tal-apparat ippakkjat mill-ġdid ma jkunx difettuż, ta' kwalità baxxa jew
       f'kundizzjoni ħażina. Is-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità għandha tkopri, fost l-oħrajn,
       proċeduri li jiżguraw li d-distributur jew l-importatur jiġi infurmat b'kull azzjoni korrettiva
       meħuda mill-manifattur fir-rigward tal-apparat inkwistjoni sabiex jirreaġixxi għal
       kwistjonijiet ta' sikurezza jew biex iġibu f'konformità ma' dan ir-Regolament.

4.     Mill-inqas 28 jum qabel ma jagħmlu disponibbli fis-suq l-apparat ittikkettjat jew ippakkjat
       mill-ġdid, id-distributuri jew l-importaturi li jwettqu kwalunkwe waħda mill-attivitajiet
       imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 għandhom jinformaw lill-manifattur u lill-
       awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikunu qed jippjanaw li jagħmlu l-apparat
       disponibbli bl-intenzjoni li jagħmlu disponibbli fis-suq l-apparat ittikkettjat jew ippakkjat
       mill-ġdid u, fuq talba, għandhom jipprovdu lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti
       b'kampjun tal-apparat ittikkettjat jew ippakkjat mill-ġdid, inklużi kull tikketta u
       struzzjonijiet dwar l-użu tradotti. Fl-istess perijodu ta' 28 jum kalendarju, id-distributur jew
       l-importatur għandu jippreżenta lill-awtorità kompetenti ċertifikat, maħruġ minn korp
       notifikat maħtur għat-tip ta' apparati li jkunu soġġetti għall-attivitajiet imsemmija fil-punti
       (a) u (b) tal-paragrafu 2, li jivverifika li s-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità tad-distributur
       jew importatur hija konformi mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 3.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                      88
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                             Artikolu 17
                               Dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE

1.     Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE għandha tiddikjara li r-rekwiżiti speċifikati f'dan ir-
       Regolament ikunu ġew sodisfatti. Il-manifattur għandu jaġġorna kontinwament id-
       dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE. Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE għandha, bħala
       minimu, jkun fiha l-informazzjoni stabbilita fl-Anness IV u għandha tiġi tradotta f'lingwa
       jew lingwi uffiċjali tal-Unjoni rikjesti mill-Istat(i) Membru/i fejn l-apparat isir disponibbli.

2.     Fejn, fir-rigward ta' aspetti mhux koperti minn dan ir-Regolament, l-apparati jkunu soġġetti
       għal leġislazzjoni oħra tal-Unjoni li wkoll tirrikjedi dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE
       mill-manifattur li jkun intwera li ġew sodisfatti r-rekwiżiti ta' dik il-leġislazzjoni, għandha
       titfassal dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE waħda fir-rigward tal-atti applikabbli kollha
       tal-Unjoni għall-apparat. Id-dikjarazzjoni għandu jkun fiha l-informazzjoni kollha
       meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni li magħha tkun marbuta d-
       dikjarazzjoni.

3.     Permezz tat-tfassil tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE, il-manifattur għandu jassumi r-
       responsabbiltà għall-konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u l-leġislazzjoni l-
       oħra kollha tal-Unjoni applikabbli għall-apparat.

4.     Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 108 li
       jemendaw il-kontenut minimu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE stabbilita fl-Anness
       IV fid-dawl tal-progress tekniku.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                      89
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                             Artikolu 18
                                     Marka tal-konformità CE

1.     L-apparati, għajr dawk għall-istudji dwar il-prestazzjoni, meqjusa bħala konformi mar-
       rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, għandu jkollhom fuqhom il-marka tal-konformità CE, kif
       ippreżentat fl-Anness V.

2.     Il-marka CE għandha tkun soġġetta għall-prinċipji ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 30 tar-
       Regolament (KE) Nru 765/2008.

3.     Il-marka CE għandha titwaħħal b'mod viżibbli, leġibbli u li ma titħassarx mal-apparat jew
       mal-imballaġġ sterilizzat tiegħu. Fejn it-tali twaħħil ma jkunx possibbli jew ma jkunx
       approvat minħabba n-natura tal-apparat, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ. Il-
       marka CE għandha tidher ukoll fuq kwalunkwe struzzjoni għall-użu u fuq kwalunkwe
       imballaġġ tal-bejgħ.

4.     Il-marka CE għandha titwaħħal qabel ma jitqiegħed fis-suq l-apparat. Din tista' tiġi segwita
       minn pittogramma jew minn kull marka oħra li tindika riskju jew użu speċjali.

5.     Fejn applikabbli, il-marka CE għandha tiġi segwita min-numru ta' identifikazzjoni tal-korp
       notifikat responsabbli għall-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità stabbiliti fl-
       Artikolu 48. In-numru ta' identifikazzjoni għandu jkun indikat ukoll f'kull materjal
       promozzjonali li jsemmi li apparat jissodisfa r-rekwiżiti għall-marka CE.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                     90
                                              DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak--- 6.     Fejn apparati jkunu soġġetti għal leġislazzjoni oħra tal-Unjoni li tipprevedi wkoll it-
       twaħħil tal-marka CE, il-marka CE għandha tindika li l-apparati jissodisfaw ukoll ir-
       rekwiżiti ta' dik il-leġislazzjoni l-oħra.

                                              Artikolu 19
                                  Apparati għal għanijiet speċjali

1.     L-Istati Membri ma għandhomx joħolqu ostakli għall-apparati għal studju dwar il-
       prestazzjoni li jiġu fornuti għal dak l-iskop lil laboratorji jew istituzzjonijiet oħra, jekk
       dawn jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 57 sa 76, u fl-atti ta'
       implimentazzjoni adottati skont l-Artikolu 77.

2.     L-apparati msemmija fil-paragrafu 1 ma għandux ikollhom il-marka CE, bl-eċċezzjoni ta'
       dawk l-apparati msemmija fl-Artikolu 70.

3.     F'fieri, wirjiet, dimostrazzjonijiet jew avvenimenti simili, l-Istati Membri ma għandhomx
       joħolqu ostakli għall-wirja ta' apparati li ma jkunux f'konformità ma' dan ir-Regolament,
       sakemm ikun hemm sinjal viżibbli li jindika b'mod ċar li tali apparati huma maħsubin għal
       finijiet ta' preżentazzjoni jew dimostrazzjoni biss u ma jistgħux isiru disponibbli sakemm
       jikkonformaw ma' dan ir-Regolament.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       91
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                                Artikolu 20
                                         Partijiet u komponenti

1.       Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tqiegħed għad-dispożizzjoni fis-suq oġġett
         maħsub speċifikament li jissostitwixxi parti jew komponent integrali identiku jew simili ta'
         apparat li jkun difettuż jew mikul bl-użu sabiex tinżamm jew terġa' tiġi stabbilita l-funzjoni
         tal-apparat mingħajr bidla għall-prestazzjoni jew il-karatteristiċi ta' sikurezza jew l-għan
         maħsub tiegħu, għandha tiżgura li l-oġġett ma jaffettwax is-sikurezza u l-prestazzjoni tal-
         apparat b'mod avvers. Għandha tinżamm evidenza ta' sostenn disponibbli għall-awtoritajiet
         kompetenti tal-Istati Membri.

2.       Oġġett li jkun maħsub speċifikament biex jissostitwixxi parti jew komponent minn apparat
         u li jbiddel b'mod sinifikanti l-prestazzjoni jew il-karatteristiċi ta' sikurezza jew l-għan
         maħsub tal-apparat għandu jitqies li huwa apparat u għandu jissodisfa r-rekwiżiti stipulati
         f'dan ir-Regolament.

                                               Artikolu 21
                                            Moviment liberu

Ħlief fejn previst mod ieħor f'dan ir-Regolament, l-Istati Membri ma għandhomx jirrifjutaw,
jipprojbixxu jew jirrestrinġu d-disponibbiltà fis-suq jew it-tqegħid fis-servizz fit-territorju tagħhom
ta' apparati li jkunu f'konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       92
                                                DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                           Kapitolu III
                   Identifikazzjoni u traċċabbiltà ta' apparati,
             reġistrazzjoni ta' apparati u ta' operaturi ekonomiċi,
                sommarju tas-sikurezza u prestazzjoni klinika,
                   bażi ta' data Ewropea tal-apparati mediċi

                                             Artikolu 22
                              Identifikazzjoni fil-katina tal-provvista

1.     Id-distributuri u l-importaturi għandhom jikkooperaw mal-manifatturi jew ir-rappreżentanti
       awtorizzati biex jintlaħaq livell xieraq ta' traċċabbiltà tal-apparati.

2.     L-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu jistgħu jidentifikaw dan li ġej lill-awtorità
       kompetenti, għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 10(7):

       (a)    kull operatur ekonomiku li jkunu fornewlu apparat b'mod dirett;

       (b)    kull operatur ekonomiku li jkun fornielhom apparat b'mod dirett;

       (c)    kull istituzzjoni tas-saħħa jew professjonist tal-kura medika li jkunu fornewlu apparat
              b'mod dirett.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                  93
                                               DGB 2C                                         MT
 ---pagebreak---                                               Artikolu 23
                                  Nomenklatura tal-apparati mediċi

Sabiex jiġi ffaċilitat il-funzjonament tal-bażi ta' data Ewropea tal-apparati mediċi (Eudamed) kif
imsemmija fl-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) 2017/... +, il-Kummissjoni għandha tiżgura li tkun
disponibbli nomenklatura għall-apparati mediċi rikonoxxuta internazzjonalment mingħajr ħlas
għall-manifatturi u persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħrajn li jkunu mitluba minn dan ir-Regolament li
jużaw dik in-nomenklatura. Il-Kummissjoni għandha wkoll tagħmel ħilitha biex tiżgura li n-
nomenklatura tkun disponibbli għal partijiet ikkonċernati oħra, mingħajr ħlas, fejn huwa
raġonevolment prattikabbli.

                                              Artikolu 24
                            Sistema ta' Identifikazzjoni Unika tal-Apparat

1.       Is-sistema ta' Identifikazzjoni Unika tal-Apparat ('sistema UDI') deskritta fil-Parti C tal-
         Anness VI għandha tippermetti l-identifikazzjoni u tiffaċilita t-traċċabbiltà tal-apparati,
         għajr apparati għall-istudji dwar il-prestazzjoni, u għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

         (a)   produzzjoni ta' UDI li tinkludi dan li ġej:

               (i)   identifikatur tal-apparat UDI ('UDI-DI') speċifiku għall-manifattur u apparat, li
                     jipprovdi aċċess għall-informazzjoni stipulata fil-Parti B tal-Anness VI;

+
       ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        94
                                                DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---               (ii)   identifikatur ta' produzzjoni tal-UDI ('UDI-PI') li jidentifika l-unità tal-
                     produzzjoni tal-apparat u jekk applikabbli l-apparati ppakkjati, kif speċifikat
                     fil-Parti C tal-Anness VI;

       (b)    it-tqegħid tal-UDI fuq it-tikketta tal-apparat jew fuq l-imballaġġ tiegħu;

       (c)    il-ħażna tal-UDI minn operaturi ekonomiċi, istituzzjonijiet tas-saħħa u professjonisti
              tal-kura tas-saħħa, f'konformità mal-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 8 u 9
              rispettivament;

       (d)    l-istabbiliment ta' sistema elettronika għal Identifikazzjoni Unika tal-Apparat ('bażi
              ta' data tal-UDI') f'konformità mal-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) 2017/... +.

2.     Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, taħtar entità waħda jew
       diversi entitajiet biex joperaw sistema għall-assenjar tal-UDIs skont dan ir-Regolament
       ('entità emittenti'). Dik l-entità jew dawk l-entitajiet għandhom jissodisfaw il-kriterji kollha
       li ġejjin:

       (a)    l-entità tkun organizzazzjoni b'personalità ġuridika;

       (b)    is-sistema tagħha għall-assenjar tal-UDI tkun adatta biex tidentifika apparat tul id-
              distribuzzjoni u l-użu tiegħu f'konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament;

       (c)    is-sistema tagħha għall-assenjar tal-UDI tkun f'konformità mal-istandards
              internazzjonali rilevanti;

+
      ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      95
                                                  DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        (d)   l-entità tagħti aċċess għas-sistema tagħha għall-assenjar tal-UDI lill-utenti interessati
             kollha f'konformità ma' sett ta' termini u kundizzjonijiet predeterminati u trasparenti;

       (e)   l-entità timpenja ruħha li tagħmel dan li ġej:

             (i)    topera s-sistema tagħha għall-assenjar tal-UDI għal mill-inqas għaxar snin
                    wara l-ħatra tagħha;

             (ii)   tagħmel disponibbli għall-Kummissjoni u l-Istati Membri, fuq talba,
                    informazzjoni li tikkonċerna s-sistema tagħha għall-assenjar tal-UDI;

             (iii) tibqa' f'konformità mal-kriterji għall-ħatra u t-termini tal-ħatra.

       Meta taħtar entitajiet emittenti, il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha biex tiżgura li t-
       trasportaturi tal-UDI, kif definiti fil-Parti C tal-Anness VI, ikunu jinqraw b'mod universali
       irrispettivament mis-sistema użata mill-entità emittenti, bil-għan li jiġu minimizzati l-
       piżijiet finanzjarji u amministrattivi għall-operaturi ekonomiċi, għall-istituzzjonijiet tas-
       saħħa u għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa.

3.     Qabel ma apparat jqiegħed fis-suq, għajr apparat għal studju dwar il-prestazzjoni, il-
       manifattur għandu jassenja lill-apparat u, jekk applikabbli, lil-livelli suċċessivi kollha tal-
       imballaġġ, UDI li jkun maħluq f'konformità mar-regoli tal-entità emittenti maħtura mill-
       Kummissjoni f'konformità mal-paragrafu 2.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        96
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        Qabel ma apparat, għajr apparat għal studju dwar il-prestazzjoni, jitqiegħed fis-suq il-
       manifattur għandu jiżgura li l-informazzjoni msemmija fil-Parti B tal-Anness V tal-apparat
       inkwistjoni tiġi ppreżentata b'mod korrett u ttrasferita fil-bażi tad-data tal-UDI msemmija
       fl-Artikolu 25.

4.     It-trasportaturi tal-UDI għandhom jitqiegħdu fuq it-tikketta tal-apparat u fuq il-livelli
       suċċessivi kollha tal-imballaġġ. Livelli suċċessivi tal-imballaġġ ma għandhomx jinftiehmu
       li jinkludu l-kontejners tat-trasport.

5.     L-UDI għandha tintuża biex jiġu rrapportati inċidenti serji u azzjonijiet korrettivi tas-
       sikurezza skont l-Artikolu 82.

6.     L-identifikatur UDI-DI Bażiku kif definit fil-Parti C tal-Anness VI tal-apparat għandu
       jidher fid-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE msemmija fl-Artikolu 17.

7.     Bħala parti mid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness II, il-manifattur għandu
       jżomm aġġornata lista tal-UDIs kollha li jkun assenja.

8.     L-operaturi ekonomiċi għandhom jaħżnu u jżommu, preferibbilment b'mezzi elettroniċi, l-
       UDI tal-apparati li jkunu fornew jew ta' dawk li jkunu ġew fornuti bihom, jekk dawk l-
       apparati jappartjenu għall-apparati, kategoriji jew gruppi ta' apparati determinati permezz
       ta' miżura msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 11.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                      97
                                                DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 9.     L-Istati Membri għandhom iħeġġu lill-istituzzjonijiet tas-saħħa, u jistgħu jirrikjedu
       minnhom, li jaħżnu u jżommu, preferibbilment b'mezzi elettroniċi, l-UDI tal-apparati li
       jkunu ġew fornuti bihom.

       L-Istati Membri għandhom iħeġġu lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa, u jistgħu jirrikjedu
       minnhom, li jaħżnu u jżommu, preferibbilment b'mezzi elettroniċi, l-UDI tal-apparati li
       jkunu ġew fornuti bihom.

10.    Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 108
       biex:

       (a)     temenda l-lista tal-informazzjoni stabbilita fil-Parti B tal-Anness VI fid-dawl tal-
               progress tekniku; u

       (b)     temenda l-Anness VI fid-dawl ta' żviluppi internazzjonali u progress tekniku fil-
               qasam tal-Identifikazzjoni Unika tal-Apparat.

11.    Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tispeċifika l-arranġamenti
       dettaljati u l-aspetti proċedurali għas-sistema tal-UDI bil-għan li tiżgura l-applikazzjoni
       armonizzata tagħha fir-rigward ta' kwalunkwe minn dawn li ġejjin:

       (a)     id-determinazzjoni tal-apparati, il-kategoriji jew il-gruppi ta' apparati li għalihom
               għandu japplika l-obbligu stipulat fil-paragrafu 8;

       (b)     l-ispeċifikar tad-data li għandha tkun inkluża fl-UDI-PI ta' apparati speċifiċi jew
               gruppi ta' apparati;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       98
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati skont
       il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

12.    Meta tadotta l-miżuri msemmija fil-paragrafu 11, il-Kummissjoni għandha tieħu kont ta'
       dan kollu li ġej:

       (a)   il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data kif imsemmija fl-Artikoli 102 u 103
             rispettivament;

       (b)   l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju;

       (c)   il-kosteffettività tal-miżuri;

       (d)   il-konverġenza tas-sistemi tal-UDI żviluppati fuq livell internazzjonali;

       (e)   il-ħtieġa li jiġu evitati duplikazzjonijiet fis-sistema tal-UDI;

       (f)   il-ħtiġijiet tas-sistemi tal-kura tas-saħħa tal-Istati Membri, u fejn possibbli, il-
             kompatibbiltà ma' sistemi ta' identifikazzjoni ta' apparat mediku ieħor li jintużaw
             mill-partijiet ikkonċernati.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     99
                                                DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                               Artikolu 25
                                         Bażi ta' data tal-UDI

Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-MDCG, għandha tistabbilixxi u tmexxi bażi ta' data tal-
UDI f'konformità mal-kondizzjonijiet u l-arranġamenti dettaljati previsti fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) 2017/... +.

                                              Artikolu 26
                                     Reġistrazzjoni tal-apparati

1.       Qabel ma jqiegħed apparat fis-suq, il-manifattur għandu, f'konformità mar-regoli tal-entità
         emittenti msemmija fl-Artikolu 24(2), jassenja UDI-DI Bażiku kif definit fil-Parti C tal-
         Anness VI għall-apparat u għandu jipprovdih lill-bażi ta' data tal-UDI flimkien mal-
         elementi ta' data ewlenin l-oħra msemmija fil-Parti B tal-Anness VI relatati ma' dak l-
         apparat.

2.       Għal apparati li jkunu s-suġġett ta' valutazzjoni tal-konformità kif imsemmi fl-Artikolu
         48(3) u (4), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 48(7), l-Artikolu 48(8) u t-tieni subparagrafu
         tal-Artikolu 48(9), l-assenjar ta' UDI-DI Bażiku msemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu
         għandu jsir qabel ma l-manifattur japplika għand korp notifikat għal dik il-valutazzjoni.

+
       ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     100
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        Għall-apparati msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-korp notifikat għandu jinkludi
       referenza għall-UDI-DI Bażiku fuq iċ-ċertifikat maħruġ f'konformità mal-punt (a) tat-
       Taqsima 4 tal-Anness XII u jikkonferma fl-Eudamend li l-informazzjoni msemmija fit-
       Taqsima 2.2 tal-Parti A tal-Anness VI hija korretta. Wara l-ħruġ taċ-ċertifikat rilevanti u
       qabel ma l-apparat jqiegħed fis-suq, il-manifattur għandu jipprovdi l-UDI-DI Bażiku lill-
       bażi ta' data tal-UDI flimkien mal-elementi prinċipali tad-data l-oħra msemmija fil-Parti B
       tal-Anness VI relatata ma' dak l-apparat.

3.     Qabel ma apparat jqiegħed fis-suq, il-manifattur għandu jdaħħal, jew jekk diġà pprovduta,
       jivverifika fl-Eudamed l-informazzjoni msemmija fit-Taqsima 2 tal-Parti A tal-Anness VI,
       bl-eċċezzjoni tat-Taqsima 2.2 tiegħu, u għandu minn hemm 'il quddiem iżomm l-
       informazzjoni aġġornata.

                                            Artikolu 27
                 Sistema elettronika għar-reġistrazzjoni ta' operaturi ekonomiċi

1.     Il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-MDCG, għandha tistabbilixxi u timmaniġġa
       sistema elettronika biex toħloq in-numru ta' reġistrazzjoni uniku msemmi fl-Artikolu 28(2)
       u biex tiġbor u tipproċessa l-informazzjoni li hija meħtieġa u proporzjonata biex jiġi
       identifikat il-manifattur u, fejn applikabbli, ir-rappreżentant awtorizzat u l-importatur. Id-
       dettalji li jirrigwardaw l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lil dik is-sistema
       elettronika mill-operaturi ekonomiċi huma stipulati fit-Taqsima 1 tal-Parti A tal-Anness
       VI.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                    101
                                              DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 2.     L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet nazzjonali dwar ir-
       reġistrazzjoni ta' distributuri ta' apparati li jkunu saru disponibbli fit-territorju tagħhom.

3.     Fi żmien ġimagħtejn mit-tqegħid tal-apparat fis-suq, l-importaturi għandhom jivverifikaw
       li l-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat jkun ipprovda lis-sistema elettronika bl-
       informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

       Fejn applikabbli, l-importaturi għandhom jinformaw lir-rappreżentant awtorizzat jew
       manifattur rilevanti jekk l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma tkunx inkluża jew
       ma tkunx korretta. L-importaturi għandhom iżidu d-dettalji tagħhom fl-entrata/i rilevanti.

                                             Artikolu 28
             Reġistrazzjoni tal-manifatturi, rappreżentanti awtorizzati u importaturi

1.     Qabel ma jitqiegħed apparat fis-suq, il-manifatturi, ir-rappreżentanti awtorizzati u l-
       importaturi, sabiex jirreġistraw, għandhom jippreżentaw l-informazzjoni msemmija fit-
       Taqsima 1 tal-Parti A tal-Anness VI lis-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 30,
       dment li dawn ma jkunux diġà rreġistraw f'konformità ma' dan l-Artikolu. F'każijiet fejn il-
       proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità tirrikjedi l-involviment ta' korp notifikat skont l-
       Artikolu 48, l-informazzjoni msemmija fit-Taqsima 1 tal-Parti A tal-Anness VI għandha
       tiġi pprovduta lil dik is-sistema elettronika qabel ma wieħed japplika għand il-korp
       notifikat.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        102
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 2.     Wara li tiġi vverifikata d-data mdaħħla skont il-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha
       tikseb numru ta' reġistrazzjoni uniku ('SRN') mis-sistema elettronika msemmija fl-
       Artikolu 27 u toħorġu lill-manifattur, lir-rappreżentant awtorizzat jew lill-importatur.

3.     Il-manifattur għandu juża l-SRN meta jkun qed japplika għand korp notifikat għal
       valutazzjoni tal-konformità u għall-aċċess tal-Eudamed sabiex jissodisfa l-obbligi tiegħu
       skont l-Artikolu 26.

4.     Fi żmien ġimgħa minn kull bidla li ssir fir-rigward tal-informazzjoni msemmija fil-
       paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-operatur ekonomiku għandu jaġġorna d-data fis-sistema
       elettronika msemmija fl-Artikolu 27.

5.     Sa mhux aktar tard minn sena wara li tiddaħħal l-informazzjoni f'konformità mal-paragrafu
       1, u wara kull sentejn minn dakinhar 'il quddiem, l-operatur ekonomiku għandu
       jikkonferma l-preċiżjoni tad-data. F'każ ta' nuqqas li jagħmel dan fi żmien sitt xhur minn
       dawk l-iskadenzi, kwalunkwe Stat Membru jista' jieħu l-miżuri korrettivi xierqa fit-
       territorju tiegħu sakemm dak l-operatur ekonomiku jkun konformi ma' dak l-obbligu.

6      Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-operatur ekonomiku fir-rigward tad-data, l-
       awtorità kompetenti għandha tivverifika d-data kkonfermata msemmija fit-Taqsima 1 tal-
       Parti A tal-Anness VI.

7.     Id-data mdaħħla skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu fis-sistema elettronika msemmija fl-
       Artikolu 27 għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

8.     L-awtorità kompetenti tista' tuża d-data biex timponi tariffa fuq il-manifattur, ir-
       rappreżentant awtorizzat jew l-importatur skont l-Artikolu 104.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                    103
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                             Artikolu 29
                             Sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni

1.     Għal apparati tal-klassi C u D, għajr apparati għal studji dwar il-prestazzjoni, il-manifattur
       għandu jfassal sommarju dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni.

       Is-sommarju dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni għandu jinkiteb b'mod li jkun ċar għall-
       utent maħsub u, jekk rilevanti, għall-pazjent u għandu jkun magħmul disponibbli għall-
       pubbliku permezz tal-Eudamed.

       L-abbozz tas-sommarju dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni għandu jkun parti mid-
       dokumentazzjoni li għandha tiġi ppreżentata lill-korp notifikat involut fil-valutazzjoni ta'
       konformità skont l-Artikolu 48 u għandu jiġi vvalidat minn dak il-korp. Wara l-
       validazzjoni tiegħu, il-korp notifikat għandu jtella' s-sommarju fil-Eudamed. Il-manifattur
       għandu jsemmi fuq it-tikketta jew fuq l-istruzzjonijiet għall-użu, fejn is-sommarju jkun
       disponibbli.

2.     Is-sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni għandu jinkludi mill-anqas l-aspetti li ġejjin:

       (a)   l-identifikazzjoni tal-apparat u l-manifattur, inklużi l-UDI-DI Bażiku u jekk diġà
             nħareġ l-SRN;

       (b)   l-għan maħsub tal-apparat u kwalunkwe indikazzjoni, kontra indikazzjoni u
             popolazzjoni maħsuba;

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                      104
                                             DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        (c)   deskrizzjoni tal-apparat, inkluż referenza għall-ġenerazzjoni(jiet) preċedenti jew il-
             varjanti jekk dawn ikunu jeżistu, u deskrizzjoni tad-differenzi, kif ukoll, fejn
             rilevanti, deskrizzjoni ta' kwalunkwe aċċessorju, apparat u prodott ieħor, li jkun
             maħsub biex jintuża flimkien mal-apparat;

       (d)   referenza għal kwalunkwe standard armonizzat u SK applikati;

       (e)   is-sommarju tar-rapport dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni kif imsemmi fl-Anness
             XIII, u l-informazzjoni rilevanti dwar il-PMPF;

       (f)   it-traċċabbiltà metroloġika tal-valuri assenjati;

       (g)   il-profil suġġerit u t-taħriġ għall-utenti;

       (h)   l-informazzjoni dwar kull riskju residwu u kull effett mhux mixtieq, twissijiet u
             prekawzjonijiet.

3.     Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-forma u l-
       preżentazzjoni tal-elementi tad-data li għandhom jiġu inklużi fis-sommarju tas-sikurezza u
       l-prestazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
       proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 107(2).

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                    105
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                            Artikolu 30
                            Bażi ta' data Ewropea tal-apparati mediċi

1.     Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-MDCG, għandha tistabbilixxi, iżżomm u
       tiġġestixxi l-bażi ta' data Ewropea tal-apparati mediċi ('Eudamed') f'konformità mal-
       kundizzjonijiet u l-arranġamenti dettaljati stabbiliti fl-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament
       (UE) (EU) 2017/… +.

2.     Il-Eudamed għandu jinkludi s-sistemi elettroniċ li ġejjin:

       (a)   is-sistema elettronika għar-reġistrazzjoni tal-apparati msemmija fl-Artikolu 26;

       (b)   Il-bażi ta' data tal-UDI msemmija fl-Artikolu 25;

       (c)   is-sistema elettronika għar-reġistrazzjoni tal-operaturi ekonomiċi msemmija fl-
             Artikolu 27;

       (d)   is-sistema elettronika għall-korpi notifikati u għaċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu
             52;

       (e)   is-sistema elettronika għall-investigazzjonijiet kliniċi msemmija fl-Artikolu 69,

       (f)   is-sistema elettronika għall-viġilanza u s-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq
             msemmija fl-Artikolu 87;

       (g)   is-sistema elettronika għas-sorveljanza tas-suq imsemmija fl-Artikolu 95.

+
      ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                     106
                                             DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                            Kapitolu IV
                                       Korpi Notifikati

                                              Artikolu 31
                         L-awtoritajiet responsabbli għall-korpi notifikati

1.     Kwalunkwe Stat Membru li jkun biħsiebu jaħtar korp ta' valutazzjoni tal-konformità bħala
       korp notifikat, jew li jkun ħatar korp notifikat, biex iwettaq attivitajiet ta' valutazzjoni tal-
       konformità skont dan ir-Regolament għandu jaħtar awtorità, (l-'awtorità responsabbli għall-
       korpi notifikatiʼ) li tista' tkun tikkonsisti minn entitajiet kostitwenti separati taħt il-liġi
       nazzjonali u għandha tkun responsabbli għall-istabbiliment u t-twettiq tal-proċeduri
       meħtieġa għall-valutazzjoni, il-ħatra u n-notifika tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità u
       għall-monitoraġġ tal-korpi notifikati, inklużi s-sottokuntratturi u s-sussidjarji ta' dawk il-
       korpi.

2.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha tkun stabbilita, organizzata u
       operata b'tali mod li tissalvagwardja l-oġġettività u l-imparzjalità tal-attivitajiet tagħha u
       biex jiġu evitati l-kunflitti ta' interess mal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità.

3.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha tkun organizzata b'tali mod li kull
       deċiżjoni b'rabta mal-ħatra jew in-notifika tittieħed minn persunal li jkun differenti minn
       dak li jkun wettaq il-valutazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                       107
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 4.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati ma għandha twettaq ebda attività li titwettaq
       mill-korpi notifikati fuq bażi kummerċjali jew kompetittiva.

5.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha tissalvagwardja l-aspetti
       kunfidenzjali tal-informazzjoni li tikseb. Madankollu, din għandha tiskambja l-
       informazzjoni dwar korpi notifikati ma' Stati Membri oħra, mal-Kummissjoni u, fejn
       meħtieġ, ma' awtoritajiet regolatorji oħrajn.

6.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandu jkollha biżżejjed persunal kompetenti
       disponibbli b'mod permanenti għall-prestazzjoni adatta tal-kompiti tagħha.

       Meta l-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati tkun awtorità differenti mill-awtorità
       kompetenti nazzjonali għal apparati mediċi dijanjostiċi in vitro, hija għandha tiżgura li l-
       awtorità nazzjonali responsabbli għal apparati mediċi dijanjostiċi in vitro tiġi kkonsultata
       dwar kwistjonijiet rilevanti.

7.     L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku l-informazzjoni ġenerali
       dwar il-miżuri tagħhom li jirregolaw il-valutazzjoni, il-ħatra u n-notifika tal-korpi ta'
       valutazzjoni tal-konformità u għall-monitoraġġ ta' korpi notifikati, u dwar kwalunkwe
       bidla li jkollha impatt sinifikanti fuq kompiti bħal dawn.

8.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha tipparteċipa fl-attivitajiet ta'
       evalwazzjoni bejn il-pari previsti fl-Artikolu 44.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     108
                                              DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---                                              Artikolu 32
                              Rekwiżiti marbuta mal-korpi notifikati

1.     Il-korpi notifikati għandhom iwettqu l-kompiti li għalihom jinħatru f'konformità ma' dan ir-
       Regolament. Huma għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti organizzattivi u dawk ġenerali u l-
       immaniġġar tal-kwalità, ir-rekwiżiti ta' riżorsi u proċessi li huma meħtieġa biex huma
       jwettqu dawk il-kompiti. B'mod partikolari, il-korpi notifikati għandhom ikunu konformi
       mal-Anness VII.

       Sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-korpi notifikati
       għandhom ikollhom disponibbiltà permanenti ta' biżżejjed persunal amministrattiv, tekniku
       u xjentifiku f'konformità mat-Taqsima 3.1.1 tal-Anness VII, u persunal b'għarfien espert
       kliniku rilevanti f'konformità mat-Taqsima 3.2.4 tal-Anness VII, fejn possibbli impjegat
       mill-korp notifikat innifsu.

       Il-persunal imsemmi fit-Taqsimiet 3.2.3 u 3.2.7 tal-Anness VII għandu jkun impjegat mill-
       korp notifikat innifsu u l-membri tiegħu ma għandhomx ikunu esperti esterni jew
       sottokuntratturi.

2.     Il-korpi notifikati għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni u jippreżentaw fuq talba, id-
       dokumentazzjoni rilevanti kollha, inkluża d-dokumentazzjoni tal-manifattur, lill-awtorità
       responsabbli għall-korpi notifikati biex din tkun tista' twettaq l-attivitajiet tagħha ta'
       valutazzjoni, ħatra, notifika, monitoraġġ u sorveljanza u biex jiffaċilitaw il-valutazzjoni
       deskritta f'dan il-Kapitolu.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     109
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 3.     Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VII, il-
       Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni, sa fejn meħtieġ biex jiġu solvuti
       kwistjonijiet ta' interpretazzjoni diverġenti u ta' applikazzjoni prattika. Dawk l-atti ta'
       implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija
       fl-Artikolu 107(3).

                                             Artikolu 33
                                    Sussidjarji u sottokuntrattar

1.     Fejn korp notifikat jissottokuntratta kompiti speċifiċi marbutin mal-valutazzjoni tal-
       konformità jew jirrikorri għand sussidjarju għal kompiti speċifiċi marbutin mal-
       valutazzjoni tal-konformità, dan għandu jivverifika li s-sottokuntrattur jew is-sussidjarju
       jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli stabbiliti fl-Anness VII u għandu jinforma lill-awtorità
       responsabbli għall-korpi notifikati, kif xieraq.

2.     Il-korpi notifikati għandhom jieħdu responsabbiltà sħiħa għall-kompiti mwettqa f'isimhom
       minn sottokuntratturi jew sussidjarji.

3.     Korpi notifikati għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku lista tas-sussidjarji
       tagħhom.

4.     L-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità jistgħu jiġu ssottokuntrattati jew imwettqa biss
       minn sussidjarju dment li l-persuna ġuridika jew fiżika li tkun applikat għall-valutazzjoni
       tal-konformità tkun ġiet infurmata dwar dan.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     110
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 5.     Il-korpi notifikati għandhom iżommu għad-dispożizzjoni tal-awtorità responsabbli għall-
       korpi notifikati, id-dokumenti rilevanti kollha dwar il-verifika ta' kwalifiki tas-
       sottokuntrattur jew tas-sussidjarju u tax-xogħol li jkun sar minnhom skont dan ir-
       Regolament.

                                            Artikolu 34
               Applikazzjoni għal ħatra minn korpi ta' valutazzjoni tal-konformità

1.     Il-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità għandhom jippreżentaw applikazzjoni għal ħatra
       lill-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati.

2.     L-applikazzjoni għandha tispeċifika l-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità kif definiti
       f'dan ir-Regolament, u t-tipi ta' apparati li għalihom il-korp qed japplika biex jiġi maħtur, u
       għandha tkun appoġġata minn dokumentazzjoni li turi l-konformità mal-Anness VII.

       Fir-rigward tar-rekwiżiti organizzattivi u ġenerali u r-rekwiżiti ta' mmaniġġar tal-kwalità
       stabbilit fit-Taqsimiet 1 u 2 tal-Anness VII, jistgħu jiġu ppreżentati ċertifikat validu ta'
       akkreditazzjoni u r-rapport tal-evalwazzjoni korrispondenti maħruġ minn korp nazzjonali
       ta' akkreditazzjoni f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 765/2008 u għandhom jiġu
       kkunsidrati matul il-valutazzjoni deskritta fl-Artikolu 35. Madankollu, fuq talba, l-
       applikant għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni d-dokumentazzjoni kollha msemmija fl-
       ewwel subparagrafu biex juri l-konformità ma' dawn ir-rekwiżiti.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       111
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 3.     Il-korp notifikat għandu jaġġorna d-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 kull fejn
       isiru bidliet rilevanti, sabiex jippermetti li l-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati
       timmonitorja u tivverifika konformità kontinwa mar-rekwiżiti kollha stabbiliti fl-
       Anness VII.

                                             Artikolu 35
                                   Valutazzjoni tal-applikazzjoni

1.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha fi żmien 30 jum tivverifika li l-
       applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 34 tkun kompluta u għandha titlob lill-applikant
       jipprovdi kwalunkwe informazzjoni nieqsa. Ladarba l-applikazzjoni tkun lesta, dik l-
       awtorità nazzjonali għandha tibgħatha lill-Kummissjoni.

       L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha tirrevedi l-applikazzjoni u d-
       dokumentazzjoni ta' sostenn skont il-proċeduri tagħha stess u għandha tfassal rapport ta'
       valutazzjoni preliminari.

2.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha tippreżenta r-rapport ta' valutazzjoni
       preliminari lill-Kummissjoni li għandha tibagħtu minnufih lill-MDCG.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       112
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 3.     Fi żmien 14-il jum mill-preżentazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, il-
       Kummissjoni, flimkien mal-MDCG, għandha taħtar tim ta' valutazzjoni konġunta
       magħmul minn tliet esperti, sakemm iċ-ċirkostanzi speċifiċi ma jkunux jeħtieġu numru
       differenti ta' esperti, magħżula mil-lista msemmija fl-Artikolu 36. Wieħed mill-esperti
       għandu jkun rappreżentant tal-Kummissjoni li għandu jikkoordina l-attivitajiet tat-tim ta'
       valutazzjoni konġunta. Iż-żewġ esperti l-oħra għandhom ikunu minn Stati Membri
       minbarra dak li fih ikun stabbilit il-korp ta' valutazzjoni tal-konformità tal-applikant.

       It-tim ta' valutazzjoni konġunta għandu jkun magħmul minn esperti kompetenti li jkunu
       kompetenti biex jivvalutaw l-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità u t-tipi ta' apparati li
       jkunu s-soġġetti tal-applikazzjoni jew, b'mod partikolari meta l-proċedura ta' valutazzjoni
       tinbeda f'konformità mal-Artikolu 43(3) biex jiġi żgurat li t-tħassib speċifiku jista' jiġi
       vvalutat b'mod adatt.

4.     Fi żmien 90 jum mill-ħatra tiegħu, it-tim ta' valutazzjoni konġunta għandu jirrieżamina d-
       dokumentazzjoni ppreżentata mal-applikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 34. It-tim ta'
       valutazzjoni konġunta jista' jagħti feedback, jew jitlob kjarifika, mill-awtorità responsabbli
       għall-korpi notifikati dwar l-applikazzjoni u dwar il-valutazzjoni fuq il-post ippjanata.

       L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati flimkien mat-tim ta' valutazzjoni konġunta
       għandhom jippjanaw u jwettqu valutazzjoni fuq il-post tal-korp ta' valutazzjoni tal-
       konformità applikant u, fejn rilevanti, ta' kwalunkwe sussidjarju jew sottokuntrattur, li
       jinsab ġewwa jew barra l-Unjoni, li għandu jkun involut fil-proċess ta' valutazzjoni tal-
       konformità.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     113
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        Il-valutazzjoni fuq il-post tal-korp applikant għandha titmexxa mill-awtorità responsabbli
       għall-korpi notifikati.

5.     Is-sejbiet rigward in-nuqqas ta' konformità ta' korp ta' valutazzjoni tal-konformità
       applikanti mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VII għandhom jitqajmu waqt il-proċess ta'
       valutazzjoni u jiġu diskussi bejn l-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati u t-tim ta'
       valutazzjoni konġunta, bil-għan li jintlaħaq kunsens u tiġi riżolta kwalunkwe opinjoni
       diverġenti, fir-rigward tal-valutazzjoni tal-applikazzjoni.

       Fi tmiem il-valutazzjoni fuq il-post, l-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha
       telenka għall-korp ta' valutazzjoni tal-konformità applikanti il-każijiet ta' nuqqas ta'
       konformità li jirriżultaw mill-valutazzjoni u sommarji tal-valutazzjoni tat-tim ta'
       valutazzjoni konġunta.

       F'terminu ta' żmien speċifikat, il-korp ta' valutazzjoni ta' konformità applikanti għandu
       jippreżenta lill-awtorità nazzjonali pjan ta' azzjoni korrettiv u preventiv biex jiġu indirizzati
       l-każijiet ta' nuqqas ta' konformità.

6.     It-tim ta' valutazzjoni konġunta għandu jiddokumenta kull opinjoni diverġenti li jifdal fir-
       rigward tal-valutazzjoni fi żmien 30 jum mit-tlestija tal-valutazzjoni fuq il-post u
       jibgħathom lill-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       114
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 7.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha, wara li tirċievi pjan ta' azzjoni
       korrettiv u preventiv mill-korp applikant, tivvaluta jekk il-każijiet ta' nuqqas ta' konformità
       identifikati matul il-valutazzjoni ġewx indirizzati kif xieraq. Dan il-pjan għandu jindika l-
       kawża fundamentali tal-każijiet ta' nuqqas ta' konformità identifikati u għandu jinkludi fih
       skeda ta' żmien għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet.

       L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha, wara li tkun ikkonfermat il-pjan ta'
       azzjoni korrettiv u preventiv, tibagħtu flimkien mal-opinjoni tagħha dwaru lit-tim ta'
       valutazzjoni konġunta. It-tim ta' valutazzjoni konġunta jista' jitlob mill-awtorità
       responsabbli għall-korpi notifikati aktar kjarifiki u modifiki.

       L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha tfassal ir-rapport ta' valutazzjoni
       finali tagħha li għandu jinkludi:

       –     ir-riżultat tal-valutazzjoni,

       –     konferma li l-azzjonijiet korrettivi u preventivi ġew indirizzati kif suppost u, fejn
             meħtieġ, implimentati,

       –     kwalunkwe opinjoni diverġenti pendenti mat-tim ta' valutazzjoni konġunta, u, fejn
             applikabbli,

       –     l-ambitu rrakkomandat ta' ħatra.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                       115
                                              DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 8.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha tippreżenta r-rapport ta' valutazzjoni
       finali u, jekk applikabbli, l-abbozz ta' ħatra lill-Kummissjoni, l-MDCG u t-tim ta'
       valutazzjoni konġunta.

9.     It-tim konġunt ta' valutazzjoni għandu jipprovdi opinjoni finali fir-rigward tar-rapport ta'
       valutazzjoni mħejji mill-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati u, jekk applikabbli, l-
       abbozz tan-notifika fi żmien 21 jum mill-wasla ta' dawk id-dokumenti lill-Kummissjoni, li
       għandha tippreżenta minnufih dik l-opinjoni finali lill-MDCG. Fi żmien 42 jum mill-wasla
       tal-opinjoni tat-tim ta' valutazzjoni konġunta, l-MDCG għandu joħroġ rakkomandazzjoni
       fir-rigward tal-abbozz tal-ħatra li l-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha
       tikkunsidra b'mod dovut sabiex tiddeċiedi dwar il-ħatra tal-korp notifikat.

10.    Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta miżuri li jistabbilixxu l-
       arranġamenti dettaljati li jispeċifikaw il-proċeduri u r-rapporti għall-applikazzjoni għal
       ħatra msemmija fl-Artikolu 34 u l-valutazzjoni tal-applikazzjoni stabbilita f'dan l-Artikolu.
       Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta'
       eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     116
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                              Artikolu 36
         Nomina ta' esperti għall-valutazzjoni konġunta ta' applikazzjonijiet għal notifika

1.      L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinnominaw esperti kwalifikati fil-
        valutazzjoni tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità fil-qasam tal-apparati mediċi
        dijanjostiċi in vitro biex jipparteċipaw fl-attivitajiet imsemmija fl-Artikoli 35 u 44.

2.      Il-Kummissjoni għandha żżomm lista tal-esperti nnominati skont il-paragrafu 1 ta' dan l-
        Artikolu, flimkien ma' informazzjoni dwar il-qasam speċifiku tagħhom ta' kompetenza u
        għarfien espert. Dik il-lista għandha tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti tal-
        Istati Membri permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 52.

                                             Artikolu 37
                                        Rekwiżiti tal-lingwa

Id-dokumenti kollha meħtieġa skont l-Artikoli 34 u 35 għandhom jitfasslu f'lingwa jew lingwi li
għandhom jiġu ddeterminati mill-Istat Membru kkonċernat.

L-Istati Membri, fl-applikazzjoni tal-ewwel paragrafu, għandhom jikkunsidraw li jaċċettaw u jużaw
lingwa li tiftiehem komunement fil-qasam mediku, għad-dokumentazzjoni kollha kkonċernata jew
parti minnha.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                    117
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- Il-Kummissjoni għandha tipprovdi t-traduzzjonijiet tad-dokumentazzjoni skont l-Artikoli 34 u 35,
jew ta' partijiet minnha f'lingwa uffiċjali tal-Unjoni, kif ikun meħtieġ biex dik id-dokumentazzjoni
tinftiehem faċilment mit-tim ta' valutazzjoni konġunta maħtur f'konformità mal-Artikolu 35(3).

                                               Artikolu 38
                                     Proċedura ta' ħatra u notifika

1.       L-Istati Membri jistgħu jaħtru biss il-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità li għalihom
         tlestiet il-valutazzjoni skont l-Artikolu 35 u li jkunu konformi mal-Anness VII.

2.       L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar
         il-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità maħtura minnhom, bl-użu tal-għodda elettronika ta'
         notifika fil-bażi ta' data ta' korpi notifikati żviluppata u mmaniġġata mill-Kummissjoni
         (NANDO).

3.       In-notifika għandha tispeċifika b'mod ċar, bl-użu tal-kodiċijiet msemmija fil-paragrafu 13
         ta' dan l-Artikolu, l-ambitu tal-ħatra li jindika l-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità
         kif definiti f'dan ir-Regolament, u t-tipi ta' apparati li l-korp notifikat huwa awtorizzat li
         jivvaluta u, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 40, kwalunkwe kundizzjoni assoċjata mal-
         ħatra.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                       118
                                                 DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 4.     In-notifika għandha tkun akkumpanjata mir-rapport ta' valutazzjoni finali tal-awtorità
       responsabbli għall-korpi notifikati, l-opinjoni finali tat-tim ta' valutazzjoni konġunta
       msemmija fl-Artikolu 35(9) u r-rakkomandazzjoni tal-MDCG. Fejn l-Istat Membru
       notifikanti ma jsegwix ir-rakkomandazzjoni tal-MDCG, dan għandu jipprovdi
       ġustifikazzjoni sostanzjata kif xieraq.

5.     L-Istat Membru notifikanti għandu , mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 40, jinforma lill-
       Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra dwar kwalunkwe kundizzjoni assoċjata mal-ħatra u
       jipprovdi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b'evidenza dokumentata rigward l-
       arranġamenti fis-seħħ biex jaċċerta li jsir monitoraġġ regolari tal-korp notifikat u li dan
       jibqa' jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VII.

6.     Fi żmien 28 jum min-notifika msemmija fil-paragrafu 2, wieħed mill-Istati Membri jew il-
       Kummissjoni tista' tqajjem oġġezzjonijiet bil-miktub, fejn tistabbilixxi l-argumenti tagħha,
       fir-rigward tal-korp notifikat jew tal-monitoraġġ tiegħu mill-awtorità responsabbli għall-
       korpi notifikati. Fejn ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni, il-Kummissjoni għandha tippubblika
       n-notifika fin-NANDO fi żmien 42 jum minn meta tkun ġiet notifikata kif imsemmi fil-
       paragrafu 2.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                       119
                                                 DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak--- 7.     Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni tqajjem oġġezzjonijiet f'konformità mal-paragrafu
       6, il-Kummissjoni għandha tressaq il-kwistjoni quddiem l-MDCG fi żmien 10 ijiem mill-
       iskadenza tal-perijodu msemmi fil-paragrafu 6. Wara li jkun ikkonsulta mal-partijiet
       involuti, l-MDCG għandu jagħti l-opinjoni tiegħu mhux aktar tard minn 40 jum minn meta
       l-kwistjoni tkun tressqet quddiemu. Fejn l-MDCG jkun tal-opinjoni li n-notifika tista' tiġi
       aċċettata, il-Kummissjoni għandha tippubblika n-notifika fin-NANDO fi żmien 14-il jum.

8.     Meta l-MDCG, wara li jkun ġie kkonsultat f'konformità mal-paragrafu 7, jikkonferma li
       hemm oġġezzjoni jew iqajjem oġġezzjoni oħra, l-Istat Membru notifikanti għandu
       jipprovdi rispons bil-miktub għall-opinjoni tal-MDCG fi żmien 40 jum mill-wasla tagħha.
       It-tweġiba għandha tindirizza l-oġġezzjonijiet li tqajmu fl-opinjoni, u tagħti r-raġunijiet
       għad-deċiżjoni tal-Istat Membru notifikanti biex jaħtar jew ma jaħtarx il-korp ta'
       valutazzjoni tal-konformità.

9.     Fejn l-Istat Membru notifikanti jiddeċiedi li jikkonferma d-deċiżjoni tiegħu li jaħtar il-korp
       ta' valutazzjoni tal-konformità, wara li jkun ta r-raġunijiet tiegħu f'konformità mal-
       paragrafu 8, il-Kummissjoni għandha tippubblika n-notifika fin-NANDO fi żmien 14-il
       jum minn meta tkun ġiet infurmata b'dan.

10.    Meta tippubblika n-notifika fin-NANDO, il-Kummissjoni għandha żżid fis-sistema
       elettronika msemmija fl-Artikolu 52 l-informazzjoni relatata man-notifika tal-korp
       notifikat flimkien mad-dokumenti msemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu u l-opinjoni
       u t-tweġibiet imsemmija fil-paragrafi 7 u 8 ta' dan l-Artikolu.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                       120
                                             DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 11.    Il-ħatra għandha ssir valida fil-jum wara li n-notifika tiġi ppubblikata fin-NANDO. In-
       notifika ppubblikata għandha tiddikjara l-ambitu tal-attività legali tal-valutazzjoni tal-
       konformità tal-korp notifikat.

12.    Il-korp ta' valutazzjoni tal-konformità kkonċernat jista' jwettaq l-attivitajiet ta' korp
       notifikat biss wara li l-ħatra tkun saret valida f'konformità mal-paragrafu 11.

13.    Il-Kummissjoni għandha sa ... [sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
       Regolament], permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tfassal lista' ta' kodiċijiet u tipi
       korrispondenti ta' apparati bl-iskop li jiġi speċifikat l-ambitu tal-ħatra tal-korpi notifikati.
       Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta'
       eżami msemmija fl-Artikolu 107(3). Il-Kummissjoni, wara li tkun ikkonsultat mal-MDCG,
       tista' taġġorna din il-lista abbażi ta', fost l-oħrajn, informazzjoni li tirriżulta mill-attivitajiet
       ta' koordinazzjoni deskritti fl-Artikolu 44.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                     121
                                                DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---                                              Artikolu 39
                       Numru ta' identifikazzjoni u lista ta' korpi notifikati

1.     Il-Kummissjoni għandha tassenja numru ta' identifikazzjoni lil kull korp notifikat li għalih
       in-notifika ssir valida f'konformità mal-Artikolu 38(11). Hija għandha tassenja numru
       uniku ta' identifikazzjoni anki fil-każ fejn il-korp ikun innotifikat skont diversi atti tal-
       Unjoni. Jekk jinħatru b'suċċess f'konformità ma' dan ir-Regolament, il-korpi notifikati
       skont id-Direttiva 98/79/KEE għandhom iżommu n-numru ta' identifikazzjoni assenjat
       lilhom skont dik id-Direttiva.

2.     Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-lista ta' korpi notifikati taħt dan ir-Regolament, inklużi
       n-numri ta' identifikazzjoni li ġew assenjati lilhom u l-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-
       konformità kif definiti f'dan ir-Regolament u t-tipi ta' apparati li għalihom ikunu ġew
       notifikati, aċċessibbli għall-pubbliku fin-NANDO. Għandha wkoll tagħmel din il-lista
       disponibbli fis-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 52. Il-Kummissjoni għandha
       tiżgura li l-lista tinżamm aġġornata.

                                             Artikolu 40
                     Monitoraġġ u valutazzjoni mill-ġdid tal-korpi notifikati

1.     Il-korpi notifikati għandhom, mingħajr dewmien, u mhux aktar tard minn 15-il jum,
       jinformaw lill-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati bil-bidliet rilevanti li jistgħu
       jaffettwaw il-konformità tagħhom mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VII jew il-kapaċità
       tagħhom li jwettqu l-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità relatati mal-apparati li
       għalihom ikunu nħatru.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       122
                                               DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- 2.     L-awtoritajiet responsabbli għall-korpi notifikati għandhom iwettqu monitoraġġ tal-korpi
       notifikati stabbiliti fit-territorju tagħhom u tas-sussidjarji u s-sottokuntratturi tagħhom biex
       jiżguraw konformità kontinwa mar-rekwiżiti u t-twettiq tal-obbligi tagħhom stabbiliti f'dan
       ir-Regolament. Korpi notifikati għandhom, fuq talba mill-awtorità tagħhom responsabbli
       għall-korpi notifikati, jipprovdu l-informazzjoni u d-dokumenti kollha rilevanti, meħtieġa
       biex l-awtorità, il-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra jkunu jistgħu jivverifikaw il-
       konformità.

3.     Fejn il-Kummissjoni jew l-awtorità ta' Stat Membru tressaq talba għand korp notifikat
       stabbilit fit-territorju ta' Stat Membru ieħor b'rabta ma' valutazzjoni ta' konformità mwettqa
       minn dak il-korp notifikat, għandha tibgħat kopja ta' dik it-talba lill-awtorità responsabbli
       għall-korpi notifikati ta' dak l-Istat Membru l-ieħor. Il-korp notifikat ikkonċernat għandu
       jwieġeb għal din it-talba mingħajr dewmien u f'mhux aktar tard minn 15-il jum. L-awtorità
       responsabbli għall-korpi notifikati tal-Istat Membru li fih huwa stabbilit il-korp għandha
       tiżgura li t-talbiet li jagħmlu l-awtoritajiet ta' kull Stat Membru ieħor jew mill-
       Kummissjoni jiġu riżolti mill-korp notifikat sakemm ma jkunx hemm raġuni leġittima biex
       dan ma jsirx, f'liema każ il-kwistjoni tista' tiġi riferuta lill-MDCG.

4.     Tal-anqas darba f'sena, l-awtoritajiet responsabbli għall-korpi notifikati għandhom
       jivvalutaw mill-ġdid jekk il-korpi notifikati stabbiliti fit-territorju rispettiv tagħhom u, fejn
       adatt, is-sussidjarji u s-sottokuntratturi taħt ir-responsabbiltà ta' dawk il-korpi notifikati
       għadhomx jissodisfaw ir-rekwiżiti u jissodisfaw l-obbligi tagħhom stabbiliti fl-Anness VII.
       Dak ir-rieżami għandu jinkludi awditifuq il-post ta' kull korp notifikat u, fejn meħtieġ, tas-
       sussidjarji u s-sottokuntratturi tiegħu.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        123
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha twettaq il-monitoraġġ u l-attivitajiet
       ta' valutazzjoni tagħha f'konformità ma' pjan ta' valutazzjoni annwali biex tiżgura li hija
       tista' twettaq monitoraġġ b'mod effettiv tal-konformità kontinwa tal-korp notifikat mar-
       rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. Dak il-pjan għandu jipprovdi skeda motivata għall-
       frekwenza ta' valutazzjoni tal-korp notifikat u, b'mod partikolari, is-sussidjarji u s-
       sottokuntratturi assoċjati. L-awtorità għandha tippreżenta l-pjan annwali tagħha għall-
       monitoraġġ jew il-valutazzjoni għal kull korp notifikat li għalih hija responsabbli lill-
       MDCG u lill-Kummissjoni.

5.     Il-monitoraġġ tal-korpi notifikati mill-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandu
       jinkludi awditjar osservat tal-persunal tal-korp notifikat, inkluż fejn meħtieġ kull persunal
       mis-sussidjarji u s-sottokuntratturi, meta dak il-persunal ikun fil-proċess li jwettaq
       valutazzjonijiet tal-ġestjoni tas-sistema tal-kwalità fil-faċilità ta' manifattur.

6.     Il-monitoraġġ tal-korpi notifikati mwettaq mill-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati
       għandu jqis id-data li tirriżulta mis-sistemi ta' sorveljanza tas-suq, ta' viġilanza u ta'
       sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq biex isservihom ta' gwida fl-attivitajiet tagħhom.

       L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha tipprevedi segwitu sistematiku tal-
       ilmenti u informazzjoni oħra, inkluż minn Stati Membri oħra, li jistgħu jindikaw nuqqas ta'
       onorar tal-obbligi minn korp notifikat jew id-devjazzjoni tiegħu mill-prattika komuni jew
       mill-aħjar prattika.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                    124
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 7.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati tista', minbarra monitoraġġ jew
       valutazzjonijiet fuq il-post regolari, twettaq rieżamijiet imħabbra biss ftit qabel, mhux
       imħabbra jew rieżamijiet 'għal raġuni' jekk tkun teħtieġ tindirizza kwistjoni partikolari jew
       tivverifika l-konformità.

8.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha teżamina mill-ġdid il-
       valutazzjonijiet mill-korpi notifikati tad-dokumentazzjoni teknika, b'mod partikoli tad-
       dokumentazzjoni tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-manifatturi kif spjegat aktar fl-
       Artikolu 41.

9.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha tiddokumenta u tirreġistra
       kwalunkwe sejba rigward in-nonkonformità ta' korp notifikat mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
       Anness VII u għandha twettaq monitoraġġ tal-implimentazzjoni f'waqtha ta' azzjonijiet
       korrettivi u preventivi.

10.    Tliet snin wara n-notifika ta' korp notifikat, u mbagħad kull erba' snin wara dan, l-awtorità
       responsabbli għall-korpi notifikati tal-Istat Membru li fih huwa stabbilit il-korp u tim ta'
       valutazzjoni konġunta maħtur għall-iskop tal-proċedura deskritta fl-Artikoli 34 u 35
       għandhom iwettqu rivalutazzjoni kompluta biex jiġi determinat jekk il-korp notifikat ikunx
       għadu jissodisfa r-rekwiżiti li jinsabu fl-Anness VII.

11.    Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 108
       sabiex temenda l-paragrafu 10 ta' dan l-Artikolu biex timmodifika l-frekwenza li biha r-
       rivalutazzjoni kompluta msemmija f'dak il-paragrafu għandha titwettaq.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                     125
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 12.    L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni u lill-MDCG, tal-anqas darba
       f'sena, dwar l-attivitajiet tagħhom ta' monitoraġġ u valutazzjoni fuq il-post rigward il-korpi
       notifikati u, fejn applikabbli, is-sussidjarji u s-sottokuntratturi. Ir-rapport għandu jipprovdi
       dettalji dwar l-eżitu ta' dawk l-attivitajiet, fosthom attivitajiet skont il-paragrafu 7, u
       għandu jiġi ttrattat bħala kunfidenzjali mill-MDCG u mill-Kummissjoni; madankollu
       għandu jkun fih sommarju li għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

       Is-sommarju tar-rapport għandu jittella' fis-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 52.

                                             Artikolu 41
             Rieżami tal-valutazzjoni tal-korp notifikat tad-dokumentazzjoni teknika
                      u d-dokumentazzjoni tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni

1.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati, bħala parti mill-monitoraġġ kontinwu
       tagħha tal-korpi notifikati, għandha tirrieżamina numru adatt ta' valutazzjonijiet tal-korpi
       notifikati tad-dokumentazzjoni teknika, b'mod partikolari d-dokumentazzjoni tal-
       evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-manifatturi sabiex tivverifika l-konklużjonijiet imfassla
       mill-korp notifikat abbażi tal-informazzjoni ppreżentata mill-manifattur. Ir-rieżamijiet
       mill-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandhom isiru kemm fuq il-post kif ukoll
       mhux fuq il-post.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                    126
                                               DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- 2.     It-teħid ta' kampjuni ta' fajls li għandhom jiġu rieżaminati skont il-paragrafu 1 għandu jkun
       ippjanat u rappreżentattiv tat-tipi u tar-riskji tal-apparati ċċertifikati mill-korp notifikat,
       b'mod partikolari apparati ta' riskju għoli, u għandu jkun ġustifikat b'mod xieraq u
       dokumentat fi pjan għat-teħid ta' kampjuni, li għandu jsir disponibbli mill-awtorità
       responsabbli għall-korpi notifikati lill-MDCG fuq talba.

3.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha tirrieżamina jekk il-valutazzjoni
       mill-korp notifikat twettqitx b'mod xieraq u għandha tivverifika l-proċeduri użati, id-
       dokumentazzjoni assoċjata u l-konklużjonijiet li jasal għalihom il-korp notifikat. It-tali
       verifika għandha tinkludi d-dokumentazzjoni teknika u d-dokumentazzjoni tal-
       evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-manifattur li fuqhom il-korp notifikat ikun ibbaża l-
       valutazzjoni tiegħu. It-tali rieżamijiet għandhom jitwettqu bl-użu ta' SK.

4.     Dawk ir-rieżamijiet għandhom ukoll jifformaw parti mir-rivalutazzjoni tal-korpi notifikati
       f'konformità mal-Artikolu 40(10) u l-attivitajiet tal-valutazzjoni konġunta msemmija fl-
       Artikolu 43(3). Ir-rieżamijiet għandhom jitwettqu bl-użu ta' għarfien espert adatt.

5.     Fuq il-bażi tar-rapporti tar-rieżamijiet u l-valutazzjonijiet mill-awtorità responsabbli għall-
       korpi notifikati jew it-timijiet ta' valutazzjoni konġunta, dwar is-sehem mogħti mill-
       attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq, viġilanza u sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq deskritti
       fil-Kapitolu VII, jew dwar il-monitoraġġ kontinwu tal-progress tekniku, jew dwar l-
       identifikazzjoni tat-tħassib u kwistjonijiet emerġenti dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni tal-
       apparat, l-MDCG jista' jirrakkomanda li t-teħid ta' kampjuni, li jsir skont dan l-Artikolu,
       ikopri proporzjon ikbar jew inqas tad-dokumentazzjoni teknika u tad-dokumentazzjoni
       dwar l-evalwazzjoni klinika vvalutati minn korp notifikat.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                        127
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 6.     Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta miżuri li jistabbilixxu l-
       arranġamenti dettaljati, id-dokumenti assoċjati għal, u l-koordinazzjoni tar-rieżami tal-
       valutazzjonijiet tad-dokumentazzjoni teknika u tad-dokumentazzjoni tal-evalwazzjoni tal-
       prestazzjoni, kif imsemmi f'dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu
       adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

                                              Artikolu 42
                                    Bidliet fil-ħatriet u n-notifiki

1.     L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha tinnotifika lill-Kummissjoni u lill-
       Istati Membri l-oħra b'kull bidla rilevanti għall-ħatra ta' korp notifikat.

       Il-proċeduri deskritti fl-Artikolu 35 u fl-Artikolu 38 għandhom japplikaw għall-
       estensjonijiet tal-ambitu tan-notifika.

       Għal bidliet għall-ħatra għajr estensjonijiet tal-ambitu tagħha, għandhom japplikaw il-
       proċeduri stipulati fil-paragrafi li ġejjin.

2.     Il-Kummissjoni għandha tippubblika minnufih in-notifika emendata fin-NANDO. Il-
       Kummissjoni għandha iddaħħal immedjatament l-informazzjoni dwar il-bidliet għall-ħatra
       tal-korp notifikat fis-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 52.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                    128
                                                 DGB 2C                                          MT
 ---pagebreak--- 3.     Fejn il-korp notifikat jiddeċiedi li jtemm l-attivitajiet tiegħu ta' valutazzjoni tal-konformità,
       huwa għandu jinforma lill-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati u lill-manifatturi
       kkonċernati malajr kemm jista' jkun u fil-każ ta' tmiem ippjanat sena qabel ma jtemm l-
       attivitajiet tiegħu. Iċ-ċertifikati jistgħu jibqgħu validi għal perijodu temporanju ta' disa'
       xhur wara t-tmiem tal-attivitajiet tal-korp notifikat b'kundizzjoni li korp notifikat ieħor
       ikun ikkonferma bil-miktub li jkun ser jieħu r-responsabbiltajiet għall-apparati koperti
       minn dawk iċ-ċertifikati. Il-korp notifikat il-ġdid għandu jlesti valutazzjoni kompleta tal-
       apparati affettwati sa tmiem dak il-perijodu ta' żmien qabel ma joħorġu ċertifikati ġodda
       għal dawk l-apparati. Fejn il-korp notifikat ikun waqqaf l-attività tiegħu, l-awtorità
       responsabbli għall-korpi notifikati għandha tirtira l-ħatra.

4.     Jekk awtorità responsabbli għall-korpi notifikati tkun aċċertat li korp notifikat ma għadux
       jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VII, jew li qed jonqos milli jissodisfa l-obbligi
       tiegħu jew ma jkunx implimenta l-miżuri korrettivi neċessarji, l-awtorità għandha
       tissospendi, tirrestrinġi, jew tirtira l-ħatra kompletament jew parzjalment, skont kemm ikun
       gravi n-nuqqas ta' konformità ma' dawk ir-rekwiżiti jew il-qadi ta' dawk l-obbligi.
       Sospensjoni ma għandhiex taqbeż perijodu ta' sena, li jiġġedded darba għall-istess
       perijodu.

       L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati għandha tinforma minnufih lill-Kummissjoni
       u lill-Istati Membri l-oħra b'kull sospensjoni, restrizzjoni jew irtirar ta' ħatra.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      129
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 5.     Jekk il-ħatra ta' korp notifikat tkun ġiet sospiża, ristretta jew irtirata b'mod sħiħ jew
       parzjalment, huwa għandu jinforma lill-manifatturi kkonċernati f'mhux aktar tard minn 10
       ijiem.

6.     Fil-każ ta' restrizzjoni, sospensjoni jew irtirar ta' ħatra, l-awtorità responsabbli għall-korpi
       notifikati għandha tieħu l-passi opportuni biex tiżgura li l-fajls tal-korp notifikat
       ikkonċernat jinżammu u tagħmilhom disponibbli għal awtoritajiet fi Stati Membri oħrajn
       responsabbli mill-korpi notifikati u awtoritajiet responsabbli mis-sorveljanza tas-suq fuq
       talba tagħhom.

7.     Fil-każ ta' restrizzjoni, sospensjoni jew irtirar ta' ħatra, l-awtorità responsabbli għall-korpi
       notifikati għandha:

       (a)      tivvaluta l-impatt fuq iċ-ċertifikati maħruġa mill-korp notifikat;

       (b)      tippreżenta rapport dwar is-sejbiet tagħha lill-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħrajn
                fi żmien tliet xhur minn meta tkun innotifikat il-bidliet fil-ħatra;

       (c)      titlob lill-korp notifikat biex jissospendi jew jirtira, f'perijodu ta' żmien raġonevoli
                determinat mill-awtorità, kwalunkwe ċertifikat li nħareġ bi żball, sabiex tkun żgurata
                s-sikurezza tal-apparati fis-suq;

       (d)      iddaħħal fis-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 52 informazzjoni b'rabta ma'
                ċertifikati li tkun talbet is-sospensjoni jew l-irtirar tagħhom;

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                    130
                                                    DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak---        (e)   tinforma lill-awtorità kompetenti għall-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro tal-Istat
             Membru fejn il-manifattur ikollu l-post tan-negozju rreġistrat tiegħu permezz tas-
             sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 52 dwar iċ-ċertifikati li għalihom tkun
             obbligat sospensjoni jew irtirar. Dik l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-miżuri
             xierqa fejn meħtieġ biex jiġi evitat riskju potenzjali għas-saħħa jew is-sikurezza tal-
             pazjenti, l-utenti jew oħrajn.

8.     Bl-eċċezzjoni ta' ċertifikati maħruġa bi żball, u fejn ħatra tkun ġiet sospiża jew ristretta, iċ-
       ċertifikati għandhom jibqgħu validi fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

       (a)   l-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati tkun ikkonfermat fi żmien xahar mis-
             sospensjoni jew ir-restrizzjoni, li ma hemm l-ebda kwistjoni ta' sikurezza fir-rigward
             ta' ċertifikati milquta mis-sospensjoni jew l-irtirar u l-awtorità responsabbli għall-
             korpi notifikati tkun fasslet skeda ta' żmien u azzjonijiet antiċipati biex tiġi rimedjata
             s-sospensjoni jew ir-restrizzjoni; jew

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      131
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (b)   L-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati tkun ikkonfermat li mhu ser jinħareġ,
             jiġi emendat jew jinħareġ mill-ġdid l-ebda ċertifikat rilevanti għas-sospensjoni matul
             is-sospensjoni jew ir-restrizzjoni, u tiddikjara jekk il-korp notifikat għandux il-
             kapaċità li jkompli jwettaq monitoraġġ, u jibqa' responsabbli għal, ċertifikati eżistenti
             maħruġa għall-perijodu ta' sospensjoni jew restrizzjoni. Fil-każ li l-awtorità
             responsabbli għall-korpi notifikati tiddetermina li l-korp notifikat ma għandux il-
             kapaċità li jappoġġa ċertifikati maħruġa eżistenti, il-manifattur għandu jipprovdi, lill-
             awtorità kompetenti għall-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro tal-Istat Membru li fih
             il-manifattur tal-apparat kopert miċ-ċertifikat ikollu rrreġistrat il-post tan-negozju
             tiegħu, fi żmien tliet xhur mis-sospensjoni jew ir-restrizzjoni, konferma bil-miktub li
             korp notifikat kwalifikat ieħor qiegħed temporanjament jassumi l-funzjonijiet tal-
             korp notifikat biex jimmonitorja u jibqa' responsabbli għaċ-ċertifikati matul il-
             perijodu ta' sospensjoni jew restrizzjoni.

9.     Bl-eċċezzjoni ta' ċertifikati li jkunu nħarġu bi żball, u meta ħatra tkun ġiet irtirata, iċ-
       ċertifikati għandhom jibqgħu validi għal perijodu ta' disa' xhur f'dawn iċ-ċirkostanzi li
       ġejjin:

       (a)   Fejn l-awtorità kompetenti għall-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro tal-Istat
             Membru li fih il-manifattur tal-apparat kopert miċ-ċertifikat ikollu rrreġistrat il-post
             tan-negozju tiegħu, tkun ikkonfermat li ma hemm l-ebda kwistjoni ta' sikurezza
             assoċjata mal-apparati inkwistjoni; u

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      132
                                               DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak---        (b)   korp notifikat ieħor ikun ikkonferma bil-miktub li ser jassumi r-responsabbiltajiet
             immedjati għal dawk l-apparati u ser ikun lesta l-valutazzjoni tagħhom fi żmien tnax-
             il xahar mill-irtirar tal-ħatra.

       Fiċ-ċirkostanzi msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-awtorità nazzjonali kompetenti għal
       apparati mediċi dijanjostiċi in vitro tal-Istat Membru li fih il-manifattur tal-apparat kopert
       miċ-ċertifikat ikollu rrreġistrat il-post tan-negozju tiegħu tista' testendi l-validità proviżorja
       taċ-ċertifikati għal perijodi oħra ta' tliet xhur, li flimkien ma għandhomx jaqbżu t-tnax-il
       xahar.

       L-awtorità jew il-korp notifikat li jassumi l-funzjonijiet tal-korp notifikat affettwat mill-
       bidla fil-ħatra, għandu minnufih jinforma lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-korpi
       notifikati l-oħra dwar dan.

                                                Artikolu 43
                        Kontestazzjoni tal-kompetenza tal-korpi notifikati

1.     Il-Kummissjoni, flimkien mal-MDCG, għandha tinvestiga l-każijiet kollha fejn ikun
       miġbud għall-attenzjoni tagħha tħassib dwar il-konformità kontinwa ta' korp notifikat, jew
       wieħed jew aktar mis-sussidjarji jew sottokuntratturi tiegħu, mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
       Anness VII jew l-obbligi li jkunu soġġetti għalihom. Hija għandha tiżgura li l-awtorità
       rilevanti responsabbli għall-korpi notifikati tkun infurmata u tingħata l-opportunità li
       tinvestiga dak it-tħassib.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     133
                                                 DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 2.     L-Istat Membru notifikanti għandu jipprovdi lill-Kummissjoni, fuq talba tagħha, bl-
       informazzjoni kollha rigward il-ħatra tal-korp notifikat ikkonċernat.

3.     Il-Kummissjoni flimkien mal-MDCG tista', kif applikabbli, tibda l-proċedura ta'
       valutazzjoni deskritt fl-Artikolu 35(3) u (5) fejn ikun hemm tħassib raġonevoli dwar il-
       possibbiltà li korp notifikat, jew sussidjarju jew sottokuntrattur tal-korp notifikat ma jkunx
       għadu jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VII u fejn l-investigazzjoni mill-
       awtorità responsabbli għall-korpi notifikati ma titqiesx li tkun indirizzat it-tħassib b'mod
       sħiħ jew fuq talba tal-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati. Ir-rapportar u l-eżitu ta'
       dik il-valutazzjoni għandhom isegwu l-prinċipji tal-Artikolu 35. Alternattivament, skont il-
       gravità tal-kwistjoni, il-Kummissjoni, flimkien mal-MDCG, tista' titlob li l-awtorità
       responsabbli għall-korpi notifikati tippermetti l-parteċipazzjoni ta' mhux iktar minn żewġ
       esperti mil-lista stabbilita skont l-Artikolu 36 b'valutazzjoni fuq il-post bħala parti mill-
       attivitajiet ippjanati ta' monitoraġġ u valutazzjoni f'konformità mal-Artikolu 40 u kif
       deskritti fil-pjan ta' valutazzjoni annwali deskritt fl-Artikolu 40(4).

4.     Fejn il-Kummissjoni taċċerta li korp notifikat ma jkunx għadu jissodisfa r-rekwiżiti għall-
       ħatra tiegħu, hija għandha tinforma b'dan lill-Istat Membru notifikanti u titolbu jieħu l-
       miżuri korrettivi meħtieġa, inklużi s-sospensjoni, ir-restrizzjoni jew l-irtirar tal-ħatra, fejn
       meħtieġ.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       134
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        Fejn l-Istat Membru jonqos milli jieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa, il-Kummissjoni tista',
       permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tissospendi, tirrestrinġi jew tirtira l-ħatra. Dawk l-atti
       ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami
       msemmija fl-Artikolu 107(3). Hija għandha tinnotifika lill-Istat Membru kkonċernat dwar
       id-deċiżjoni tagħha u taġġorna n-NANDO u s-sistema elettronika msemmija fl-
       Artikolu 52.

5.     Il-Kummissjoni għandha tiżgura li kull informazzjoni konfidenzjali miksuba matul l-
       investigazzjonijiet tiġi trattata kif meħtieġ.

                                             Artikolu 44
                      Evalwazzjoni bejn il-pari u skambju ta' esperjenza bejn
                         l-awtoritajiet responsabbli għall-korpi notifikati

1.     Il-Kummissjoni għandha tipprevedi l-organizzazzjoni tal-iskambju tal-esperjenza u l-
       koordinazzjoni tal-prattika amministrattiva bejn l-awtoritajiet responsabbli għall-korpi
       notifikati. It-tali skambju għandu jkopri elementi li jinkludu:

       (a)   l-iżvilupp ta' dokumenti dwar l-aħjar prattika marbutin mal-attivitajiet tal-awtoritajiet
             responsabbli għall-korpi notifikati;

       (b)   l-iżvilupp ta' dokumenti ta' gwida għall-korpi notifikati b'rabta mal-implimentazzjoni
             ta' dan ir-Regolament;

       (c)   it-taħriġ u l-kwalifiki tal-esperti msemmija fl-Artikolu 36.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     135
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (d)   il-monitoraġġ ta' xejriet relatati ma' bidliet fil-ħatriet u n-notifiki ta' korpi notifikati u
             x-xejriet fl-irtirar u t-trasferimenti ta' ċertifikati bejn il-korpi notifikati;

       (e)   il-monitoraġġ tal-applikazzjoni u l-applikabilità tal-ambitu tal-kodiċijiet imsemmija
             fl-Artikolu 38(13);

       (f)   l-iżvilupp ta' mekkaniżmu għall-evalwazzjonijiet bejn il-pari bejn l-awtoritajiet u l-
             Kummissjoni;

       (g)   il-metodi ta' komunikazzjoni lill-pubbliku dwar l-attivitajiet ta' monitoraġġ u ta'
             sorveljanza mill-awtoritajiet u l-Kummissjoni dwar il-korpi notifikati.

2.     L-awtoritajiet responsabbli għall-korpi notifikati għandhom jieħdu sehem f'evalwazzjoni
       bejn il-pari darba kull tliet snin permezz tal-mekkaniżmu żviluppat skont il-paragrafu 1 ta'
       dan l-Artikolu. It-tali rieżamijiet għandhom normalment isiru b'mod parallel mal-
       valutazzjonijiet konġunti fuq il-post deskritti fl-Artikolu 35. Alternattivament, awtorità
       nazzjonali tista' tagħmel l-għażla li t-tali rieżamijiet isiru bħala parti mill-attivitajiet ta'
       monitoraġġ tagħha msemmija fl-Artikolu 40.

3.     Il-Kummissjoni għandha tieħu sehem fl-organizzazzjoni u tipprovdi appoġġ għall-
       implimentazzjoni tal-mekkaniżmu tal-evalwazzjoni bejn il-pari.

4.     Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport ta' sinteżi annwali tal-attivitajiet tal-evalwazzjoni
       bejn il-pari li għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                       136
                                                DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- 5.       Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta miżuri li jistipulaw l-
         arranġamenti dettaljati u d-dokumenti relatati għall-mekkaniżmi ta' evalwazzjoni bejn il-
         pari u t-taħriġ u l-kwalifiki kif imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta'
         implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija
         fl-Artikolu 107(3).

                                               Artikolu 45
                                   Koordinazzjoni tal-korpi notifikati

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġu implimentati koordinazzjoni u kooperazzjoni xierqa bejn il-
korpi notifikati u li dawn jitħaddmu f'forma tal-grupp ta' koordinazzjoni ta' korpi notifikati, kif
msemmi fl-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) 2017/… +.

Il-korpi notifikati skont dan ir-Regolament għandhom jipparteċipaw fix-xogħol ta' dak il-grupp.

                                               Artikolu 46
                                        Lista tat-tariffi standard

Il-korpi notifikati għandhom jistabbilixxu listi tat-tariffi standard tagħhom għall-attivitajiet ta'
valutazzjoni tal-konformità li jwettqu u għandhom jagħmlu dawn il-listi disponibbli pubblikament.

+
        ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                     137
                                                 DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---                                          Kapitolu V
               Klassifikazzjoni u valutazzjoni tal-konformità

                                          TAQSIMA 1
                                     KLASSIFIKAZZJONI

                                           Artikolu 47
                                   Klassifikazzjoni ta' apparati

1.     L-apparati għandhom jinqasmu fil-klassijiet A, B, C u D, b'kont meħud tal-għan maħsub
       tal-apparati u r-riskji inerenti tagħhom. Il-klassifikazzjoni għandha titwettaq f'konformità
       mal-Anness VIII.

10729/3/16 REV 3                                                        GP/ea                    138
                                             DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 2.     Kwalunkwe tilwima bejn il-manifattur u l-korp notifikat ikkonċernat, li tirriżulta mill-
       applikazzjoni tal-Anness VIII, għandha titressaq quddiem l-awtorità kompetenti tal-Istat
       Membru li fih il-manifattur ikollu l-post tan-negozju rreġistrat tiegħu, biex tittieħed
       deċiżjoni. F'każijiet fejn il-manifattur ma jkollux post tan-negozju rreġistrat fl-Unjoni u
       jkun għadu ma ħatarx rappreżentant awtorizzat, il-kwistjoni għandha titressaq quddiem l-
       awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih ir-rappreżentant awtorizzat imsemmi fl-aħħar
       inċiż tal-punt (b) tat-tieni paragrafu tat-Taqsima 2.2. tal-Anness IX ikollu l-post tan-
       negozju rreġistrat tiegħu. Fejn il-korp notifikat ikkonċernat ikun stabbilit fi Stat Membru
       għajr dak tal-manifattur, l-awtorità kompetenti għandha tadotta d-deċiżjoni tagħha wara
       konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li jkun ħatar lill-korp notifikat.

       L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih il-manifattur għandu l-post tan-negozju
       rreġistrat tiegħu għandha tinnotifika lill-MDCG u lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħha.
       Id-deċiżjoni għandha tkun disponibbli fuq talba.

3.     Fuq talba minn Stat Membru, il-Kummissjoni għandha, wara li tikkonsulta lill-MDCG,
       tiddeċiedi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, dwar dan li ġej:

       (a)   l-applikazzjoni tal-Anness VIII għal apparat partikolari, jew kategorija jew grupp ta'
             apparati, bil-għan li tiġi ddeterminata l-klassifikazzjoni ta' tali apparati;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     139
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (b)   li apparat, jew kategorija jew grupp ta' apparati, għandhom, għal raġunijiet ta' saħħa
             pubblika bbażati fuq evidenza xjentifika ġdida, jew abbażi ta' kwalunkwe
             informazzjoni li ssir disponibbli matul l-attivitajiet ta' viġilanza u sorveljanza tas-suq,
             jerġgħu jiġu kklassifikati, b'deroga mill-Anness VIII.

4.     Il-Kummissjoni tista' wkoll, fuq inizjattiva proprja u wara li tikkonsulta mal-MDCG,
       tiddeċiedi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, dwar il-kwistjonijiet imsemmija
       fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 3.

5.     Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-Anness VIII, u filwaqt li jitqiesu l-pariri
       xjentifiċi rilevanti tal-kumitati xjentifiċi rilevanti, il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta'
       implimentazzjoni, sal-punt meħtieġ biex jiġu solvuti kwistjonijiet ta' interpretazzjoni
       diverġenti u ta' applikazzjoni prattika.

6.     L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafi 3, 4 u 5 ta' dan l-Artikolu għandhom
       jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                      140
                                                DGB 2C                                                  MT
 ---pagebreak---                                            TAQSIMA 2
                            VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ

                                            Artikolu 48
                            Proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità

1.     Qabel ma jitqiegħed apparat fis-suq, il-manifatturi għandhom iwettqu valutazzjoni tal-
       konformità ta' dak l-apparat, f'konformità mal-proċeduri applikabbli ta' valutazzjoni tal-
       konformità stabbiliti fl-Annessi IX sa XI.

2.     Qabel ma jibda jitħaddem apparat li ma jkunx tqiegħed fis-suq, bl-eċċezzjoni ta' apparati
       manifatturati internament skont l-Artikolu 5(5), il-manifatturi għandhom iwettqu
       valutazzjoni tal-konformità ta' dak l-apparat, f'konformità mal-proċeduri applikabbli ta'
       valutazzjoni tal-konformità stabbiliti fl-Annessi IX sa XI.

3.     Il-manifatturi ta' apparat tal-klassi D, għajr apparati għal studju dwar il-prestazzjoni,
       għandhom jiġu soġġetti għal valutazzjoni tal-konformità kif speċifikat fil-Kapitoli I, II
       ħlief għat-Taqsima 5, u fil-Kapitolu III tal-Anness IX.

       Barra mill-proċeduri msemmija fl-ewwel subparagrafu, fir-rigward ta' apparati għall-
       awtottestjar u għall-ittestjar qrib il-pazjent, il-manifattur għandu jsegwi l-proċedura għall-
       valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika stabbilita fit-Taqsima 5.1 tal-Anness IX.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     141
                                              DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        Barra l-proċeduri msemmija fl-ewwel u t-tieni subparagrafi, għal dijanjostika ta'
       akkumpanjament, il-korp notifikat għandu jikkonsulta lil awtorità kompetenti maħtura
       mill-Istati Membri f'konformità mad-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
       Kunsill 1 jew l-EMA, kif applikabbli, f'konformità mal-proċedura stabbilita fit-Taqsima 5.2
       tal-Anness IX.

4.     Il-manifatturi ta' apparati tal-klassi D, għajr apparati għal studju dwar il-prestazzjoni,
       jistgħu, minflok il-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità skont il-paragrafu 3, jagħżlu li
       japplikaw valutazzjoni tal-konformità kif speċifikat fl-Anness X flimkien ma' valutazzjoni
       tal-konformità kif speċifikat fl-Anness XI.

       Għal dijanjostika ta' akkumpanjament, il-korp notifikat għandu, b'mod partikolari,
       jikkonsulta lil awtorità kompetenti maħtura mill-Istati Membri f'konformità mad-Direttiva
       2001/83/KE jew l-EMA, kif applikabbli, f'konformità mal-proċedura stabbilita fil-punt (k)
       tat-Taqsima 3 tal-Anness X.

1
      Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar
      il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem
      (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67).

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     142
                                              DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- 5.     B'mod partikolari, u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe obbligu skont il-proċeduri l-
       oħra msemmija fil-paragrafi 3 u 4, għal apparati li għalihom ġie maħtur laboratorju ta'
       referenza tal-UE wieħed jew aktar skont l-Artikolu 100, il-korp notifikat li jwettaq il-
       valutazzjoni tal-konformità għandu jitlob lil wieħed mil-laboratorji ta' referenza tal-UE
       biex jivverifika permezz ta' ittestjar fil-laboratorju l-prestazzjoni ddikjarata tal-manifattur u
       l-konformità tal-apparat mal-SK applikabbli, jew ma' soluzzjonijiet oħran magħżula mill-
       manifattur biex jiżgura livell ta' sikurezza u prestazzjoni li minn tal-inqas ekwivalenti, kif
       speċifikat fit-Taqsima 4.9 tal-Anness IX u l-punt (j) tat-Taqsima 3 tal-Anness X. It-testijiet
       tal-laboratorju mwettqa minn laboratorju ta' referenza tal-UE għandu b'mod partikolari
       jiffoka fuq sensittività analitika u dijanjostika permezz tal-aħjar materjali ta' referenza
       disponibbli.

6.     Barra l-proċedura applikabbli skont il-paragrafi 3 u 4 fin-nuqqas ta' SK disponibbli għal
       apparati tal-klassi D u fejn tkun ukoll l-ewwel ċertifikazzjoni għal dak it-tip ta'apparat, il-
       korp notifikat għandu jikkonsulta lill-bord ta' esperti rilevanti msemmi fl-Artikolu 106 tar-
       Regolament (UE) 2017/... + dwar ir-rapport tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-manifattur.
       Għal dak l-għan, il-korp notifikat għandu jipprovdi r-rapport tal-evalwazzjoni tal-
       prestazzjoni tal-manifattur lill-grupp tal-esperti fi żmien ħamest ijiem minn meta jkun
       irċevih mingħand il-manifattur. L-esperti rilevanti għandhom, taħt is-superviżjoni tal-
       Kummissjoni, jipprovdu l-fehmiet tagħhom, f'konformità mat-Taqsima 4.9 tal-Anness IX
       jew il-punt (j) tat-Taqsima 3 tal-Anness X, kif applikabbli, lill-korp notifikat fi żmien l-
       iskadenza għall-għoti tal-opinjoni xjentifika mil-laboratorju ta' referenza tal-UE kif
       speċifikat fiha.

+
      ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       143
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 7.     Il-manifatturi ta' apparat tal-klassi C, għajr apparati għal studju dwar il-prestazzjoni,
       għandhom jiġu soġġetti għal valutazzjoni tal-konformità kif speċifikat fil-Kapitoli I u III
       tal-Anness IX, inkluż valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika kif speċifikat fit-Taqsimiet
       4.4 sa 4.8 ta' dak l-Anness ta' mill-inqas apparat rappreżentattiv wieħed għal kull grupp
       ġeneriku ta' apparati.

       Barra mill-proċeduri msemmija fl-ewwel subparagrafu, fir-rigward ta' apparati għall-
       awtottestjar u għall-ittestjar qrib il-pazjent, il-manifattur għandu jsegwi l-proċedura għall-
       valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika stabbilita fit-Taqsima 5.1 tal-Anness IX.

       Barra mill-proċeduri msemmija fl-ewwel u fit-tieni subparagrafi, għad-dijanjostika ta'
       akkumpanjament il-korp notifikat għandu għal kull apparat isegwi l-proċedura għall-
       valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika stipulata fit-Taqsima 5.2 tal-Anness IX, u
       għandu japplika l-proċedura għall-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika stipulata fit-
       Taqsimiet 4.1 sa 4.8 tal-Anness IX u għandu jikkonsulta lil awtorità kompetenti maħtura
       mill-Istati Membri f'konformità mad-Direttiva 2001/83/KE jew l-EMA, kif applikabbli,
       f'konformità mal-proċedura stabbilita fit-Taqsima 5.2 tal-Anness IX.

8.     Il-manifatturi ta' apparat tal-klassi C, għajr apparati għal studju dwar il-prestazzjoni,
       jistgħu, minflok il-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità skont il-paragrafu 7, jagħżlu li
       japplikaw valutazzjoni tal-konformità kif speċifikat fl-Anness X flimkien ma' valutazzjoni
       tal-konformità, kif speċifikat fl-Anness XI ħlief it-Taqsima 5 tiegħu.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                    144
                                              DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        Għal dijanjostiki ta' akkumpanjament il-korp notifikat għandu, b'mod partikolari għal kull
       apparat jikkonsulta lil awtorità kompetenti maħtura mill-Istat Membru f'konformità mad-
       Direttiva 2001/83/KE jew mal-EMA, skont kif japplika, f'konformità mal-proċedura
       stabbilita fil-punt (k) tat-Taqsima 3 tal-Anness X.

9.     Il-manifatturi tal-apparati tal-klassi B, għajr apparati għal studju dwar il-prestazzjoni,
       għandhom ikunu soġġetti għal valutazzjoni tal-konformità kif speċifikat fil-Kapitoli I u III
       tal-Anness IX, u inkluż valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika kif speċifikat fit-
       Taqsimiet 4.4 sa 4.8 ta' dak l-Anness għal mill-anqas apparat rappreżentattiv wieħed għal
       kull katergorija ta' apparati.

       Barra mill-proċeduri msemmija fl-ewwel subparagrafu, fir-rigward ta' apparati għall-
       awtottestjar u għall-ittestjar qrib il-pazjent, il-manifattur għandu jsegwi l-proċedura għall-
       valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika stabbilita fit-Taqsima 5.1 tal-Anness IX.

10.    Il-manifatturi tal-apparati tal-klassi A, għajr apparati għal studju dwar il-prestazzjoni
       għandhom jiddikjaraw il-konformità tal-prodotti tagħhom billi joħorġu d-dikjarazzjoni ta'
       konformità tal-UE msemmija fl-Artikolu 17, wara li jkunu fasslu d-dokumentazzjoni
       teknika stabbilita fl-Annessi II u III.

       Madankollu, jekk dawk l-apparati jitqiegħdu fis-suq f'kundizzjoni sterili, il-manifattur
       għandu japplika l-proċeduri stabbiliti fl-Anness IX jew fl-Anness XI. L-involviment tal-
       korp notifikat għandu jiġi limitat għall-aspetti relatati mal-istabbiliment, l-iżgurar u ż-
       żamma ta' kundizzjonijiet sterili.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                      145
                                                 DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 11.    Apparati għal studji dwar il-prestazzjoni għandhom ikunu soġġetti għar-rekwiżiti stabbiliti
       fl-Artikoli 57 sa 77.

12.    L-Istat Membru fejn ikun stabbilit il-korp notifikat jista' jesiġi li d-dokumenti kollha jew xi
       wħud minnhom, inklużi d-dokumentazzjoni teknika, l-awditjar, il-valutazzjoni u r-rapporti
       ta' spezzjoni, relatati mal-proċeduri msemmija fil-paragrafi 1 sa 10 ikunu disponibbli
       f'lingwa/i uffiċjali tal-Unjoni ddeterminata minn dak l-Istat Membru. Fin-nuqqas ta' tali
       rekwiżit, dawk id-dokumenti għandhom ikunu disponibbli fi kwalunkwe lingwa uffiċjali
       tal-Unjoni aċċettabbli għall-korp notifikat.

13.    Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tispeċifika l-arranġamenti
       dettaljati u l-aspetti proċedurali bil-għan li tiżgura l-applikazzjoni armonizzata tal-
       proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità mill-korpi notifikati, għal kwalunkwe wieħed
       mill-aspetti li ġejjin:

       (a)   il-frekwenza u l-bażi għat-teħid ta' kampjuni għall-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni
             teknika fuq bażi rappreżentattiva, kif stabbilit fit-tielet paragrafu tat-Taqsima 2.3 u
             fit-Taqsima 3.5 tal-Anness IX, fil-każ ta' apparati tal-klassi C;

       (b)   il-frekwenza minima ta' awditi mhux imħabbra fuq il-post għal għarrieda u testijiet
             ta' kampjuni li għandhom jitwettqu minn korpi notifikati f'konformità mat-
             Taqsima 3.4 tal-Anness IX, b'kunsiderazzjoni tal-klassi tar-riskju u t-tip ta' apparat;

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                    146
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (c)     il-frekwenza tal-kampjuni tal-apparati jew tal-lottijiet ta' apparati tal-klassi D li
               għandhom jintbagħtu lil laboratorju ta' referenza tal-UE maħtur skont l-Artikolu 100
               f'konformità mat-Taqsima 4.12 tal-Anness IX u mat-Taqsima 5.1 tal-Anness XI; jew

       (d)     it-testijiet fiżiċi, fil-laboratorju jew testijiet oħrajn li għandhom jitwettqu mill-korpi
               notifikati fil-kuntest ta' testijiet tal-kampjuni, il-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni
               teknika u l-eżami tat-tip f'konformità mat-Taqsimiet 3.4 u 4.3 tal-Anness IX u l-punti
               (f) u (g) tat-Taqsima 3 tal-Anness X.

       L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati skont
       il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

                                               Artikolu 49
             Involviment tal-korpi notifikati fil-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità

1.     Meta l-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità tirrikjedi l-involviment ta' korp notifikat,
       il-manifattur jista' jressaq applikazzjoni għand korp notifikat tal-għażla tiegħu, sakemm il-
       korp notifikat maħtur għal attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità relatati mat-tipi ta'
       apparati kkonċernati. Il-manifattur ma jistax jitfa' applikazzjoni b'mod parallel għand korp
       notifikat ieħor għall-istess proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                      147
                                                DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak--- 2.     Il-korp notifikat ikkonċernat, permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 52,
       għandu jinforma lill-korpi notifikati l-oħra bi kwalunkwe manifattur li jirtira l-
       applikazzjoni tiegħu qabel id-deċiżjoni tal-korp notifikat rigward il-valutazzjoni tal-
       konformità.

3.     Meta japplikaw għand korp notifikat skont il-paragrafu 1, il-manifatturi għandhom
       jiddikjaraw jekk ikunux irtiraw applikazzjoni għand korp notifikat ieħor qabel id-deċiżjoni
       ta' dak il-korp notifikat u jipprovdu informazzjoni dwar kwalunkwe applikazzjoni
       preċedenti għall-istess valutazzjoni tal-konformità li tkun ġiet irrifjutata minn korp
       notifikat ieħor.

4.     Il-korp notifikat jista' jitlob kwalunkwe informazzjoni jew data mill-manifattur meħtieġa
       sabiex titwettaq kif xieraq il-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità magħżula.

5.     Il-korpi notifikati u l-persunal tal-korpi notifikati għandhom iwettqu l-attivitajiet ta'
       valutazzjoni tal-konformità tagħhom bl-ogħla livell ta' integrità professjonali u l-
       kompetenza teknika u xjentifika meħtieġa fil-qasam speċifiku u ma għandhom jiġu
       soġġetti għall-ebda pressjoni u inċitament, partikolarment finanzjarji, li jistgħu
       jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tagħhom jew ir-riżultati tal-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-
       konformità tagħhom, speċjalment fir-rigward ta' persuni jew gruppi b'interess fir-riżultati
       ta' dawk l-attivitajiet.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        148
                                              DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---                                              Artikolu 50
     Mekkaniżmu għall-iskrutinju ta' valutazzjonijiet tal-konformità ta' apparati tal-klassi D

1.     Korp notifikat għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti dwar ċertifikati li jkun ta għal
       apparati tal-klassi D, bl-eċċezzjoni tal-applikazzjonijiet biex jiġu ssupplimentati jew
       jiġġeddu ċertifikati eżistenti. Din in-notifika għandha ssir permezz tas-sistema elettronika
       msemmija fl-Artikolu 52 u għandha tinkludi l-istruzzjonijiet għall-użu msemmija fit-
       Taqsima 20.4 tal-Anness I, is-sommarju tas-sikurezza u tal-prestazzjoni msemmi fl-
       Artikolu 29, ir-rapport tal-valutazzjoni mill-korp notifikat, u, fejn applikabbli, it-testijiet
       tal-laboratorju u l-opinjoni xjentifika mil-laboratorju ta' referenza tal-UE skont kif indikat
       fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 48(3), u fejn ikun applikabbli, il-fehmiet espressi
       f'konformità mal-Artikolu 48(4) mill-esperti msemmija fl-Artikolu 106 tar-Regolament
       (UE) 2017/... +. Fil-każ ta' fehmiet diverġenti bejn il-korp notifikat u l-esperti kkonsultati,
       għandha tiġi inkluża wkioll ġustifikazzjoni sħiħa.

2.     Awtorità kompetenti u, fejn applikabbli, il-Kummissjoni jistgħu, abbażi ta' tħassib
       raġonevoli, japplikaw proċeduri ulterjuri f'konformità mal-Artikolu 40, 41, 42, 43 jew 89
       u, meta jkun meħtieġ, jieħdu miżuri xierqa f'konformità mal-Artikoli 90 u 92.

3.     L-MDCG u, fejn applikabbli, il-Kummissjoni jistgħu, abbażi ta' tħassib raġonevoli, jitolbu
       pariri xjentifiċi mingħand il-gruppi ta' esperti fir-rigward tas-sikurezza u l-prestazzjoni ta'
       kwalunkwe apparat.

+
      ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     149
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                             Artikolu 51
                                     Ċertifikati ta' konformità

1.     Iċ-ċertifikati maħruġin mill-korpi notifikati f'konformità mal-Annessi IX, X u XI
       għandhom ikunu b'lingwa uffiċjali tal-Unjoni ddeterminata mill-Istat Membru fejn ikun
       stabbilit il-korp notifikat jew inkella b'lingwa uffiċjali tal-Unjoni aċċettabbli għall-korp
       notifikat. Il-kontenut minimu taċ-ċertifikati għandu jkun kif stabbilit fl-Anness XII.

2.     Iċ-ċertifikati għandhom ikunu validi għall-perijodu indikat minnhom, li ma għandux
       jaqbeż il-ħames snin. Mal-applikazzjoni mill-manifattur, il-validità taċ-ċertifikat tista' tiġi
       estiża għal perijodi ulterjuri, li kull wieħed ma jistax jaqbeż il-ħames snin, fuq bażi ta'
       rivalutazzjoni f'konformità mal-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità applikabbli.
       Kwalunkwe suppliment ma' ċertifikat għandu jibqa' validu sakemm ikun validu ċ-ċertifikat
       li jissupplimenta.

3.     Il-korpi notifikati jistgħu jimponu restrizzjonijiet għall-għan maħsub ta' apparat għal ċerti
       gruppi ta' pazjenti jew utenti jew jitolbu lill-manifatturi biex iwettqu studji PMPF skont il-
       Parti B tal-Anness XIII.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       150
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 4.     Meta korp notifikat isib li r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament ma għadhomx jiġu sodisfatti
       mill-manifattur, waqt li jikkunsidra l-prinċipju tal-proporzjonalità, dan għandu jissospendi
       jew jirtira ċ-ċertifikat maħruġ jew jimponi restrizzjonijiet fuqu, dment li ma tkunx żgurata
       l-konformità ma' tali rekwiżiti permezz ta' azzjoni korrettiva xierqa meħuda mill-
       manifattur fi żmien skadenza xierqa stabbilita mill-korp notifikat. Il-korp notifikat għandu
       jagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu.

5.     Il-korp notifikat għandu jdaħħal fis-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 52 kull
       informazzjoni rigward iċ-ċertifikati maħruġin, inklużi emendi u supplimenti għalihom, u
       dwar ċertifikati sospiżi, mogħtija mill-ġdid, irtirati jew rifjutati u r-restrizzjonijiet imposti
       fuq iċ-ċertifikati. It-tali informazzjoni għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

6.     Fid-dawl tal-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta l-atti delegati
       f'konformità mal-Artikolu 108 li jemendaw il-kontenut minimu taċ-ċertifikati stabbilit fl-
       Anness XII.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     151
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                                Artikolu 52
              Sistema elettronika dwar korpi notifikati u dwar ċertifikati ta' konformità

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-informazzjoni li ġejja għandha tinġabar u tiġi pproċessata
skont l-Artikolu 57 tar-Regolament (UE) 2017/… + fis-sistema elettronika stabbilita f'konformità
ma' dak l-Artikolu:

(a)      il-lista ta' sussidjarji msemmija fl-Artikolu 33(2);

(b)      il-lista ta' esperti msemmija fl-Artikolu 36(2);

(c)      l-informazzjoni relatata man-notifika msemmija fl-Artikolu 38(10) u n-notifiki emendati
         msemmija fl-Artikolu 42(2);

(d)      il-lista ta' korpi notifikati msemmija fl-Artikolu 39(2);

(e)      is-sommarju tar-rapport imsemmi fl-Artikolu 40(12);

(f)      in-notifiki għall-valutazzjonijiet tal-konformità u ċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 50(1);

(g)      l-irtirar jew ir-rifjut tal-applikazzjonijiet għaċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 49(2) u fit-
         Taqsima 4.3 tal-Anness VII;

+
       ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     152
                                                DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (h)    l-informazzjoni dwar iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 51(5);

(i)    is-sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 29.

                                             Artikolu 53
                                Bidla volontarja tal-korp notifikat

1.     F'każijiet fejn il-manifattur itemm il-kuntratt tiegħu ma' korp notifikat u jidħol f'kuntratt
       ma' korp notifikat ieħor fir-rigward tal-valutazzjoni tal-konformità tal-istess apparat, l-
       arranġamenti dettaljati għall-bidla tal-korp notifikat għandhom jiġu definiti b'mod ċar fi
       ftehim bejn il-manifattur, il-korp notifikat li jkun imiss u, meta jkun prattikabbli, il-korp
       notifikat li jkun ser jispiċċa. Dak il-ftehim għandu jkopri mill-inqas l-aspetti li ġejjin:

       (a)   id-data li fiha ċ-ċertifikati maħruġin mill-korp notifikat li jkun ser jispiċċa ma
             jibqgħux validi;

       (b)   id-data sa meta n-numru ta' identifikazzjoni tal-korp notifikat li jkun ser jispiċċa,
             tista' tiġi indikata fl-informazzjoni mogħtija mill-manifattur, inkluż kull materjal
             promozzjonali;

       (c)   it-trasferiment ta' dokumenti, inklużi l-aspetti tal-kunfidenzjalità u d-drittijiet tal-
             proprjetà;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        153
                                               DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        (d)     id-data li warajha l-kompiti ta' valutazzjoni tal-konformità tal-korp notifikat li jkun
               ser jispiċċa jiġu assenjati lill-korp notifikat li jkun ser jibda;

       (e)     l-aħħar numru tas-serje jew il-kodiċi tas-sett li jaqa' taħt ir-responsabbiltà tal-korp
               notifikat li jkun ser jispiċċa.

2.     Il-korp notifikat li jkun ser jispiċċa għandu jirtira ċ-ċertifikati li jkun ħareġ għall-apparat
       ikkonċernat fid-data li fiha ma jibqgħux validi.

                                                 Artikolu 54
                        Deroga mill-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità

1.     B'deroga mill-Artikolu 48, kwalunkwe awtorità kompetenti tista' tawtorizza, fuq talba
       debitament ġustifikata, it-tqegħid fis-suq jew fis-servizz fi ħdan it-territorju tal-Istat
       Membru kkonċernat, ta' apparat speċifiku li għalih il-proċeduri msemmija f'dak l-Artikolu
       ma twettqux iżda li l-użu tiegħu jkun fl-interess tas-saħħa pubblika jew is-sikurezza jew is-
       saħħa tal-pazjent.

2.     L-Istat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn b'kull
       deċiżjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq jew fis-servizz ta' apparat f'konformità mal-
       paragrafu 1, fejn tali awtorizzazzjoni tingħata għall-użu għajr għall-użu ta' pazjent wieħed
       biss.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                      154
                                                  DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 3.     Wara notifika skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni, f'każijiet
       eċċezzjonali relatati mas-saħħa pubblika jew is-sikurezza jew is-saħħa tal-pazjenti, tista',
       permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, testendi għal perijodu limitat ta' żmien il-validità ta'
       awtorizzazzjoni mogħtija minn Stat Membru f'konformità mal-paragrafu 1 ta' dan l-
       Artikolu għat-territorju tal-Unjoni u tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li skonthom l-apparat
       jista' jitqiegħed fis-suq jew fis-servizz. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu
       adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

       Għal raġunijiet ta' urġenza indispensabbli ġustifikati kif adatt relatati mas-saħħa u s-
       sikurezza tal-bnedmin, il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta' implimentazzjoni
       applikabbli f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 107(4).

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     155
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                              Artikolu 55
                                     Ċertifikat ta' bejgħ ħieles

1.     Għall-finijiet ta' esportazzjoni u fuq talba ta' manifattur jew rappreżentant awtorizzat, l-
       Istat Membru fejn il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat ikollu l-post tan-negozju
       rreġistrat tiegħu għandu joħroġ ċertifikat ta' bejgħ ħieles li jiddikjara li l-manifattur jew ir-
       rappreżentant awtorizzat, kif applikabbli, għandu l-post tan-negozju rreġistrat tiegħu fit-
       territorju tiegħu u li l-apparat inkwistjoni li jkollu l-marka CE f'konformità ma' dan ir-
       Regolament jista' jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni. Iċ-ċertifikat ta' bejgħ ħieles għandu
       jistabbilixxi l-UDI-DI Bażiku tal-apparat kif previst fl-Artikolu 26 fil-bażi ta' data tal-UDI.
       Meta korp notifikat ikun ħareġ ċertifikat skont l-Artikolu 51, iċ-ċertifikat ta' bejgħ ħieles
       għandu jistabbilixxi n-numru uniku li jidentifika ċ-ċertifikat maħruġ mill-korp notifikat, kif
       imsemmi fit-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tal-Anness XII.

2.     Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi mudell għaċ-
       ċertifikati tal-bejgħ ħieles, b'kont meħud tal-prattika internazzjonali fir-rigward tal-użu taċ-
       ċertifikati tal-bejgħ ħieles. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
       f'konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 107(2).

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      156
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                          Kapitolu VI
               Evidenza klinika, evalwazzjoni tal-prestazzjoni
                             u studji dwar il-prestazzjoni

                                            Artikolu 56
                         Evalwazzjoni tal-prestazzjoni u evidenza klinika

1.     Il-konferma tal-konformità mar-rekwiżiti ġenerali rilevanti tas-sikurezza u l-prestazzjoni
       stabbiliti fl-Anness I, b'mod partikolari dawk li jikkonċernaw il-karatteristiċi tal-
       prestazzjoni msemmija fil-Kapitolu I u t-Taqsima 9 tal-Anness I taħt il-kundizzjonijiet
       normali tal-użu maħsub tal-apparat, u l-evalwazzjoni tal-interferenza/i u r-reazzjoni(jiet)
       trasversali, u tal-aċċettabbiltà tal-proporzjon bejn il-benefiċċji u r-riskji msemmi fit-
       Taqsimiet 1 u 8 tal-Anness I, għandha tkun ibbażata fuq il-validità xjentifika, data analitika
       u tal-prestazzjoni klinika li jipprovdu evidenza klinika suffiċjenti, inkluż fejn applikabbli
       data rilevanti msemmija fl-Anness III.

       Il-manifattur għandu jispeċifika u jiġġustifika l-livell tal-evidenza klinika meħtieġa biex
       tintwera l-konformità mar-rekwiżiti ġenerali rilevanti ta' sikurezza u prestazzjoni. Dak il-
       livell ta' evidenza klinika għandu jkun adatt fid-dawl tal-karatteristiċi tal-apparat u l-għan
       maħsub tiegħu.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                    157
                                              DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        Għal dak il-għan, il-manifatturi għandhom jippjanaw, iwettqu u jiddokumentaw il-
       evalwazzjoni tal-prestazzjoni f'konformità ma' dan l-Artikolu u mal-Parti A tal-Anness
       XIII.

2.     L-evidenza klinika għandha tappoġġa l-għan maħsub tal-apparat kif iddikjarat mill-
       manifattur u tkun ibbażata fuq proċess kontinwu ta' evalwazzjoni tal-prestazzjoni, abbażi
       ta' pjan għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni.

3.     L-evalwazzjoni tal-prestazzjoni għandha ssegwi proċedura definita u metodoloġikament
       robusta biex jintwera dan li ġej, f'konformità ma' dan l-Artikolu u mal-Parti A tal-Anness
       XIII:

       (a)     validità xjentifika;

       (b)     prestazzjoni analitika;

       (c)     prestazzjoni klinika.

       Id-data u l-konklużjonijiet li jirriżultaw mill-valutazzjoni ta' dawk l-elementi għandhom
       jikkostitwixxu l-evidenza klinika għall-apparat. L-evidenza klinika għandha tkun tali li turi
       b'mod xjentifiku, b'referenza lejn l-aħħar innovazzjonijiet fil-mediċina, li l-benefiċċju/i
       kliniku/kliniċi maħsuba ser jintlaħqu u li l-apparat hu sikur. L-evidenza klinika miġbura
       mill-evalwazzjoni tal-prestazzjoni għandha tipprovdi garanzija xjentifikament valida, li r-
       rekwiżiti ġenerali rilevanti marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness I,
       ġew sodisfatti taħt kundizzjonijiet ta' użu normali.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                       158
                                              DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 4.     L-istudji dwar il-prestazzjoni klinika f'konformità mat-Taqsima 2 tal-Parti A tal-Anness
       XIII għandhom jitwettqu sakemm ma jkunx debitament iġġustifikat li wieħed jafda fuq
       sorsi oħra ta' data dwar il-prestazzjoni klinika.

5.     Id-data dwar il-validità xjentifika, id-data dwar il-prestazzjoni analitika u d-data dwar il-
       prestazzjoni klinika, il-valutazzjoni tagħhom u l-evidenza klinika miġbura minnhom,
       għandhom jiġu ddokumentati fir-rapport tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni msemmi fit-
       Taqsima 1.3.2 tal-Parti A tal-Anness XIII. Ir-rapport dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni
       għandu jkun parti mid-dokumentazzjoni teknika, msemmija fl-Anness II, rigward l-apparat
       ikkonċernat.

6.     L-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u d-dokumentazzjoni tagħha għandhom jiġu aġġornati tul
       iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-apparat ikkonċernat bid-data miksuba mill-implimentazzjoni tal-
       pjan PMPF tal-manifattur f'konformità mal-parti B tal-Anness XIII u l-pjan ta' sorveljanza
       ta' wara t-tqegħid fis-suq imsemmi fl-Artikolu 79.

       Ir-rapport tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni għal apparati tal-klassi C u D għandu jiġi
       aġġornat meta meħtieġ, iżda mill-inqas darba fis-sena bid-data msemmija fl-ewwel
       subparagrafu. Is-sommarju dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 29(1)
       għandu jiġi aġġornat malajr kemm jista' jkun, meta jkun meħtieġ.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                    159
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 7.     Fejn ikun meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-Anness XIII, il-
       Kummissjoni tista', filwaqt li tqis b'mod xieraq il-progress tekniku u xjentifiku, tadotta atti
       ta' implimentazzjoni sa fejn meħtieġ biex jiġu solvuti kwistjonijiet ta' interpretazzjoni
       diverġenti u ta' applikazzjoni prattika. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu
       adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

                                                Artikolu 57
                   Rekwiżiti ġenerali fir-rigward tal-istudji dwar il-prestazzjoni

1.     Il-manifattur għandu jiżgura li apparat għal studji dwar il-prestazzjoni jikkonforma mar-
       rekwiżiti ġenerali rilevanti marbutin tas-sikurezza u l-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness I
       għajr għall-aspetti li huma koperti mill-istudju dwar il-prestazzjoni u li, fir-rigward ta'
       dawk l-aspetti, tkun ittieħdet kull prekawzjoni għall-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-
       pazjent, tal-utent u ta' persuni oħra.

2.     Fejn hu xieraq, l-istudji dwar il-prestazzjoni għandhom jitwettqu f'ċirkostanzi simili għall-
       kondizzjonijiet tal-użu normali tal-apparat.

3.     L-istudji dwar il-prestazzjoni għandhom jitfasslu u jitwettqu b'tali mod li d-drittijiet, is-
       sikurezza, id-dinjità u l-benesseri tas-suġġetti li jipparteċipaw f'dawn l-istudji dwar il-
       prestazzjoni jkunu protetti u jieħdu prevalenza fuq l-interessi l-oħra kollha u d-data
       ġġenerata tkun xjentifikament valida, affidabbli u robusta.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        160
                                                 DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        L-istudji dwar il-prestazzjoni, inklużi l-istudji dwar il-prestazzjoni li jużaw kampjuni li
       jifdal, għandhom jitwettqu f'konformità mal-liġi applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data.

                                             Artikolu 58
                   Rekwiżiti addizzjonali għal ċerti studji dwar il-prestazzjoni

1.     Kwalunkwe studju dwar il-prestazzjoni:

       (a)   fejn it-teħid ta' kampjuni permezz ta' kirurġija invażiva isir biss għall-fini tal-istudju
             dwar il-prestazzjoni;

       (b)   li jkun studju dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent kif iddefinit fil-punt (46) tal-
             Artikolu 2; jew

       (c)   fejn it-twettiq tal-istudju jinvolvi proċeduri invażivi addizzjonali jew riskji oħrajn
             għas-suġġetti tal-istudji,

       għandu, minbarra li jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 57 u l-Anness XIII, jitfassal,
       jiġi awtorizzat, jitwettaq, jiġi rreġistrat u rrapportat f'konformità ma' dan l-Artikolu u l-
       Artikoli 59 sa 77 u l-Anness XIV.

2.     L-istudji dwar il-prestazzjoni li jinvolvu dijanjostika ta' akkumpanjament għandhom ikunu
       soġġetti għall-istess rekwiżiti bħall-istudji dwar il-prestazzjoni elenkati fil-paragrafu 1.
       Dan ma japplikax għal studji dwar il-prestazzjoni li jinvolvu dijanjostika ta'
       akkumpanjament bl-użu biss ta' kampjuni li jifdal - madankollu studji bħal dawn
       għandhom ikunu notifikati lill-awtorità kompetenti.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       161
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 3.     L-istudji dwar il-prestazzjoni għandhom ikunu soġġetti għal rieżami xjentifiku u etiku. Ir-
       rieżami etiku għandu jsir minn kumitat tal-etika f'konformità mal-liġi nazzjonali. L-Istati
       Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri għar-rieżami mill-kumitati tal-etika jkunu
       kompatibbli mal-proċeduri stabbiliti f'dan ir-Regolament għall-valutazzjoni tal-
       applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' studju dwar il-prestazzjoni. Mill-inqas persuna
       mhix esperta waħda għandha tipparteċipa fir-rieżami etiku.

4.     Meta l-isponser ta' studju dwar il-prestazzjoni ma jkunx stabbilit fl-Unjoni, dak l-isponser
       għandu jiżgura li fl-Unjoni jkun hemm stabbilita persuna fiżika jew ġuridika bħala r-
       rappreżentant legali tiegħu. Tali rappreżentant legali għandu jkun responsabbli biex jiżgura
       konformità mal-obbligi tal-isponser skont dan ir-Regolament, u għandu jkun id-
       destinatarju għall-komunikazzjonijiet kollha mal-isponser previsti f'dan ir-Regolament.
       Kull komunikazzjoni ma' dak ir-rappreżentant legali għandha titqies bħala komunikazzjoni
       mal-isponser.

       L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma japplikawx l-ewwel subparagrafu għal studji dwar il-
       prestazzjoni li jridu jitwettqu biss fit-territorju tagħhom, jew fit-territorju tagħhom u t-
       territorju ta' pajjiż terz, sakemm jiżguraw li l-isponser jistabbilixxi tal-inqas persuna ta'
       kuntatt fit-territorju tagħhom fir-rigward ta' dak l-istudju dwar il-prestazzjoni li għandu
       jkun id-destinatarju għall-komunikazzjonijiet kollha mal-isponser previsti f'dan ir-
       Regolament.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       162
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 5.     Jista' jitwettaq biss studju dwar il-prestazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1 meta jiġu
       sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

       (a)   l-istudju dwar il-prestazzjoni jkun is-suġġett ta' awtorizzazzjoni mill-Istat/i Membru/i
             li fihom ikun ser isir l-istudju dwar il-prestazzjoni, f'konformità ma' dan ir-
             Regolament, sakemm mhux iddikjarat mod ieħor;

       (b)   kumitat tal-etika, stabbilit f'konformità mal-liġi nazzjonali, ma jkunx ħareġ opinjoni
             negattiva fir-rigward tal-istudju dwar il-prestazzjoni, li tkun valida għal dak l-Istat
             Membru fl-intier tiegħu skont il-liġi nazzjonali tiegħu;

       (c)   l-isponser jew ir-rappreżentant legali tiegħu jew persuna ta' kuntatt skont il-paragrafu
             4 jkun stabbilit fl-Unjoni;

       (d)   popolazzjonijiet u suġġetti vulnerabbli jkunu mħarsa kif xieraq f'konformità mal-
             Artikoli 59 sa 64;

       (e)   il-benefiċċji previsti għas-suġġetti jew għas-saħħa pubblika jiġġustifikaw ir-riskji u l-
             inkonvenjenzi prevedibbli u l-konformità ma' din il-kondizzjoni tkun sorveljata
             b'mod kostanti;

       (f)   is-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jkunx jista' jagħti kunsens infurmat, ir-
             rappreżentant maħtur legalment tiegħu jew tagħha jkun ta kunsens infurmat,
             f'konformità mal-Artikolu 59;

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                    163
                                               DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        (g)   is-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jkunx jista' jagħti kunsens infurmat, ir-
             rappreżentant maħtur legalment tiegħu jew tagħha, ikun ingħata d-dettalji ta' kuntatt
             ta' entità fejn tista' tinkiseb aktar informazzjoni f'każ ta' bżonn;

       (h)   id-drittijiet tas-suġġett għall-integrità fiżika u mentali, għall-privatezza u għall-
             protezzjoni tad-data dwaru jew dwarha f'konformità mad-Direttiva 95/46/KE jiġu
             ssalvagwardjati;

       (i)   l-istudju dwar il-prestazzjoni jkun tfassal biex jinvolvi l-inqas uġigħ, skumdità, biża'
             u kwalunkwe riskju prevedibbli ieħor kemm jista' jkun possibbli għas-suġġetti, u
             kemm il-limitu tar-riskju kif ukoll il-livell ta' tbatija jkunu speċifikament definiti fil-
             pjan ta' studju dwar il-prestazzjoni u jkunu sorveljati b'mod kostanti;

       (j)   il-kura medika pprovduta lis-suġġetti hija r-responsabbiltà ta' tabib mediku kwalifikat
             kif xieraq jew, fejn xieraq, kwalunkwe persuna oħra intitolata mil-liġi nazzjonali biex
             tipprovdi l-kura rilevanti tal-pazjent taħt kondizzjonijiet ta' studju dwar il-
             prestazzjoni;

       (k)   ebda influwenza mhux dovuta, inkluż dik ta' natura finanzjarja, mhija eżerċitata fuq
             is-suġġett, jew, fejn applikabbli, fuq ir-rappreżentanti maħturin legalment tiegħu jew
             tagħha, biex jipparteċipaw fl-istudju dwar il-prestazzjoni;

       (l)   fejn adatt, jitwettaq ittestjar dwar is-sikurezza bijoloġika li jirrifletti l-għarfien
             xjentifiku l-aktar reċenti jew kwalunkwe test li jitqies li hu meħtieġ bil-ħsieb tal-għan
             maħsub tal-apparat;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     164
                                               DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak---        (m) fil-każ ta' studji dwar il-prestazzjoni klinika, il-prestazzjoni analitika tkun ġiet
                 murija, b'kont meħud tal-aħħar innovazzjonijiet;

       (n)       fil-każ ta' studji dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent, il-prestazzjoni analitika u l-
                 validità xjentifika jkunu ntwerew, b'kont meħud tal-aħħar innovazzjonijiet. Fejn, għal
                 dijanjostika ta' akkumpanjament, il-validità xjentifika ma tkunx stabbilita, ir-
                 raġunijiet xjentifiċi għall-użu tal-bijomarkatur għandhom jiġu pprovduti;

       (o)       ikunu ngħataw provi tas-sikurezza teknika tal-apparat fir-rigward tal-użu tiegħu,
                 b'kont meħud tal-aħħar innovazzjonijiet teknoloġiċi kif ukoll tad-dispożizzjonijiet fil-
                 qasam tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol u l-prevenzjoni ta' aċċidenti;

       (p)       ir-rekwiżiti tal-Anness XIV ikunu sodisfatti.

6.     Kull suġġett, jew, fejn is-suġġett ma jkunx jista' jagħti kunsens infurmat, ir-rappreżentant
       maħtur legalment tiegħu jew tagħha, jista', mingħajr ebda preġudizzju u mingħajr ma jkollu
       jipprovdi ebda ġustifikazzjoni, jirtira mill-istudju dwar il-prestazzjoni fi kwalunkwe ħin
       billi jirrevoka l-kunsens infurmat tiegħu jew tagħha. Mingħajr preġudizzju għad-
       Direttiva 95/46/KE, l-irtirar tal-kunsens infurmat ma għandux jaffettwa l-attivitajiet diġà
       mwettqa u l-użu tad-data miksuba fuq il-bażi tal-kunsens infurmat qabel ma dan ikun ġie
       rtirat.

10729/3/16 REV 3                                                                GP/ea                     165
                                                   DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 7.     L-investigatur għandu jkun persuna li teżerċita professjoni rikonoxxuta fl-Istat Membru
       kkonċernat, li tikkwalifika għar-rwol ta' investigatur minħabba li għandu għarfien
       xjentifiku u esperjenza fil-qasam tal-kura tal-pazjenti jew mediċina tal-laboratorju.
       Persunal ieħor involut fit-twettiq ta' studju dwar il-prestazzjoni għandhom ikunu
       kwalifikati kif xieraq, bl-edukazzjoni, it-taħriġ jew l-esperjenza fil-qasam mediku rilevanti
       u fil-metodoloġija tar-riċerka klinika, biex iwettqu l-kompiti tagħhom.

8.     Fejn xieraq, il-faċilitajiet fejn għandu jsir l-istudju dwar il-prestazzjoni għandhom ikunu
       xierqa għall-istudju dwar il-prestazzjoni u għandhom ikunu simili għall-faċilitajiet fejn l-
       apparat ikun maħsub li jintuża.

10729/3/16 REV 3                                                        GP/ea                    166
                                             DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---                                              Artikolu 59
                                         Kunsens infurmat

1.     Il-kunsens infurmat għandu jkun bil-miktub, datat u ffirmat mill-persuna li tagħmel l-
       intervista msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 2, u mis-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jistax
       jagħti kunsens infurmat, mir-rappreżentant maħtur legalment tiegħu jew tagħha wara li dan
       ikun ġie debitament infurmat skont il-paragrafu 2. Fejn is-suġġett ma jkunx jaf jikteb, il-
       kunsens jista' jingħata u jiġi rreġistrat permezz ta' mezzi alternattivi xierqa fil-preżenza ta'
       mill-inqas xhud imparzjali wieħed. F'dak il-każ, ix-xhud għandu jiffirma u jniżżel id-data
       fuq id-dokument tal-kunsens infurmat. Is-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jkunx jista' jagħti
       kunsens infurmat, ir-rappreżentant maħtur legalment tiegħu jew tagħha għandu jingħata
       kopja tad-dokument jew tar-rekord, kif xieraq, li permezz tiegħu ikun ingħata l-kunsens
       infurmat. Il-kunsens infurmat għandu jkun dokumentat. Għandu jingħata ħin biżżejjed lis-
       suġġett jew lir-rappreżentant maħtur legalment tiegħu jew tagħha biex iqis id-deċiżjoni
       tiegħu jew tagħha dwar il-parteċipazzjoni fl-istudju dwar il-prestazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                    167
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 2.     L-informazzjoni mogħtija lis-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jkunx jista' jagħti kunsens
       infurmat, lir-rappreżentant maħtur legalment tiegħu jew tagħha għall-fini li jinkiseb il-
       kunsens infurmat tiegħu jew tagħha għandha:

       (a)   tippermetti lis-suġġett jew lir-rappreżentant maħtur legalment tiegħu jew tagħha li
             jifhem

             (i)    in-natura, l-objettivi, il-benefiċċji, l-implikazzjonijiet, ir-riskji u l-
                    inkonvenjenzi tal-istudju dwar il-prestazzjoni;

             (ii)   id-drittijiet u l-garanziji tas-suġġett dwar il-protezzjoni tiegħu jew tagħha,
                    b'mod partikolari d-dritt tiegħu jew tagħha li jirrifjuta li jipparteċipa u d-dritt li
                    jirtira mill-istudju dwar il-prestazzjoni fi kwalunkwe ħin mingħajr ebda
                    detriment riżultanti u mingħajr ma jkollu għalfejn jipprovdi ebda
                    ġustifikazzjoni;

             (iii) il-kondizzjonijiet li taħthom għandu jitwettaq l-istudju dwar il-prestazzjoni,
                    inkluż it-tul ta' żmien mistenni tal-parteċipazzjoni tas-suġġett fl-istudju dwar il-
                    prestazzjoni; u

             (iv) l-alternattivi ta' trattament possibbli, inkluż il-miżuri ta' segwitu jekk tintemm
                    il-parteċipazzjoni tas-suġġett fl-istudju dwar il-prestazzjoni;

       (b)   tkun komprensiva, konċiża, ċara, rilevanti u li tista' tinftiehem mis-suġġett jew ir-
             rappreżentant maħtur legali tiegħu jew tagħha;

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                    168
                                                DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (c)   tkun ipprovduta f'intervista minn qabel ma' membru tat-tim investigattiv li jkun
             kwalifikat kif xieraq skont il-liġi nazzjonali; u

       (d)   tinkludi informazzjoni dwar is-sistema applikabbli ta' kumpens għad-danni
             msemmija fl-Artikolu 65;

       (e)   tinkludi n-numru uniku ta' identifikazzjoni waħdieni għall-Unjoni kollha għall-
             istudju dwar il-prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 66(1) u informazzjoni dwar id-
             disponibbiltà tar-riżultati tal-istudju dwar il-prestazzjoni f'konformità mal-
             paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu.

3.     L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha titħejja bil-miktub u tkun disponibbli
       għas-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jkunx jista' jagħti kunsens infurmat, għar-
       rappreżentant maħtur legalment tiegħu jew tagħha.

4.     Fl-intervista msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 2, għandha tingħata attenzjoni speċjali
       lill-ħtiġijiet ta' informazzjoni ta' popolazzjonijiet speċifiċi ta' pazjenti u ta' suġġetti
       individwali, kif ukoll lill-metodi użati biex tingħata din l-informazzjoni.

5.     Fl-intervista msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 2, għandu jiġi verifikat li s-suġġett ikun
       fehem l-informazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                   169
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 6.     Is-suġġett għandu jkun infurmat li rapport tal-istudju dwar il-prestazzjoni u sommarju
       ppreżentati f'termini li jinftiehmu mill-utent maħsub ser ikunu disponibbli skont
       l-Artikolu 73(5) fis-sistema elettronika tal-istudji dwar il-prestazzjoni msemmija
       fl-Artikolu 69, irrispettivament mill-eżitu tal-istudju dwar il-prestazzjoni, u għandu jiġi
       infurmat, sa fejn ikun possibbli, meta jkunu saru disponibbli.

7.     Dan ir-Regolament hu mingħajr preġudizzju għal liġi nazzjonali li tirrikjedi li, minbarra l-
       kunsens infurmat mogħti mir-rappreżentant maħtur legalment, minorenni li jkun kapaċi
       jifforma opinjoni u jivvaluta l-informazzjoni mogħtija lilu jew lilha, għandu wkoll jagħti l-
       kunsens tiegħu sabiex jipparteċipa fl-istudju dwar il-prestazzjoni.

                                               Artikolu 60
                           Studji dwar il-prestazzjoni dwar suġġetti inabilitati

1.     Fil-każ ta' suġġetti inabilitati li ma jkunux taw, jew ma jkunux irrifjutaw li jagħtu, kunsens
       infurmat qabel il-bidu tal-inabbiltà tagħhom, jista' biss jitwettaq studju dwar il-prestazzjoni
       fejn, minbarra l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 58(5), jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet
       kollha li ġejjin:

       (a)   ikun inkiseb il-kunsens infurmat tar-rappreżentant maħtur legalment tagħhom;

       (b)   is-suġġetti inabilitati jkunu rċevew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 59(2) b'tali
             mod li tkun adegwata fid-dawl tal-kapaċità tagħhom li jifhmuha;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                    170
                                                 DGB 2C                                          MT
 ---pagebreak---        (c)   tiġi rrispettata mill-investigatur ix-xewqa espliċita tas-suġġett inabilitat, li jkollu l-
             kapaċità li jifforma opinjoni u li jivvaluta l-informazzjoni msemmija fl-
             Artikolu 59(2), li jirrifjuta li jipparteċipa fl-istudju dwar il-prestazzjoni jew li jirtira
             minnu fi kwalunkwe ħin;

       (d)   ma jingħata l-ebda inċentiv jew inċitament finanzjarju lis-suġġetti jew lir-
             rappreżentanti maħtura legalment tagħhom għajr kumpens għall-ispejjeż jew għat-
             telf ta' introjtu direttament relatat mal-parteċipazzjoni fl-istudju dwar il-prestazzjoni;

       (e)   l-istudju dwar il-prestazzjoni jkun essenzjali fir-rigward tas-suġġetti inabilitati u d-
             data ta' validità komparabbli dwar persuni li jkunu kapaċi jagħtu l-kunsens infurmat
             ma tkunx tista' tinkiseb waqt l-istudji dwar il-prestazzjoni, jew b'metodi oħra ta'
             riċerka;

       (f)   l-istudju dwar il-prestazzjoni jkun relatat direttament ma' kundizzjoni medika li jkun
             ibati minnha s-suġġett;

       (g)   ikun hemm raġunijiet xjentifiċi li wieħed jistenna li l-parteċipazzjoni fl-istudju dwar
             il-prestazzjoni tipproduċi:

             (i)   benefiċċju dirett għas-suġġett inabilitat li jkun ogħla mir-riskji u mill-piżijiet
                   involuti; jew

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      171
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---              (ii)   xi benefiċċji għall-popolazzjoni rappreżentata mis-suġġett inabilitat
                    ikkonċernat meta l-istudju dwar il-prestazzjoni joħloq biss riskju minimu għas-
                    suġġett inabilitat ikkonċernat u jimponi piż minimu fuqu meta mqabbel mat-
                    trattament standard tal-kundizzjoni tas-suġġett inabilitat.

2.     Is-suġġett għandu jieħu sehem, sa fejn hu possibbli, fil-proċedura tal-kunsens infurmat.

3.     Il-punt (g)(ii) tal-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għal regoli nazzjonali
       aktar stretti li jipprojbixxu t-twettiq ta' dawk l-istudji dwar il-prestazzjoni fuq suġġetti
       inabilitati fejn ma jkunx hemm raġunijiet xjentifiċi li wieħed jistenna li parteċipazzjoni fl-
       istudju dwar il-prestazzjoni tipproduċi benefiċċju dirett għas-suġġett li jkun akbar mir-
       riskji u l-piżijiet involuti.

                                             Artikolu 61
                              Studji dwar il-prestazzjoni fuq minorenni

1.     Studju dwar il-prestazzjoni fuq minorenni jista' jitwettaq biss fejn, minbarra l-
       kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 58(5), jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

       (a)   ikun inkiseb il-kunsens infurmat tar-rappreżentant maħtur legalment tagħhom;

       (b)   il-minorenni jkunu rċevew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 59(2) b'mod adattat
             għall-età u l-maturità mentali tagħhom u mingħand investigaturi jew membri tat-tim
             investigattiv li jkunu mħarrġa jew li jkollhom esperjenza ta' xogħol mat-tfal;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      172
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (c)   ix-xewqa espliċita ta' minorenni, li jkollu l-kapaċità li jifforma opinjoni u li jivvaluta
             l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 59(2), li jirrifjuta li jipparteċipa fl-istudju dwar
             il-prestazzjoni jew li jirtira minnu fi kwalunkwe ħin, tkun rispettata mill-investigatur;

       (d)   ma jingħata l-ebda inċentiv jew inċitament finanzjarju lis-suġġetti jew lir-
             rappreżentanti maħtura legalment tagħhom għajr kumpens għall-ispejjeż jew għat-
             telf ta' introjtu direttament relatat mal-parteċipazzjoni fl-istudju dwar il-prestazzjoni;

       (e)   l-istudju dwar il-prestazzjoni jkun maħsub biex jinvestiga trattamenti għal
             kundizzjoni medika li sseħħ biss f'minorenni jew l-istudju dwar il-prestazzjoni jkun
             essenzjali fir-rigward ta' minorenni biex tiġi validata d-data miksuba waqt studji
             dwar il-prestazzjoni fuq persuni li jkunu kapaċi jagħtu kunsens infurmat jew b'metodi
             oħra ta' riċerka;

       (f)   l-istudju dwar il-prestazzjoni jkun relatat direttament ma' kundizzjoni medika li
             minnha jkun ibati l-minorenni kkonċernat jew ikun ta' tali natura li jista' jitwettaq
             biss fuq minorenni;

       (g)   ikun hemm raġunijiet xjentifiċi li wieħed jistenna li l-parteċipazzjoni fl-istudju dwar
             il-prestazzjoni tipproduċi:

             (i)   benefiċċju dirett għas-suġġett minorenni li jkun ogħla mir-riskji u l-piżijiet
                   involuti; jew

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                      173
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---              (ii)   xi benefiċċji għall-popolazzjoni rappreżentata mill-minorenni kkonċernat meta
                    l-istudju dwar il-prestazzjoni joħloq biss riskju minimu għall-minorenni
                    kkonċernat jew jimponi piż minimu fuqu meta mqabbel mat-trattament
                    standard tal-kundizzjoni tal-minorenni.

       (h)   il-minorenni għandu jieħu sehem fil-proċedura ta' kunsens infurmat b'mod adattat
             għall-età u l-maturità mentali tiegħu jew tagħha;

       (i)   jekk matul studju dwar il-prestazzjoni, il-minorenni jilħaq l-età ta' kompetenza legali
             biex jagħti l-kunsens infurmat kif definit fil-liġi nazzjonali, il-kunsens infurmat
             tiegħu jew tagħha għandu jinkiseb qabel ma dak is-suġġett ikun jista' jkompli
             jipparteċipa fl-istudju dwar il-prestazzjoni.

2.     Il-punt (g)(ii) tal-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għal regoli nazzjonali
       aktar stretti li jipprojbixxu t-twettiq ta' dawk l-istudji dwar il-prestazzjoni fuq minorenni
       fejn m'hemmx raġunijiet xjentifiċi li wieħed jistenna li l-parteċipazzjoni fl-istudju dwar il-
       prestazzjoni tipproduċi benefiċċju dirett għas-suġġett li jkun akbar mir-riskji u l-piżijiet
       involuti.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       174
                                              DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---                                                 Artikolu 62
                        Studji dwar il-prestazzjoni fuq nisa tqal jew li jreddgħu

Studju dwar il-prestazzjoni fuq nisa tqal jew li jreddgħu jista' jitwettaq biss fejn, minbarra l-
kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 58(5), jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)      l-istudju dwar il-prestazzjoni jkollu l-potenzjal li jipproduċi benefiċċju dirett għall-mara
         tqila jew li tredda' kkonċernata, jew l-embrijun, il-fetu jew il-wild tagħha wara t-twelid, li
         jkun akbar mir-riskji u l-piżijiet involuti;

(b)      jekk tali studju dwar il-prestazzjoni ma jkollux benefiċċju dirett għall-mara tqila jew li
         tredda', jew l-embrijun, il-fetu jew il-wild tagħha wara t-twelid, dan jista' jsir biss jekk:

         (i)    studju dwar il-prestazzjoni ta' effikaċja paragunabbli ma jistax jitwettaq fuq nisa li
                ma jkunux tqal jew li jreddgħu;

         (ii)   l-istudju dwar il-prestazzjoni jikkontribwixxi biex jinkisbu riżultati li jkollhom il-
                kapaċità li jkunu ta' benefiċċju għal nisa tqal jew li jreddgħu jew nisa oħra fir-
                rigward tar-riproduzzjoni jew ta' embrijuni, feti jew tfal oħra; u

         (iii) l-istudju dwar il-prestazzjoni joħloq riskju minimu għall-mara tqila jew li tredda'
                kkonċernata, l-embrijun, il-fetu jew il-wild tagħha wara t-twelid u jimponi piż
                minimu fuqhom;

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                      175
                                                  DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- (c)      meta ssir riċerka fuq nisa li jreddgħu, jittieħed ħsieb partikolari biex jiġi evitat kwalunkwe
         impatt avvers fuq saħħet il-wild;

(d)      ma jingħata l-ebda inċentiv jew inċitament finanzjarju lil suġġetti għajr kumpens għall-
         ispejjeż jew għat-telf ta' introjtu direttament relatat mal-parteċipazzjoni fl-istudju dwar il-
         prestazzjoni.

                                               Artikolu 63
                                    Miżuri nazzjonali addizzjonali

L-Istati Membri jistgħu jżommu miżuri addizzjonali fir-rigward ta' persuni li jkunu qed jagħmlu
servizz militari obbligatorju, persuni mċaħħda mil-libertà, persuni li, minħabba deċiżjoni
ġudizzjarja, ma jistgħux jipparteċipaw fi studji dwar il-prestazzjoni jew persuni f'istituzzjonijiet ta'
kura residenzjali.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     176
                                                DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                               Artikolu 64
                    Studji dwar il-prestazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza

1.     Permezz ta' deroga mill-punt (f) tal-Artikolu 58(5), mill-punti (a) u (b) tal-Artikolu 60(1) u
       mill-punti (a) u (b) tal-Artikolu 61(1), il-kunsens infurmat għal parteċipazzjoni fi studju
       dwar il-prestazzjoni jista' jinkiseb, u tista' tingħata informazzjoni dwar studji dwar il-
       prestazzjoni, wara d-deċiżjoni li s-suġġett ikun inkluż fl-istudju dwar il-prestazzjoni dment
       li dik id-deċiżjoni tittieħed mal-ewwel intervent fuq is-suġġett, f'konformità mal-pjan ta'
       studju dwar il-prestazzjoni klinika għal dak l-istudju dwar il-prestazzjoni, u dment li l-
       kondizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu sodisfatti:

       (a)   minħabba l-urġenza tas-sitwazzjoni, ikkawżata minn kundizzjoni medika għall-
             għarrieda ta' theddid għall-ħajja jew kundizzjoni medika serja għall-għarrieda oħra,
             is-suġġett ma jkunx jista' jipprovdi kunsens infurmat minn qabel u jirċievi
             informazzjoni minn qabel dwar l-istudju dwar il-prestazzjoni;

       (b)   ikun hemm raġunijiet xjentifiċi li wieħed jistenna li l-parteċipazzjoni tas-suġġett fl-
             istudju dwar il-prestazzjoni jkollha l-potenzjal li tipproduċi benefiċċju dirett
             klinikament rilevanti għas-suġġett li jwassal għal titjib relatat mas-saħħa li jista'
             jitkejjel u li jtaffi t-tbatija u/jew itejjeb is-saħħa tas-suġġett, jew fid-dijanjosi tal-
             kundizzjoni tiegħu;

       (c)   ma jkunx possibbli fil-parametru terapewtiku li tiġi pprovduta l-informazzjoni kollha
             minn qabel u li jinkiseb kunsens infurmat minn qabel minn rappreżentant maħtur
             legalment tiegħu jew tagħha;

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                        177
                                                DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        (d)   l-investigatur jiċċertifika li hu jew hi ma jkunu konxji minn ebda oġġezzjoni espressa
             qabel mis-suġġett għall-parteċipazzjoni fl-istudju dwar il-prestazzjoni;

       (e)   l-istudju dwar il-prestazzjoni jkun relatat direttament mal-kundizzjoni medika tas-
             suġġett li minħabba fiha ma jkunx possibbli fil-parametru terapewtiku li jinkiseb il-
             kunsens infurmat minn qabel mis-suġġett jew mir-rappreżentant maħtur legalment
             tiegħu jew tagħha u li tingħata informazzjoni minn qabel, u l-istudju dwar il-
             prestazzjoni jkun ta' tali natura li jkun jista' jitwettaq esklużivament f'sitwazzjonijiet
             ta' emerġenza;

       (f)   L-istudju dwar il-prestazzjoni joħloq riskju minimu għas-suġġett u jimponi fuqu piż
             minimu meta mqabbel mat-trattament standard tal-kundizzjoni tas-suġġett.

2.     Wara intervent skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, għandu jinkiseb kunsens infurmat
       f'konformità mal-Artikolu 59 biex tissokta l-parteċipazzjoni tas-suġġett fl-istudju dwar il-
       prestazzjoni, u għandha tingħata informazzjoni dwar l-istudju dwar il-prestazzjoni
       f'konformità mar-rekwiżiti li ġejjin:

       (a)   fir-rigward ta' suġġetti inabilitati u minorenni, il-kunsens infurmat għandu jinkiseb
             mill-investigatur mingħand ir-rappreżentant maħtur legalment tiegħu jew tagħha
             mingħajr dewmien żejjed u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 59(2) għandha
             tingħata kemm jista' jkun malajr lis-suġġett u lir-rappreżentant maħtur legalment
             tiegħu jew tagħha;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                    178
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (b)   fir-rigward ta' suġġetti oħra, il-kunsens infurmat għandu jinkiseb mill-investigatur
             mingħajr dewmien żejjed mingħand is-suġġett jew mir-rappreżentant maħtur
             legalment tiegħu jew tagħha, skont liema minnhom tista' ssir l-ewwel, u l-
             informazzjoni msemmija fl-Artikolu 59(2) għandha tingħata kemm jista' jkun malajr
             lis-suġġett jew lir-rappreżentant maħtur legalment tiegħu jew tagħha, kif applikabbli.

       Għall-finijiet tal-punt (b) fejn ikun inkiseb il-kunsens infurmat tar-rappreżentant maħtur
       legalment, il-kunsens infurmat biex tissokta l-parteċipazzjoni fl-istudju dwar il-
       prestazzjoni għandu jinkiseb mingħand is-suġġett malli huwa jew hija jkun/tkun kapaċi
       jagħti/tagħti kunsens infurmat.

3.     Jekk is-suġġett jew, jekk fejn applikabbli, ir-rappreżentant maħtur legalment tiegħu jew
       tagħha, ma jagħtix il-kunsens tiegħu, huwa għandu jkun infurmat bid-dritt li jopponi l-użu
       tad-data miksuba mill-istudju dwar il-prestazzjoni.

                                            Artikolu 65
                                         Kumpens ta' danni

1.     L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sistemi ta' kumpens għal kwalunkwe dannu fuq
       suġġett li jirriżulta minn parteċipazzjoni fi studju dwar il-prestazzjoni mwettaq fit-territorju
       tagħhom ikunu stabbiliti fil-forma ta' assigurazzjoni, garanzija jew arranġament simili li
       jkun ekwivalenti fir-rigward tal-iskop tiegħu u li jkun adatt għan-natura u l-kobor tar-
       riskju.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                     179
                                              DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 2.     L-isponser u l-investigatur għandhom jagħmlu użu mis-sistema msemmija fil-paragrafu 1
       fil-forma xierqa għall-Istat Membru fejn isir l-istudju dwar il-prestazzjoni.

                                            Artikolu 66
                          Applikazzjoni għal studji dwar il-prestazzjoni

1.     L-isponser ta' studju dwar il-prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 58(1) u (2) għandu jdaħħal u
       jippreżenta, applikazzjoni lill-Istat(i) Membru/i li fih(om) ikun ser jitwettaq l-istudju dwar
       il-prestazzjoni (għall-finijiet ta' dan l-Artikolu msejjaħ 'l-Istat Membru kkonċernat')
       flimkien mad-dokumentazzjoni msemmija fit-Taqsimiet 2 u 3 tal-Anness XIII u fl-Anness
       XIV.

       L-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-
       Artikolu 69, li għandha tiġġenera numru uniku ta' identifikazzjoni waħdieni għall-Unjoni
       kollha għall-istudju dwar il-prestazzjoni li għandu jintuża għall-komunikazzjoni rilevanti
       kollha rigward dak l-istudju dwar il-prestazzjoni. Fi żmien għaxart ijiem minn meta tasal l-
       applikazzjoni, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-isponser dwar jekk l-
       istudju dwar il-prestazzjoni jaqax taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u
       dwar jekk l-applikazzjoni tkunx kompluta f'konformità mal-Kapitolu I tal-Anness XIV.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                     180
                                             DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 2.     Fi żmien ġimgħa minn kwalunkwe bidla li ssir fir-rigward tad-dokumentazzjoni msemmija
       fil-Kapitolu I tal-Anness XIV, l-isponser għandu jaġġorna d-data rilevanti fis-sistema
       elettronika msemmija fl-Artikolu 69 u jagħmel dik il-bidla għad-dokumentazzjoni
       identifikabbli b'mod ċar. L-Istat Membru kkonċernat għandu jiġi nnotifikat dwar l-
       aġġornament permezz ta' dik is-sistema elettronika.

3.     Fejn l-Istat Membru kkonċernat isib li l-istudju dwar il-prestazzjoni li ssir applikazzjoni
       għalih ma jaqax fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jew li l-applikazzjoni ma
       tkunx kompluta, dan għandu jinforma lill-isponser b'dan u għandu jistabbilixxi limitu ta'
       żmien ta' massimu ta' għaxart ijiem biex l-isponser jikkummenta jew jimla l-applikazzjoni
       permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 69. L-Istat Membru kkonċernat jista'
       jestendi dan il-perijodu b'massimu ta' 20 jum fejn xieraq.

       Fejn l-isponser la jkun ipprovda kummenti u lanqas ma jkun lesta l-applikazzjoni sal-limitu
       ta' żmien imsemmi fl-ewwel subparagrafu, l-applikazzjoni għandha titqies bħala waħda
       rtirata. Meta l-isponser iqis li l-applikazzjoni tkun taqa' taħt l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan
       ir-Regolament u/jew hija kompluta iżda l-Istat Membru kkonċernat ma jaqbilx, l-
       applikazzjoni għandha titqies li kienet irrifjutata. L-Istat Membru kkonċernat għandu
       jipprevedi proċedura ta' appell fir-rigward ta' tali rifjut.

       L-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-isponser fi żmien ħamest ijiem mill-
       wasla tal-kummenti jew tal-informazzjoni addizzjonali mitluba jekk l-istudju dwar il-
       prestazzjoni huwiex meqjus li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u jekk
       l-applikazzjoni hijiex kompleta.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     181
                                               DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 4.     L-Istat Membru kkonċernat jista' wkoll jestendi l-perijodu msemmi fil-paragrafu 1 u 3 kull
       wieħed b'ħamest ijiem oħra.

5.     Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, id-data li fiha l-isponser jiġi notifikat f'konformità mal-
       paragrafu 1 jew 3 għandha tkun id-data meta tiġi vvalidata l-applikazzjoni. Meta l-isponser
       ma jiġix notifikat, id-data ta' validazzjoni għandha tkun l-aħħar jum tal-perijodi taż-żmien
       imsemmija fil-paragrafi 1, 3 u 4 rispettivament.

6.     Matul il-perijodu li fih tkun qed tiġi vvalutata l-applikazzjoni, l-Istat Membru jista' jitlob
       informazzjoni addizzjonali mill-isponser. L-għeluq tal-iskadenza skont il-punt (b) tal-
       paragrafu 7 għandu jiġi sospiż mid-data meta ssir l-ewwel talba sa meta tkun waslet l-
       informazzjoni addizzjonali.

7.     L-isponser jista' jibda l-istudju dwar il-prestazzjoni fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

       (a)   fil-każ ta' studji dwar il-prestazzjoni li jsiru skont il-punt (a) tal-Artikolu 58(1) u
             meta l-ġbir ta' kampjun ma jirrappreżentax riskju kliniku maġġuri għas-suġġett tal-
             istudju, sakemm mhux iddikjarat mod ieħor mil-liġi nazzjonali, immedjatament wara
             l-validazzjoni tad-data tal-applikazzjoni deskritta fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu,
             dment li ma tkunx inħarġet opinjoni negattiva li tkun valida għall-Istat Membru
             kollu, taħt il-liġi nazzjonali, minn kumitat tal-etika fl-Istat Membru kkonċernat fir-
             rigward tal-istudju dwar il-prestazzjoni;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       182
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (b)   fil-każ ta' studji dwar il-prestazzjoni li jsiru skont il-punti (b) u (c) tal-Artikolu 58(1)
             u l-Artikolu 58(2) jew studji dwar il-prestazzjoni oħra għajr dawk imsemmija fil-punt
             (a) ta' dan il-paragrafu, malli l-Istat Membru kkonċernat ikun innotifika lill-isponser
             bl-awtorizzazzjoni tiegħu u dment li ma tkunx inħarġet opinjoni negattiva li tkun
             valida għall-Istat Membru kollu, taħt il-liġi nazzjonali, minn kumitat tal-etika fl-Istat
             Membru kkonċernat fir-rigward tal-istudju dwar il-prestazzjoni. L-Istat Membru
             għandu jinnotifika lill-isponser bl-awtorizzazzjoni fi żmien 45 jum mid-data ta'
             validazzjoni tal-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 5. L-Istat Membru jista'
             jestendi l-perijodu msemmi 20 jum ieħor għall-fini ta' konsultazzjoni mal-esperti.

8.     Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 108 li
       jemendaw, fid-dawl tal-progress tekniku u l-iżviluppi regolatorji globali, ir-rekwiżiti
       stipulati fil-Kapitolu I tal-Anness XIV.

9.     Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tar-rekwiżiti stipulati fil-Kapitolu I
       tal-Anness XIV, il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni sa fejn meħtieġ biex
       jiġu solvuti kwistjonijiet ta' interpretazzjoni diverġenti u ta' applikazzjoni prattika. Dawk l-
       atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami
       msemmija fl-Artikolu 107(3).

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      183
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                              Artikolu 67
                                  Valutazzjoni mill-Istati Membri

1.     L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni li jivvalidaw u jivvalutaw l-applikazzjoni,
       jew li jiddeċiedu dwarha ma jkollhomx konflitti ta' interess, ikunu indipendenti mill-
       isponser, mill-investigaturi involuti u mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jiffinanzjaw l-
       istudju dwar il-prestazzjoni, kif ukoll ikunu ħielsa minn kull influwenza żejda oħra.

2.     L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-valutazzjoni ssir b'mod konġunt minn għadd
       raġonevoli ta' persuni li kollettivament ikollhom il-kwalifiki u l-esperjenza meħtieġa.

3.     L-Istati Membri għandhom jivvalutaw jekk l-istudju dwar il-prestazzjoni jkunx imfassal
       b'tali mod li r-riskji potenzjali li jifdal għas-suġġetti jew terzi persuni, wara l-
       minimizzazzjoni tar-riskji, jkunu ġġustifikati, meta mqabbla mal-benefiċċji kliniċi
       mistennija. Huma għandhom, filwaqt li jqisu s-SK applikabbli jew l-istandards
       armonizzati, jeżaminaw b'mod partikolari:

       (a)   il-wirja tal-konformità tal-apparat(i) għall-istudju dwar il-prestazzjoni mar-rekwiżiti
             ġenerali applikabbli marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni, minbarra l-aspetti
             koperti mill-istudju dwar il-prestazzjoni, u jekk, rigward dawk l-aspetti, tkunx
             ittieħdet kull prekawzjoni biex tiġi protetta s-saħħa u s-sikurezza tas-suġġetti. Dan
             jinkludi, f'każ ta' studji dwar il-prestazzjoni, l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni analitika,
             u fil-każ ta' studji dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent, l-evalwazzjoni tal-
             prestazzjoni analitika, il-prestazzjoni klinika u l-validità xjentifika, b'kont meħud tal-
             aħħar innovazzjonijiet;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                    184
                                               DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        (b)     jekk is-soluzzjonijiet li jimminimizzaw ir-riskju użati mill-isponser humiex deskritti
               fi standards armonizzati u, fil-każijiet meta l-isponser ma jużax l-istandards
               armonizzati, jekk is-soluzzjonijiet li jimminimizzaw ir-riskju jipprovdux livell ta'
               protezzjoni li huwa ekwivalenti għal dak previst mill-istandards armonizzati;

       (c)     jekk il-miżuri ppjanati għall-installazzjoni sikura, it-tqegħid fis-servizz u l-
               manutenzjoni tal-apparat għal studju dwar il-prestazzjoni humiex adegwati;

       (d)     l-affidabbiltà u r-robustezza tad-data ġġenerata fl-istudju dwar il-prestazzjoni, b'kont
               meħud tal-approċċi tal-istatistika, it-tfassil tal-istudju dwar il-prestazzjoni u l-aspetti
               metodoloġiċi, inkluż id-daqs tal-kampjun, il-komparatur u l-punti aħħarin;

       (e)     jekk ir-rekwiżiti tal-Anness XIV jiġux sodisfatti.

4.     L-Istati Membri għandhom jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni tal-istudju dwar il-prestazzjoni
       jekk:

       (a)     l-applikazzjoni ppreżentata skont l-Artikolu 66(3) tibqa' mhux kompluta;

       (b)     l-apparat jew id-dokumenti ppreżentati, speċjalment il-pjan ta' studju dwar il-
               prestazzjoni u l-fuljett tal-investigatur, ma jkunux jikkorrispondu mal-istat tal-
               għarfien xjentifiku, u l-istudju dwar il-prestazzjoni, b'mod partikolari, ma jkunx adatt
               biex jipprovdi evidenza għall-karatteristiċi tas-sikurezza u l-prestazzjoni jew il-
               benefiċċju tal-apparat fuq suġġetti jew pazjenti;

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                     185
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        (c)   ma jintlaħqux ir-rekwiżiti tal-Artikolu 58; jew

       (d)   kwalunkwe valutazzjoni skont il-paragrafu 3 tkun negattiva.

       L-Istati Membri għandhom jipprevedu proċedura ta' appell fir-rigward ta' rifjut skont l-
       ewwel subparagrafu.

                                             Artikolu 68
                               Twettiq ta' studju dwar il-prestazzjoni

1.     L-isponser u l-investigatur għandhom jiżguraw li l-istudju dwar il-prestazzjoni jitwettaq
       f'konformità mal-pjan approvat ta' studju dwar il-prestazzjoni.

2.     Sabiex jiġi vverifikat li d-drittijiet, is-sikurezza u l-benesseri tas-suġġetti huma protetti, li
       d-data rapportata hi affidabbli u robusta, u li t-twettiq tal-istudju dwar il-prestazzjoni jkun
       konformi mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, l-isponser għandu jiżgura monitoraġġ
       adegwat tat-twettiq tal-istudju dwar il-prestazzjoni. Il-firxa u n-natura tal-monitoraġġ
       għandhom jiġu determinati mill-isponser abbażi ta' valutazzjoni li tikkunsidra l-
       karatteristiċi kollha tal-istudju dwar il-prestazzjoni, inklużi li ġejjin:

       (a)   l-objettiv u l-metodoloġija tal-istudju dwar il-prestazzjoni; u

       (b)   il-livell ta' devjazzjoni tal-intervent mill-prattika klinika normali.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     186
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 3.     L-informazzjoni kollha rigward l-istudju dwar il-prestazzjoni għandha tiġi rreġistrata,
       ipproċessata, immaniġġata, u maħżuna mill-isponser jew mill-investigatur, kif applikabbli,
       b'tali mod li tkun tista' tiġi rapportata, interpretata u vverifikata b'mod preċiż filwaqt li l-
       kunfidenzjalità tar-rekords u d-data personali tas-suġġetti jibqgħu protetti f'konformità
       mal-liġi applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data personali.

4.     Għandhom jiġu implimentati miżuri tekniċi u organizzazzjonali xierqa sabiex jiġu protetti
       l-informazzjoni u d-data personali pproċessati kontra l-aċċess, l-iżvelar, it-tixrid jew il-
       modifika illegali jew mhux awtorizzati, jew il-qerda jew it-telf aċċidentali, b'mod
       partikolari fejn l-ipproċessar ikun jinvolvi trażmissjoni permezz ta' netwerk.

5.     L-Istati Membri għandhom jispezzjonaw, fuq livell xieraq, is-sit(i) tal-istudji dwar il-
       prestazzjoni biex jivverifikaw li l-istudji dwar il-prestazzjoni jitwettqu skont ir-rekwiżiti ta'
       dan ir-Regolament u skont il-pjan ta' investigazzjoni approvat.

6.     L-isponser għandu jistabbilixxi proċedura għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza li tippermetti
       l-identifikazzjoni immedjata u, fejn meħtieġ, l-irtirar immedjat tal-apparati użati fl-istudju.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     187
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                             Artikolu 69
                       Sistema elettronika dwar studji dwar il-prestazzjoni

1.     Il-Kummissjoni għandha, f'kollaborazzjoni mal-Istati Membri, toħloq, timmaniġġa u
       żżomm sistema elettronika:

       (a)   biex toħloq in-numri uniċi ta' identifikazzjoni għall-istudji dwar il-prestazzjoni
             msemmijin fl-Artikolu 66(1);

       (b)   biex tintuża bħala punt tad-dħul għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet jew in-
             notifiki kollha għall-istudji dwar il-prestazzjoni msemmija fl-Artikoli 66, 70, 71 u 74
             u għall-preżentazzjoni ta' kull data oħra, jew l-ipproċessar ta' data f'dan il-kuntest;

       (c)   għall-iskambju ta' informazzjoni relatata ma' studji dwar il-prestazzjoni f'konformità
             ma' dan ir-Regolament bejn l-Istati Membri u bejniethom u l-Kummissjoni inkluż l-
             iskambju ta' informazzjoni msemmi fl-Artikoli 72 u 74;

       (d)   għal informazzjoni li għandha tingħata mill-isponser skont l-Artikolu 73, inkluż ir-
             rapport tal-istudju dwar il-prestazzjoni u s-sommarju tiegħu kif meħtieġ fil-paragrafu
             5 ta' dak l-Artikolu;

       (e)   għar-rapportar dwar avvenimenti avversi serji u nuqqasijiet fl-apparat u
             aġġornamenti relatati msemmija fl-Artikolu 76.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        188
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 2.     Meta tkun qed tistabbilixxi s-sistema elettronika msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-
       Artikolu, il-Kummissjoni għandha tiżgura li din tkun interoperabbli mal-bażi ta' data tal-
       UE għall-provi kliniċi fuq il-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, stabbilita skont l-
       Artikolu 81 tar-Regolament (UE) Nru 536/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1 fir-
       rigward ta' studji dwar il-prestazzjoni ta' dijanjostika ta' akkumpanjament.

3.     L-informazzjoni msemmija f'punt (c) tal-paragrafu 1 għandha tkun aċċessibbli biss għall-
       Istati Membri u l-Kummissjoni. L-informazzjoni msemmija f'punti oħrajn ta' dak il-
       paragrafu għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, sakemm, għal dik l-informazzjoni
       kollha jew għal partijiet minnha, il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni ma tiġix iġġustifikata
       b'wieħed minn dawn ir-raġunijiet:

       (a)   il-protezzjoni tad-data personali skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001,

       (b)   il-protezzjoni ta' informazzjoni kummerċjalment kunfidenzjali, speċjalment fil-fuljett
             tal-investigaturi, b'mod partikolari billi jittieħed kont tal-istatus tal-valutazzjoni tal-
             konformità għall-apparat, sakemm ma jkunx hemm interess pubbliku akbar biex tiġi
             żvelata;

       (c)   is-superviżjoni effettiva tat-twettiq ta' studju dwar il-prestazzjoni mill-Istat(i)
             Membru/i kkonċernat(i).

1
      Regolament (UE) Nru 536/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014
      dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u li jħassar
      id-Direttiva 2001/20/KE (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 1).

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     189
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 4.     L-ebda data personali tas-suġġetti ma għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.

5.     L-interfaċċa tal-utent tas-sistema elettronika msemmija f'paragrafu 1 għandha tkun
       disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.

                                            Artikolu 70
         Studji dwar il-prestazzjoni fir-rigward ta' apparati li għandhom il-marka CE

1.     Meta studju dwar il-prestazzjoni jkun ser isir biex ikompli jiġi vvalutat, fl-ambitu tal-għan
       maħsub tiegħu, apparat li diġà għandu l-marka CE skont l-Artikolu 18(1) ('l-istudju tal-
       PMPF'), u meta l-istudju dwar il-prestazzjoni jkun jinvolvi li s-suġġetti jsirulhom proċeduri
       oħrajn minbarra dawk li jsiru fil-kundizzjonijiet normali ta' użu tal-apparat u dawk il-
       proċeduri addizzjonali jkunu invażivi jew ta' piż, l-isponser għandu jinnotifika lill-Istati
       Membri kkonċernati tal-inqas 30 jum qabel jibda l-istudju permezz tas-sistema elettronika
       msemmija fl-Artikolu 69. L-isponser għandu jinkludi d-dokumentazzjoni msemmija fit-
       Taqsima 2 ta' Parti A tal-Anness XIII u fl-Anness XIV. Punti (b) sa (l) u (p) tal-Artikolu
       58(5), u l-Artikoli 71, 72 u 73, l-Artikolu 76(5) u d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Annessi
       XIII u XIV għandhom japplikaw għall-istudji tal-PMPF.

2.     Meta studju dwar il-prestazzjoni jkun ser isir biex jivvaluta, barra l-ambitu tal-għan
       maħsub tiegħu, apparat li diġà għandu l-marka CE skont l-Artikolu 18(1), għandhom
       japplikaw l-Artikoli 58 sa 77.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                        190
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                             Artikolu 71
                       Modifiki sostanzjali għal studji dwar il-prestazzjoni

1.     Jekk sponser ikollu l-intenzjoni jintroduċi modifiki għal studju dwar il-prestazzjoni li
       probabbilment ikunu ser iħallu impatt sostanzjali fuq is-sikurezza, is-saħħa jew id-drittijiet
       tas-suġġetti jew fuq kemm tkun soda jew affidabbli d-data klinika ġġenerata mill-istudju,
       huwa għandu jinnotifika, fi żmien ġimgħa, permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-
       Artikolu 69, lill-Istat(i) Membru/i li fih(om) ikun qed isir jew ikun ser isir l-istudju dwar il-
       prestazzjoni bir-raġunijiet għal dawk il-modifiki u n-natura tagħhom. L-isponser għandu
       jinkludi verżjoni aġġornata tad-dokumentazzjoni rilevanti msemmija fl-Anness XIV bħala
       parti min-notifika. Il-bidliet għad-dokumentazzjoni rilevanti għandhom ikunu
       identifikabbli b'mod ċar.

2.     L-Istat Membru għandu jivvaluta kwalunkwe modifika sostanzjali għall-istudju dwar il-
       prestazzjoni f'konformità mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 67.

3.     L-isponser jista' jimplimenta l-modifiki msemmija fil-paragrafu 1 mhux qabel 38 jum wara
       n-notifika msemmija fil-paragrafu 1 sakemm:

       (a)   l-Istat Membru li fih ikun qed isir jew ikun ser isir l-istudju dwar il-prestazzjoni jkun
             innotifika l-isponser dwar ir-rifjut tiegħu fuq il-bażi tar-raġunijiet imsemmijin fl-
             Artikolu 67(4) jew ta' kunsiderazzjonijiet marbutin mas-saħħa pubblika, mas-
             sikurezza jew is-saħħa tas-suġġett u l-utent, jew mal-politika pubblika; jew

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                      191
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (b)   kumitat tal-etika f'dak l-Istat Membru jkun ħareġ opinjoni negattiva marbuta mal-
             modifika sostanzjali fl-istudju dwar il-prestazzjoni, li, skont il-liġi nazzjonali, tkun
             valida għall-Istat Membru kollu.

4.     L-Istat jew Stati Membri kkonċernat(i) jistgħu jestendu l-perijodu msemmi fil-paragrafu 3
       b'sebat ijiem oħra, għall-fini ta' konsultazzjoni mal-esperti.

                                            Artikolu 72
                    Miżuri korrettivi li għandhom jittieħdu mill-Istati Membri
        u skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri dwar studji dwar il-prestazzjoni

1.     Meta Stat Membru li fih ikun qed isir jew ikun ser isir l-istudju dwar il-prestazzjoni jkollu
       raġunijiet biex jikkunsidra li r-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament ma ġewx issodisfati,
       huwa jista' tal-anqas jieħu kwalunkwe waħda mill-miżuri li ġejjin fit-territorju tiegħu:

       (a)   jirrevoka l-awtorizzazzjoni għal studju dwar il-prestazzjoni;

       (b)   jissospendi jew itemm l-istudju dwar il-prestazzjoni;

       (c)   jitlob lill-isponser biex jimmodifika kwalunkwe aspett tal-istudju dwar il-
             prestazzjoni.

2.     Qabel ma l-Istat Membru kkonċernat jieħu kwalunkwe waħda mill-miżuri msemmija fil-
       paragrafu 1, dan għandu, ħlief meta tkun meħtieġa azzjoni immedjata, jitlob lill-isponser
       jew lill-investigatur jew lit-tnejn għall-opinjoni tiegħu/tagħhom. Dik l-opinjoni għandha
       tingħata fi żmien sebat ijiem.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     192
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 3.     Meta Stat Membru jkun ħa miżura msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jew ikun
       irrifjuta, studju dwar il-prestazzjoni, jew ikun ġie notifikat mill-isponser bit-terminazzjoni
       bikrija ta' studju dwar il-prestazzjoni għal raġunijiet ta' sikurezza, dak l-Istat Membru
       għandu jikkomunika d-deċiżjoni korrispondenti u r-raġunijiet għaliha lill-Istati Membri
       kollha u lill-Kummissjoni permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 69.

4.     Meta applikazzjoni tiġi rtirata mill-isponser qabel ma tittieħed deċiżjoni minn Stat
       Membru, dik l-informazzjoni għandha ssir disponibbli permezz tas-sistema elettronika
       msemmija fl-Artikolu 69 għall-Istati Membri kollha u l-Kummissjoni.

                                            Artikolu 73
                Informazzjoni mill-isponser fi tmiem studju dwar il-prestazzjoni
                   jew f'każ ta' waqfien temporanju jew terminazzjoni bikrija

1.     Jekk l-isponser ikun waqqaf temporanjament studju dwar il-prestazzjoni jew ikun temm
       kmieni studju dwar il-prestazzjoni, huwa għandu jgħarraf lill-Istati Membri li fihom
       twaqqaf temporanjament jew intemm kmieni dak l-istudju dwar il-prestazzjoni, fi żmien
       15-il jum, permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 69, dwar il-waqfien
       temporanju jew it-terminazzjoni bikrija. Fil-każ li l-isponser ikun waqqaf temporanjament
       jew temm kmieni l-istudju dwar il-prestazzjoni għal raġunijiet ta' sikurezza, għandu
       jgħarraf lill-Istati Membri kollha li fihom ikun qed isir dak l-istudju dwar il-prestazzjoni
       dwar dan fi żmien 24 siegħa.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                     193
                                              DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 2.     Tmiem l-istudju dwar il-prestazzjoni għandu jitqies li jkun fl-istess waqt tal-aħħar żjara tal-
       aħħar suġġett sakemm ma jiġix iffissat mument ieħor għal dan it-tmiem fil-pjan tal-istudju
       dwar il-prestazzjoni.

3.     L-isponser għandu jinnotifika lil kull Stat Membru li fih kien qed isir dak l-istudju dwar il-
       prestazzjoni dwar it-tmiem ta' dak l-istudju dwar il-prestazzjoni f'dak l-Istat Membru. Dik
       in-notifika għandha ssir fi żmien 15-il jum minn tmiem l-istudju dwar il-prestazzjoni fir-
       rigward ta' dak l-Istat Membru.

4.     Jekk l-istudju jsir f'aktar minn Stat Membru wieħed, l-isponser għandu jinnotifika lill-Istati
       Membri kollha li fihom ikun sar dak l-istudju dwar il-prestazzjoni dwar tmiem l-istudju
       dwar il-prestazzjoni fl-Istati Membri kollha. Dik in-notifika għandha ssir fi żmien 15-il
       jum minn dak it-tmiem tal-istudju dwar il-prestazzjoni.

5.     Irrispettivament mill-eżitu tal-istudju dwar il-prestazzjoni, fi żmien sena mit-tmiem tal-
       istudju dwar il-prestazzjoni jew fi żmien tliet xhur mit-terminazzjoni bikrija jew il-waqfien
       temporanju, l-isponser għandu jippreżenta lill-Istati Membri li fihom ikun sar studju dwar
       il-prestazzjoni rapport dwar l-istudju dwar il-prestazzjoni kif imsemmi fit-Taqsima 2.3.3
       tal-Parti A tal-Anness XIII.

       Ir-rapport dwar l-istudju dwar il-prestazzjoni għandu jkun akkumpanjat minn sommarju
       ppreżentat f'termini li jinftiehmu faċilment mill-utent maħsub. Kemm ir-rapport kif ukoll
       is-sommarju għandhom jiġu ppreżentati mill-isponser permezz tas-sistema elettronika
       msemmija fl-Artikolu 69.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                      194
                                             DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        Fejn, minħabba raġunijiet xjentifiċi, ma jkunx possibbli li jiġi ppreżentat ir-rapport dwar l-
       istudju dwar il-prestazzjoni fi żmien sena minn tmiem l-istudju, dan għandu jiġi ppreżentat
       hekk kif ikun disponibbli. F'każ bħal dan, il-pjan ta' studju dwar il-prestazzjoni klinika
       imsemmi fit-Taqsima 2.3.2 ta' Parti A tal-Anness XIII għandu jispeċifika meta ser ikunu
       disponibbli r-riżultati tal-istudju dwar il-prestazzjoni, flimkien ma' ġustifikazzjoni.

6.     Il-Kummissjoni għandha toħroġ linji gwida dwar il-kontenut u l-istruttura tas-sommarju
       tar-rapport dwar l-istudju dwar il-prestazzjoni.

       Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista' toħroġ linji gwida dwar il-format u l-kondiviżjoni
       ta' data mhux ipproċessata, għal każijiet fejn l-isponser jiddeċiedi li jikkondividi data mhux
       ipproċessata fuq bażi volontarja. Dawk il-linji gwida jistgħu jieħdu bħala bażi u jadattaw,
       fejn ikun possibbli, il-linji gwida eżistenti għall-kondiviżjoni ta' data mhux ipproċessata fil-
       qasam tal-istudji dwar il-prestazzjoni.

7.     Is-sommarju u r-rapport dwar l-istudju dwar il-prestazzjoni msemmi fil-paragrafu 5 ta' dan
       l-Artikolu għandhom isiru aċċessibbli għall-pubbliku permezz tas-sistema elettronika
       msemmija fl-Artikolu 69, mhux aktar tard minn meta l-apparat jiġi rreġistrat skont l-
       Artikolu 26 u qabel ma jitqiegħed fis-suq. F'każijiet ta' terminazzjoni bikrija jew waqfien
       temporanju, is-sommarju u r-rapport għandhom isiru aċċessibbli għall-pubbliku
       immedjatament wara li jiġu ppreżentati.

       Jekk l-apparat ma jiġix irreġistrat skont l-Artikolu 26 fi żmien sena wara li s-sommarju u r-
       rapport tal-istudju dwar il-prestazzjoni jkunu ddaħħlu fis-sistema elettronika skont il-
       paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, dawn għandhom isiru aċċessibbli għall-pubbliku f'dak il-
       mument.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     195
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                             Artikolu 74
            Proċedura koordinata ta' valutazzjoni għall-istudji dwar il-prestazzjoni

1.     L-isponser ta' studju dwar il-prestazzjoni li jkun ser isir f'aktar minn Stat Membru wieħed
       jista' jippreżenta, permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 69, għall-finijiet
       tal-Artikolu 66, applikazzjoni unika li, meta tasal, tintbagħat b'mod elettroniku lill-Istati
       Membri kollha li fihom ikun ser isir l-istudju dwar il-prestazzjoni.

2.     L-isponser għandu jipproponi fl-applikazzjoni unika msemmija fil-paragrafu 1 li wieħed
       mill-Istati Membri li fihom ikun ser isir l-istudju dwar il-prestazzjoni jaġixxi bħala l-Istat
       Membru koordinatur. L-Istati Membri li fihom ikun ser isir l-istudju dwar il-prestazzjoni
       għandhom, fi żmien sitt ijiem mill-preżentazzjoni tal-applikazzjoni, jaqblu li wieħed
       minnhom jieħu r-rwol tal-Istat Membru koordinatur. Jekk ma jaqblux dwar Stat Membru
       koordinatur, l-Istat Membru koordinatur propost mill-isponser għandu jieħu dak ir-rwol.

3.     Taħt id-direzzjoni tal-Istat Membru koordinatur imsemmi fil-paragrafu 2, l-Istati Membri
       kkonċernati għandhom jikkoordinaw il-valutazzjoni tagħhom tal-applikazzjoni,
       partikolarment tad-dokumentazzjoni msemmija fil-Kapitolu I tal-Anness XIV.

       Madankollu, kemm tkun kompleta d-dokumentazzjoni msemmija fit-Taqsimiet 1.13, 4.2,
       4.3 u 4.4 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV u l-punt (c) tat-Taqsima 2.3.2. tal-Parti A tal-
       Anness XIII għandu jiġi vvalutat separatament minn kull Stat Membru kkonċernat skont l-
       Artikolu 66(1) sa (5).

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                    196
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 4.     B'rabta ma' dokumentazzjoni għajr dik imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3, l-
       Istat Membru koordinatur għandu:

       (a)   fi żmien sitt ijiem minn meta jirċievi l-applikazzjoni unika, jinnotifika lill-isponser li
             huwa hu l-Istat Membru koordinatur ('id-data tan-notifika');

       (b)   għall-iskop tal-validazzjoni tal-applikazzjoni, iqis kwalunkwe kunsiderazzjoni
             ppreżentata fi żmien sebat ijiem mid-data tan-notifika minn kwalunkwe Stat Membru
             kkonċernat;

       (c)   Fi żmien 10 ijiem mid-data tan-notifika, jivvaluta jekk l-istudju dwar il-prestazzjoni
             jaqax fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u jekk l-applikazzjoni tkunx
             kompleta u għandu jinnotifika lill-isponser dwar dan. L-Artikolu 66(1) u (3) sa (5)
             għandhom japplikaw għall-Istat Membru koordinatur b'rabta ma' dik il-valutazzjoni;

       (d)   jistabbilixxi r-riżultati tal-valutazzjoni tiegħu f'abbozz ta' rapport ta' valutazzjoni li
             għandu jintbagħat fi żmien 26 jum mid-data tal-validazzjoni lill-Istati Membri
             kkonċernati. Sa jum 38 wara d-data tal-validazzjoni, l-Istati Membri l-oħra
             kkonċernati għandhom jibagħtu l-kummenti u l-proposti tagħhom dwar l-abbozz ta'
             rapport ta' valutazzjoni u l-applikazzjoni sottostanti lill-Istat Membru koordinatur li
             għandu jqis kif mistħoqq dawk il-kummenti u l-proposti fil-finalizzazzjoni tar-
             rapport finali ta' valutazzjoni, li għandu jintbagħat fi żmien 45 jum mid-data tal-
             validazzjoni lill-isponser u lill-Istati Membri l-oħrajn ikkonċernati.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     197
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        Ir-rapport ta' valutazzjoni finali għandu jitqies mill-Istati Membri kollha kkonċernati meta
       jiddeċiedu dwar l-applikazzjoni tal-isponser skont l-Artikolu 66(7).

5.     F'dak li jirrigwarda l-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu
       tal-paragrafu 3, kull Stat Membru kkonċernat jista' jitlob, f'okkażjoni waħda, informazzjoni
       addizzjonali mill-isponser. L-isponser għandu jippreżenta l-informazzjoni addizzjonali
       mitluba fil-perijodu stabbilit mill-Istat Membru kkonċernat li ma għandux jaqbeż 12-il jum
       minn meta jirċievi t-talba. L-għeluq tal-aħħar skadenza skont il-punt (d) tal-paragrafu 4
       għandu jiġi sospiż mid-data tat-talba sal-mument meta tasal l-informazzjoni addizzjonali.

6.     Għall-apparati tal-klassi C u D, l-Istat Membru koordinatur jista' wkoll jestendi l-perijodi
       msemmija fil-paragrafu 4 b'50 jum ieħor, għall-fini ta' konsultazzjoni mal-esperti.

7.     Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tispeċifika aktar il-proċeduri u
       l-perijodi ta' żmien għal valutazzjonijiet ikkoordinati li għandhom jitqiesu mill-Istati
       Membri kkonċernati meta jiddeċiedu dwar l-applikazzjoni tal-isponser. Atti ta'
       implimentazzjoni bħal dawn jistgħu jistabbilixxu wkoll il-proċeduri u l-perijodi ta' żmien
       għal valutazzjoni kkoordinata fil-każ ta' modifiki sostanzjali skont il-paragrafu 12 ta' dan l-
       Artikolu u fil-każ ta' rappurtar ta' avvenimenti avversi skont l-Artikolu 76(4) u fil-każ ta'
       studji dwar il-prestazzjoni li jinvolvu dijanjostika ta' akkumpanjament, fejn il-prodotti
       mediċinali jkunu taħt valutazzjoni kkoordinata konkorrenti ta' prova klinika skont ir-
       Regolament (UE) Nru 536/2014. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
       f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                    198
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 8.     Meta l-konklużjoni tal-Istat Membru koordinatur dwar il-qasam ta' valutazzjoni koordinata
       tkun li t-twettiq tal-istudju dwar il-prestazzjoni huwa aċċettabbli jew aċċettabbli iżda
       soġġett għal konformità ma' kondizzjonijiet speċifiċi, dik il-konklużjoni għandha titqies
       bħala l-konklużjoni tal-Istat(i) Membru/i (kollha) kkonċernat/i.

       Minkejja l-ewwel subparagrafu, Stat Membru kkonċernat jista' ma jaqbilx mal-konklużjoni
       tal-Istat Membru koordinatur fir-rigward tal-qasam tal-valutazzjoni koordinata minħabba r-
       raġunijiet li ġejjin:

       (a)   huwa jqis li l-parteċipazzjoni fl-istudju dwar il-prestazzjoni tista' twassal biex suġġett
             jirċievi trattament inferjuri għal dak irċevut fil-prattika klinika normali f'dak l-Istat
             Membru kkonċernat;

       (b)   ksur tal-liġi nazzjonali; jew

       (c)   konsiderazzjonijiet fir-rigward tas-sikurezza tas-suġġett u l-affidabbiltà u r-
             robustezza tad-data, ippreżentati skont punt (d) tal-paragrafu 4.

       Meta wieħed mill-Istati Membri kkonċernati ma jaqbilx mal-konklużjoni fuq il-bażi tat-
       tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu, huwa għandu jikkomunika n-nuqqas ta' qbil tiegħu,
       flimkien ma' ġustifikazzjoni dettaljata, permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-
       Artikolu 69 lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra kollha kkonċernati u lill-isponser.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     199
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 9.     Meta l-konklużjoni tal-Istat Membru koordinatur dwar il-qasam tal-valutazzjoni koordinata
       tkun li l-istudju dwar il-prestazzjoni mhuwiex aċċettabbli, dik il-konklużjoni għandha
       titqies bħala l-konklużjoni tal-Istati Membri kollha kkonċernati.

10.    Stat Membru kkonċernat għandu jirrifjuta li jawtorizza studju dwar il-prestazzjoni jekk
       huwa ma jaqbilx mal-konklużjoni tal-Istat Membru koordinatur fir-rigward ta' kwalunkwe
       waħda mir-raġunijiet imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 8, jew jekk huwa
       jikkonkludi li, minħabba raġunijiet debitament iġġustifikati, ma kienx hemm konformità
       mal-aspetti indirizzati fit-Taqsimiet 1.13, 4.2, 4.3 u 4.4 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV, jew,
       meta kumitat tal-etika jkun ħareġ opinjoni negattiva marbuta ma' dak l-istudju dwar il-
       prestazzjoni li tkun valida f'konformità mal-liġi nazzjonali għal dak l-Istat Membru kollu.
       Dak l-Istat Membru għandu jipprevedi proċedura ta' appell fir-rigward ta' tali rifjut.

11.    Kull Stat Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-isponser permezz tas-sistema
       elettronika msemmija fl-Artikolu 69 dwar jekk l-istudju dwar il-prestazzjoni jkunx ġie
       awtorizzat, jekk huwiex awtorizzat iżda soġġett għal xi kundizzjonijiet, jew jekk l-
       awtorizzazzjoni gietx irrifjutata. In-notifika għandha ssir permezz ta' deċiżjoni waħda fi
       żmien ħamest ijiem mit-trasmissjoni, skont punt (d) tal-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, mill-
       Istat Membru koordinatur tar-rapport ta' valutazzjoni finali. Meta awtorizzazzjoni ta' studju
       dwar il-prestazzjoni tkun soġġetta għal kondizzjonijiet, dawk il-kondizzjonijiet jistgħu
       jkunu biss kondizzjonijiet li, min-natura tagħhom, ma jistgħux jiġu sodisfatti fil-mument
       meta ssir dik l-awtorizzazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                        GP/ea                       200
                                             DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 12.      Kwalunkwe modifika sostanzjali kif imsemmija fl-Artikolu 71 għandha tiġi nnotifikat lill-
         Istati Membri kkonċernati permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 69. Kull
         valutazzjoni dwar jekk hemmx raġunijiet għal nuqqas ta' qbil kif imsemmi fit-tieni
         subparagrafu tal-paragrafu 8 ta' dan l-Artikolu għandha ssir taħt it-tmexxija tal-Istat
         Membru koordinatur, minbarra għal modifiki sostanzjali li jikkonċernaw it-taqsimiet 1.13,
         4.2, 4.3 u 4.4 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV u l-punt (c) tat-Taqsima 2.3.2 tal-Parti A tal-
         Anness XIII, li għandhom jiġu vvalutati separatament minn kull Stat Membru kkonċernat.

13.      Il-Kummissjoni għandha tipprovdi appoġġ amministrattiv lill-awtorità kompetenti
         koordinatriċi fit-twettiq tal-kompiti tagħha skont dan il-Kapitolu.

14.      Il-proċedura stabbilita f'dan l-Artikolu għandha, sa … [seba' snin wara d-data ta'
         applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], tkun applikata biss minn dawk l-Istati Membri li
         fihom jitwettqu l-istudji dwar il-prestazzjoni li qablu li japplikawha. Wara… [seba' snin
         wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], l-Istat Membri kollha għandhom
         ikunu meħtieġa li japplikaw dik il-proċedura.

                                              Artikolu 75
                         Reviżjoni tal-proċedura koordinata ta' valutazzjoni

Sa... [sitt snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-esperjenza miksuba mill-
applikazzjoni tal-Artikolu 74 u, jekk meħtieġ, tipproponi reviżjoni tal-Artikolu 74(14) u tal-punt (g)
tal-Artikolu 113(3).

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     201
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                             Artikolu 76
     Irrekordjar u rappurtar tal-avvenimenti avversi li jiġru waqt studji dwar il-prestazzjoni

1.     L-isponser għandu jirreġistra kompletament dawn kollha li ġejjin:

       (a)   kwalunkwe avveniment avvers ta' tip identifikat fil-pjan tal-istudju dwar il-
             prestazzjoni bħala li hu kritiku għall-evalwazzjoni tar-riżultati ta' dak l-istudju dwar
             il-prestazzjoni

       (b)   kwalunkwe avveniment avvers serju;

       (c)   kwalunkwe nuqqas fl-apparat li seta' wassal għal avveniment avvers serju li kieku ma
             tteħditx azzjoni xierqa, ma sarx intervent, jew li kieku ċ-ċirkostanzi kienu anqas
             favorevoli;

       (d)   kwalunkwe sejba ġdida fir-rigward ta' kwalunkwe avveniment imsemmi fil-punti (a)
             sa (c).

2.     L-isponser għandu jirrapporta mingħajr dewmien lill-Istati Membri kollha li fihom qiegħed
       isir studju dwar il-prestazzjoni dan kollu li ġej permezz tas-sistema elettronika msemmija
       fl-Artikolu 69:

       (a)   kwalunkwe avveniment avvers serju li jkollu relazzjoni kawżali mal-apparat, il-
             komparatur jew il-proċedura ta' studju jew fejn tali relazzjoni kawżali tkun
             raġonevolment possibbli;

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                     202
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (b)   kwalunkwe nuqqas fl-apparat li seta' wassal għal avveniment avvers serju li kieku ma
             tteħditx azzjoni xierqa, ma sarx intervent, jew li kieku ċ-ċirkostanzi kienu anqas
             favorevoli;

       (c)   kwalunkwe sejba ġdida fir-rigward ta' kwalunkwe avveniment imsemmi fil-punti (a)
             u (b).

       Il-perijodu ta' żmien għar-rapportar għandu jqis is-severità tal-avveniment. Fejn meħtieġ
       biex jiżgura r-rapportar f'waqtu, l-isponser jista' jippreżenta rapport inizjali li mhux
       komplut segwit minn rapport komplut.

       Fuq talba minn kwalunkwe Stat Membru kkonċernat li fih ikun qed isir l-istudju dwar il-
       prestazzjoni, l-isponser għandu jipprovdi l-informazzjoni kollha msemmija fil-paragrafu 1.

3.     L-isponser għandu jirrapporta wkoll lill-Istati Membri li fihom ikun qed isir l-istudju dwar
       il-prestazzjoni kwalunkwe avveniment imsemmi fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu li seħħ
       f'pajjiżi terzi fejn isir studju dwar il-prestazzjoni skont l-istess pjan għal studju dwar il-
       prestazzjoni klinika bħal dak li japplika għal studju dwar il-prestazzjoni kopert minn dan
       ir-Regolament permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 69.

4.     Fil-każ ta' studju dwar il-prestazzjoni li għalih l-isponser ikun uża l-applikazzjoni unika
       msemmija fl-Artikolu 74, l-isponser għandu jirrapporta kwalunkwe avveniment kif
       imsemmi fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-
       Artikolu 69. Malli jiġi riċevut, dan ir-rapport għandu jintbagħat elettronikament lill-Istati
       Membri kollha li fihom ikun qed isir l-istudju dwar il-prestazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        203
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        Taħt id-direzzjoni tal-Istat Membru koordinatur imsemmi fl-Artikolu 74(2), l-Istati
       Membri għandhom jikkoordinaw il-valutazzjoni tagħhom tal-avvenimenti avversi serji u
       tan-nuqqasijiet fl-apparat biex jiddeterminaw jekk għandhomx jimmodifikaw, jissospendu
       jew jitterminaw l-istudju dwar il-prestazzjoni jew jekk għandhomx jirrevokaw l-
       awtorizzazzjoni għal dak l-istudju dwar il-prestazzjoni.

       Dan il-paragrafu ma għandux jaffettwa d-drittijiet tal-Istati Membri l-oħra li jwettqu l-
       evalwazzjoni tagħhom stess u li jadottaw miżuri skont dan ir-Regolament sabiex jiżguraw
       il-protezzjoni tas-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-pazjenti. L-Istat Membru koordinatur u
       l-Kummissjoni għandhom jinżammu infurmati dwar ir-riżultat ta' kwalunkwe evalwazzjoni
       simili u dwar l-adozzjoni ta' tali miżuri.

5.     Fil-każ ta' studji tal-PMPF imsemmija fl-Artikolu 70(1), id-dispożizzjonijiet dwar il-
       viġilanza stipulati fl-Artikoli 82 sa 85 u fl-atti ta' implimentazzjoni adottati skont l-
       Artikolu 86 għandhom japplikaw minflok dan l-Artikolu.

6.     Minkejja l-paragrafu 5, dan l-Artikolu għandu japplika fejn tkun ġiet stabbilita relazzjoni
       kawżali bejn l-avveniment avvers serju u l-istudju dwar il-prestazzjoni preċedenti.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                   204
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                                 Artikolu 77
                                          Atti ta' implimentazzjoni

Permezz tal-atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi l-arranġamenti dettaljati u l-
aspetti ta' proċedura meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu rigward dawn li ġejjin:

(a)      formoli elettroniċi armonizzati għall-applikazzjoni għal studji dwar il-prestazzjoni u l-
         valutazzjoni tagħhom, kif imsemmija fl-Artikoli 66 u 74, b'kont meħud ta' kategoriji jew
         gruppi speċifiċi ta' apparati;

(b)      il-funzjonament tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 69;

(c)      formoli elettroniċi armonizzati għan-notifika ta' studji tal-PMPF kif imsemmija fl-
         Artikolu 70(1), u ta' modifiki sostanzjali, kif imsemmija fl-Artikolu 71;

(d)      l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri kif imsemmi fl-Artikolu 72;

(e)      formoli elettroniċi armonizzati għar-rapportar ta' avvenimenti avversi serji u nuqqasijiet fl-
         apparati msemmija fl-Artikolu 76;

(f)      l-iskedi għar-rapportar ta' avvenimenti avversi serji u ta' nuqqasijiet fl-apparati, b'kont
         meħud tas-severità tal-avveniment li għandu jiġi rrapportat kif imsemmi fl-Artikoli 76;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      205
                                                  DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak--- (g)     l-applikazzjoni uniformi tar-rekwiżiti dwar l-evidenza/data klinika meħtieġa biex tintwera
        l-konformità mar-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni stabbiliti fl-
        Anness I.

L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu għandhom jiġu adottati skont il-proċedura
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

                                           Kapitolu VII
Sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq, viġilanza u sorveljanza tas-suq

                                             TAQSIMA 1
                     SORVELJANZA TA' WARA T-TQEGĦID FIS-SUQ

                                              Artikolu 78
                    Sistema ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq tal-manifattur

1.      Għal kull apparat, il-manifatturi għandhom jippjanaw, jistabbilixxu, jiddokumentaw,
        jimplimentaw, iżommu u jaġġornaw sistema ta' sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq b'mod li
        jkun proporzjonat għall-klassi tar-riskju u xieraq għat-tip ta' apparat. Dik is-sistema
        għandha tkun parti integrali mis-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità tal-manifattur imsemmi
        fl-Artikolu 10(8).

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                  206
                                                DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 2.     Is-sistema ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq għandha tkun adatta biex tiġbor,
       tirreġistra u tanalizza b'mod attiv u sistematikament data rilevanti dwar il-kwalità, il-
       prestazzjoni u s-sikurezza ta' apparat matul il-ħajja kollha tiegħu, u li tasal għall-
       konklużjonijiet neċessarji u tiddetermina, timplimenta u tissorvelja kull azzjoni preventiva
       u korrettiva.

3.     Id-data miġbura mis-sistema ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq tal-manifattur
       għandha tintuża, b'mod partikolari, biex:

       (a)   tiġi aġġornata d-determinazzjoni tal-benefiċċji meta mqabbla mar-riskji u biex titjieb
             il-ġestjoni tar-riskji kif imsemmi fil-Kapitolu I tal-Anness I;

       (b)   tiġi aġġornata l-informazzjoni dwar id-disinn u l-manifattura, l-istruzzjonijiet għall-
             użu u t-tikkettar;

       (c)   taġġorna l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni;

       (d)   taġġorna s-sommarju dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 29;

       (e)   tidentifika l-ħtiġijiet għal azzjoni preventiva, korrettiva jew azzjoni korrettiva ta'
             sikurezza fuq il-post;

       (f)   tidentifika l-għażliet sabiex jitjiebu l-użu, il-prestazzjoni u s-sikurezza tal-apparat;

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       207
                                              DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---          (g)   tikkontribwixxi, meta rilevanti, għas-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq ta'
               apparati oħra; u

         (h)   tidentifika u tirrapporta tendenzi f'konformità mal-Artikolu 83.

         Id-dokumentazzjoni teknika għandha tiġi aġġornata kif meħtieġ.

4.       Jekk, matul is-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq, tiġi identifikata ħtieġa ta' azzjoni
         preventiva jew korrettiva jew it-tnejn, il-manifattur għandu jimplimenta l-miżuri adegwati
         u jinforma l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati u, fejn applikabbli, il-korp notifikat. Fejn
         jiġi identifikat inċident serju jew tiġi implimentata azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-
         post, għandu jiġi rrappurtat f'konformità mal-Artikolu 82.

                                              Artikolu 79
                            Pjan ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq

Is-sistema ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq imsemmija fl-Artikolu 78 għandha tkun ibbażata
fuq il-pjan ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq li r-rekwiżiti għalih huma stabbiliti fit-Taqsima
1 tal-Anness III. Il-pjan ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq għandu jkun parti mid-
dokumentazzjoni teknika speċifikata fl-Anness II.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      208
                                                DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                                 Artikolu 80
                           Rapport ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq

Il-manifatturi ta' apparati tal-klassi A u B għandhom jippreparaw rapport ta' sorveljanza ta' wara t-
tqegħid fis-suq li jiġbor fil-qosor ir-riżultati u l-konklużjonijiet tal-analiżi tad-data dwar is-
sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq miġbura bħala riżultat tal-pjan ta' sorveljanza ta' wara t-
tqegħid fis-suq imsemmi fl-Artikolu 79 flimkien ma' raġuni u deskrizzjoni ta' kwalunkwe azzjoni
preventiva u korrettiva meħuda. Ir-rapport għandu jiġi aġġornat fejn meħtieġ u jsir disponibbli
għall-korp notifikat u l-awtorità kompetenti fuq talba.

                                                Artikolu 81
                         Rapport perjodiku ta' aġġornament dwar is-sikurezza

1.       Il-manifatturi ta' apparati tal-klassi C u D għandhom iħejju rapport perjodiku ta'
         aġġornament dwar is-sikurezza ('PSUR') għal kull apparat u fejn rilevanti għal kull
         kategorija jew grupp ta' apparati li jiġbor fil-qosor ir-riżultati u l-konklużjonijiet tal-analiżi
         tad-data dwar is-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq miġbura bħala riżultat tal-pjan ta'
         sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq msemmi fl-Artikolu 79 flimkien ma' raġuni u
         deskrizzjoni ta' kwalunkwe azzjoni preventiva u korrettiva meħuda. Matul il-ħajja tal-
         apparat ikkonċernat dak il-PSUR għandu jistabbilixxi:

         (a)   il-konklużjonijiet tad-determinazzjoni tal-benefiċċji meta mqabbla mar-riskji;

         (b)   is-sejbiet ewlenin tal-PMPF; u

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                    209
                                                 DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (c)   il-volum tal-bejgħ ta' apparati u stima tad-daqs u ta' karatteristiċi oħra tal-
             popolazzjoni li tuża l-apparat u, fejn prattikabbli, il-frekwenza tal-użu tal-apparat.

       Il-manifatturi ta' apparati tal-klassi C u D għandhom jaġġornaw il-PSUR tal-anqas darba
       fis-sena. Dak il-PSUR għandu jkun parti mid-dokumentazzjoni teknika kif speċifikata fl-
       Annessi II u III.

2.     Il-manifatturi ta' apparati tal-klassi D għandhom jippreżentaw PSUR permezz tas-sistema
       elettronika msemmija fl-Artikolu 87 lill-korp notifikat involut fil-valutazzjoni tal-
       konformità ta' apparati bħal dawn skont l-Artikolu 48. Il-korp notifikat għandu jeżamina r-
       rapport u jżid l-evalwazzjoni tiegħu f'dik is-sistema elettronika bid-dettalji ta' kull azzjoni
       li tittieħed. Tali PSUR u l-evalwazzjoni tal-korp notifikat għandhom isiru disponibbli
       għall-awtoritajiet kompetenti permezz ta' dik is-sistema elettronika.

3.     Għal apparati tal-klassi C, il-manifatturi għandhom jagħmlu PSURs disponibbli għall-korp
       notifikat involut fil-valutazzjoni tal-konformità u, fuq talba, lill-awtoritajiet kompetenti.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      210
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                              TAQSIMA 2
                                             VIĠILANZA

                                              Artikolu 82
             Rapportar ta' inċidenti serji u azzjonijiet korrettivi ta' sikurezza fuq il-post

1.     Il-manifatturi ta' apparati, li jsiru disponibbli fis-suq tal-Unjoni, għajr apparati għal studju
       dwar il-prestazzjoni, għandhom jirrapportaw lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti,
       f'konformità mal-Artikoli 87(5) u (7) dan li ġej:

       (a)    kwalunkwe inċident serju li jinvolvi apparati li jsiru disponibbli fis-suq tal-Unjoni,
              minbarra riżultati żbaljati mistennija li huma dokumentati u kkwantifikati b'mod ċar
              fl-informazzjoni dwar il-prodott u fid-dokumentazzjoni teknika u huma soġġetti għal
              rapportar dwar it-tendenzi skont l-Artikolu 83;

       (b)    kwalunkwe azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-post, fir-rigward tal-apparati li jsiru
              disponibbli fis-suq tal-Unjoni, inkluża kwalunkwe azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq
              il-post li ssir f'pajjiż terz rigward apparat li jkun sar legalment disponibbli fis-suq tal-
              Unjoni wkoll, jekk ir-raġuni għall-azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-post ma
              tkunx limitata għall-apparat li jkun disponibbli fil-pajjiż terz.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                    211
                                                DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        Ir-rapporti msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu ppreżentati permezz tas-
       sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 87.

2.     Bħala regola ġenerali, il-perijodu ta' żmien għar-rapportar imsemmi fil-paragrafu 1 għandu
       jqis is-severità tal-inċident serju.

3.     Il-manifatturi għandhom jirrapportaw kwalunkwe inċident serju kif imsemmi fil-punt (a)
       immedjatament wara li jkunu stabbilixxew relazzjoni kawżali bejn dak l-inċident u l-
       apparat tagħhom jew li relazzjoni kawżali bħal din hi raġonevolment possibbli, u mhux
       aktar tard minn 15-il jum wara li jsiru konxji tal-inċident.

4.     Minkejja l-paragrafu 3, fil-każ ta' theddida serja għas-saħħa pubblika, ir-rapport imsemmi
       fil-paragrafu 1 għandu jiġi pprovdut immedjatament, u mhux aktar tard minn jumejn wara
       li l-manifattur isir konxju minn dik it-theddida.

5.     Minkejja l-paragrafu 3, fil-każ ta' mewt jew deterjorament serju mhux antiċipat fl-istat tas-
       saħħa ta' persuna, ir-rapport għandu jipprovdi immedjatament wara li l-manifattur ikun
       stabbilixxa jew malli jissuspetta relazzjoni kawżali bejn l-apparat u l-inċident serju iżda
       mhux aktar tard minn 10 ijiem wara d-data li fiha l-manifattur isir jaf dwar l-inċident serju.

6.     Meta jkun meħtieġ li jsir rapportar f'waqtu, il-manifattur jista' jippreżenta rapport inizjali li
       ma jkunx komplut segwit minn rapport li jkun komplut.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     212
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 7.     Jekk, wara li jsir konxju minn inċident li potenzjalment jitlob rapport, il-manifattur ikun
       inċert dwar jekk l-inċident għandux jiġi rrapportat, għandu madankollu jippreżenta rapport
       fil-perijodu ta' żmien meħtieġ skont il-paragrafi 2 sa 5.

8.     Ħlief f'każijiet ta' urġenza meta l-manifattur ikun jeħtieġ li jwettaq azzjoni korrettiva ta'
       sikurezza fuq il-post immedjatament, il-manifattur għandu, mingħajr dewmien bla bżonn,
       jirrapporta l-azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-post imsemmija f'punt (b) tal-paragrafu
       1, qabel ma titwettaq l-azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-post.

9.     F'inċidenti serji simili li jseħħu bl-istess apparat jew tip ta' apparat u li l-kawża ewlenija
       tagħhom ġiet identifikata jew azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-post ġiet implimentata
       jew meta l-inċidenti jkunu komuni u dokumentati tajjeb, il-manifattur jista' jipprovdi
       rapporti ta' sinteżi perjodiċi minflok rapporti individwali dwar inċident serju, bil-
       kondizzjoni li l-awtorità kompetenti koordinatriċi msemmija fl-Artikolu 84(9),
       f'konsultazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti msemmija fil-punti (a) u (b)
       tal-Artikolu 87(8), tkun qablet mal-manifattur dwar il-format, il-kontenut u l-frekwenza
       tar-rapportar ta' sinteżi perjodiku. Meta tissemma' awtorità kompetenti unika fil-punti (a), u
       (b) tal-Artikolu 87(8), il-manifattur jista' jipprovdi rapporti ta' sinteżi perjodiċi wara qbil
       ma' dik l-awtorità kompetenti.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        213
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 10.    L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri adatti bħall-organizzazzjoni ta' kampanji ta'
       informazzjoni mmirati biex jinkoraġġixxu u jippermettu lill-professjonisti tal-kura medika,
       lill-utenti u lill-pazjenti li jirrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti inċidenti serji suspettati
       msemmijin fil-punt (a) tal-paragrafu 1.

       L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirreġistraw ċentralment fil-livell nazzjonali rapporti
       li jirċievu minn professjonisti tal-kura tas-saħħa, utenti u pazjenti.

11.    Meta awtorità kompetenti ta' Stat Membru tikseb tali rapporti dwar inċidenti serji suspettati
       msemmijin f'punt (a) tal-paragrafu 1 minn professjonisti, utenti jew pazjenti tal-kura tas-
       saħħa, għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-manifattur tal-apparat ikkonċernat
       jiġi infurmat bl-inċident serju suspettat mingħajr dewmien.

       Meta l-manifattur tal-apparat ikkonċernat iqis li l-inċident huwa inċident serju, huwa
       għandu jipprovdi rapport f'konformità mal-paragrafi 1 sa 5 ta' dan l-Artikolu fuq dak l-
       inċident serju lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih seħħ dak l-inċident serju u
       għandu jieħu azzjoni xierqa ta' segwitu skont l-Artikolu 84.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      214
                                                DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        Jekk il-manifattur tal-apparat ikkonċernat iqis li l-inċident mhuwiex inċident serju jew
       għandu jitqies bħala żieda fir-riżultati żbaljati mistennija, li jiġu koperti mir-rapportar dwar
       it-tendenzi skont l-Artikolu 83, huwa għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' spjegazzjoni.

       Jekk l-awtorità kompetenti ma taqbilx mal-konklużjoni tad-dikjarazzjoni ta' spjegazzjoni,
       hija tista' titlob lill-manifattur biex jipprovdi rapport f'konformità mal-paragrafi 1 sa 5 ta'
       dan l-Artikolu u titlob li dan jiżgura li tittieħed azzjoni xierqa ta' segwitu skont l-Artikolu
       84.

                                             Artikolu 83
                                    Rapportar dwar it-tendenzi

1.     Il-manifatturi għandhom jirrapportaw permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-
       Artikolu 87, kwalunkwe żieda statistikament sinifikanti fil-frekwenza jew is-severità tal-
       inċidenti li mhumiex inċidenti serji li jista' jkollhom impatt sinifikanti fuq l-analiżi tal-
       benefiċċji meta mqabbla mar-riskji msemmija fit-Taqsimiet 1 u 5 tal-Anness I u li wasslu
       jew jistgħu jwasslu għal riskji inaċċettabbli għas-saħħa jew is-sikurezza tal-pazjenti, l-
       utenti jew persuni oħra jew li kienu ta' kwalunkwe żieda sinifikanti fir-riżultati żbaljati
       mistennija stabbiliti meta mqabbla mal-prestazzjoni ddikjarata tal-apparat kif tissemma fil-
       punti (a) u (b) tat-Taqsima 9.1. tal-Anness I u speċifikata fid-dokumentazzjoni teknika u l-
       informazzjoni tal-prodott.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       215
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        Il-manifattur għandu jispeċifika kif jimmaniġġa l-inċidenti msemmijin fl-ewwel
       subparagrafu u l-metodoloġija użata biex tiġi ddeterminata kwalunkwe żieda statistikament
       sinifikanti fil-frekwenza jew is-severità ta' avvenimenti bħal dawn jew bidla fil-
       prestazzjoni, kif ukoll il-perijodu ta' osservazzjoni, fil-pjan ta' sorveljanza ta' wara t-
       tqegħid fis-suq imsemmi fl-Artikolu 79.

2.     L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jwettqu l-valutazzjonijiet tagħhom stess dwar ir-rapporti
       dwar it-tendenzi msemmija fil-paragrafu 1 u jirrikjedu lill-manifattur jadotta miżuri
       adegwati f'konformità ma' dan ir-Regolament sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tas-saħħa
       pubblika u s-sikurezza tal-pazjent. Kull awtorità kompetenti għandha tinforma lill-
       Kummissjoni, lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra u lill-korp notifikat li ħareġ iċ-ċertifikat
       bir-riżultati ta' tali valutazzjoni u bl-adozzjoni ta' tali miżuri.

                                              Artikolu 84
             Analiżi ta' inċidenti serji u azzjonijiet korrettivi ta' sikurezza fuq il-post

1.     Wara li jiġi rrapportat inċident serju skont l-Artikolu 82(1), il-manifattur għandu jwettaq
       mingħajr dewmien l-investigazzjonijiet neċessarji b'rabta mal-inċident serju u l-apparati
       kkonċernati. Dan għandu jinkludi valutazzjoni tar-riskju tal-inċident u azzjonijiet korrettivi
       ta' sikurezza fuq il-post, filwaqt li jittieħed kont tal-kriterji kif imsemmi fil-paragrafu 3 ta'
       dan l-Artikolu kif xieraq.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                    216
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        Il-manifattur għandu jikkoopera mal-awtoritajiet kompetenti u fejn rilevanti mal-korp
       notifikat ikkonċernat waqt l-investigazzjonijiet imsemmijin fl-ewwel subparagrafu u ma
       għandu jwettaq l-ebda investigazzjoni li tinvolvi alterazzjoni tal-apparat jew ta' kampjun
       tal-lott ikkonċernat b'tali mod li jista' jaffettwa kull evalwazzjoni sussegwenti tal-kawżi tal-
       inċident, qabel ma jinforma lill-awtoritajiet kompetenti dwar azzjoni bħal din.

2.     L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li kwalunkwe
       informazzjoni rigward inċident serju li jkun seħħ fit-territorju tagħhom, jew dwar azzjoni
       korrettiva ta' sikurezza fuq il-post li tkun ittieħdet jew li tkun ser tittieħed fit-territorju
       tagħhom, u li tinġibed l-attenzjoni tagħhom dwarha skont l-Artikolu 82 tiġi evalwata b'mod
       ċentrali fil-livell nazzjonali mill-awtorità kompetenti tagħhom, jekk ikun possibbli flimkien
       mal-manifattur, u, fejn rilevanti, il-korp notifikat ikkonċernat.

3.     Fil-kuntest tal-evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-awtorità kompetenti għandha
       tevalwa r-riskji li jirriżultaw mill-inċident serju rrapportat u tevalwa kwalunkwe azzjoni
       korrettiva ta' sikurezza fuq il-post filwaqt li tieħu kont tal-ħarsien tas-saħħa pubblika u ta'
       kriterji bħall-każwalità, is-sejbien, u l-probabbiltà ta' rikorrenza tal-problema, il-frekwenza
       tal-użu tal-apparat, il-probabbiltà li tiġri ħsara diretta jew indiretta, is-severità ta' dik il-
       ħsara, il-benefiċċju kliniku tal-apparat, l-utenti maħsuba u potenzjali, u l-popolazzjoni
       affettwata. L-awtorità kompetenti għandha tevalwa wkoll l-adegwatezza tal-azzjoni
       korrettiva ta' sikurezza fuq il-post prevista jew imwettqa mill-manifattur u l-ħtieġa u t-tip
       ta' kwalunkwe azzjoni korrettiva oħra, b'mod partikolari billi jikkunsidraw il-prinċipju tas-
       sikurezza inerenti li jinsab fl-Anness I.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                         217
                                                DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        Fuq talba mill-awtorità kompetenti nazzjonali, il-manifatturi għandhom jipprovdu għad-
       dokumenti kollha meħtieġa għall-valutazzjoni tar-riskju.

4.     L-awtorità kompetenti għandha twettaq monitoraġġ tal-investigazzjoni ta' manifattur dwar
       inċident serju. Meta meħtieġ, l-awtorità kompetenti tista' tintervjeni f'investigazzjoni tal-
       manifattur jew tibda investigazzjoni indipendenti.

5.     Il-manifattur għandu jipprovdi rapport finali lill-awtorità kompetenti dwar is-sejbiet tiegħu
       mill-investigazzjoni permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 87. Ir-rapport
       għandu jistabbilixxi l-konklużjonijiet u fejn rilevanti jindika l-azzjonijiet korrettivi li
       għandhom isiru.

6.     Fil-każ tad-dijanjostika ta' akkumpanjament, l-awtorità kompetenti ta' evalwazzjoni jew l-
       awtorità kompetenti koordinatriċi, imsemmija fil-paragrafu 9 ta' dan l-Artikolu, skont jekk
       l-awtorità kompetenti rilevanti tal-Istat Membru li awtorizza l-prodotti mediċinali jew l-
       EMA ġietx ikkonsultata mill-korp notifikat skont il-proċeduri stabbiliti fit-Taqsima 5.2 tal-
       Anness IX u t-Taqsima 3.11 tal-Anness X, għandha tinforma lil dik l-awtorità kompetenti
       nazzjonali jew lill-EMA, skont il-każ.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     218
                                               DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- 7.     Wara t-twettiq tal-evalwazzjoni skont il-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, l-awtorità
       kompetenti tal-evalwazzjoni għandha, permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-
       Artikolu 87, tinforma minnufih lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra dwar l-azzjoni korrettiva
       meħuda jew prevista mill-manifattur jew meħtieġa minnu biex jiġi minimizzat ir-riskju ta'
       rikorrenza tal-inċident serju, inkluża l-informazzjoni dwar l-inċidenti serji sottostanti u l-
       eżitu tal-valutazzjoni tagħha.

8.     Il-manifattur għandu jiżgura li informazzjoni dwar l-azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-
       post meħuda tinġieb mingħajr dewmien għall-attenzjoni tal-utenti tal-apparat inkwistjoni
       permezz ta' avviżi ta' sikurezza fuq il-post. L-avviż ta' sikurezza fuq il-post għandu jiġi
       editjat b'lingwa jew lingwi uffiċjali tal-Unjoni determinata mill-Istat Membru li fih
       titwettaq l-azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-post. Ħlief f'każijiet ta' urġenza, il-
       kontenut tal-abbozz ta' avviż ta' sikurezza fuq il-post għandu jiġi preżentat lill-awtorità
       kompetenti tal-evalwazzjoni jew, fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 9, lill-awtorità
       kompetenti koordinatriċi biex dawn ikunu jistgħu jagħmlu l-kummenti. Sakemm ma jiġix
       ġustifikat mis-sitwazzjoni tal-Istat Membru individwali, il-kontenut tal-avviż ta' sikurezza
       fuq il-post għandu jkun konsistenti fl-Istati Membri kollha.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                    219
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        L-avviż ta' sikurezza fuq il-post għandu jippermetti l-identifikazzjoni korretta tal-apparat
       jew apparati involuti, b'mod partikolari billi jiġu inklużi l-UDIs rilevanti, u l-
       identifikazzjoni korretta, partikolarment billi jiġi inkluż l-SRN jekk dan ikun diġà ngħata,
       tal-manifattur li jkun wettaq l-azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-post. L-avviż ta'
       sikurezza fuq il-post għandu jispjega, b'mod ċar, mingħajr ma jiġi sottovalutat il-livell tar-
       riskju, ir-raġunijiet għall-azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-post b'referenza għall-
       funzjonament mhux korrett fl-apparat u r-riskji assoċjati għall-pazjenti, l-utenti jew persuni
       oħra u għandu jindika b'mod ċar l-azzjonijiet kollha li għandhom jieħdu l-utenti.

       Il-manifattur għandu jdaħħal l-avviż ta' sikurezza fuq il-post fis-sistema elettronika
       msemmija fl-Artikolu 87, li permezz tagħha n-notifika għandha jsir aċċessibbli għall-
       pubbliku.

9.     L-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu sehem attiv fi proċedura sabiex jiġu
       kkoordinati l-valutazzjonijiet tagħhom imsemmija fil-paragrafu 3 fil-każijiet li ġejjin:

       (a)   meta jkun hemm tħassib rigward inċident serju jew grupp ta' inċidenti serji
             partikolari relatati mal-istess apparat jew tip ta' apparat tal-istess manifattur f'aktar
             minn Stat Membru wieħed;

       (b)   meta jkun hemm dubji dwar l-adegwatezza tal-azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-
             post proposta minn manifattur proposta f'aktar minn Stat Membru wieħed.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     220
                                               DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---              Dik il-proċedura koordinata għandha tkopri dan li ġej:

             –     il-ħatra ta' awtorità kompetenti koordinatriċi skont xi jkun il-każ, meta
                   meħtieġ;

             –     id-definizzjoni tal-proċess ta' valutazzjoni kkoordinata, inkluż il-kompiti u r-
                   responsabbiltajiet tal-awtorità kompetenti koordinatriċi u l-involviment ta'
                   awtoritajiet kompetenti oħra.

       Sakemm ma jiftehmux mod ieħor l-awtoritajiet kompetenti bejniethom, l-awtorità
       kompetenti koordinatriċi għandha tkun l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih il-
       manifattur għandu l-post tan-negozju rreġistrat tiegħu.

       L-awtorità kompetenti koordinatriċi għandha tinforma, permezz tas-sistema elettronika
       msemmija fl-Artikolu 87, lill-manifattur, lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra u lill-
       Kummissjoni li hi tkun assumiet ir-rwol ta' awtorità koordinatriċi.

10.    Il-ħatra ta' awtorità kompetenti koordinatriċi ma għandhiex taffettwa d-drittijiet tal-
       awtoritajiet kompetenti l-oħra li jwettqu l-valutazzjonii tagħhom stess u li jadottaw miżuri
       skont dan ir-Regolament sabiex jiżguraw il-protezzjoni tas-saħħa pubblika u s-sikurezza
       tal-pazjenti. L-awtorità kompetenti koordinatriċi u l-Kummissjoni għandhom jinżammu
       infurmati bl-eżitu ta' kwalunkwe valutazzjoni simili u bl-adozzjoni ta' tali miżuri.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                    221
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 11.      Il-Kummissjoni għandha tipprovdi appoġġ amministrattiv lill-awtorità kompetenti
         koordinatriċi fit-twettiq tal-kompiti tagħha taħt dan il-Kapitolu.

                                                Artikolu 85
                                      Analiżi tad-data ta' viġilanza

Il-Kummissjoni għandha, f'kollaborazzjoni mal-Istati Membri, tistabbilixxi sistemi u proċessi biex
twettaq monitoraġġ, b'mod attiv, tad-data disponibbli fis-sistema elettronika msemmija
fl-Artikolu 87, sabiex jiġu identifikati tendenzi, xejriet jew sinjali fid-data li jistgħu jiżvelaw riskji
ġodda jew tħassib marbut mas-sikurezza.

Fejn jiġi identifikat riskju li ma kienx magħruf qabel jew il-frekwenza ta' riskju antiċipat tibdel
b'mod sinifikanti u avvers id-determinazzjoni tar-riskju meta mqabbel mal-benefiċċju, l-awtorità
kompetenti jew, fejn adatt, l-awtorità kompetenti koordinatriċi għandha tinforma lill-manifattur, jew
fejn applikabbli lir-rappreżentant awtorizzat, li għandu mbagħad jieħu l-azzjonijiet korrettivi
meħtieġa.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                     222
                                                 DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                                 Artikolu 86
                                         Atti ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, u wara li tikkonsulta lill-MDCG, tadotta
l-arranġamenti dettaljati u l-aspetti proċedurali meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Artikoli 80 sa
85 u 87 fir-rigward ta' dan li ġej:

(a)      it-tipoloġija ta' inċidenti serji u l-azzjonijiet korrettivi ta' sikurezza fuq il-post b'rabta ma'
         apparat speċifiku, jew il-kategoriji jew gruppi ta' apparati;

(b)      ir-rapportar ta' inċidenti serji u azzjonijiet korrettivi ta' sikurezza fuq il-post u avviżi ta'
         sikurezza fuq il-post, u l-provvediment ta' rapporti ta' sinteżi perjodiċi, rapporti ta'
         sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq, PSURs u rapporti mill-manifatturi dwar it-tendenzi
         kif imsemmi fl-Artikoli 80, 81, 82, 83 u 84 rispettivament;

(c)      formoli strutturati standard għar-rapportar elettroniku u dak mhux elettroniku, inkluż sett
         minimu ta' data għar-rapportar ta' inċidenti serji suspettati minn professjonisti tal-kura tas-
         saħħa, utenti u pazjenti;

(d)      perijodi ta' żmien għar-rapportar ta' azzjonijiet korrettivi ta' sikurezza fuq il-post, u għall-
         provvediment mill-manifatturi ta' rapporti ta' sinteżi perjodiċi u rapporti dwar it-tendenzi,
         b'kunsiderazzjoni tas-severità tal-inċident li għandu jiġi rapportat kif msemmi fl-Artikolu
         82;

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea                        223
                                                  DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- (e)    formoli armonizzati għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti kif
       imsemmija fl-Artikolu 84;

(f)    proċeduri biex tinħatar awtorità kompetenti koordinatriċi; il-proċess ta' evalwazzjoni
       kkoordinat, inkluż il-kompiti u r-responsabbiltajiet tal-awtorità kompetenti koordinatriċi u
       l-involviment ta' awtoritajiet kompetenti oħra f'dan il-proċess.

       L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu għandhom jiġu adottati skont il-
       proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

                                              Artikolu 87
             Sistema elettronika għall-viġilanza u s-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq

1.     B'kollaborazzjoni mal-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u tieħu ħsieb
       sistema elettronika biex tiġbor u tipproċessa l-informazzjoni li ġejja:

       (a)     rapporti mill-manifatturi dwar inċidenti serji u azzjonijiet korrettivi ta' sikurezza fuq
               il-post imsemmija fl-Artikolu 82(1) u l-Artikolu 84(5);

       (b)     ir-rapporti ta' sinteżi perjodiċi mill-manifatturi msemmija fl-Artikolu 82(9);

       (c)     ir-rapporti ta' tendenzi mill-manifatturi msemmija fl-Artikolu 83;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                    224
                                                DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (d)   il-PSURs imsemmijin fl-Artikolu 81;

       (e)   l-avviżi ta' sikurezza fuq il-post mill-manifatturi msemmija fl-Artikolu 84(8);

       (f)   l-informazzjoni li għandhom jaqsmu ma' xulxin l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati
             Membri u bejniethom u l-Kummissjoni skont l-Artikolu 84(7) u (9).

       Dik is-sistema elettronika għandha tinkludi rabtiet rilevanti mal-bażi ta' data tal-UDI.

2.     L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha ssir disponibbli
       permezz tas-sistema elettronika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u lill-
       Kummissjoni. Il-korpi notifikati għandhom ikollhom ukoll aċċess għal dik l-informazzjoni
       sa fejn tkun marbuta ma' apparati li għalihom ikunu ħarġu ċertifikat skont l-Artikolu 49.

3.     Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-pubbliku jkollhom
       livelli xierqa ta' aċċess għas-sistema elettronika msemmija fil-paragrafu 1.

4.     Fuq il-bażi ta' arranġamenti bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi
       jew organizzazzjonijiet internazzjonali, il-Kummissjoni tista' tagħti lil dawk l-awtoritajiet
       kompetenti jew organizzazzjonijiet internazzjonali l-aċċess għas-sistema elettronika
       msemmija fil-paragrafu 1 fil-livell xieraq. Dawn l-arranġamenti għandhom ikunu bbażati
       fuq ir-reċiproċità u jipprevedu kunfidenzjalità u protezzjoni tad-data ekwivalenti għal dawk
       applikabbli fl-Unjoni.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                    225
                                             DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 5.     Ir-rapporti dwar inċidenti serji msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 82(1) għandhom
       jintbagħtu awtomatikament, malli jaslu, permezz tas-sistema elettronika msemmija fil-
       paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih seħħ l-
       inċident.

6.     Ir-rapporti dwar it-tendenzi msemmija fl-Artikolu 83(1) għandhom jintbagħtu
       awtomatikament malli jaslu permezz tas-sistema elettronika msemmija fil-paragrafu 1 ta'
       dan l-Artikolu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fejn seħħew l-inċidenti.

7.     Ir-rapporti dwar azzjonijiet korrettivi ta' sikurezza fuq il-post imsemmija fil-punt (b) tal-
       Artikolu 82(1) għandhom jintbagħtu awtomatikament, malli jaslu permezz tas-sistema
       elettronika msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, lill-awtoritajiet kompetenti tal-
       Istati Membri li ġejjin:

       (a)   l-Istat Membru li fih tkun qed tittieħed, jew tkun ser tittieħed, l-azzjoni korrettiva ta'
             sikurezza fuq il-post;

       (b)   l-Istat Membru li fih il-manifattur għandu l-post tan-negozju rreġistrat tiegħu.

8.     Ir-rapporti ta' sinteżi perjodiċi msemmija fl-Artikolu 82(9) għandhom jintbagħtu
       awtomatikament malli jaslu permezz tas-sistema elettronika msemmija fil-paragrafu 1 ta'
       dan l-Artikolu lill-awtorità kompetenti ta':

       (a)   l-Istat Membru jew l-Istati Membri li jipparteċipaw fil-proċedura ta' koordinazzjoni
             skont l-Artikolu 84(9) u li jkunu qablu dwar ir-rapport ta' sinteżi perjodiku;

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     226
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (b)   l-Istat Membru li fih il-manifattur għandu l-post tan-negozju rreġistrat tiegħu.

9.     L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 5 sa 8 ta' dan l-Artikolu għandha tintbagħat
       awtomatikament, malli tasal, permezz tas-sistema elettronika msemmija fil-paragrafu 1 ta'
       dan l-Artikolu, lill-korp notifikat li jkun ħareġ iċ-ċertifikat għall-apparat inkwistjoni,
       f'konformità mal-Artikolu 51.

                                             TAQSIMA 3
                                     SORVELJANZA TAS-SUQ

                                              Artikolu 88
                                  Attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq

1.     L-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu verifiki adatti tal-karatteristiċi tal-konformità
       u l-prestazzjoni tal-apparati inkluż, fejn adatt, eżami tad-dokumentazzjoni u verifiki fiżiċi
       jew fil-laboratorju abbażi ta' kampjuni adegwati. L-awtoritajiet kompetenti għandhom,
       b'mod partikolari, iqisu l-prinċipji stabbiliti fir-rigward tal-valutazzjoni tar-riskju u l-
       ġestjoni tar-riskji, id-data ta' viġilanza u l-ilmenti.

2.     L-awtoritajiet kompetenti għandhom ifasslu pjanijiet annwali ta' attivitajiet ta' sorveljanza
       u jallokaw għadd suffiċjenti ta' riżorsi materjali u umani kompetenti sabiex iwettqu dawk l-
       attivitajiet b'kont meħud tal-programm Ewropew ta' sorveljanza tas-suq żviluppat mill-
       MDCG skont l-Artikolu 99 u ċ-ċirkostanzi lokali.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     227
                                                DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- 3.     Sabiex iħarsu l-obbligi tagħhom stipulati fil-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti:

       (a)   jistgħu jitolbu lill-operaturi ekonomiċi biex, fost affarijiet oħra, jqiegħdu għad-
             dispożizzjoni d-dokumentazzjoni u l-informazzjoni meħtieġa għall-fini li jwettqu l-
             attivitajiet tal-awtoritajiet u, fejn ġustifikat, biex jipprovdu l-kampjuni meħtieġa tal-
             apparati jew aċċess għall-apparati mingħajr ħlas; u

       (b)   għandhom iwettqu spezzjonijiet, kemm imħabbra kif ukoll, jekk meħtieġ,
             spezzjonijiet mhux imħabbra fil-post tan-negozju tal-operaturi ekonomiċi, kif ukoll
             tal-fornituri u/jew is-sottokuntratturi, u, fejn meħtieġ, fil-faċilitajiet tal-utenti
             professjonali.

4.     L-awtoritajiet kompetenti għandhom iħejju sommarju annwali tar-riżultati tal-attivitajiet ta'
       sorveljanza tagħhom u jagħmluh aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti l-oħra permezz
       tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 95.

5.     L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jikkonfiskaw, jeqirdu jew b'xi mod ieħor irendu
       inoperabbli apparati li joħolqu riskju mhux aċċettabbli jew apparati ffalsifikati fejn
       jidhrilhom li jkun meħtieġ li dan isir fl-interessi tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika.

6.     Wara kull spezzjoni mwettqa għall-finijiet imsemmijin fil-paragrafu 1, l-awtorità
       kompetenti għandha tħejji rapport dwar is-sejbiet tal-ispezzjoni li jikkonċernaw il-
       konformità mar-rekwiżiti legali u tekniċi applikabbli skont dan ir-Regolament. Ir-rapport
       għandu jistabbilixxi kwalunkwe azzjoni korrettiva meħtieġa.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                   228
                                               DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- 7.     L-awtorità kompetenti li wettqet l-ispezzjoni għandha tikkomunika l-kontenut tar-rapport
       imsemmi fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu lill-operatur ekonomiku li kien is-suġġett tal-
       ispezzjoni. Qabel ma tadotta r-rapport finali, l-awtorità kompetenti għandha tagħti lil dak l-
       operatur ekonomiku l-opportunità li jressaq kummenti. Dak ir-rapport finali tal-ispezzjoni
       għandu jiddaħħal fis-sistema elettronika prevista fl-Artikolu 95.

8.     L-Istati Membri għandhom jirrevedu u jevalwaw il-funzjonament tal-attivitajiet ta'
       sorveljanza tas-suq tagħhom. Tali reviżjonijiet u evalwazzjonijiet għandhom isiru tal-anqas
       kull erba' snin u r-riżultati tagħhom għandhom jiġu kkomunikati lill-Istati Membri l-oħra u
       lill-Kummissjoni. Kull Stat Membru għandu jħejji sommarju tar-riżultati aċċessibbli għall-
       pubbliku permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 95.

9.     L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom
       ta' sorveljanza tas-suq, jikkooperaw flimkien u jaqsmu ma' xulxin u mal-Kummissjoni r-
       riżultati ta' dawn, biex jipprevedu livell armonizzat u għoli ta' sorveljanza tas-suq fl-Istati
       Membri kollha.

       Fejn adatt, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jaqblu dwar il-qsim tax-
       xogħol, attivitajiet konġunti ta' sorveljanza tas-suq u l-ispeċjalizzazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     229
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 10.        Meta fi Stat Membru jkun hemm aktar minn awtorità waħda responsabbli għas-sorveljanza
           tas-suq u l-kontrolli fuq il-fruntieri esterni, dawk l-awtoritajiet għandhom jikkooperaw ma'
           xulxin, billi jaqsmu informazzjoni rilevanti għar-rwol u l-funzjonijiet tagħhom.

11.        Fejn adatt, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkooperaw mal-
           awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi bil-għan li jaqsmu informazzjoni u appoġġ tekniku
           u jippromwovu attivitajiet marbutin mas-sorveljanza tas-suq.

                                                Artikolu 89
  Evalwazzjoni ta' apparati suspettati li joħolqu riskju mhux aċċettabbli jew nonkonformità oħra

Meta abbażi ta' data miksuba minn attivitajiet ta' viġilanza jew sorveljanza tas-suq jew abbażi ta'
informazzjoni oħra, l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru jkollhom raġuni għalfejn jemmnu li
apparat:

(a)        jista' jwassal għal riskji inaċċettabbli għas-saħħa jew is-sikurezza tal-pazjenti, l-utenti jew
           persuni oħra, jew għal aspetti oħra tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika; jew

(b)        b'xi mod ieħor ma jikkonformax mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament,

għandhom iwettqu evalwazzjoni tal-apparat ikkonċernat li tkopri r-rekwiżiti kollha stipulati f'dan ir-
Regolament relatati mar-riskju ppreżentat mill-apparat jew ma' kwalunkwe nuqqas ieħor ta'
konformità tal-apparat.

L-operaturi ekonomiċi rilevanti għandhom jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                    230
                                                  DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                                Artikolu 90
Proċedura għat-trattament ta' apparati li joħolqu riskju mhux aċċettabbli għas-saħħa u s-sikurezza

1.      Meta, wara li jkunu wettqu evalwazzjoni skont l-Artikolu 89, l-awtoritajiet kompetenti
        jikkonkludu li l-apparat jippreżenta riskju mhux aċċettabbli għas-saħħa jew is-sikurezza
        tal-pazjenti, l-utenti jew persuni oħra, jew għal aspetti oħra tal-protezzjoni tas-saħħa
        pubblika, huma għandhom jitolbu minnufih lill-manifattur tal-apparati kkonċernati, lir-
        rappreżentant awtorizzat tiegħu u lill-operaturi ekonomiċi rilevanti l-oħrajn kollha biex
        jieħdu l-azzjonijiet korrettivi kollha adatti u ġġustifikati kif dovut, biex l-apparat jinġieb
        konformi mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament marbutin mar-riskju maħluq mill-apparat, u
        b'mod li huwa proporzjonat għan-natura tar-riskju, biex jirrestrinġu d-disponibbiltà tal-
        apparat fis-suq, biex id-disponibbiltà tal-apparat tiġi soġġetta għal rekwiżiti speċifiċi, biex
        jirtiraw l-apparat mis-suq, jew biex isejħu l-apparat lura, fi żmien raġonevoli li jkun definit
        b'mod ċar u kkomunikat lill-operatur ekonomiku rilevanti.

2.      L-awtoritajiet kompetenti għandhom javżaw, mingħajr dewmien, lill-Kummissjoni, l-Istati
        Membri l-oħra u, fejn ċertifikat ikun inħareġ skont l-Artikolu 51 għall-apparat ikkonċernat,
        lill-korp notifikat li ħareġ dak iċ-ċertifikat, bir-riżultati tal-evalwazzjoni u bl-azzjonijiet li
        jkunu talbu lill-operaturi ekonomiċi biex jieħdu, permezz tas-sistema elettronika msemmija
        fl-Artikolu 95.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                      231
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 3.     L-operaturi ekonomiċi kif imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jiżguraw, mingħajr
       dewmien, li jittieħdu l-azzjonijiet korrettivi xierqa kollha fl-Unjoni kollha fir-rigward tal-
       apparati kollha kkonċernati li huma jkunu qiegħdu fis-suq.

4.     Meta l-operatur ekonomiku kif imsemmi fil-paragrafu 1 ma jiħux azzjoni korrettiva xierqa
       fil-perijodu ta' żmien imsemmi fil-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu
       l-miżuri xierqa kollha biex jipprojbixxu jew jillimitaw it-tqegħid għad-disponibbiltà tal-
       apparat fis-suq nazzjonali tagħhom, jew biex l-apparat jiġi irtirat minn dak is-suq jew
       jissejjaħ lura.

       L-awtoritajiet kompetenti għandhom javżaw lill-Kummissjoni, l-Istati Membri l-oħra u l-
       korp notifikat imsemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, mingħajr dewmien, b'dawk il-
       miżuri, permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 95.

5.     In-notifika msemmija fil-paragrafu 4 għandha tinkludi d-dettalji disponibbli kollha,
       partikolarment id-data meħtieġa għall-identifikazzjoni u l-intraċċar tal-apparat li ma jkunx
       konformi, l-oriġini tal-apparat, in-natura tal-allegat nuqqas ta' konformità u r-raġunijiet
       għalih u r-riskju involut, in-natura u t-tul ta' żmien tal-miżuri nazzjonali meħuda u l-
       argumenti mressqin mill-operatur ekonomiku rilevanti.

6.     L-Istati Membri għajr l-Istat Membru li jagħti bidu għall-proċedura għandhom, mingħajr
       dewmien, jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra, permezz tas-sistema
       elettronika msemmija fl-Artikolu 95, bi kwalunkwe informazzjoni rilevanti addizzjonali
       disponibbli marbuta man-nonkonformità tal-apparat ikkonċernat u bi kwalunkwe miżura
       adottata minnhom b'rabta mal-apparat ikkonċernat.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                      232
                                              DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil mal-miżura nazzjonali li tkun intbagħtet notifika tagħha, huma
       għandhom minnufih jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bl-
       oġġezzjonijiet tagħhom, permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 95.

7.     Meta, fi żmien xahrejn mill-wasla tan-notifika msemmija fil-paragrafu 4, ma tkun saret l-
       ebda oġġezzjoni la minn Stat Membru u lanqas mill-Kummissjoni dwar kwalunkwe miżura
       meħuda minn Stat Membru, dawk il-miżuri għandhom jitqiesu li huma ġustifikati. F'dak il-
       każ, kull Stat Membru għandu jiżgura li mingħajr dewmien jittieħdu miżuri restrittivi jew
       projbittivi korrispondenti u xierqa fir-rigward tal-apparat ikkonċernat, inkluż li jirtiraw,
       isejħu lura jew jillimitaw id-disponibbiltà tal-apparat fis-suq nazzjonali tagħhom.

                                            Artikolu 91
            Proċedura għall-evalwazzjoni ta' miżuri nazzjonali fuq livell tal-Unjoni

1.     Meta, fi żmien xahrejn mill-wasla tan-notifika msemmija fl-Artikolu 90(4), jitqajmu
       oġġezzjonijiet minn Stat Membru kontra miżura meħuda minn Stat Membru ieħor, jew
       meta l-Kummissjoni tqis li l-miżura tmur kontra l-liġi tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha,
       wara li tikkonsulta lill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati u, fejn meħtieġ, l-operaturi
       ekonomiċi kkonċernati, tevalwa dik il-miżura nazzjonali. Fuq bażi tar-riżultati ta' dik l-
       evalwazzjoni, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, jekk
       il-miżura nazzjonali tkunx ġustifikata jew le. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom
       jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       233
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 2.     Meta l-Kummissjoni tqis il-miżura nazzjonali bħala ġustifikata kif imsemmi fil-paragrafu 1
       ta' dan l-Artikolu, għandu japplika t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 90(7). Jekk il-
       Kummissjoni tqis li l-miżura nazzjonali ma tkunx ġustifikata, l-Istat Membru kkonċernat
       għandu jirtira l-miżura.

       Meta l-Kummissjoni ma tadottax deċiżjoni skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu fi żmien
       tmien xhur minn meta tkun rċeviet in-notifika msemmija fl-Artikolu 90(4), il-miżura
       nazzjonali għandha titqies ġustifikata.

3.     Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni tqis li r-riskju għas-saħħa u s-sikurezza li jirriżulta
       minn apparat ma jistax jittaffa b'mod sodisfaċenti permezz tal-miżuri meħuda mill-Istat
       Membru jew Stati Membri kkonċernati, il-Kummissjoni, fuq talba ta' Stat Membru jew fuq
       inizjattiva tagħha stess, tista' tieħu, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-miżuri meħtieġa
       u ġustifikati kif adatt biex tiżgura l-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza, inklużi miżuri li
       jillimitaw jew jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq jew it-tqegħid fis-servizz tal-apparat
       ikkonċernat. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
       proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     234
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                             Artikolu 92
                                       Nonkonformità oħra

1.     Meta, wara li jkunu wettqu evalwazzjoni skont l-Artikolu 89, l-awtoritajiet kompetenti ta'
       Stat Membru jikkonkludu li l-apparat ma jikkonformax mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-
       Regolament iżda ma jippreżentax riskju mhux aċċettabbli għas-saħħa jew is-sikurezza tal-
       pazjenti, l-utenti jew persuni oħra, jew għal aspetti oħrajn tal-protezzjoni tas-saħħa
       pubblika, huma għandhom jitolbu lill-operatur ekonomiku rilevanti biex iġib fi tmiemu n-
       nuqqas ta' konformità kkonċernat f'perijodu ta' żmien raġonevoli li jkun definit b'mod ċar u
       kkomunikat lill-operatur ekonomiku u li jkun proporzjonat għan-nuqqas ta' konformità.

2.     Meta l-operatur ekonomiku ma jtemmx in-nuqqas ta' konformità fil-perijodu msemmi fil-
       paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-Istat Membru kkonċernat għandu jieħu l-miżuri xierqa
       kollha, mingħajr dewmien, biex jirrestrinġi jew jipprojbixxi d-disponibbiltà tal-prodott fis-
       suq jew biex jiżgura li dan jissejjaħ lura jew jiġi rtirat mis-suq. Dak l-Istat Membru għandu
       jinforma minnufih lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b'dawk il-miżuri, permezz
       tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 95.

3.     Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista',
       permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tispeċifika miżuri xierqa li għandhom jittieħdu mill-
       awtoritajiet kompetenti biex jindirizzaw tipi speċifiċi ta' nuqqas ta' konformità. Dawk l-atti
       ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami
       msemmija fl-Artikolu 107(3).

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                   235
                                             DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                              Artikolu 93
                             Miżuri preventivi ta' protezzjoni tas-saħħa

1.     Meta Stat Membru, wara li jkun għamel evalwazzjoni, li tindika riskju potenzjali relatat
       ma' apparat jew kategorija jew grupp speċifiku ta' apparati jqis li, sabiex jipproteġi s-saħħa
       u s-sikurezza tal-pazjenti, l-utenti jew persuni oħra jew aspetti oħra tas-saħħa pubblika, id-
       disponibbiltà fis-suq jew it-tqegħid fis-servizz ta' apparat jew kategorija jew grupp
       speċifiku ta' apparati għandu jiġi pprojbit, ristrett jew jiġi soġġett għal rekwiżiti partikolari
       jew li tali apparat jew kategorija jew grupp ta' apparati għandu jiġi rtirat mis-suq jew
       jissejjaħ lura, huwa jista' jieħu kull miżura meħtieġa u ġustifikata.

2.     L-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 1 għandu jinnotifika minnufih lill-Kummissjoni u
       lill-Istati Membri l-oħra kollha, filwaqt li jagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu, permezz
       tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 95.

3.     Il-Kummissjoni, f'konsultazzjoni mal-MDCG u, fejn meħtieġ, l-operaturi ekonomiċi
       kkonċernati, għandha tivvaluta l-miżuri nazzjonali meħuda. Il-Kummissjoni tista'
       tiddeċiedi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, jekk il-miżuri nazzjonali humiex
       ġustifikati jew le. Fin-nuqqas ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni fi żmien sitt xhur min-notifika
       tagħhom, il-miżuri nazzjonali għandhom jitqiesu ġustifikati. Dawk l-atti ta'
       implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija
       fl-Artikolu 107(3).

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     236
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 4.     Meta l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu turi li d-disponibbiltà fis-
       suq jew it-tqegħid fis-servizz ta' apparat, kategorija jew grupp speċifiku ta' apparati għandu
       jiġi projbit, ristrett jew ikun soġġett għal rekwiżiti partikolari jew li tali apparat jew
       kategorija jew grupp ta' apparati għandu jiġi rtirat mis-suq jew jissejjaħ lura fl-Istati
       Membri kollha sabiex jiġu protetti s-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti, l-utenti jew persuni
       oħra jew aspetti oħra tas-saħħa pubblika, il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta'
       implimentazzjoni biex tieħu l-miżuri meħtieġa u ġġustifikati kif mistħoqq. Dawk l-atti ta'
       implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija
       fl-Artikolu 107(3).

                                             Artikolu 94
                                   Prattika amministrattiva tajba

1.     Kwalunkwe miżura adottata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri skont l-
       Artikoli 90 sa 93 għandha tiddikjara b'mod preċiż ir-raġunijiet li fuqhom tkun imsejsa.
       Meta miżura bħal din tkun indirizzata lil operatur ekonomiku speċifiku, l-awtorità
       kompetenti għandha tavża minnufih lill-operatur ekonomiku kkonċernat dwar dik il-
       miżura, u fl-istess ħin tgħarraf lill-operatur ekonomiku bir-rimedji disponibbli skont il-liġi
       jew il-prattika amministrattiva tal-Istat Membru kkonċernat u bil-limiti ta' żmien li dawn
       ir-rimedji huma soġġetti għalihom. Meta l-miżura jkollha applikabbiltà ġenerali, għandha
       tiġi ppubblikata kif xieraq.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                    237
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 2.     Ħlief f'każijiet fejn tkun meħtieġa azzjoni immedjata għal raġunijiet ta' riskju mhux
       aċċettabbli għas-saħħa jew is-sikurezza tal-bniedem, l-operatur ekonomiku kkonċernat
       għandu jingħata l-opportunità li jagħmel sottomissjonijiet lill-awtorità kompetenti
       f'perijodu ta' żmien xieraq li jkun definit b'mod ċar qabel ma tiġi adottata kwalunkwe
       miżura.

       Meta tkun ittieħdet azzjoni mingħajr ma l-operatur ekonomiku jkun kellu l-opportunità li
       jagħmel sottomissjonijiet kif imsemmijin fl-ewwel subparagrafu, għandu jingħata l-
       opportunità li jagħmel sottomissjonijiet mill-aktar fis possibbli u l-azzjoni meħuda għandha
       tiġi riveduta eżatt wara.

3.     Kwalunkwe miżura adottata għandha tkun irtirata jew emendata minnufih hekk kif l-
       operatur ekonomiku juri li jkun ħa azzjoni korrettiva effettiva u li l-apparat huwa konformi
       mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

4.     Meta miżura adottata skont l-Artikoli 90 sa 93 tikkonċerna apparat li għalih korp notifikat
       ikun ġie involut fil-valutazzjoni tal-konformità, l-awtoritajiet kompetenti għandhom,
       permezz tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 95 jinforma lill-korp notifikat
       rilevanti u l-awtorità responsabbli għall-korp notifikat bil-miżura li ttieħdet.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                 238
                                              DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---                                              Artikolu 95
                           Sistema elettronika għas-sorveljanza tas-suq

1.     B'kollaborazzjoni mal-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u tieħu ħsieb
       sistema elettronika biex tiġbor u tipproċessa l-informazzjoni li ġejja:

       (a)   sommarji tar-riżultati tal-attivitajiet ta' sorveljanza msemmija fl-Artikolu 88(4);

       (b)   ir-rapport tal-ispezzjoni finali kif imsemmi fl-Artikolu 88(7);

       (c)   informazzjoni dwar l-apparati li jippreżentaw riskju mhux aċċettabbli għas-saħħa u s-
             sikurezza kif imsemmija fl-Artikolu 90(2), (4) u (6);

       (d)   informazzjoni dwar nonkonformità tal-prodotti kif imsemmija fl-Artikolu 92(2);

       (e)   informazzjoni dwar il-miżuri preventivi ta' protezzjoni tas-saħħa msemmija fl-
             Artikolu 93(2);

       (f)   sommarji tar-riżultati ta' reviżjonijiet u valutazzjonijiet tal-attivitajiet ta' sorveljanza
             tas-suq tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 88(8).

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     239
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 2.       L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tintbagħat minnufih
         permezz tas-sistema elettronika lill-awtoritajiet kompetenti kollha kkonċernati u, fejn
         applikabbli, lill-korp notifikat li jkun ħareġ ċertifikat f'konformità mal-Artikolu 51 għall-
         apparat ikkonċernat u tkun aċċessibbli għall-Istati Membri u għall-Kummissjoni.

3.       L-informazzjoni li jaqsmu ma' xulxin l-Istati Membri ma għandhiex issir pubblika meta
         jekk isir dan jista' jinħoloq xkiel għall-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq u l-kooperazzjoni
         bejn l-Istati Membri.

                                          Kapitolu VIII
                         Kooperazzjoni bejn l-Istati Membri,
            il-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku,
         il-laboratorji ta' referenza tal-UE u r-reġistri tal-apparati

                                               Artikolu 96
                                        Awtoritajiet kompetenti

L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Huma għandhom jagħtu lill-awtoritajiet tagħhom is-
setgħat, ir-riżorsi, it-tagħmir u l-għarfien meħtieġ għall-prestazzjoni xierqa tal-kompiti tagħhom
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw l-ismijiet u d-dettalji ta' kuntatt
tal-awtoritajiet kompetenti lill-Kummissjoni li għandha tippubblika lista ta' awtoritajiet kompetenti.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                     240
                                                 DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                               Artikolu 97
                                            Kooperazzjoni

1.      L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma' xulxin u mal-
        Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tipprevedi l-organizzazzjoni tal-iskambji ta'
        informazzjoni neċessarji biex dan ir-Regolament ikun jista' jiġi applikat b'mod uniformi.

2.      L-Istati Membri, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, għandhom jipparteċipaw, fejn adatt,
        f'inizjattivi żviluppati f'livell internazzjonali bil-għan li jiżguraw il-kooperazzjoni bejn l-
        awtoritajiet regolatorji fil-qasam tal-apparati mediċi.

                                              Artikolu 98
                         Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku

Il-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku (MDCG - Medical Device Coordination
Group) li twaqqaf skont il-kondizzjonijiet u l-arranġamenti dettaljati msemmijin fl-Artikolu 103 u
107 tar-Regolament (UE) 2017/… + għandu jwettaq, bl-appoġġ tal-Kummissjoni kif previst fl-
Artikolu 104 tar-Regolament (UE) 2017/…+, il-kompiti mogħtija lilu skont dan ir-Regolament kif
ukoll dawk skont ir-Regolament (UE) 2017/…+.

+
       ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     241
                                                DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                               Artikolu 99
                                         Kompiti tal-MDCG

Skont dan ir-Regolament, l-MDCG għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:

(a)     jikkontribwixxi għall-valutazzjoni tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità applikanti u l-
        korpi notifikati skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu IV;

(b)     jagħti pariri lill-Kummissjoni, fuq talba tagħha, fi kwistjonijiet li jikkonċernaw lill-grupp
        ta' koordinazzjoni tal-korpi notifikati kif stabbilit skont l-Artikolu 45;

(c)     li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta'gwida mmirata lejn l-iżgurar ta' implimentazzjoni
        effettiva u armonizzata ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari, fir-rigward tal-ħatra u l-
        monitoraġġ tal-korpi notifikati, l-applikazzjoni tar-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-
        sikurezza ġenerali u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni u t-twettiq ta' evalwazzjonijiet tal-
        prestazzjoni mill-manifatturi, il-valutazzjoni minn korpi notifikati u l-attivitajiet ta'
        viġilanza;

(d)     li jikkontribwixxi għas-sorveljanza kontinwa tal-progress tekniku u l-valutazzjoni ta' jekk
        ir-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni stipulati f'dan ir-Regolament
        u fir-Regolament (UE) 2017/… + humiex adegwati biex jiżguraw is-sikurezza u l-
        prestazzjoni ta' apparati, u b'hekk jikkontribwixxi lejn l-identifikazzjoni jekk hemmx il-
        ħtieġa li jiġi emendat l-Anness I għal dan ir-Regolament;

+
       ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                    242
                                                DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- (e)    li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' standards għall-apparat u ta' SK;

(f)    li jassisti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fl-attivitajiet tagħhom ta'
       koordinazzjoni b'mod partikolari f'oqsma ta' klassifikazzjoni u d-determinazzjoni tal-istatus
       regolatorju ta' apparati , studji dwar il-prestazzjoni, viġilanza u sorveljanza tas-suq inkluż l-
       iżvilupp u ż-żamma ta' qafas għal programm Ewropew ta' sorveljanza tas-suq bil-objettiv li
       jinkisbu kemm l-effiċjenza kif ukoll l-armonizzazzjoni tas-sorveljanza tas-suq fl-Unjoni ,
       f'konformità mal-Artikolu 88;

(g)    li jipprovdi pariri, fuq inizjattiva proprja jew fuq talba tal-Kummissjoni, fil-valutazzjoni ta'
       kwalunkwe kwistjoni relatata mal-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament;

(h)    li jikkontribwixxi għall-prattika amministrattiva armonizzata fir-rigward tal-apparati fl-
       Istati Membri.

                                              Artikolu 100
                          Il-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni Ewropea

1.     Għal apparati speċifiċi jew għal kategorija jew grupp ta' apparati, jew għal perikli speċifiċi
       marbutin ma' kategorija jew grupp ta' apparati, il-Kummissjoni tista' taħtar, permezz ta' atti
       ta' implimentazzjoni, laboratorju ta' referenza tal-Unjoni Ewropea wieħed, jew aktar minn
       wieħed (il-'laboratorji ta' referenza tal-UE'), li jilħqu l-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 4. Il-
       Kummissjoni għandha taħtar biss il-laboratorji ta' referenza tal-UE li għalihom tkun ġiet
       ippreżentata applikazzjoni għal ħatra minn xi Stat Membru jew miċ-Ċentru Konġunt tar-
       Riċerka tal-Kummissjoni.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                      243
                                                DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- 2.     Fl-ambitu tal-ħatra tagħhom, fejn adatt, il-laboratorji ta' referenza tal-UE għandu jkollhom
       il-kompiti li ġejjin:

       (a)   li jivverifikaw il-prestazzjoni dikjarata mill-manifattur u l-konformità ta' apparati tal-
             klassi D mal-SK applikabbli, meta disponibbli, jew ma' soluzzjonijiet oħrajn
             magħżulin mill-manifattur biex jiżguraw livell ta' sikurezza u prestazzjoni li jkun
             minn tal-inqas ekwivalenti, kif previst fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 48(3);

       (b)   li jwettqu testijiet adatti fuq kampjuni ta' apparati manifatturati tal-klassi D jew
             lottijiet ta' apparati tal-klassi D, kif previst fit-Taqsima 4.12 tal-Anness IX u fit-
             Taqsima 5.1 tal-Anness XI;

       (c)   li jipprovdu assistenza xjentifika u teknika lill-Kummissjoni, lill-MDCG, lill-Istati
             Membri u lill-korpi notifikati b'rabta mal-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament;

       (d)   li jagħtu pariri xjentifiċi rigward l-aħħar innovazzjonijiet teknoloġiċi b'rabta ma'
             apparati speċifiċi, jew kategorija jew grupp speċifiku ta' apparati;

       (e)   li jistabbilixxu u jimmaniġġaw netwerk ta' laboratorji nazzjonali ta' referenza wara li
             jikkonsultaw lill-awtoritajiet nazzjonali u jippubblikaw lista tal-laboratorji ta'
             referenza nazzjonali parteċipanti u l-kompiti rispettivi tagħhom;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      244
                                              DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        (f)   li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' metodi adatti ta' ttestjar u analiżi li jiġu applikati
             għall-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità u tas-sorveljanza tas-suq;

       (g)   li jikkollaboraw mal-korpi notifikati fl-iżvilupp tal-aħjar prattiki għat-twettiq ta'
             proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità;

       (h)   li jipprovdu rakkomandazzjonijiet dwar materjali ta' referenza adatti u dwar
             proċeduri ta' kejl ta' referenza ta' ordni metroloġiku aktar għoli;

       (i)   li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' SK u ta' standards internazzjonali;

       (j)   li jipprovdu opinjonijiet xjentifiċi bi tweġiba għal konsultazzjonijiet minn korpi
             notifikati f'konformità ma' dan ir-Regolament u jippubblikawhom b'mezzi elettroniċi
             wara li jkunu kkunsidraw dispożizzjonijiet nazzjonali fir-rigward tal-kunfidenzjalità.

3.     Fuq talba ta' Stat Membru, il-Kummissjoni tista' wkoll tagħżel il-laboratorji ta' referenza
       tal-UE meta dak l-Istat Membru jkun jixtieq ikollu rikors għal tali laboratorji biex jiżgura l-
       verifika tal-prestazzjoni dikjarata mill-manifattur u l-konformità tal-apparati tal-klassi C
       mal-SK applikabbli meta disponibbli, jew ma' soluzzjonijiet oħrajn magħżulin mill-
       manifattur biex jiżguraw livell ta' sikurezza u ta' prestazzjoni li tal-inqas ikun ekwivalenti.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     245
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 4.     Il-laboratorji ta' referenza tal-UE għandhom jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:

       (a)   ikollhom persunal bi kwalifiki xierqa u adatti b'għarfien u esperjenza adegwati fil-
             qasam tal-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro li għalih ikunu nħatru;

       (b)   ikollhom it-tagħmir u l-materjal ta' referenza meħtieġa biex iwettqu l-kompiti
             assenjati lilhom;

       (c)   ikollhom l-għarfien meħtieġ ta' standards internazzjonali u tal-aħjar prattiki;

       (d)   ikollhom organizzazzjoni u struttura amministrattiva adatti;

       (e)   jiżguraw li l-persunal tagħhom jirrispetta l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni u d-data
             miksuba fit-twettiq tal-kompiti tiegħu;

       (f)   jaġixxu fl-interess tal-pubbliku u b'mod indipendenti;

       (g)   jiżguraw li l-persunal tagħhom ma jkollux interessi finanzjarji jew ta' xi tip ieħor fl-
             industrija tal-apparat mediku dijanjostiku in vitro li jistgħu jaffettwaw l-imparzjalità
             tiegħu, li jiddikjaraw kwalunkwe interess dirett u indirett ieħor li jista' jkollhom fl-
             industrija tal-apparat mediku dijanjostiku in vitro u jaġġornaw din id-dikjarazzjoni
             kull darba li jkun hemm bidla rilevanti.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     246
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 5.     Il-laboratorji ta' referenza tal-UE għandhom jiffurmaw netwerk sabiex jikkoordinaw u
       jarmonizzaw il-metodi ta' ħidma tagħhom b'rabta mal-ittestjar u l-valutazzjoni. Dawk il-
       koordinazzjoni u l-armonizzazzjoni għandhom jinvolvu:

       (a)   l-applikazzjoni ta' metodi, proċeduri u proċessi kkoordinati;

       (b)   il-qbil dwar l-użu tal-istess materjali ta' referenza u kampjuni ta' ttestjar komuni u
             pannelli ta' serokonverżjoni;

       (c)   l-istabbiliment ta' kriterji ta' valutazzjoni u ta' interpretazzjoni komuni;

       (d)   l-użu ta' protokolli ta' ttestjar komuni u l-valutazzjoni tar-riżultati tat-testijiet bl-użu
             ta' metodi ta' evalwazzjoni standardizzati u kkoordinati;

       (e)   l-użu ta' rapporti standardizzati u kkoordinati dwar it-testijiet;

       (f)   l-iżvilupp, l-applikar u ż-żamma ta' sistema ta' reviżjoni bejn il-pari;

       (g)   l-organizzazzjoni ta' testijiet regolari ta' valutazzjoni tal-kwalità (inkluż il-verifiki
             reċiproċi fuq il-kwalità u l-komparabbiltà tar-riżultati tat-testijiet);

       (h)   il-qbil dwar linji gwida konġunti, struzzjonijiet, struzzjonijiet proċedurali jew
             proċeduri operazzjonali standard;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                        247
                                               DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        (i)   il-koordinament tal-introduzzjoni tal-metodi ta' ttestjar għal teknoloġiji ġodda u l-
             koordinament ma' SK ġodda jew emendati;

       (j)   il-valutazzjoni mill-ġdid tal-aħħar innovazzjonijiet teknoloġiċi abbażi ta' riżultati ta'
             testijiet komparattivi jew permezz ta' studji ulterjuri, kif mitlub minn Stat Membru
             jew mill-Kummissjoni;

6.     Il-laboratorji ta' referenza tal-UE jistgħu jingħataw kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni.

       Il-Kummissjoni tista' tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, l-arranġamenti dettaljati
       u l-ammont ta' kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni lil-laboratorji ta' referenza tal-UE,
       filwaqt li tikkunsidra l-objettivi tal-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza, ta' appoġġ għall-
       innovazzjoni u tal-kosteffettività. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
       f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

7.     Meta l-korpi notifikati jew l-Istati Membri jitolbu assistenza xjentifika jew teknika jew
       opinjoni xjentifika mingħand laboratorju ta' referenza tal-UE, dawn jistgħu jintalbu jħallsu
       tariffi biex ikopru b'mod sħiħ jew parzjalment l-ispejjeż li jkun għamel il-laboratorju biex
       wettaq il-kompitu mitlub minnu skont termini u kondizzjonijiet predeterminati u
       trasparenti.

8.     Il-Kummissjoni għandha tispeċifika permezz ta' atti ta' implimentazzjoni:

       (a)   regoli dettaljati biex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u
             regoli dettaljati biex tiġi żgurata konformità mal-kriterji msemmija fil-paragrafu 4 ta'
             dan l-Artikolu.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     248
                                               DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (b)    l-istruttura u l-livell tat-tariffi msemmijin fil-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu li jistgħu
              jinġabru minn laboratorju ta' referenza tal-UE bi ħlas għall-għoti ta' opinjonijiet
              xjentifiċi bi tweġiba għall-konsultazzjonijiet mill-korpi notifikati u l-Istati Membri
              f'konformità ma' dan ir-Regolament, b'kont meħud tal-objettivi tal-protezzjoni tas-
              saħħa u s-sikurezza tal-bnedmin, l-appoġġ għall-innovazzjoni u l-kosteffettività.

       Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta'
       eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

9.     Il-laboratorji ta' referenza tal-UE għandhom ikunu soġġetti għal kontrolli, inklużi żjarat fuq
       il-post u awditi mill-Kummissjoni biex tiġi vverifikata l-konformità mar-rekwiżiti ta' dan
       ir-Regolament. Jekk f'dawk il-kontrolli jinstab li laboratorju ta' referenza tal-UE ma jkunx
       qed jikkonforma mar-rekwiżiti li għalihom inħatar, il-Kummissjoni, permezz ta' atti tal-
       implimentazzjoni, għandha tieħu miżuri adatti, li jinkludu r-restrizzjoni, is-sospensjoni jew
       l-irtirar tal-ħatra.

10.    Id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 107(1) tar-Regolament (UE) Nru 2017/… + għandhom
       japplikaw għall-persunal tal-laboratorji ta' referenza tal-UE.

+
      ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      249
                                                DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                                  Artikolu 101
                                     Reġistri tal-apparati u banek tad-data

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex jinkoraġġixxu l-
istabbiliment ta' reġistri u banek tad-data għal tipi speċifiċi ta' apparati li jistabbilixxu l-prinċipji
komuni biex tinġabar informazzjoni komparabbli. Tali reġistri u banek tad-data għandhom
jikkontribwixxu għall-evalwazzjoni indipendenti tas-sikurezza u l-prestazzjoni fuq terminu twil tal-
apparati.

                                               Kapitolu IX
       Kunfidenzjalità, protezzjoni tad-data, finanzjament u penali

                                                 Artikolu 102
                                                Kunfidenzjalità

1.          Ħlief jekk ikun previst mod ieħor f'dan ir-Regolament u mingħajr preġudizzju għad-
            dispożizzjonijiet u l-prattiki nazzjonali eżistenti fl-Istati Membri dwar il-kunfidenzjalità, il-
            partijiet kollha involuti fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jirrispettaw il-
            kunfidenzjalità tal-informazzjoni u d-data miksuba fit-twettiq tal-kompiti tagħhom sabiex
            jipproteġu dan li ġej:

            (a)   id-data personali skont l-Artikolu 103;

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea                        250
                                                    DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (b)   informazzjoni kummerċjalment kunfidenzjali u s-sigrieti kummerċjali ta' persuna
             fiżika jew ġuridika, inkluż id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali sakemm l-iżvelar ma
             jkunx fl-interess pubbliku;

       (c)   l-implimentazzjoni effettiva ta' dan ir-Regolament, partikolarment għall-finijiet ta'
             spezzjonijiet, investigazzjonijiet jew awditi.

2.     Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, l-informazzjoni maqsuma ma' xulxin fuq bażi
       kunfidenzjali bejn l-awtoritajiet kompetenti u bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-
       Kummissjoni, ma għandhiex tiġi żvelata mingħajr il-qbil minn qabel tal-awtorità tal-
       oriġini.

3.     Il-paragrafi 1 u 2 la għandhom jaffettwaw id-drittijiet u l-obbligi tal-Kummissjoni, tal-Istati
       Membri u tal-korpi notifikati fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni u t-tixrid tat-
       twissijiet, u lanqas l-obbligi tal-persuni kkonċernati li jipprovdu informazzjoni skont il-liġi
       kriminali.

4.     Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jaqsmu informazzjoni kunfidenzjali mal-
       awtoritajiet regolatorji ta' pajjiżi terzi li magħhom ikunu kkonkludew ftehim bilaterali jew
       multilaterali dwar il-kunfidenzjalità.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                    251
                                                DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---                                              Artikolu 103
                                         Protezzjoni tad-data

1.     L-Istati Membri għandhom japplikaw id-Direttiva 95/46/KE għall-ipproċessar ta' data
       personali li jsir fl-Istati Membri skont dan ir-Regolament.

2.     Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 għandu japplika għall-ipproċessar ta' data personali li jsir
       mill-Kummissjoni skont dan ir-Regolament.

                                             Artikolu 104
                                            Ġbir ta' tariffi

1.     Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li Stati Membri
       jiġbru tariffi għall-attivitajiet stabbiliti f'dan ir-Regolament, b'kondizzjoni li l-livell tat-
       tariffi jkun stabbilit b'mod trasparenti u fuq il-bażi ta' prinċipji tal-irkupru tal-ispejjeż.

2.     L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra mill-
       inqas tliet xhur qabel ma jkunu ser jiġu adottati l-istruttura u l-livell tat-tariffi. L-istruttura
       u l-livell tat-tariffi għandhom isiru disponibbli għall-pubbliku meta jintalbu.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                        252
                                                DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---                                               Artikolu 105
          Finanzjament tal-attivitajiet relatati mal-ħatra u l-monitoraġġ tal-korpi notifikati

L-ispejjeż assoċjati ma' attivitajiet ta' valutazzjoni konġunta għandhom jiġu koperti mill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi d-daqs u
l-istruttura ta' spejjeż li jistgħu jinġabru u regoli ta' implimentazzjoni oħra meħtieġa. Dawk l-atti ta'
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 107(3).

                                              Artikolu 106
                                                 Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar penali li japplikaw għal ksur tad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li
dawn jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-
Istati Membri għandhom javżaw lill-Kummissjoni b'dawn ir-regoli u b'dawn il-miżuri sa … [3 xhur
qabel id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] u għandhom javżawha minnufih b'kull
emenda sussegwenti li taffettwahom.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     253
                                                DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                          Kapitolu X
                                 Dispożizzjonijiet finali

                                           Artikolu 107
                                      Proċedura tal-Kumitat

1.     Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar l-Apparati Mediċi stabbilit mill-
       Artikolu 114 tar-Regolament (UE) 2017/… +. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens
       tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.     Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament
       (UE) Nru 182/2011.

3.     Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament
       (UE) Nru 182/2011.

       Meta l-kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz
       ta' att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-
       Regolament (UE) Nru 182/2011.

4.     Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament
       (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 4 jew l-Artikolu 5 tiegħu, kif adatt.

+
      ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                       254
                                              DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---                                              Artikolu 108
                                        Eżerċizzju tad-delega

1.     Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti delegati tingħata lill-Kummissjoni soġġetta għall-
       kondizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.

2.     Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikoli 10(4), 17(4), 24(10), 51(6) u 66(8)
       għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-
       seħħ ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega
       tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-
       delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi ta' żmien identiċi, dment li
       l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet
       xhur qabel jintemm kull perijodu.

3.     Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikoli 10(4), 17(4), 24(10), 51(6) u 66(8) tista' tiġi
       revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni għal
       revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha
       tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
       Unjoni Ewropea jew f'data sussegwenti li tkun speċifikata fiha. Hija ma għandhiex
       taffettwa l-validità ta' xi atti delegati diġà fis-seħħ.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                       255
                                                DGB 2C                                         MT
 ---pagebreak--- 4.       Qabel l-adozzjoni ta' att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti maħtura minn
         kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta'
         April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.       Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah b'mod simultanju lill-
         Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.       Att delegat adottat skont l-Artikoli 10(4), 17(4), 24(10), 51(6) u 66(8) għandu jidħol fis-
         seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-
         Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill
         jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-
         Kunsill ikunu informaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu ta'
         żmien għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

                                             Artikolu 109
                        Atti delegati separati għal setgħat delegati differenti

Il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat separat fir-rigward ta' kull setgħa delegata lilha skont
dan ir-Regolament.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                    256
                                               DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---                                             Artikolu 110
                                  Dispożizzjonijiet transizzjonali

1.     Minn ... [data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], kwalunkwe pubblikazzjoni ta'
       notifika fir-rigward ta' korp notifikat f'konformità mad-Direttiva 98/79/KE għandha ssir
       nulla.

2.     Iċ-ċertifikati li nħarġu minn korpi notifikati f'konformità mad-Direttiva 98/79/KE qabel ...
       [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom jibqgħu validi sa ma jintemm
       il-perijodu indikat fuq iċ-ċertifikat, ħlief għal ċertifikati li nħarġu f'konformità mal-
       Anness VI għad-Direttiva 98/79/KE li għandhom isiru nulli l-aktar tard fi ... [sentejn wara
       d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament].

       Iċ-ċertifikati li nħarġu minn korpi notifikati f'konformità mad-Direttiva 98/79/KE minn...
       [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom isiru nulli sa ... [sentejn wara
       d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament].

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                   257
                                              DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 3.     Permezz ta' deroga mill-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament, apparat b'ċertifikat li nħareġ
       f'konformità mad-Direttiva 98/79/KE u li hija valida permezz tal-paragrafu 2 ta' dan l-
       Artikolu jista' jitqiegħed fis-suq jew fis-servizz biss jekk mid-data ta' applikazzjoni ta' dan
       ir-Regolament huwa jkompli jikkonformi ma' dik id-Direttiva, u dment li ma hemmx tibdil
       sinifikanti fid-disinn u skop intiż. Madankollu, ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament relatati
       mas-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq, mas-sorveljanza tas-suq, mal-viġilanza, mar-
       reġistazzjoni tal-operaturi ekonomiċi u ma' apparati għandhom japplikaw u jissostitiwixxu
       r-rekwiżiti korrispondenti f'dik id-Direttiva.

       Mingħajr preġudizzju għall-Kapitolu IV u l-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-korp notifikat
       li ħareġ iċ-ċertifikat imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jkompli jkun responsabbli
       għas-sorveljanza adatta fir-rigward tar-rekwiżiti applikabbli kollha relatati mal-apparati li
       huwa ċċertifika.

4.     Apparati li tqiegħdu legalment fis-suq skont id-Direttiva 98/79/KE qabel … [id-data ta'
       applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] u apparati li tqiegħdu fis-suq minn… [id-data ta'
       applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] bis-saħħa ta' ċertifikat kif imsemmi fil-paragrafu 2 ta'
       dan l-Artikolu, jistgħu jibqgħu jsiru disponibbli fis-suq jew jitqiegħdu fis-servizz sa …
       [tliet snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament].

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                   258
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 5.     Permezz ta' deroga mid-Direttiva 98/79/KE, l-apparati li jikkonformaw ma' dan ir-
       Regolament jistgħu jitqiegħdu fis-suq qabel ... [id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-
       Regolament].

6.     Permezz ta' deroga mid-Direttiva 98/79/KE, il-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità li
       jikkonformaw ma' dan ir-Regolament jistgħu jinħatru u jiġu notifikati qabel ... [id-data ta'
       applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]. Il-korpi notifikati li jinħatru u jiġu notifikati
       f'konformità ma' dan ir-Regolament jistgħu jwettqu l-proċeduri ta' valutazzjoni tal-
       konformità stipulati f'dan ir-Regolament u joħorġu ċertifikati f'konformità ma' dan ir-
       Regolament qabel ... [id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament].

7.     Rigward apparati soġġetti għall-proċeduri stipulati fl-Artikolu 48(3) u (4), japplika l-
       paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu dment li jkunu saru l-ħatriet neċessarji fl-MDCG u fil-gruppi
       ta' esperti u tal-laboratorji ta' referenza tal-UE.

8.     Permezz ta' deroga mill-Artikolu 10 u l-punti (a) u (b) tal-Artikolu 12(1) tad-
       Direttiva 98/79/KE, il-manifatturi, ir-rappreżentanti awtorizzati, l-importaturi u l-korpi
       notifikati li, matul il-perijodu li jibda fl-aħħar data mid-dati msemmija fil-punt (f) tal-
       Artikolu 113(3) u jintemm 18-il xahar wara, jikkonformaw mal-Artikolu 27(3) u
       l-Artikolu 28(1) u l-Artikolu 51(5) ta' dan ir-Regolament għandhom jitqiesu li huma
       konformi mal-liġijiet u r-regolamenti adottati mill-Istati Membri f'konformità mal-
       Artikolu 10 u l-punti (a) u (b) tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 98/79/KE kif speċifikat fid-
       Deċiżjoni 2010/227/UE.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                      259
                                               DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 9.       L-awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri f'konformità
         mal-Artikolu 9(12) tad-Direttiva 98/79/KE għandhom iżommu l-validità indikata fl-
         awtorizzazzjoni.

10.      Sakemm il-Kummissjoni tkun ħatret, f'konformità mal-Artikolu 24(2), l-entitajiet emittenti,
         GS1 , HIBCC u ICCBBA għandhom jitqiesu bħala entitajiet emittenti maħtura.

                                             Artikolu 111
                                            Evalwazzjoni

Sa ... [ħames snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha
tivvaluta l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u tagħmel rapport ta' evalwazzjoni dwar il-progress
għall-ksib tal-objettivi mniżżla fih inkluż valutazzjoni tar-riżorsi meħtieġa biex jiġi implimentat dan
ir-Regolament. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lit-traċċabbiltà tal-apparati permezz tal-ħażna,
skont l-Artikolu 24, tal-UDI minn operaturi ekonomiċi, istituzzjonijiet tas-saħħa u professjonisti
tas-saħħa. L-evalwazzjoni għandha tinkludi wkoll reviżjoni dwar il-funzjonament tal-Artikolu 4.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                      260
                                               DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---                                               Artikolu 112
                                                Tħassir

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 110(3) u (4) ta' dan ir-Regolament, u mingħajr preġudizzju
għall-obbligi tal-Istati Membri u l-manifatturi rigward il-viġilanza u l-obbligi tal-manifatturi
rigward it-tqegħid għad-dispożizzjoni tad-dokumentazzjoni, taħt id-Direttiva 98/79/KE, dik id-
Direttiva hija mħassra b'effett minn ... [id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] bl-eċċezzjoni
ta':

(a)      l-Artikolu 11, il-punt (c) tal-Artikolu 12(1) u l-Artikolu 12(2) u (3) tad-Direttiva 98/79/KE,
         u l-obbligi relatati mal-istudji dwar il-viġilanza u l-prestazzjoni previsti fl-Annessi
         korrispondenti, li huma mħassra b'effett mill-aħħar data mid-dati msemmija fl-
         Artikolu 113(2) u fil-punt (f) tal-Artikolu 113(3) ta' dan ir-Regolament u

(b)      l-Artikolu 10 u l-punti (a) u (b) tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 98/79/KE, u l-obbligi
         relatati mar-reġistrazzjoni ta' apparati u operaturi ekonomiċi, u n-notifiki taċ-ċertifikati
         previsti fl-Annessi korrispondenti, li huma mħassra b'effett minn 18-il xahar wara l-aħħar
         waħda mid-dati msemmija fl-Artikolu 113(2) u l-punt (f) tal-Artikolu 113(3) ta' dan ir-
         Regolament.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       261
                                                DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        Fir-rigward tal-apparati msemmija fl-Artikolu 110(3) u (4) ta' dan ir-Regolament, id-
       Direttiva 98/79/KE għandha tkompli tapplika sa... [tliet snin wara d-data ta' applikazzjoni
       ta' dan ir-Regolament], sal-limitu neċessarju għall-applikazzjoni ta' dawk il-paragrafi.

       Id-Deċiżjoni 2010/227/UE adottata fl-implimentazzjoni tad-Direttivi 90/385/KEE,
       93/42/KEE u 98/79/KE għandha tiġi mħassra b'effett mill-aħħar mid-dati msemmija fl-
       Artikolu 113(2) u l-punt (f) tal-Artikolu 113(3) ta' dan ir-Regolament.

       Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-
       Regolament u għandhom jinqraw f'konformità mat-tabella ta' korrelazzjoni stipulata fl-
       Anness XV.

                                           Artikolu 113
                              Dħul fis-seħħ u data ta' applikazzjoni

1.     Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni
       tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.     Għandu japplika minn ... [ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

3.     Permezz ta' deroga mill-paragrafu 2:

       (a)   l-Artikolu 27(3) u l-Artikolu 51(5) għandhom japplikaw minn ... [18-il xahar wara d-
             data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament imsemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-
             Artikolu];

10729/3/16 REV 3                                                        GP/ea                     262
                                              DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (b)   l-Artikoli 31 sa 46 u l-Artikolu 96 għandhom japplikaw minn ... [sitt xhur wara d-
             data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. Madankollu, minn dik id-data sa ... [id-
             data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] l-obbligi dwar korpi notifikati skont l-
             Artikoli 31 sa 46 għandhom japplikaw biss għal dawk il-korpi li jippreżentaw
             applikazzjoni għall-ħatra skont l-Artikolu 34 ta' dan ir-Regolament;

       (c)   l-Artikolu 97 għandu japplika minn ... [tnax-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta'
             dan ir-Regolament];

       (d)   l-Artikolu 100 għandu japplika minn … [tmintax-il xahar qabel id-data ta'
             applikazzjoni ta' dan ir-Regolament];

       (e)   Għal apparati tal-klassi D, l-Artikolu 24(4) għandu japplika minn ... [sitt snin wara d-
             data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. Għal apparati tal-klassi B u tal-klassi
             C, l-Artikolu 24(4) għandu japplika minn ... [tmien snin wara d-data tad-dħul fis-
             seħħ ta' dan ir-Regolament]. Għal apparati tal-klassi A, l-Artikolu 24(4) għandu
             japplika minn ... [għaxar snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                    263
                                             DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        (f)   Mingħajr preġudizzju għall-obbligi fuq il-Kummissjoni skont l-Artikolu 34 tar-
             Regolament (UE) 2017/... +, fejn, minħabba ċirkostanzi li ma setgħux jiġu
             raġonevolment previsti meta tfassal il-pjan imsemmi fl-Artikolu 34(1) ta' dak ir-
             Regolament, Eudamed ma jkunx kompletament funzjonali fi … [ħames snin wara d-
             data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-obbligi u r-rekwiżiti marbutin ma'
             Eudamed għandhom japplikaw mid-data li tikkorrispondi għal sitt xhur wara d-data
             tal-pubblikazzjoni tal-avviż imsemmi fl-Artikolu 34(3) ta' dak ir-Regolament. Id-
             dispożizzjonijiet imsemmija fis-sentenza preċedenti huma:

             –     l-Artikolu 26,

             –     l-Artikolu 28

             –     l-Artikolu 29,

             –     it-tieni sentenza tal-Artikolu 36(2),

             –     l-Artikolu 38(10),

             –     l-Artikolu 39(2),

             –     it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 40(12),

             –     il-punti (d) u (e) tal-Artikolu 42(7),

+
      ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                        GP/ea                      264
                                              DGB 2C                                          MT
 ---pagebreak---             –      l-Artikolu 49(2),

            –      l-Artikolu 50(1),

            –      l-Artikoli 66 sa 73,

            –      il-paragrafi 1 sa 13 tal-Artikolu 74,

            –      l-Artikoli 75 sa 77,

            –      l-Artikolu 81(2),

            –      l-Artikoli 82 u 83,

            –      l-Artikolu 84(5), (7) u t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 84(8),

            –      l-Artikolu 85,

            –      l-Artikolu 88(4), (7) u (8),

            –      l-Artikolu 90(2) u (4),

            –      l-aħħar sentenza tal-Artikolu 92(2),

            –      l-Artikolu 94(4),

            –      it-tieni sentenza tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 110(3).

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea         265
                                              DGB 2C                                   MT
 ---pagebreak---         Sakemm il-Eudamed issir tiffunzjona kompletament, id-dispożizzjonijiet korrispondenti
        tad-Direttiva 98/79/KE għandhom jibqgħu japplikaw għall-fini li jintlaħqu l-obbligi
        stipulati fid-dispożizzjonijiet elenkati fl-ewwel paragrafu ta' dan il-punt rigward l-iskambju
        ta' informazzjoni inkluż, u b'mod partikolari, informazzjoni rigward l-istudji dwar il-
        prestazzjoni, ir-rappurtar tal-viġilanza, ir-reġistazzjoni ta' apparati u operaturi ekonomiċi, u
        n-notifiki taċ-ċertifikati.

        (g)      Il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 74 għandha tapplika minn … [għaxar snin wara d-
                 data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] mingħajr preġudizzju għall-Artikolu
                 74(14).

        (h)      L-Artikolu 110(10) għandu japplika minn … [sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ
                 ta' dan ir-Regolament].

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...

Għall-Parlament Ewropew                                     Għall-Kunsill
Il-President                                                Il-President

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                     266
                                                DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---                                              ANNESSI

I      Rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni

II     Dokumentazzjoni teknika

III    Dokumentazzjoni teknika dwar is-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq

IV     Dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE

V      Il-marka tal-konformità CE

VI     Informazzjoni li għandha tiġi ppreżentata mar-reġistrazzjoni tal-apparati u l-operaturi
       ekonomiċi f'konformità mal-Artikoli 26(3) u 28 u elementi ta' data ewlenin li għandhom
       jiġu pprovduti lill-bażi ta' data tal-UDI flimkien mal-UDI-DI f'konformità mal-Artikoli 25
       u 26, u s-Sistema tal-UDI

VII    Rekwiżiti li għandhom jintlaħqu mill-korpi notifikati

VIII   Regoli ta' klassifikazzjoni

IX     Valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità u fuq
       valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika

10729/3/16 REV 3                                                       GP/ea                     267
                                             DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- X      Valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq eżami tat-tip

XI     Valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq l-iżgurar tal-kwalità tal-produzzjoni

XII    Ċertifikati maħruġin minn korp notifikat

XIII   Evalwazzjoni tal-prestazzjoni, studji dwar il-prestazzjoni u segwitu tal-prestazzjoni ta'
       wara t-tqegħid fis-suq

XIV    Studji dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent u ċerti studji oħra dwar il-prestazzjoni

XV     Tabella ta' korrelazzjoni

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     268
                                              DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---                                              ANNESS I

      REKWIŻITI ĠENERALI MARBUTIN MAS-SIKUREZZA U L-PRESTAZZJONI

                                           Kapitolu I
                                     Rekwiżiti ġenerali

1.     L-apparati għandhom jilħqu l-prestazzjoni prevista mill-manifattur tagħhom u għandhom
       ikunu ddisinjati u manifatturati b'tali mod li, meta jintużaw f'kondizzjonijiet normali, dawn
       ikunu adatti għall-għan maħsub għalihom. Dawn għandhom ikunu sikuri u effettivi u ma
       għandhomx jikkompromettu l-kundizzjoni klinika jew is-sikurezza tal-pazjenti, jew is-
       sikurezza u s-saħħa tal-utenti jew, fejn applikabbli, persuni oħra, sakemm kull riskju li
       jista' jiġi assoċjat mal-użu tagħhom jikkostitwixxi riskji aċċettabbli meta mqabbla mal-
       benefiċċji għall-pazjent u huma kompatibbli ma' livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa u s-
       sikurezza, filwaqt li jiġi kkunsidrat, l-ogħla livell rikonoxxut b'mod ġenerali.

2.     Ir-rekwiżit f'dan l-Anness biex jitnaqqsu kemm jista' jkun ir-riskji, ifisser it-tnaqqis ta'
       riskji kemm jista' jkun mingħajr ma jaffettwaw b'mod negattiv il-proporzjon bejn il-
       benefiċċji u r-riskji.

3.     Il-manifatturi għandhom jistabbilixxu, jimplimentaw, jiddokumentaw u jżommu sistema ta'
       ġestjoni tar-riskji.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      1
ANNESS I                                      DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        Il-ġestjoni tar-riskji għandha tinftiehem bħala proċess iterattiv kontinwu tul iċ-ċiklu ta'
       ħajja kollu ta' apparat, li jeħtieġ aġġornament sistematiku regolari. Fit-twettiq tal-ġestjoni
       tar-riskju l-manifatturi għandhom:

       (a)   jistabbilixxu u jiddokumentaw pjan ta' ġestjoni tar-riskji għal kull apparat;

       (b)   jidentifikaw u janalizzaw il-perikli magħrufa u prevedibbli assoċjati ma' kull apparat;

       (c)   jagħmlu stima u jevalwaw ir-riskji assoċjati ma', u li jseħħu waqt, l-użu maħsub u
             waqt użu ħażin previst b'mod raġonevoli;

       (d)   jeliminaw jew jikkontrollaw ir-riskji msemmija fil-punt (c) skont ir-rekwiżiti tat-
             Taqsima 4;

       (e)   jevalwaw l-impatt tal-informazzjoni mill-fażi tal-produzzjoni u, b'mod partikolari,
             mis-sistema ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq, dwar il-perikli u l-frekwenza li
             dawn iseħħu, dwar l-istimi tar-riskji assoċjati magħhom, kif ukoll dwar ir-riskju
             ġenerali, il-proporzjon bejn il-benefiċċji u r-riskji u l-aċċettabbiltà tar-riskju; u

       (f)   abbażi tal-evalwazzjoni tal-impatt tal-informazzjoni msemmija fil-punt (e) jekk hu
             meħtieġ jemenda l-miżuri ta' kontroll f'konformità mar-rekwiżiti tat-Taqsima 4.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        2
ANNESS I                                       DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- 4.     Miżuri għall-kontroll tar-riskji adottati minn manifatturi għad-disinn u l-manifattura tal-
       apparati għandhom jikkonformaw mal-prinċipji tas-sikurezza, filwaqt li jittieħed kont tal-
       istat tal-ogħla livell rikonoxxut b'mod ġenerali. Sabiex jitnaqqsu r-riskji, il-manifatturi
       għandhom jimmaniġġaw ir-riskji b'tali mod li r-riskju residwu assoċjat ma' kull periklu, kif
       ukoll ir-riskju residwu globali jiġu ġġudikati bħala aċċettabbli. Fl-għażla tas-soluzzjonijiet
       l-aktar xierqa, il-manifatturi għandhom, fl-ordni ta' prijorità li ġejja:

       (a)   jeliminaw jew, inaqqsu r-riskji, kemm jista' jkun u kif xieraq, permezz ta' disinn u
             manifattura sikuri;

       (b)   fejn ikun xieraq, jieħdu miżuri xierqa ta' protezzjoni, inklużi allarmi jekk meħtieġ,
             b'rabta mar-riskji li ma jistgħux jitneħħew; u

       (c)   jipprovdu informazzjoni għas-sikurezza
             (twissijiet/prekawzjonijiet/kontraindikazzjonijiet) u, fejn xieraq, taħriġ għall-utenti.

       Il-manifatturi għandhom jinformaw lill-utenti b'kull riskju residwu.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        3
ANNESS I                                       DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 5.     Fl-eliminazzjoni jew, it-tnaqqis tar-riskji relatati ma' żball waqt l-użu, il-manifattur
       għandu:

       –     inaqqas, sa fejn huwa possibbli, ir-riskji relatati mal-karatteristiċi ergonomiċi tal-
             apparat u mal-ambjent li fih l-apparat hu maħsub li għandu jintuża (disinn għas-
             sikurezza tal-pazjent), u

       –     jieħdu inkunsiderazzjoni l-għarfien tekniku, l-esperjenza, l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-
             ambjent tal-użu, fejn applikabbli, u l-kundizzjonijiet mediċi u fiżiċi tal-utenti
             maħsuba (disinn għal utenti mhux esperti, professjonisti, utenti b'diżabbiltà jew
             utenti oħrajn).

6.     Il-karatteristiċi u l-prestazzjoni ta' apparat ma għandhomx jiġu affettwati ħażin aktar b'tali
       mod li jikkompromettu s-saħħa jew is-sikurezza tal-pazjent jew tal-utent u, fejn
       applikabbli, ta' persuni oħra matul it-tul tal-ħajja tal-apparat, kif indikat mill-manifattur,
       meta l-apparat ikun soġġett għat-tensjonijiet li jistgħu jseħħu matul il-kondizzjonijiet
       normali tal-użu u jkun miżmum f'konformità mal-istruzzjonijiet tal-manifattur.

7.     L-apparati għandhom ikunu ddisinjati, immanifatturati u ppakkjati b'tali mod li l-
       karatteristiċi u l-prestazzjoni tagħhom matul l-użu maħsub għalihom mhumiex affettwati
       ħażin matul it-trasport u l-ħażna, pereżempju, permezz ta' varjazzjonijiet fit-temperatura u
       l-umdità, b'kont meħud tal-istruzzjonijiet u l-informazzjoni pprovduti mill-manifattur.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        4
ANNESS I                                      DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 8.     Ir-riskji kollha magħrufa u prevedibbli, u kwalunkwe effett mhux mixtieq, għandhom
       ikunu minimizzati u jkunu aċċettabbli meta mqabbla mal-benefiċċji potenzjali evalwati
       għall-pazjenti u/jew l-utent li jirriżultaw mill-prestazzjoni maħsuba tal-apparat matul il-
       kondizzjonijiet normali tal-użu.

                                           Kapitoli II
                         Rekwiżiti rigward il-prestazzjoni,
                                 id-disinn u l-manifattura

9.     Karatteristiċi tal-prestazzjoni

9.1.   L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u mmanifatturati b'tali mod li jkunu adatti għall-
       finijiet imsemmija fil-punt (2) tal-Artikolu 2, kif speċifikat mill-manifattur, u adatti fir-
       rigward tal-prestazzjoni li huma intiżi li jiksbu filwaqt li jittieħed kont tal-aħħar
       innovazzjonijiet rikonoxxuti b'mod ġenerali. Dawn għandhom jiksbu l-prestazzjonijiet
       iddikjarati mill-manifattur u b'mod partikolari, fejn applikabbli:

       (a)   il-prestazzjoni analitika, bħas-sensittività analitika, l-ispeċifiċità analitika, l-eżattezza
             (xaqlib), il-preċiżjoni (ripetibbiltà u riproduċibbiltà), l-eżattezza (li tirriżulta mill-
             eżattezza u l-preċiżjoni), il-limiti tal-kxif u l-kwantifikazzjoni, il-medda tal-kejl, il-
             linearità, il-limitu, inkluża d-determinazzjoni ta' kriterji xierqa għall-ġbir tal-
             kampjuni u t-trattament u l-kontroll ta' interferenza endoġena u eżoġena rilevanti
             magħrufa, reazzjonijiet trasversali; u

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                         5
ANNESS I                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        (b)   il-prestazzjoni klinika, bħas-sensittività dijanjostika, l-ispeċifiċità dijanjostika, il-
             valur ta' previżjoni pożittiva, il-valur ta' previżjoni negattiva, il-proporzjon ta'
             probabbiltà, il-valuri mistennija f'popolazzjonijiet normali u affettwati.

9.2.   Il-karatteristiċi tal-prestazzjoni tal-apparat għandhom jinżammu matul il-ħajja tal-apparat
       kif indikat mill-manifattur.

9.3.   Fejn il-prestazzjoni tal-apparati tiddependi fuq l-użu ta' kalibraturi u/jew materjali ta'
       kontroll, it-traċċabbiltà metroloġika tal-valuri assenjati għal kalibraturi u/jew materjali ta'
       kontroll ser tkun żgurata permezz ta' proċeduri ta' kejl ta' referenza adatti u/jew materjali ta'
       referenza adatti ta' ordni metroloġiku ogħla. Fejn disponibbli, it-traċċabbiltà metroloġika
       tal-valuri assenjati għall-kalibraturi u l-materjali ta' kontroll għandha tkun assigurata għal
       materjali ta' referenza ċċertifikati jew proċeduri ta' kejl ta' referenza.

9.4.   Il-karatteristiċi u l-prestazzjonijiet tal-apparat għandhom jiġu ċċekkjati speċifikament fil-
       każ li huma jistgħu jkunu affettwati meta l-apparat jintuża għall-użu maħsub taħt
       kondizzjonijiet normali:

       (a)   għal apparati għall-awtottestjar, il-prestazzjonijiet miksuba minn persuni mhux
             esperti;

       (b)   għal apparati għall-ittestjar qrib il-pazjent, il-prestazzjonijiet miksuba f'ambjenti
             rilevanti (pereżempju, fid-djar tal-pazjenti, unitajiet ta' emerġenza, ambulanzi).

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                        6
ANNESS I                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 10.     Proprjetajiet kimiċi, fiżiċi u bijoloġiċi

10.1.   L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u manifatturati b'tali mod li jiżguraw li l-
        karatteristiċi u r-rekwiżiti ta' prestazzjoni msemmija fil-Kapitolu I jiġu ssodisfati.

        Għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-possibbiltà ta' indeboliment fil-prestazzjoni
        analitika minħabba nuqqas ta' kompatibbiltà fiżika u/jew kimikabejn il-materjali użati u l-
        kampjuni, l-analita jew il-markaturli għandu jinkixef (bħalma huma tessuti bijoloġiċi,
        ċelloli, fluwidi tal-ġisem tal-bniedem u mikroorganiżmi), filwaqt li jitqies l-għan maħsub
        tal-apparat.

10.2.   L-apparati għandhom ikunu ddisinjati, manifatturati u ppakkjati b'tali mod li
        jimminimizzaw ir-riskju miġjub minn kontaminanti u residwi għall-pazjenti, filwaqt li jiġi
        kkunsidrat l-għan maħsub tal-apparat, u għall-persuni involuti fit-trasport, il-ħażna u l-użu
        tal-apparati. Għandha tingħata attenzjoni partikolari għat-tessuti esposti għal dawk il-
        kontaminanti u r-residwi u għat-tul ta' żmien u l-frekwenza tal-esponiment.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        7
ANNESS I                                        DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 10.3.    L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u mmanifatturati b'tali mod li jnaqqsu għall-inqas
         livell raġonevolment prattikabblir-riskji kkawżati minn sustanzi jew partikoli, inkluż
         residwi tal-użu, prodotti ta' degradazzjoni u residwi tal-ipproċessar, li jistgħu jiġu rilaxxati
         mill-apparat. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lis-sustanzi li huma karċinoġeni,
         mutaġeni jew tossiċi għar-riproduzzjoni ('CMR'), skont il-Parti 3 tal-Anness VI tar-
         Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1, u lis-sustanzi li
         għandhom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrina li għalihom hemm evidenza
         xjentifika ta' effetti serji probabbli għas-saħħa tal-bniedem u li huma identifikati skont il-
         proċedura stabbilita fl-Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament
         Ewropew u tal-Kunsill 2.

10.4.    L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u manifatturati b'tali mod li jnaqqsu, kemm jista'
         jkun possibbli, ir-riskji kkawżati mid-dħul mhux maħsub ta' sustanzi fl-apparat, filwaqt li
         jiġi kkunsidrat l-apparat u n-natura tal-ambjent li fih huwa maħsub li jintuża.

1
        Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru
        2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda
        u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru
        1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).
2
        Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
        18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
        restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 136, 29.5.2007, p. 3).

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                          8
ANNESS I                                         DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 11.     Infezzjoni u kontaminazzjoni mikrobjali

11.1.   L-apparati u l-proċessi tal-manifatturar tagħhom għandhom ikunu ddisinjati b'tali mod li
        jeliminaw jew, inaqqsu kemm jista' jkun ir-riskju ta' infezzjoni għall-utent jew, fejn
        applikabbli, persuni oħra. Id-disinn għandu:

        (a)   jippermetti li jintuża faċilment u b'mod sikur;

        (b)   inaqqas kemm jista' jkun possibbli kwalunkwe tnixxija mikrobjali mill-apparat u/jew
              esponiment mikrobjali matul l-użu;

        u, fejn ikun meħtieġ

        (c)   jipprevjeni kontaminazzjoni mikrobika tal-apparat jew matul l-użu u, fil-każ tar-
              reċipjenti tal-kampjuni, ir-riskju ta' kontaminazzjoni tal-kampjun.

11.2.   Apparati ttikkettati jew bħala sterili jew li għandhom stat mikrobjali speċifiku għandhom
        jiġu ddisinjati, manifatturati u ppakkjati sabiex ikun żgurat li l-kondizzjoni sterili jew l-
        istat mikrobjali tagħhom jinżamm taħt il-kondizzjonijiet ta' trasport u ta' ħażna indikati
        mill-manifattur, sakemm dak l-imballaġġ jinfetaħ fil-mument tal-użu, dment li l-imballaġġ
        li jżomm il-kondizzjoni sterili jew l-istat mikrobjali tagħhom ma jiġix danneġġat..

11.3.   Apparati ttikkettati bħala sterili għandhom jiġu pproċessati, immanifatturati, ippakkjati u,
        sterilizzati permezz ta' metodi xierqa u vvalidati.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        9
ANNESS I                                       DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 11.4.   Apparati maħsuba biex jiġu sterilizzati għandhom ikunu manifatturati u ppakkjati
        f'kundizzjonijiet u faċilitajiet xierqa u kkontrollati.

11.5.   Is-sistemi ta' imballaġġ għal apparati mhux sterili għandhom iżommu lill-prodott integrat u
        nadif, u fejn l-apparati għandhom jiġu sterilizzati qabel l-użu, inaqqsu kemm jista' jkun ir-
        riskju ta' kontaminazzjoni mill-mikrobi; is-sistema tal-imballaġġ għandha tkun xierqa billi
        jitqies il-metodu ta' sterilizzazzjoni indikat mill-manifattur.

11.6.   It-tikketti tal-apparat għandhom jiddistingwu bejn apparati identiċi jew dawk simili
        mqiegħda fis-suq kemm f'kundizzjoni sterili kif ukoll f'dik mhux sterili flimkien mas-
        simbolu użat biex jindika li l-apparati huma sterili.

12.     Apparati li jinkorporaw materjali ta' oriġini bijoloġika

        Fejn l-apparati jinkludu tessuti, ċelloli u sustanzi li joriġinaw mill-annimali, mill-bnedmin
        jew mill-mikrobi, l-għażla tas-sorsi, l-ipproċessar, il-preservazzjoni, l-ittestjar u t-
        trattament tat-tessuti, taċ-ċelloli u tas-sustanzi ta' din l-oriġini u l-proċeduri ta' kontroll
        għandhom isiru b'mod li jagħti sikurezza lill-utent jew lil persuna oħra.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                       10
ANNESS I                                         DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---         B'mod partikolari, is-sikurezza fir-rigward tal-aġenti mikrobiċiu oħrajn trasmissibbli
        għandha tiġi indirizzata bl-implimentazzjoni ta' metodi vvalidati ta' eliminazzjoni jew ta'
        inattivazzjoni waqt il-proċess tal-manifattura. Dan jista' ma japplikax għal ċerti apparati
        jekk l-attività tal-aġent mikrobikujew trasmissibbli ieħor tkun integrali għall-għan maħsub
        tal-apparat jew meta dan il-proċess ta' eliminazzjoni jew ta' inattivazzjoni jkun
        jikkomprometti l-prestazzjoni tal-apparat.

13.     Bini ta' apparati u l-interazzjoni mal-ambjent tagħhom

13.1.   Jekk l-apparat huwa maħsub għal użu flimkien ma' apparati jew tagħmir ieħor, il-
        kombinazzjoni kollha, inkluż is-sistema ta' konnessjoni għandha tkun sigura u ma
        għandhiex tfixkel il-prestazzjoni speċifika tal-apparati. Kwalunkwe restrizzjonijiet fuq l-
        użu li japplikaw għal tali kombinazzjonijiet għandha tiġi indikata fuq it-tikketta u/jew fl-
        istruzzjonijiet għall-użu.

13.2.   L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u manifatturati b'tali mod li jneħħu jew inaqqsu
        kemm jista' jkun possibbli:

        (a)   ir-riskju ta' danni, f'konnessjoni mal-karatteristiċi fiżiċi tagħhom, inkluż il-
              proporzjon volum/pressjoni, karatteristiċi dimensjonali u fejn huwa xieraq
              karatteristiċi ergonomiċi;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       11
ANNESS I                                       DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        (b)   ir-riskji relatati ma' influwenzi esterni li huma raġonevolment prevedibbli jew
             kundizzjonijiet ambjentali, bħal kampijiet manjetiċi, effetti elettriċi u elettromanjetiċi
             esterni, skariki elettrostatiċi, radjazzjoni assoċjata ma' proċeduri dijanjostiċi jew
             terapewtiċi, pressjoni, umdità, temperatura, varjazzjonijiet fil-pressjoni u l-
             aċċelerazzjoni jew interferenzi tas-sinjali tar-radju;

       (c)   ir-riskji assoċjati mal-użu tal-apparat meta jiġi f'kuntatt ma' materjali, likwidi, u
             sustanzi, inklużi gassijiet, li għalihom huwa espost f'kundizzjonijiet normali tal-użu;

       (d)   ir-riskji assoċjati mal-interazzjoni negattiva possibbli bejn is-software u l-ambjent
             tal-IT li fih jopera u jinteraġixxi;

       (e)   ir-riskji ta' dħul aċċidentali ta' sustanzi fl-apparat;

       (f)   ir-riskju ta' identifikazzjoni mhux korretta ta' kampjuni u r-riskju ta' riżultati żbaljati
             minħabba, pereżempju, konfużjoni fil-kodifikazzjoni bbażata fuq il-kulur u/jew
             numerika u/jew tal-karattri fuq ir-reċipjenti tal-kampjuni, il-partijiet li jistgħu
             jitneħħew u/jew l-aċċessorji użati mal-apparati sabiex isir it-test jew l-analiżi kif
             maħsub;

       (g)   ir-riskji ta' kull interferenza prevedibbli ma' apparati oħra.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       12
ANNESS I                                       DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 13.3.   L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u manifatturati b'tali mod li jimminimizzaw ir-riskji
        ta' nar jew ta' splużjoni waqt l-użu normali u f'kundizzjoni ta' ħsara waħdanija. Għandha
        tingħata attenzjoni partikolari lill-apparati li l-użu maħsub tagħhom jinkludi esponiment
        għal jew li jintużaw f'assoċjazzjoni ma' sustanzi li jieħdu n-nar jew splussivi jew sustanzi li
        jistgħu jikkawżaw kombustjoni.

13.4.   L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u manifatturati b'tali mod li l-aġġustament, l-
        ikkalibrar, u l-manutenzjonijistgħu jsiru b'mod sikur u effettiv.

13.5.   L-apparati li huma maħsuba biex joperaw flimkien ma' apparati jew prodotti oħra
        għandhom ikunu ddisinjati u manifatturati b'tali mod li l-interoperabbiltà u l-kompatibbiltà
        jkunu affidabbli u sikuri.

13.6.   L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u manifatturati b'tali mod li jiffaċilitaw ir-rimi bla
        periklu tagħhom u r-rimi bla periklu ta' sustanzi relatati ta' skart mill-utent, jew persuna
        oħra. Għal dak l-għan, il-manifatturi għandhom jidentifikaw u jittestjaw proċeduri u miżuri
        li b'riżultat tagħhom l-apparati tagħhom jistgħu jiġu mormija b'mod sikur wara l-użu. It-tali
        proċeduri għandhom ikunu deskritti fl-istruzzjonijiet għall-użu.

13.7    L-iskala ta' kejl, monitoraġġ jew wiri (inkluż bidla fil-kulur u indikaturi viżwali oħra)
        għandha tkun iddisinjata u mmanifatturata skont il-prinċipji ergonomiċi, filwaqt li jiġu
        kkunsidrati l-għan u l-utenti maħsuba kif ukoll il-kondizzjonijiet ambjentali li fihom jkun
        maħsub li jintużaw l-apparati.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      13
ANNESS I                                       DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 14.      Apparati b'funzjoni ta' kejl

14.1.    L-apparati li jkollhom funzjoni analitika primarja ta' kejl għandhom ikunu ddisinjati u
         mmanifatturati b'tali mod li jipprovdu prestazzjoni analitika adatta f'konformità mal-punt
         (a) tat-Taqsima 9.1 tal-Anness I, b'kont meħud tal-għan maħsub tal-apparat.

14.2.    Il-kejl li jittieħed mill-apparati b'funzjoni ta' kejl għandu jiġi espress f'unitajiet legali li
         jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE 1.

15.      Protezzjoni kontra r-radjazzjoni

15.1.    L-apparati għandhom ikunu ddisinjati, mmanifatturati u ppakkjati b'tali mod li l-
         esponiment tal-utenti, jew ta' persuni oħra għal radjazzjoni (intenzjonata, mhux
         intenzjonata, iżolata jew mifruxa) jitnaqqas kemm jista' jkun possibbli u b'manjiera li hija
         kompatibbli mal-għan maħsub, filwaqt li ma jkunx hemm restrizzjoni fuq l-applikazzjoni
         ta' livelli speċifiċi xierqa għal għanijiet dijanjostiċi.

15.2.    Meta apparati jkunu maħsuba li jemettu radjazzjoni jonizzanti u/jew mhux jonizzanti,
         perikoluża, jew potenzjalment perikoluża, huma għandhom sa fejn hu possibbli jkunu:

         (a)   iddisinjati u mmanifatturati b'mod li jiżguraw li l-karatteristiċi u l-kwantità ta'
               radjazzjoni emessa minnhom ikunu jistgħu jiġu kkontrollati u/jew aġġustati; u

1
        Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE tal-20 ta' Diċembru 1979 dwar l-approssimazzjoni tal-
        liġijiet tal-Istati Membri dwar l-unitajiet ta' kejl u dwar ir-revoka tad-Direttiva 71/354/KEE
        (ĠU L 39, 15.2.1980, p. 40).

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea                        14
ANNESS I                                          DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---         (b)   mgħammra b'displays viżwali u/jew twissijiet li jinstemgħu ta' tali emissjonijiet

15.3.   L-istruzzjonijiet operattivi għal apparati li jarmu radjazzjoni perikoluża jew potenzjalment
        perikoluża għandu jkun fihom informazzjoni ddettaljata dwar in-natura tar-radjazzjoni
        mormija, il-mezzi ta' protezzjoni għall-utent u dwar kif wieħed jista' jevita li jużahom
        ħażin u jnaqqas ir-riskji inerenti għall-istallazzjoni kemm jista' jkun possibbli u sa fejn hu
        xieraq. Informazzjoni dwar l-ittestjar tal-aċċettazzjoni u tal-prestazzjoni, il-kriterji tal-
        aċċettazzjoni, u l-proċedura ta' manutenzjoni għandhom ukoll jiġu speċifikati.

16.     Sistemi elettroniċi programmabbli – apparati li jinkorporaw sistemi elettroniċi
        programmabbli u software li huma apparati fihom infushom

16.1.   Apparati li jinkorporaw sistemi programmabbli elettroniċi, inkluż software, jew software li
        huma apparati fihom infushom, għandhom ikunu ddisinjati sabiex jiżguraw ir-ripetibbiltà,
        l-affidabbiltà u l-prestazzjoni skont l-użu maħsub tagħhom. Fil-każ ta' kundizzjoni ta' ħsara
        waħdanija, għandhom jiġu adottati mezzi xierqa sabiex jeliminaw jew inaqqsu kemm jista'
        jkun possibbli riskji eventwali jew indeboliment tal-prestazzjoni.

16.2.   Għal apparati li jinkorporaw software jew li huma għal software li huma apparati fihom
        infushom, is-software għandu jiġi żviluppat u manifatturat skont l-ogħla livell filwaqt li
        jiġu kkunsidrati l-prinċipji taċ-ċiklu tal-ħajja tal-iżvilupp, il-ġestjoni tar-riskji, inkluża s-
        sigurtà tal-informazzjoni, il-verifika u l-validazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                          15
ANNESS I                                         DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 16.3.   Is-software imsemmi f'din it-Taqsima li huwa maħsub biex jintuża flimkien ma' pjattaformi
        mobbli tal-kompjuter għandu jkun iddisinjati u manifatturat b'kont meħud tal-karatteristiċi
        speċifiċi tal-pjattaforma mobbli (eż. id-daqs u l-proporzjon ta' kuntrast tal-iskrin) u l-fatturi
        esterni marbuta mal-użu tagħhom (varjazzjoni fl-ambjent fir-rigward tal-livell ta' dawl jew
        storbju).

16.4.   Il-manifatturi għandhom jistabbilixxu rekwiżiti minimi li jikkonċernaw hardware, il-
        karatteristiċi tan-netwerks tal-IT u l-miżuri ta' sigurtà tal-IT, inkluża l-protezzjoni kontra l-
        aċċess mhux awtorizzat, li huma meħtieġa biex is-software jitħaddem kif maħsub.

17.     Apparati kkonnettjati ma' sors tal-enerġija jew mgħammra bih

17.1.   Għal apparati kkonnettjati ma' sors ta' enerġija jew li jkunu mgħammra bih, fil-każ ta'
        kundizzjoni ta' ħsara waħdanija, għandhom jiġu adottati mezzi xierqa biex jiġu eliminati
        jew jitnaqqsu kemm jista' jkun ir-riskji eventwali.

17.2.   Apparati fejn is-sikurezza tal-pazjenti tiddependi minn provvista ta' enerġija interna
        għandhom ikunu mgħammra b'mezzi li jistgħu jiddeterminaw l-istat tal-provvista tal-
        enerġija u bi twissija jew indikazzjoni xierqa għal meta l-kapaċità tal-provvista tal-enerġija
        ssir kritika. Jekk meħtieġ, it-tali twissija jew indikazzjoni għandha ssir qabel il-provvista
        tal-enerġija ssir kritika.

17.3.   L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u manifatturati b'tali mod li jimminimizzaw kemm
        jista' jkun possibbli r-riskji li jinħolqu interferenzi elettromanjetiċi li jistgħu jagħmlu ħsara
        lill-operat tal-apparat inkwistjoni jew apparati jew tagħmir ieħor fl-ambjent maħsub.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       16
ANNESS I                                        DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 17.4.   L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u manifatturati b'tali mod li jipprovdu livell adegwat
        ta' immunità intrinsika għall-interferenza elettromanjetika b'tali mod li jkun adegwat sabiex
        jgħinhom joperaw kif maħsub.

17.5.   L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u manifatturati b'tali mod li jevitaw kemm jista' jkun
        possibbli r-riskju ta' xokkijiet elettriċi aċċidentali għall-utent, jew persuna oħra kemm waqt
        l-użu normali tal-apparat u fil-każ ta' kundizzjoni ta' ħsara waħdanija fl-apparat, sakemm l-
        apparat ikun installat u miżmum kif indikat mill-manifattur.

18.     Protezzjoni kontra riskji mekkaniċi u termali

18.1.   L-apparati għandhom jiġu ddisinjati u manifatturati b'mod li jipproteġu lill-utent u lil
        persuni oħra kontra riskji mekkaniċi.

18.2.   L-apparati għandhom ikunu stabbli biżżejjed fil-kundizzjonijiet maħsuba tal-operazzjoni
        tagħhom. L-apparati għandhom ikunu jifilħu għat-tensjonijiet inerenti għall-ambjent tax-
        xogħol previst, u jżommu din ir-reżistenza matul il-ħajja mistennija tagħhom, soġġett għal
        kwalunkwe rekwiżit ta' spezzjoni u manutenzjoni kif indikat mill-manifattur.

18.3.   Fejn ikun hemm riskji minħabba partijiet li jiċċaqalqu, jew minħabba ksur jew qlugħ jew
        tnixxija ta' sustanzi, għandu jkun hemm mezzi xierqa ta' protezzjoni inkorporati fihom.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     17
ANNESS I                                        DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---         Kull ilqugħ jew mezz ieħor inkluż mal-apparat biex jipprovdi protezzjoni, b'mod
        partikolari kontra partijiet li jiċċaqalqu, għandu jkun marbut sewwa u ma għandux ifixkel
        l-aċċess għall-operazzjoni normali tal-apparat, jew jirrestrinġi l-manutenzjoni ta' rutina li
        jkun maħsub għall-apparat mill-manifattur.

18.4.   L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u manifatturati b'tali mod li jnaqqsu sal-inqas livell
        possibbli r-riskji li ġejjin minn vibrazzjoni ġġenerata mill-apparati, filwaqt li jiġi
        kkunsidrat il-progress tekniku u l-mezzi disponibbli għal-limitazzjoni ta' vibrazzjonijiet,
        partikolarment fis-sors, sakemm il-vibrazzjonijiet huma parti mill-prestazzjoni speċifikata.

18.5.   L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u manifatturati b'tali mod li jnaqqsu sal-inqas livell
        possibbli r-riskji li ġejjin mill-istorbju li joħroġ, filwaqt li jiġi kkunsidrat il-progress
        tekniku u l-mezzi disponibbli sabiex inaqqsu l-istorbju, partikolarment fis-sors, sakemm il-
        ħsejjes li joħorġu huma parti mill-prestazzjoni speċifikata.

18.6.   Terminali u konnetturi mal-elettriku, il-gass jew mal-provvisti tal-enerġija idrawlika u
        pnewmatika li l-utent jew persuna oħra għandha timmaniġġa, għandhom ikunu ddisinjati u
        mibnija b'tali mod li jimminimizzaw ir-riskji kollha possibbli.

18.7.   Għandu jkun impossibbli li jsiru żbalji, li aktarx isiru meta jiġu mgħammra jew mgħammra
        mill-ġdid ċerti partijiet li jistgħu jkunu sors ta' riskju, permezz tad-disinn u l-bini ta' dawn
        il-partijiet jew, fin-nuqqas ta' dan, permezz ta' informazzjoni li tingħata fuq il-partijiet
        infushom u/jew fuq il-post fejn jitwaħħlu.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                      18
ANNESS I                                        DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak---         L-istess informazzjoni għandha tingħata fuq il-partijiet li jiċċaqilqu u/jew fuq il-post fejn
        jitwaħħlu fejn hemm bżonn li d-direzzjoni taċ-ċaqliq tkun magħrufa sabiex ikun evitat ir-
        riskju.

18.8.   Partijiet aċċessibbli ta' apparati (ħlief il-partijiet jew iż-żoni maħsuba biex jipprovdu s-
        sħana jew biex jilħqu temperaturi speċifiċi) u ż-żoni ta' madwarhom ma għandhomx jilħqu
        temperaturi potenzjalment perikolużi f'kundizzjonijiet normali tal-użu.

19.     Protezzjoni kontra r-riskji kkawżati minn apparati li huma maħsuba għall-awtottestjar jew
        għall-ittestjar qrib il-pazjent

19.1.   Apparati maħsubin għall-awtottestjar jew għall-ittestjar qrib il-pazjent għandhom ikunu
        ddisinjati u mmanifatturati b'mod li jilħqu l-għan maħsub tagħhom b'mod xieraq billi
        jitqiesu l-ħiliet u l-mezzi kollha disponibbli għall-utent maħsub u l-influwenza li tirriżulta
        minn varjazzjoni li wieħed jista' raġonevolment jantiċipa mit-teknika u l-ambjent tal-utent
        maħsub. L-informazzjoni u l-istruzzjonijiet mogħtija mill-manifattur għandhom ikunu faċli
        biex l-utent maħsub jifhimhom u japplikahom sabiex ir-riżultat provdut mill-apparat jiġi
        interpretat b'mod korrett u biex tiġi evitata informazzjoni qarrieqa. Fil-każ tal-ittestjar qrib
        il-pazjent l-informazzjoni u l-istruzzjonijiet provduti mill-manifattur għandhom jagħmlu
        ċar il-livell ta' taħriġ, kwalifiki u/jew esperjenza meħtieġa mill-utent.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        19
ANNESS I                                       DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 19.2.   Apparati maħsubin għall-awtottestjar jew għall-ittestjar qrib il-pazjent għandhom ikunu
        ddisinjati u mmanifatturati b'tali mod li:

        (a)   jiġi żgurat li l-apparat jista' jintuża b'mod sigur u preċiż mill-utent maħsub fl-istadji
              kollha tal-proċedura jekk meħtieġ wara taħriġ u/jew informazzjoni adegwata; u

        (b)   jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju ta' żball mill-utent maħsub fl-użu tal-apparat u,
              jekk applikabbli, tal-kampjun, u anke fl-interpretazzjoni tar-riżultati.

19.3.   Apparati maħsubin għall-awtottestjar u għall-ittestjar qrib il-pazjent, fejn hu fattibbli,
        għandhom jinkludu proċedura li permezz tagħha l-utent maħsub:

        (a)   ikun jista' jivverifika, waqt l-użu, li l-apparat ser jaħdem kif maħsub mill-manifattur;
              u

        (b)   jiġi mwissi jekk l-apparat ma jkunx ipprovda riżultat validu.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       20
ANNESS I                                       DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---                                            Kapitolu III
                          Rekwiżiti rigward l-informazzjoni
                                  pprovduta mal-apparat

20.     Tikketta u struzzjonijiet għall-użu

20.1.   Rekwiżiti ġenerali fir-rigward tal-informazzjoni fornuta mill-manifattur

        Kull apparat għandu jkun akkumpanjat mill-informazzjoni meħtieġa biex tidentifika l-
        apparat u l-manifattur tiegħu, u bi kwalunkwe informazzjoni dwar is-sikurezza u l-
        prestazzjoni rilevanti lill-utent jew kwalunkwe persuna oħra, kif xieraq. Din l-
        informazzjoni tista' tidher fuq l-apparat innifsu, fuq l-imballaġġ jew fl-istruzzjonijiet għall-
        użu, u għandha, jekk il-manifattur għandu sit web, issir disponibbli u tinżamm aġġornata
        fuq is-sit web, filwaqt li jiġi kkunsidrat dan li ġej:

        (a)   Il-mezz, il-format, il-kontenut, il-leġibbiltà, u l-post tat-tikketta u l-istruzzjonijiet
              għall-użu għandhom ikunu xierqa għall-apparat partikolari, l-għan maħsub tiegħu u l-
              għarfien tekniku, l-esperjenza, l-edukazzjoni jew it-taħriġ tal-utent(i) maħsub(a).
              Partikolarment, l-istruzzjonijiet għall-użu għandhom jinkitbu b'mod li jinftiehmu
              faċilment mill-utent u, fejn xieraq, ikunu fornuti bi tpinġijiet u dijagrammi.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                        21
ANNESS I                                        DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        (b)   L-informazzjoni meħtieġa fuq it-tikketta għandha tkun ipprovduta wkoll fuq l-
             apparat innifsu. Jekk dan mhux prattiku jew xieraq, xi informazzjoni minnha jew
             kollha kemm hi tista' tidher fuq l-imballaġġ għal kull unità. Jekk ma jkunx prattiku li
             jsir tikkettar sħiħ ta' kull unità, l-informazzjoni għandha titqiegħed fuq l-imballaġġ ta'
             apparati multipli.

       (c)   It-tikketti għandhom ikunu pprovduti f'format li jista' jinqara mill-bniedem u jistgħu
             jiġu fornuti minn informazzjoni li tista' tinqara minn magna, bħall-identifikazzjoni
             permezz tal-frekwenza tar-radju jew bar codes.

       (d)   L-istruzzjonijiet dwar l-użu għandhom jiġu pprovduti flimkien mal-apparati.
             Madankollu f'każijiet ġġustifikati b'mod dovut u eċċezzjonali l-istruzzjonijiet għall-
             użu ma għandhomx ikunu meħtieġa jew jistgħu jitqassru jekk l-apparat jista' jintuża
             b'mod sigur u kif maħsub mill-manifattur mingħajr ebda struzzjoni għall-użu ta' dan
             it-tip.

       (e)   Meta apparati multipli, bl-eċċezzjoni ta' apparati li jkunu maħsuba għall-awtottestjar
             jew għall-ittestjar qrib il-pazjent, jiġu provduti lil utent u/jew post wieħed, tista'
             tingħata kopja waħda tal-istruzzjonijiet għall-użu jekk ikun hemm ftehim max-xerrej
             li fi kwalunkwe każ jista' jitlob li jiġu pprovduti aktar kopji bla ħlas.

       (f)   Meta l-apparat ikun maħsub għall-użu professjonali biss, l-istruzzjonijiet għall-użu
             jistgħu jingħataw lill-utent f'format li ma jkunx fuq karta (eż. elettroniku), ħlief meta
             l-apparat ikun maħsub għall-ittestjar qrib il-pazjent.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       22
ANNESS I                                       DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak---        (g)   Ir-riskji residwi li hu meħtieġ li jiġu kkomunikati lill-utent u/jew lil persuna oħra
             għandhom ikunu inklużi bħala limitazzjonijiet, kontraindikazzjonijiet,
             prekawzjonijiet jew twissijiet fl-informazzjoni fornuta mill-manifattur.

       (h)   Fejn xieraq, l-informazzjoni fornuta mill-manifattur għandha tieħu l-forma ta'
             simboli rikonoxxuti internazzjonalment, b'kont meħud tal-utenti maħsuba. Kull
             simbolu jew kulur tal-identifikazzjoni użat għandu jikkonforma mal-istandards
             armonizzati jew SK. F'oqsma fejn ma jeżistux standards jew SK armonizzati, is-
             simboli u l-kuluri għandhom jiġu deskritti fid-dokumentazzjoni fornuta mal-apparat.

       (i)   Fil-każ ta' apparati li jkun fihom sustanza jew preparazzjoni li tista' titqies bħala
             perikoluża, b'kont meħud tan-natura u l-kwantità tal-kostitwenti tagħha u l-forma li
             fiha tkun ippreżentata, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti rilevanti dwar il-periklu tar-
             Regolament (KE) Nru 1272/2008 għall-pittogrammi u t-tikketti. Fejn ma jkunx
             hemm spazju biżżejjed biex l-informazzjoni kollha titqiegħed fuq l-apparat innifsu
             jew fuq it-tikketta tiegħu, il-pittogrammi rilevanti dwar il-periklu għandhom jidhru
             fuq it-tikketta u l-informazzjoni l-oħra meħtieġa mir-Regolament (KE) Nru
             1272/2008 għandha tingħata fl-istruzzjonijiet għall-użu.

       (j)   Għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 dwar
             l-iskeda ta' data dwar is-sikurezza, sakemm l-informazzjoni kollha rilevanti, kif
             xieraq, ma tkunx digà disponibbli fl-istruzzjonijiet għall-użu.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                      23
ANNESS I                                      DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 20.2.   Informazzjoni fuq it-tikketta

        It-tikketta għandu jkollha d-dettalji kollha li ġejjin:

        (a)   l-isem jew l-isem kummerċjali tal-apparat;

        (b)   id-dettalji li huma strettament meħtieġa biex utent jidentifika l-apparat, u, fejn
              mhuwiex ovvju għall-utent, l-għan maħsub tal-apparat;

        (c)   l-isem, l-isem kummerċjali reġistrat jew il-marka kummerċjali reġistrata tal-
              manifattur u l-indirizz tal-post tan-negozju rreġistrat tiegħu;

        (d)   jekk il-manifattur ikollu l-post tan-negozju rreġistrat tiegħu barra l-Unjoni, l-isem
              tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu u l-indirizz tal-post tan-negozju rreġistrat tar-
              rappreżentant awtorizzat;

        (e)   indikazzjoni li l-apparat huwa apparat mediku dijanjostiku in vitro, jew jekk l-
              apparat ikun 'apparat għal studju dwar il-prestazzjoni', indikazzjoni ta' dan il-fatt;

        (f)   in-numru tas-sett jew in-numru tas-serje tal-apparat preċedut mill-kliem NUMRU
              TAS-SETT jew NUMRU TAS-SERJE jew simbolu ekwivalenti, kif xieraq.

        (g)   it-trasportatur tal-UDI kif imsemmi fl-Artikolu 24 u l-Parti C tal-Anness VI;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       24
ANNESS I                                        DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (h)   indikazzjoni mhux ambigwa tal-limitu taż-żmien sabiex l-apparat jintuża b'mod
             sigur, mingħajr degradazzjoni fil-prestazzjoni, espressa mill-inqas f'termini ta' sena u
             xahar, u fejn ikun rilevanti, il-jum, f'dik l-ordni;

       (i)   fejn ma hemmx indikazzjoni tad-data sakemm jista' jintuża b'mod sigur, id-data tal-
             manifattura. Din id-data tal-manifattura tista' tkun inkluża bħala parti min-numru tas-
             sett jew tas-serje sakemm id-data tkun tista' tiġi identifikata b'mod ċar.

       (j)   fejn rilevanti, indikazzjoni tal-kwantità netta tal-kontenut, espressa f'termini tal-użin
             jew tal-volum, l-għadd jew kwalunkwe taħlita ta' dawn, jew ta' termini oħra li
             jirriflettu b'mod eżatt il-kontenut tal-pakkett;

       (k)   indikazzjoni ta' kwalunkwe kundizzjoni ta' ħażna u/jew maniġġar li tapplika.

       (l)   fejn xieraq, indikazzjoni tal-istat sterili tal-apparat u l-metodu ta' sterilizzazzjoni, jew
             dikjarazzjoni li tindika kwalunkwe stat mikrobjali speċjali jew l-istat tal-indafa;

       (m) twissijiet jew prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu li jeħtieġ li jinġiebu għall-
             attenzjoni immedjata tal-utent tal-apparat jew ta' kwalunkwe persuna oħra. Din l-
             informazzjoni tista' tkun minima, f'liema każ, informazzjoni aktar dettaljata għandha
             tidher fl-istruzzjonijiet għall-użu, b'kont meħud tal-utenti maħsuba;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      25
ANNESS I                                       DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (n)   jekk l-istruzzjonijiet għall-użu ma jkunux provduti f'forma stampata f'konformità
             mal-punt (f) tat-Taqsima 20.1, referenza għall-aċċessibbiltà (jew id-disponibbiltà)
             tagħhom, u fejn applikabbli l-indirizz tal-website fejn jistgħu jiġu kkonsultati;

       (o)   fejn applikabbli, kwalunkwe struzzjoni partikolari dwar kif jitħaddem;

       (p)   jekk l-apparat hu maħsub li jintuża darba biss, għandha tingħata indikazzjoni ta' dak
             il-fatt. L-indikazzjoni tal-manifattur għal użu ta' darba biss għandha tkun konsistenti
             fl-Unjoni kollha;

       (q)   jekk l-apparat ikun maħsub għall-awtottestjar jew għall-ittestjar qrib il-pazjent,
             indikazzjoni ta' dan il-fatt;

       (r)   fejn l-analiżijiet rapidi ma jkunux maħsuba għall-awtottestjar jew għall-ittestjar qrib
             il-pazjent, l-esklużjoni espliċita ta' dan;

       (s)   f'kittijiet ta' apparati li jinkludu reaġenti individwali u oġġetti li huma disponibbli
             bħala apparati separati, kull wieħed minn dawk l-apparati għandu jikkonforma mar-
             rekwiżiti dwar it-tikketti li jinsabu f'din it-Taqsima u mar-rekwiżiti ta' dan ir-
             Regolament;

       (t)   l-apparati u l-komponenti separati għandhom jiġu identifikati, fejn applikabbli,
             f'termini ta' lottijiet, biex jippermettu li kull azzjoni adatta tikxef kwalunkwe riskju
             potenzjali kkawżat mill-apparati u mill-komponenti li jistgħu jinqalgħu. Sa fejn hu
             prattikabbli u xieraq, l-informazzjoni għandha titniżżel fuq l-apparat innifsu u/jew,
             fejn xieraq, fuq l-imballaġġ tal-bejgħ.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                         26
ANNESS I                                       DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---         (u)    it-tikketta ta' apparati għall-awtottestjar għandu jkollha d-dettalji li ġejjin:

               (i)    it-tip ta' kampjun(i) meħtieġ(a) biex jitwettaq it-test (eż. demm, urina jew
                      bżieq);

               (ii)   il-ħtieġa għal materjal addizzjonali għat-test sabiex jiffunzjonaw kif suppost;

               (iii) dettalji ta' kuntatt għal aktar pariri u assistenza.

               L-isem ta' apparati għall-awtottestjar ma għandux jirrifletti għan maħsub ieħor
               minbarra dak speċifikat mill-manifattur.

20.3.   Informazzjoni dwar l-imballaġġ li jżomm il-kundizzjoni sterili ta' apparat ("imballaġġ
        sterili"):

        Id-dettalji li ġejjin għandhom jidhru fuq l-imballaġġ sterili:

        (a)    indikazzjoni li tippermetti l-imballaġġ sterili jintgħaraf bħala tali,

        (b)    dikjarazzjoni li l-apparat jinsab f'kundizzjoni sterili,

        (c)    il-metodu ta' sterilizzazzjoni,

        (d)    l-isem u l-indirizz tal-manifattur,

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                      27
ANNESS I                                         DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---         (e)    deskrizzjoni tal-apparat,

        (f)    ix-xahar u s-sena tal-manifattura,

        (g)    indikazzjoni mhux ambigwa tal-limitu taż-żmien sabiex l-apparat jintuża b'mod
               sigur, espressa mill-inqas f'termini ta' sena u xahar, u fejn ikun rilevanti, il-jum, f'dik
               l-ordni,

        (h)    struzzjoni sabiex wieħed jivverifika l-istruzzjonijiet għall-użu ta' x'għandu jsir f'każ li
               l-imballaġġ sterili jkun danneġġat jew ikun infetaħ bi żball qabel l-użu.

20.4.   Informazzjoni fl-istruzzjonijiet għall-użu

20.4.1. L-istruzzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu d-dettalji kollha li ġejjin:

        (a)    l-isem jew l-isem kummerċjali tal-apparat;

        (b)    id-dettalji strettament meħtieġa mill-utent biex jidentifika l-apparat b'mod uniku;

        (c)    l-għan maħsub tal-apparat:

               (i)    dak li għandu jikxef u/jew ikejjel;

               (ii)   il-funzjoni tiegħu (pereżempju l-iskrinjar, il-monitoraġġ, id-dijanjosi jew l-
                      għajnuna fid-dijanjosi, il-pronjosi, il-previżjoni, id-dijanjostika ta'
                      akkumpanjament);

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                      28
ANNESS I                                         DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---             (iii) l-informazzjoni speċifika li hi maħsuba li tiġi provduta fil-kuntest ta':

                   –     stat fiżjoloġiku jew patoloġiku;

                   –     indebboliment fiżiku jew mentali konġenitali;

                   –     il-predispożizzjoni għal kundizzjoni medika jew marda;

                   –     id-determinazzjoni tas-sikurezza u l-kompatibbiltà ma' riċevituri
                         potenzjali;

                   –     il-previżjoni tar-rispons jew tar-reazzjonijiet għat-trattament;

                   –     id-definizzjoni jew il-monitoraġġ ta' miżuri terapewtiċi;

            (iv) jekk jaħdimx awtomatikament jew le;

            (v)    jekk huwiex kwalitattiv, semikwantitattiv jew kwantitattiv;

            (vi) it-tip ta' kampjun(i) meħtieġ(a);

            (vii) fejn applikabbli, il-popolazzjoni għat-testijiet; u

            (viii) għal dijanjostika ta' akkumpanjament, id-Denominazzjoni Internazzjonali
                   Komuni (INN) tal-prodott mediċinali assoċjat li tagħha jkun it-test ta'
                   akkumpanjament.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                 29
ANNESS I                                     DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak---        (d)   indikazzjoni li l-apparat huwa apparat mediku dijanjostiku in vitro, jew, jekk l-
             apparat ikun "apparat għal studju dwar il-prestazzjoni", indikazzjoni ta' dan il-fatt;

       (e)   l-utent maħsub, kif adatt (eż. awtottestjar, ittestjar qrib il-pazjent u użu professjonali
             f'laboratorju, professjonisti tal-kura medika);

       (f)   il-prinċipju tat-test;

       (g)   deskrizzjoni tal-kalibraturi u tal-kontrolli u kwalunkwe limitazzjoni tal-użu tagħhom
             (eż. adatti biss għal strument partikolari);

       (h)   deskrizzjoni tar-reaġenti u kwalunkwe limitazzjoni fuq l-użu tagħhom (pereżempju
             adatt għal strument dedikat biss) u l-kompożizzjoni tal-prodott reaġent skont in-
             natura u l-ammont jew il-konċentrazzjoni tal-ingredjent(i) attiv(i) tar-reaġent(i) jew
             il-kitt kif ukoll dikjarazzjoni, fejn xieraq, li l-apparat fih ingredjenti oħra li jistgħu
             jinfluenzaw il-kejl;

       (i)   lista tal-materjal provdut u lista tal-materjal speċjali meħtieġ iżda li ma jkunx
             provdut;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                         30
ANNESS I                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        (j)   għal apparati maħsuba biex jintużaw flimkien ma' apparati oħra u/jew ma' apparati
             għal għan ġenerali jew li jkunu installati jew ikkonnettjati magħhom:

             –     informazzjoni li tidentifika tali apparati jew tagħmir, sabiex tinkiseb
                   kombinazzjoni vvalidata usigura, inkluż karatteristiċi ewlenin tal-
                   prestazzjoni,u/jew

             –     informazzjoni dwar kwalunkwe restrizzjoni magħrufa għal kombinazzjonijiet
                   ta' apparati u tagħmir.

       (k)   indikazzjoni ta' kwalunkwe kundizzjoni speċjali li tapplika għall-ħżin (eż.
             temperatura, dawl, umdità, eċċ.) u/jew it-trattament;

       (l)   l-istabbiltà fl-użu li jista' jinkludi l-kundizzjonijiet għall-ħżin, u l-iskadenza wara li l-
             kontenitur primarju jinfetaħ għall-ewwel darba, flimkien mal-kundizzjonijiet tal-ħżin
             u l-istabbiltà ta' soluzzjonijiet li jkunu jaħdmu, fejn dan ikun rilevanti;

       (m) jekk l-apparat jiġi provdut sterili, indikazzjoni tal-istat sterili tiegħu, il-metodu ta'
             sterilizzazzjoni u struzzjonijiet f'każ li ssir ħsara lill-imballaġġ sterili qabel l-użu;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                        31
ANNESS I                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        (n)   informazzjoni li tippermetti li l-utent ikun infurmat dwar kull twissija, prekawzjoni,
             miżura li għandha tittieħed u limitazzjoni tal-użu fir-rigward tal-apparat. Dik l-
             informazzjoni għandha tkopri, fejn xieraq:

             (i)    twissijiet, prekawzjonijiet u/jew miżuri li għandhom jittieħdu f'każ li l-apparat
                    ma jaħdimx sew jew f'każ ta' degradazzjoni, li tintwera b'bidliet fid-dehra
                    tiegħu, li jistgħu jaffettwaw il-prestazzjoni,

             (ii)   twissijiet, prekawzjonijiet u/jew miżuri li għandhom jittieħdu fir-rigward tal-
                    esponiment għal influwenzi esterni jew kundizzjonijiet ambjentali li huma
                    raġonevolment prevedibbli, bħal kampijiet manjetiċi, effetti elettriċi u
                    elettromanjetiċi esterni, skariki elettrostatiċi, radjazzjoni assoċjata ma'
                    proċeduri dijanjostiċi jew terapewtiċi, pressjoni, umdità, jew temperatura,

             (iii) twissijiet, prekawzjonijiet u/jew miżuri li għandhom jittieħdu fir-rigward tar-
                    riskji ta' interferenza miġjuba mill-preżenza raġonevolment prevedibbli tal-
                    apparat waqt investigazzjonijiet dijanjostiċi speċifiċi, evalwazzjonijiet,
                    trattament terapewtiku jew proċeduri oħra bħal interferenza elettromanjetika
                    emessa mill-apparat li taffettwa tagħmir ieħor,

             (iv) prekawzjonijiet relatati mal-materjali inkorporati fl-apparat li jkun fih jew
                    jikkonsisti f'sustanzi CMR, jew sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali jew li
                    jistgħu jirriżultaw f'reazzjoni ta' sensitizzazzjoni jew allerġika mill-pazjent jew
                    mill-utent,

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      32
ANNESS I                                       DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---              (v)   jekk l-apparat hu maħsub li jintuża darba biss, għandha tingħata indikazzjoni ta'
                   dak il-fatt. L-indikazzjoni tal-manifattur għal użu ta' darba biss għandha tkun
                   konsistenti fl-Unjoni kollha,

             (vi) jekk l-apparat jista' jerġa' jintuża, għandha tingħata l-informazzjoni dwar il-
                   proċessi xierqa li jippermettu l-użu mill-ġdid, inklużi t-tindif, id-diżinfettar, id-
                   dekontaminazzjoni, l-imballaġġ u fejn xieraq, il-metodu validat ta'
                   sterilizzazzjoni mill-ġdid. L-informazzjoni għandha tiġi pprovduta sabiex
                   tidentifika meta l-apparat ma għandux ikompli jintuża mill-ġdid, bħal sinjali ta'
                   degradazzjoni materjali jew l-għadd massimu ta' drabi permissibbli għall-
                   apparat biex ikun jista' jerġa' jintuża;

       (o)   kull twissija u/jew prekawzjoni marbuta ma' materjal potenzjalment infettiv li jkun
             inkluż fl-apparat;

       (p)   fejn ikun rilevanti, ir-rekwiżiti għal faċilitajiet speċjali, bħal ambjent ta' kamra
             nadifa, jew taħriġ speċjali bħal dwar is-sikurezza kontra r-radjazzjoni, jew kwalifiki
             partikolari li jrid ikollu l-utent maħsub;

       (q)   il-kundizzjonijiet għall-ġbir, it-trattament u l-preparazzjoni tal-kampjun;

       (r)   dettalji dwar kwalunkwe trattament jew użu tal-apparat qabel ma jkun lest għall-użu,
             bħal sterilizzazzjoni, immuntar finali, kalibrar, eċċ., sabiex l-apparat jintuża kif
             maħsub mill-manifattur;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      33
ANNESS I                                      DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        (s)   l-informazzjoni meħtieġa biex jiġi verifikat jekk l-apparat huwiex installat tajjeb u
             jekk huwiex lest biex jaħdem b'mod sigur u kif maħsub mill-manifattur, flimkien
             ma', fejn rilevanti:

             –     dettalji tan-natura, u l-frekwenza, ta' manutenzjoni preventiva u regolari, u ta'
                   kull tindif u diżinfettar;

             –     l-identifikazzjoni ta' kwalunkwe komponent konsumibbli u kif jista' jiġi
                   sostitwit;

             –     l-informazzjoni dwar kwalunkwe kalibrar meħtieġ sabiex jiżgura li l-apparat
                   jopera tajjeb u b'mod sigur matul il-ħajja maħsuba tiegħu;

             –     il-metodi li jnaqqsu r-riskji li jiltaqgħu magħhom persuni involuti fl-
                   installazzjoni, il-kalibrar jew il-manutenzjoni tal-apparat.

       (t)   fejn applikabbli, rakkomandazzjonijiet għall-proċeduri ta' kontroll tal-kwalità;

       (u)   it-traċċabbiltà metroloġika ta' valuri assenjati għall-kalibraturi u l-materjali ta'
             kontroll, inkluż l-identifikazzjoni ta' materjali ta' referenza applikata u/jew proċeduri
             ta' kejl ta' referenza ta' grad ogħla u informazzjoni dwar il-varjazzjoni massima
             (permessa mill-manifattur) minn lott għall-ieħor provduti b'ċifri u unitajiet ta' kejl
             rilevanti;

       (v)   proċedura ta' analiżi inkluż il-kalkoli u l-interpretazzjoni tar-riżultati u fejn rilevanti
             jekk għandux jitqies xi ttestjar għall-konferma; fejn applikabbli, l-istruzzjonijiet
             għall-użu għandhom ikunu akkumpanjati minn informazzjoni dwar varjazzjoni minn
             lott għall-ieħor provduti b'ċifri u unitajiet ta' kejl rilevanti;

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                     34
ANNESS I                                        DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (w) karatteristiċi tal-prestazzjoni analitika, bħas-sensittività analitika, l-ispeċifiċità
             analitika, l-eżattezza (xaqlib), il-preċiżjoni (repetibbiltà u riproduċibbiltà), l-eżattezza
             (li tirriżulta mill-eżattezza u l-preċiżjoni), il-limiti tal-firxa tal-kxif u tal-kejl, (l-
             informazzjoni meħtieġa biex jiġu kkontrollati l-interferenzi rilevanti magħrufa,
             reazzjonijiet inkroċjati u l-limitazzjonijiet tal-metodu),il-medda tal-kejl, il-linearità u
             l-informazzjoni dwar l-użu mill-utent tal-proċeduri u tal-materjali ta' referenza
             disponibbli dwar il-kejl;

       (x)   karatteristiċi tal-prestazzjoni klinika kif definita fit-Taqsima 9.1 ta' dan l-Anness;

       (y)   l-approċċ matematiku li bih isir il-kalkolu tar-riżultat analitiku;

       (z)   fejn rilevanti, il-karatteristiċi tal-prestazzjoni klinika, bħal valur ta' limitu, is-
             sensittività dijanjostika u l-ispeċifiċità dijanjostika, il-valur ta' previżjoni pożittiva u
             negattiva;

       (aa) fejn rilevanti, l-intervalli ta' referenza f'popolazzjonijiet normali u affettwati;

       (ab) informazzjoni dwar sustanzi li jfixklu, jew limitazzjonijiet (eż. evidenza viżwali ta'
             iperlipidemija jew emoliżi, l-età tal-kampjun) li jistgħu jaffettwaw il-prestazzjoni tal-
             apparat;

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea                       35
ANNESS I                                        DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak---        (ac) twissijiet jew prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu sabiex jiffaċilitaw ir-rimi sigur
             tal-apparat, l-aċċessorji tiegħu u l-oġġetti għall-konsum li jintużaw miegħu, jekk kien
             hemm. Din l-informazzjoni għandha tkopri, fejn xieraq:

             (i)    infezzjoni jew perikoli mikrobiċi, bħal oġġetti tal-konsum li huma
                    kkontaminati b'sustanzi potenzjalment infettivi li joriġinaw mill-bniedem;

             (ii)   perikli ambjentali bħal batteriji jew materjali li minnhom joħorġu livelli ta'
                    radjazzjoni potenzjalment perikolużi;

             (iii) perikli fiżiċi bħal splużjonijiet.

       (ad) l-isem, l-isem kummerċjali reġistrat jew il-marka kummerċjali reġistrata tal-
             manifattur u l-indirizz tal-post tan-negozju rreġistrat tiegħu fejn jista' jiġi kkuntattjat
             u fejn jista' jiġi stabbilit il-post tiegħu, flimkien man-numru tat-telefon u/jew tal-fax
             u/jew indirizz tal-website fejn dak li jkun jista' jikseb l-għajnuna teknika;

       (ae) id-data tal-ħruġ tal-istruzzjonijiet għall-użu jew, jekk dawn ġew riveduti, id-data tal-
             ħruġ u l-identifikatur tal-aktar reviżjoni reċenti tal-istruzzjonijiet għall-użu,
             b'indikazzjoni ċara tal-modifiki mwettqa;

       (af) notifika lill-utent dwar li kwalunkwe inċident serju li seħħ b'rabta mal-apparat
             għandu jiġi rapportat lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn
             l-utent u/jew il-pazjent hu stabbilit;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      36
ANNESS I                                       DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---          (ag) f'kittijiet ta' apparati li jinkludu reaġenti individwali u oġġetti li jistgħu jkunu
               disponibbli bħala apparati separati, kull wieħed minn dawn l-apparati għandu
               jikkonforma mar-rekwiżiti dwar l-istruzzjonijiet għall-użu li jinsabu f'din it-Taqsima
               u mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament;

         (ab) għal apparati li jinkorporaw sistemi programmabbli elettroniċ, inkluż software, jew
               software li huma apparati fihom infushom, rekwiżiti minimi li jikkonċernaw il-
               hardware, il-karatteristiċ tan-networks tal-IT u l-miżuri ta' sigurtà tal-IT, inkluż
               protezzjoni kontra aċċess mhux awtorizzat, neċessarju biex is-software jitħaddem kif
               maħsub.

20.4.2   Barra minn hekk, l-istruzzjonijiet għall-użu ta' apparati li jkunu maħsubin għall-
         awtottestjar għandhom jikkonformaw mal-prinċipji kollha li ġejjin:

         (a)   għandhom jingħataw id-dettalji tal-proċeduri tat-test, inkluż kull preparazzjoni ta'
               reaġenti, ġbir ta' kampjuni u/jew preparazzjoni u informazzjoni dwar kif għandu
               jitwettaq it-test u jiġu interpretati r-riżultati;

         (b)   jistgħu jitħallew barra dettalji speċifiċi dment li l-informazzjoni l-oħra provduta mill-
               manifattur tkun biżżejjed biex tgħin lill-utent juża l-apparat u jifhem ir-riżultat(i)
               prodott(i) mill-apparat;

         (c)   l-għan maħsub tal-apparat għandu jipprovdi informazzjoni suffiċjenti biex
               tippermetti lill-utent jifhem il-kuntest mediku u biex tippermetti lill-utent maħsub
               jagħmel interpretazzjoni korretta tar-riżultati;

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                      37
ANNESS I                                          DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (d)   ir-riżultati għandhom jiġu espressi u ppreżentati b'mod li jinftiehem mill-ewwel mill-
             utent li għalih ikun maħsub l-apparat;

       (e)   għandha tingħata informazzjoni b'pariri lill-utent dwar l-azzjoni li għandha tittieħed
             (fil-każ ta' riżultat pożittiv, negattiv jew li ma jistax jiġi stabbilit), dwar il-
             limitazzjonijiet tat-testijiet u l-possibbiltà ta' riżultat pożittiv falz jew riżultat negattiv
             falz. Għandha tingħata informazzjoni wkoll dwar kull fattur li jista' jaffettwa r-
             riżultat tat-testijiet bħall-età, is-sess, il-mestrwazzjoni, l-infezzjoni, l-eżerċizzju, is-
             sawm, id-dieta jew il-medikazzjoni;

       (f)   l-informazzjoni li tingħata trid tinkludi dikjarazzjoni li turi biċ-ċar lill-utent li ma
             għandu jieħu l-ebda deċiżjoni ta' rilevanza medika mingħajr ma jikkonsulta qabel ma
             professjonista adatt, informazzjoni dwar l-effetti u l-prevalenza tal-mard, u, fejn
             disponibbli, informazzjoni speċifika għall-Istat(i) Membru/i fejn l-apparat jitqiegħed
             fis-suq dwar fejn l-utent jista' jikseb aktar konsulenza bħal linji ta' għajnuna
             nazzjonali, siti web;

       (g)   għall-apparati li jkunu maħsubin għall-awtottestjar li jintużaw għall-monitoraġġ ta'
             marda jew kundizzjoni eżistenti li tkun ġiet dijanjostikata preċedentement, l-
             informazzjoni għandha tispeċifika li l-pazjent għandu biss jadatta l-kura jekk ikollu t-
             taħriġ rilevanti biex jagħmel dan.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                          38
ANNESS I                                        DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---                                             ANNESS II

                                DOKUMENTAZZJONI TEKNIKA

Id-dokumentazzjoni teknika u, jekk applikabbli, is-sommarju tagħha li għandhom jitfasslu mill-
manifattur għandhom ikunu ppreżentati b'mod ċar, organizzat, mhux ambigwu u li jista' jitfittex
faċilment u għandhom jinkludu partikolarment l-elementi elenkati f'dan l-Anness.

1.      DESKRIZZJONI U SPEĊIFIKAZZJONI TAL-APPARAT, INKLUŻI L-VARJANTI U L-
        AĊĊESSORJI

1.1.    Deskrizzjoni u speċifikazzjoni tal-apparat

        (a)   isem il-prodott jew l-isem kummerċjali u deskrizzjoni ġenerali tal-apparat inkluż l-
              għan maħsub għalih u l-utenti maħsuba;

        (b)   l-UDI-DI Bażiku kif imsemmi fil-Parti C tal-Anness VI assenjat lill-apparat in
              kwistjoni mill-manifattur, malli l-identifikazzjoni ta' dan l-apparat issir ibbażata fuq
              sistema UDI, jew inkella identifikazzjoni ċara permezz ta' kodiċi tal-prodott, numru
              tal-katalgu jew referenza oħra mhux ambigwa li tippermetti traċċabbiltà;

        (c)   l-għan maħsub tal-apparat, li jista' jinkludi informazzjoni dwar:

              (i)   dak li għandu jikxef u/jew ikejjel;

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                          1
ANNESS II                                      DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---              (ii)   il-funzjoni tiegħu bħal skrinjar, monitoraġġ, dijanjosi jew ta' għajnuna fid-
                    dijanjosi, pronjosi, previżjoni, dijanjostika ta' akkumpanjament;

             (iii) il-problema, il-kundizzjoni jew il-fattur ta' riskju speċifiċi ta' interess, li jkun
                    maħsub li dan l-apparat jikxef, jiddefinixxi jew jiddistingwi;

             (iv) jekk jaħdimx awtomatikament jew le;

             (v)    jekk huwiex kwalitattiv, semikwantitattiv jew kwantitattiv;

             (vi) it-tip ta' kampjun(i) meħtieġ(a);

             (vii) fejn japplika, il-popolazzjoni li ser tintuża għat-testijiet;

             (viii) l-utent li għalih hu maħsub l-apparat;

             (ix) barra minn hekk, għal dijanjostika ta' akkumpanjament, il-popolazzjoni fil-mira
                    rilevanti u l-prodott(i) mediċinali assoċjat(i).

       (d)   id-deskrizzjoni tal-prinċipju tal-metodu tal-analiżi jew il-prinċipji tal-operazzjoni tal-
             istrument;

       (e)   ir-raġuni għall-kwalifika tal-prodott bħala apparat;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                         2
ANNESS II                                      DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (f)   il-klassi ta' riskju tal-apparat u l-ġustifikazzjoni għar-regola/i ta' klassifikazzjoni
             applikata/i f'konformità mal-Anness VIII;

       (g)   id-deskrizzjoni tal-komponenti u, fejn adatt, id-deskrizzjoni tal-ingredjenti reattivi
             tal-komponenti rilevanti bħal antikorpi, antiġeni, primers tal-aċidu nuklejku;

       u, fejn applikabbli:

       (h)   id-deskrizzjoni tal-ġbir tal-kampjuni u l-materjali għat-trasport provduti mal-apparat
             jew deskrizzjonijiet tal-ispeċifikazzjonijiet rakkomandati għall-użu;

       (i)   għal strumenti ta' analiżi awtomatizzata: id-deskrizzjoni tal-karatteristiċi adatti tal-
             analiżi jew tal-analiżijiet iddedikati;

       (j)   għal analiżi awtomatizzata: deskrizzjoni tal-karatteristiċi adatti tal-istrument jew tal-
             analiżijiet iddedikati;

       (k)   deskrizzjoni ta' kull software li ser jintuża mal-apparat;

       (l)   deskrizzjoni jew lista sħiħa tal-konfigurazzjonijiet varji/varjanti tal-apparat li huma
             maħsubin li jkunu disponibbli fis-suq;

       (m) deskrizzjoni tal-aċċessorji għall-apparat, ta' apparati oħra u ta' prodotti oħra li ma
             humiex apparati, li huma maħsubin biex jintużaw flimkien mal-apparat.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        3
ANNESS II                                      DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 1.2.   Referenza għal ġenerazzjonijiet preċedenti u simili tal-apparat

       (a)   analiżi tal-ġenerazzjoni jew ġenerazzjonijiet preċedenti tal-apparat prodott mill-
             manifattur, fejn it-tali apparati jkunu jeżistu;

       (b)   ħarsa ġenerali lejn apparati simili identifikati disponibbli fis-swieq tal-Unjoni jew
             dawk internazzjonali, fejn it-tali apparati jkunu jeżistu.

2.     INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TIĠI PPROVDUTA MILL-MANIFATTUR

       Sett sħiħ ta'

       (a)   it-tikketta jew tikketti fuq l-apparat u l-imballaġġ tiegħu bħall-unità waħda ta'
             mballaġġ, l-imballaġġ għall-bejgħ, l-imballaġġ għat-trasport fil-każ ta'
             kundizzjonijiet speċifiċi ta' mmaniġġar, fil-lingwi aċċettati fl-Istati Membri fejn
             jinbiegħ l-apparat;

       (b)   istruzzjonijiet għall-użu fil-lingwi aċċettati fl-Istati Membri fejn huwa maħsub li
             jinbiegħ l-apparat.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                      4
ANNESS II                                     DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 3.     INFORMAZZJONI DWAR ID-DISINN U L-MANIFATTURA

3.1.   Informazzjoni dwar id-disinn

       Informazzjoni li tippermetti li jiġu mifhuma l-istadji tal-iddisinjar applikati għall-apparat
       għandha tinkludi:

       (a)   id-deskrizzjoni tal-ingredjenti kruċjali tal-apparat, bħal antikorpi, antiġeni, enżimi u
             primers tal-aċidu nuklejku provduti jew rakkomandati li jintużaw mal-apparat;

       (b)   għall-istrumenti, deskrizzjoni tas-sottosistemi maġġuri, teknoloġija analitika bħal
             prinċipji tal-funzjonament u mekkaniżmi ta' kontroll, hardware u software tal-
             kompjuter iddedikati;

       (c)   għall-istrumenti u s-software, ħarsa ġenerali lejn is-sistema kollha;

       (d)   għas-software, deskrizzjoni tal-metodoloġija għall-interpretazzjoni tad-data, jiġifieri
             l-algoritmu;

       (e)   għall-apparati li jkunu maħsuba għall-awtottestjar jew għall-ittestjar qrib il-pazjent,
             deskrizzjoni tal-aspetti tad-disinn li jagħmilhom tajbin għall-awtottestjar jew għall-
             ittestjar qrib il-pazjent.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                          5
ANNESS II                                     DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 3.2.   Informazzjoni dwar il-manifattura

       (a)   informazzjoni li tippermetti li jiġu mifhuma l-proċessi tal-manifattura bħall-
             produzzjoni, l-armar, l-ittestjar tal-prodott finali, u l-imballaġġ tal-apparat lest. Għall-
             awditjar tas-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità jew proċeduri oħra ta' valutazzjoni tal-
             konformità applikabbli għandha tiġi pprovduta informazzjoni aktar dettaljata;

       (b)   identifikazzjoni tas-siti kollha, inklużi l-fornituri u s-sottokuntratturi, fejn jitwettqu
             attivitajiet ta' manifattura.

4.     REKWIŻITI ĠENERALI MARBUTIN MAS-SIKUREZZA U L-PRESTAZZJONI

       Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi informazzjoni li turi l-konformità mar-rekwiżiti
       ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness I li huma applikabbli
       għall-apparat b'kont meħud tal-għan maħsub tiegħu, u għanda tinkludi ġustifikazzjoni,
       validazzjoni u verifika tas-soluzzjonijiet adottati biex jintlaħqu dawk ir-rekwiżiti. Biex
       tintwera l-konformità għandhom ikunu inklużi:

       (a)   ir-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni li japplikaw għall-
             apparat u spjegazzjoni għaliex rekwiżiti oħra ma japplikawx;

       (b)   il-metodu jew metodi wżati biex tintwera l-konformità ma' kull rekwiżit ġenerali tas-
             sikurezza u l-prestazzjoni applikabbli;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                          6
ANNESS II                                      DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (c)   l-istandards armonizzati, l-SK jew soluzzjonijiet oħra applikati;

       (d)   l-identità preċiża tad-dokumenti kkontrollati li joffru evidenza dwar il-konformità
             ma' kull standard armonizzat, SK jew metodu ieħor applikat biex juri l-konformità
             mar-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni. L-informazzjoni
             msemmija taħt dan il-punt għandha tinkorpora kontroreferenza għall-post ta' tali
             evidenza fid-dokumentazzjoni teknika sħiħa u, jekk ikun applikabbli, is-sommarju
             tad-dokumentazzjoni teknika.

5.     ANALIŻI TAL-BENEFIĊĊJI META MQABBLA MAR-RISKJI U ĠESTJONI TAR-
       RISKJI

       Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi informazzjoni dwar:

       (a)   l-analiżi tal-benefiċċji meta mqabbla mar-riskji msemmija fit-Taqsimiet 1 u 8 tal-
             Anness I, u

       (b)   is-soluzzjonijiet adottati u r-riżultati tal-immaniġġar tar-riskju msemmi fit-Taqsima 3
             tal-Anness I.

6.     VERIFIKA U VALIDAZZJONI TAL-PRODOTT

       Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi r-riżultati u l-analiżijiet kritiċi tal-verifiki kollha u
       tat-testijiet tal-validazzjoni u/jew studji li saru sabiex juru l-konformità tal-apparat mar-
       rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u partikolarment r-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-
       sikurezza u l-prestazzjoni applikabbli.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        7
ANNESS II                                     DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---          Dawn jinkludu:

6.1.     Informazzjoni dwar il-prestazzjoni analitika tal-apparat

6.1.1.   It-tip ta' kampjuni

         Din it-Taqsima għandha tiddeskrivi t-tipi differenti ta' kampjuni li jistgħu jiġu analizzati,
         inkluż l-istabbiltà tagħhom bħall-ħżin, fejn applikabbli l-kundizzjonijiet tat-trasport ta'
         kampjuni u, bil-ħsieb ta' metodi tal-analiżi li jkunu kritiċi fil-ħin, informazzjoni dwar l-
         iskeda ta' żmien bejn it-teħid tal-kampjun u l-analiżi tiegħu u l-kundizzjonijiet tal-ħżin bħal
         kemm jistgħu jinżammu fit-tul, il-limiti tat-temperaturi u ċ-ċikli tal-iffriżar/tat-taħlil.

6.1.2.   Karatteristiċi tal-prestazzjoni analitika

6.1.2.1. Eżattezza tal-kejl

         (a)   Eżattezza tal-kejl

               Din it-Taqsima għandha tipprovdi l-informazzjoni dwar l-eżattezza tal-proċedura tal-
               kejl u tagħti taqsira tad-data b'biżżejjed dettall li jippermetti valutazzjoni tal-
               adegwatezza tal-mezzi li ntgħażlu biex jistabbilixxu l-eżattezza. Il-kejl eżatt japplika
               biss, kemm għall-analiżijiet kwantitattivi kif ukoll għal dawk kwalitattivi, meta jkun
               disponibbli materjal ta' referenza ċċertifikat jew metodu ta' referenza ċċertifikat.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                       8
ANNESS II                                        DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---          (b)   Il-preċiżjoni tal-kejl

               Din it-Taqsima għandha tiddeskrivi li studji tar-repetibbiltà u tar-riproduċibbiltà.

6.1.2.2. Sensittività analitika

         Din it-Taqsima għandha tinkludi l-informazzjoni dwar id-disinn u r-riżultati tal-istudju.
         Għandha tagħti deskrizzjoni tat-tip u tal-preparazzjoni tal-kampjuni li tinkludi l-livelli tal-
         matriċi, tal-analiti, u kif ġew stabbiliti dawn il-livelli. L-għadd ta' replikati ttestjati ta' kull
         konċentrazzjoni għandu jingħata wkoll, flimkien ma' deskrizzjoni tal-kalkolu użat biex tiġi
         ddeterminata s-sensittività tal-analiżi.

6.1.2.3. Speċifiċità analitika

         Din it-Taqsima għandha tiddeskrivi l-istudji li twettqu tal-interferenza u tar-reattività
         inkroċjata biex tiġi ddeterminata l-ispeċifiċità analitika meta jkun hemm sustanzi/aġenti
         oħra fl-istess kampjun.

         Għandha tingħata informazzjoni dwar l-evalwazzjoni ta' sustanzi jew aġenti li
         potenzjalment jistgħu jikkawżaw interferenza jew reazzjoni inkroċjata fl-analiżi, dwar it-
         tip tas-sustanza jew tal-aġent ittestjati u l-konċentrazzjoni tagħha, dwar it-tip ta' kampjun,
         dwar il-konċentrazzjoni tal-analiti fit-test, u dwar ir-riżultati.

         Interferenti u sustanzi/aġenti b'reattività inkroċjata, li jvarjaw ħafna, skont it-tip u t-tfassil
         tal-analiżi, jistgħu joħorġu minn sorsi eżoġeni jew endoġeni bħal:

         (a)   sustanzi li jintużaw fit-trattament tal-pazjenti bħal prodotti mediċinali;

10729/3/16 REV 3                                                                GP/ea                           9
ANNESS II                                         DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---          (b)   sustanzi li jibilgħu l-pazjenti bħal alkoħol, ikel;

         (c)   sustanzi miżjuda waqt il-preparazzjoni tal-kampjun bħal preżervanti, stabbilizzaturi;

         (d)   sustanzi li jinsabu f'tipi speċifiċi ta' kampjuni bħall-emoglobina, il-lipidi, il-
               bilirubina, il-proteini;

         (e)   analiti bi struttura simili bħal prekursuri, metaboliti jew kundizzjonijiet mediċi mhux
               marbuta mal-kundizzjoni tat-test, inklużi kampjuni li jkunu negattivi għall-analiżi
               iżda pożittivi għal xi kundizzjoni li tista' timita l-kundizzjoni tat-test.

6.1.2.4. It-traċċabbiltà metroloġika tal-valuri tal-kalibratur u l-materjal tal-kontroll

6.1.2.5. Il-medda tal-kejl tal-analiżi

         Din it-Taqsima għandha tinkludi informazzjoni dwar il-medda tal-kejl irrispettivament
         minn jekk is-sistemi ta' kejl humiex lineari jew mhux lineari, inkluż il-limitu tal-kxif u
         tiddeskrivi l-informazzjoni dwar kif il-medda u limitu tal-kxif kienu stabbiliti.

         Din l-informazzjoni għandha tinkludi deskrizzjoni tat-tip tal-kampjuni, in-numru ta'
         kampjuni, l-għadd ta' replikati, u l-preparazzjoni ta' kampjuni, li jinkludi informazzjoni
         dwar il-matriċi, il-livelli tal-analiti u kif ġew stabbiliti l-livelli. Fejn ikun applikabbli,
         għandha tiżdied deskrizzjoni ta' kwalunkwe high dose hook effect u d-data li ssostni l-passi
         li jittieħdu biex itaffu dan l-effett bħad-dilwizzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea                       10
ANNESS II                                         DGB 2C                                                  MT
 ---pagebreak--- 6.1.2.6. Definizzjoni tal-limitu tal-analiżi

         Din it-Taqsima għandha tipprovdi sommarju tad-data analitika flimkien ma' deskrizzjoni
         tad-disinn tal-istudju li tinkludi l-metodi tad-determinazzjoni tal-limitu tal-analiżi, bħal:

         (a)   il-popolazzjoni(jiet) li ġiet/ġew studjata/i: id-demografija, l-għażla, il-kriterji tal-
               inklużjoni u tal-esklużjoni, l-għadd ta' individwi inklużi;

         (b)   il-metodu jew il-mod li bihom ġew karatterizzati l-eżemplari; u

         (c)   il-metodi statistiċi bħal Karatteristika Riċevitur Operatur (ROC) biex tiġġenera r-
               riżultati u, jekk ikun applikabbli, tiddefinixxi ż-żona l-griża/iż-żona ekwivoka.

6.1.3.   Ir-rapport dwar il-prestazzjoni analitika msemmi fl-Anness XIII.

6.2.     Informazzjoni dwar il-prestazzjoni klinika u l-evidenza klinika. Rapport dwar l-
         Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni

         Id-dokumentazzjoni għandu jkun fiha r-rapport dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni, li
         jinkludi r-rapporti dwar il-validità xjentifika, dwar il-prestazzjoni analitika u klinika, kif
         imsemmi fl-Anness XIII, flimkien ma' valutazzjoni ta' dawk ir-rapporti.

         Id-dokumenti tal-istudju dwar il-prestazzjoni klinika msemmija fit-Taqsima 2 tal-Parti A
         tal-Anness XIII għandhom ikunu inklużi u/jew ikun hemm referenza sħiħa għalihom fid-
         dokumentazzjoni teknika.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                       11
ANNESS II                                        DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 6.3.     Stabbiltà (minbarra l-istabbiltà tal-kampjuni)

         Din it-Taqsima għandha tiddeskrivi l-iskadenza ddikjarata u l-istudji dwar l-istabbiltà fl-
         użu u l-istabbiltà fit-trasport.

6.3.1.   Tul ta' ħajja ddikjarat

         Din it-Taqsima għandha tipprovdi informazzjoni dwar l-istudji dwar it-testijiet tal-
         istabbiltà li jappoġġaw l-iskadenza ddikjarata għall-apparat. L-ittestjar għandu jsir fuq
         mill-inqas tliet settijiet differenti mmanifatturati f'kundizzjonijiet li huma essenzjalment
         ekwivalenti għall-kundizzjonijiet tal-produzzjoni normali. It-tliet lottijiet ma għandhomx
         għalfejn ikunu konsekuttivi. L-istudji aċċellerati jew id-data estrapolata mid-data attwali
         immedjata huma aċċettabbli għad-dikjarazzjonijiet inizjali tal-iskadenza, iżda għandhom
         ikunu segwiti minn studji tal-istabbiltà aġġornati l-ħin kollu.

         Din l-informazzjoni dettaljata għandha tinkludi:

         (a)   ir-rapport dwar l-istudju inkluż il-protokoll, l-għadd ta' settijiet, il-kriterji tal-
               aċċettazzjoni u t-tul tal-intervalli bejn it-testijiet;

         (b)   fejn jitwettqu l-istudji aċċellerati qabel l-istudji attwali immedjati, għandu jiġi
               deskritt il-metodu użat fl-istudji aċċellerati;

         (c)   il-konklużjonijiet u l-iskadenza ddikjarata.

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea                     12
ANNESS II                                         DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- 6.3.2.   Stabbiltà waqt l-użu

         Din it-Taqsima għandha tipprovdi informazzjoni dwar l-istudji tal-istabbiltà waqt l-użu fuq
         sett wieħed, li jirriflettu l-użu normali tal-apparat, irrispettivament minn jekk dan ikunx
         attwali jew simulat. Dan jista' jinkludi l-istabbiltà bil-kunjett miftuħ u/jew, għall-istrumenti
         awtomatiċi, l-istabbiltà fl-istrument.

         Fil-każ ta' strumenti awtomatiċi jekk tkun iddikjarata l-istabbiltà tal-kalibrazzjoni, irid ikun
         hemm inkluża d-data li tappoġġaha.

         Din l-informazzjoni dettaljata għandha tinkludi:

         (a)   ir-rapport dwar l-istudju (li jinkludi l-protokoll, il-kriterji tal-aċċettazzjoni u t-tul tal-
               intervalli bejn it-testijiet);

         (b)   il-konklużjonijiet u l-istabbiltà ddikjarata għal waqt l-użu.

6.3.3.   Stabbiltà fit-trasport

         Din it-Taqsima għandha tipprovdi informazzjoni dwar l-istudji fuq l-istabbiltà waqt it-
         trasport ta' lott wieħed ta' apparati biex tiġi evalwata t-tolleranza tal-apparati għall-
         kundizzjonijiet mistennija tat-trasport.

         L-istudji dwar it-trasport jistgħu jsiru f'kundizzjonijiet attwali u/jew simulati u għandhom
         jinkludu kundizzjonijiet tat-trasport varjabbli, bħal dawk ta' sħana u/jew kesħa estremi.

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea                       13
ANNESS II                                         DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        Din l-informazzjoni għandha tiddeskrivi:

       (a)   ir-rapport dwar l-istudju (inkluż il-protokoll, il-kriterji tal-aċċettazzjoni);

       (b)   il-metodu użat għall-kundizzjonijiet simulati;

       (c)   il-konklużjoni u l-kundizzjonijiet tat-trasport rakkomandati.

6.4.   Verifika u validazzjoni tas-software

       Id-dokumentazzjoni għandu jkun fiha provi tal-validazzjoni tas-software, kif inhu użat fl-
       apparat lest. Tali informazzjoni tipikament għandha tinkludi r-riżultati fil-qosor tal-verifiki,
       tal-validazzjoni u tat-testijiet kollha mwettqa internament u kif inhuma applikabbli fl-
       ambjent attwali tal-utent qabel ir-rilaxx finali. Għandha wkoll tindirizza l-
       konfigurazzjonijiet differenti kollha tal-hardware u, fejn applikabbli, is-sistemi operattivi
       identifikati fuq it-tikketta.

6.5.   Informazzjoni addizzjonali meħtieġa f'każijiet speċifiċi

       (a)   Fil-każ ta' apparati mqiegħda fis-suq f'kundizzjoni mikrobijoloġika sterili jew
             definita, jeħtieġ li tiġi pprovduta deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet ambjentali għall-
             passi rilevanti tal-manifattura. Fil-każ ta' apparati mqiegħda fis-suq f'kundizzjoni
             sterili, jeħtieġ li tiġi pprovduta deskrizzjoni tal-metodi użati, inklużi r-rapporti ta'
             validazzjoni, fir-rigward tal-ippakkjar, l-isterilizzazzjoni u l-manutenzjoni tal-
             isterilità. Ir-rapport ta' validazzjoni għandu jindirizza l-ittestjar tal-livelli mikrobiċi
             fuq wiċċ ta' apparat qabel jiġi sterilizzat, l-ittestjar piroġenu u, jekk ikun applikabbli,
             l-ittestjar għal residwi ta' sterilanti.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                          14
ANNESS II                                        DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (b)   Fil-każ tal-apparati li jkun fihom tessuti, ċelloli u sustanzi ta' oriġini mill-annimali,
             mill-bniedem, jew mill-mikrobi, l-informazzjoni dwar l-oriġini ta' dan il-materjal u
             dwar il-kundizzjonijiet ta' kif inġabar.

       (c)   Fil-każ tal-apparati mqiegħda fis-suq b'funzjoni ta' kejl, jeħtieġ li tiġi pprovduta
             deskrizzjoni tal-metodi użati sabiex tiżgura l-eżattezza kif mogħtija fl-
             ispeċifikazzjonijiet.

       (d)   Jekk l-apparat ikollu jiġi kkonnettjat ma' tagħmir ieħor biex jaħdem kif maħsub,
             deskrizzjoni tal-kombinazzjoni li tirriżulta li tinkludi l-provi ta' konformità mar-
             rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness I meta
             jiġi kkonnettjat ma' kull tagħmir ta' dan it-tip, b'kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi
             speċifikati mill-manifattur.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                         15
ANNESS II                                     DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                               ANNESS III

                    DOKUMENTAZZJONI TEKNIKA DWAR IS-SORVELJANZA
                                  TA' WARA T-TQEGĦID FIS-SUQ

Id-dokumentazzjoni teknika dwar is-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq li għandha titfassal mill-
manifattur skont l-Artikoli 78 sa 81 għandhom jintwerew b'mod ċar, organizzat, mhux ambigwu u li
jagħmilha faċli li tiġi mfittxija u għandha tinkludi b'mod partikolari l-elementi deskritti f'dan l-
Anness.

1.        Il-pjan ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq imfassal skont l-Artikolu 79.

          Il-manifattur għandu jagħti prova fi pjan ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq li jkun
          konformi mal-obbligu msemmi fl-Artikolu 78.

          (a)   Il-pjan ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq għandu jindirizza l-ġbir u l-użu tal-
                informazzjoni disponibbli, b'mod partikolari:

                –     informazzjoni dwar inċidenti serji, inkluża informazzjoni mill-PSURs, u minn
                      azzjonijiet korrettivi ta' sikurezza fuq il-post,

                –     dokumentazzjoni li tirreferi għal inċidenti mhux serji u data dwar kwalunkwe
                      effett sekondarju mhux mixtieq,

                –     informazzjoni mir-rapportar dwar it-tendenzi,

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                         1
ANNESS III                                       DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---              –     letteratura speċjalizzata jew teknika, bażijiet ta' data u/jew reġistri rilevanti,

             –     informazzjoni, inklużi reazzjonijiet u lmenti, mogħtija minn utenti, distributuri
                   u importaturi, u

             –     informazzjoni disponibbli pubblikament dwar tipi ta' apparati mediċi simili.

       (b)   Il-pjan ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq għandu jkopri mill-inqas:

             –     proċess sistematiku u proattiv biex tinġabar kull informazzjoni msemmija fil-
                   punt (a). Il-proċess għandu jippermetti karatterizzazzjoni korretta tal-
                   prestazzjoni tal-apparati u għandu jippermetti wkoll li jsir paragun bejn l-
                   apparat u prodotti simili disponibbli fis-suq;

             –     metodi u proċessi effettivi u xierqa biex tiġi valutata d-data miġbura;

             –     indikaturi adegwati u valuri ta' limitu li għandhom jintużaw fir-rivalutazzjoni
                   kontinwa tal-analiżi tal-benefiċċji meta mqabbla mar-riskji u tal-ġestjoni tar-
                   riskji kif imsemmi fit-Taqsima 3 tal-Anness I;

             –     metodi u għodod effettivi u xierqa biex jinvestigaw l-ilmenti u janalizzaw
                   esperjenza relatata mas-suq miġbura fil-qasam;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        2
ANNESS III                                    DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---             –      metodi u protokolli biex jieħdu ħsieb l-każijiet soġġetti għar-rapport dwar it-
                   tendenzi kif previst fl-Artikolu 83, inkluż il-metodi u protokolli li għandhom
                   jintużaw biex jistabbilixxu kull żieda statistikament sinifikanti fil-frekwenza
                   jew is-severità tal-inċidenti kif ukoll il-perijodu ta' osservazzjoni;

            –      metodi u protokolli għal komunikazzjoni effettiva mal-awtoritajiet kompetenti,
                   il-korpi notifikati, l-operaturi ekonomiċi u l-utenti;

            –      referenza għal proċeduri biex jiġu onorati l-obbligi tal-manifatturi stipulati fl-
                   Artikoli 78, 79 u 81;

            –      proċeduri sistematiċi biex jiġu identifikati u mibdija miżuri xierqa fosthom
                   azzjonijiet korrettivi;

            –      għodod effettivi biex jinstab u jiġu identifikati apparati li għalihom jistgħu
                   jkunu meħtieġa azzjonijiet korrettivi; u

            –      pjan tal-PMPF kif imsemmi fil-Parti B tal-Anness XIII, jew ġustifikazzjoni
                   għaliex PMPF ma jkunx japplika.

2      Il-PSUR imsemmi fl-Artikolu 81 u r-rapport ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq
       imsemmi fl-Artikolu 80.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       3
ANNESS III                                    DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---                                                 ANNESS IV

                           DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-UE

Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE għandha, tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

1.       L-isem, l-isem kummerċjali reġistrat jew il-marka kummerċjali reġistrata u, jekk diġà
         maħruġ, in-numru ta' reġistrazzjoni uniku (SRN) imsemmi fl-Artikolu 28 tal-manifattur, u,
         jekk ikun applikabbli, ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, u l-indirizz tal-post tan-negozju
         rreġistrat tiegħu fejn jista' jiġi kkuntattjat u fejn jista' jiġi stabbilit il-post tiegħu;

2.       Stqarrija li d-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE qed tinħareġ taħt ir-responsabbiltà unika
         tal-manifattur;

3.       L-UDI-DI Bażiku kif imsemmi fil-Parti C tal-Anness VI;

4.       Isem il-prodott u l-isem kummerċjali, il-kodiċi tal-prodott, in-numru tal-katalgu jew
         referenza mhux ambigwa oħra li tippermetti identifikazzjoni u traċċabbiltà tal-apparat li
         huwa kopert mid-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE, bħal ritratt, fejn xieraq, kif ukoll l-
         għan maħsub tiegħu. Ħlief għall-isem tal-prodott jew l-isem kummerċjali, l-informazzjoni
         li tippermetti identifikazzjoni u traċċabbiltà tista' tiġi pprovduta mill-UDI-DI Bażiku
         msemmi fil-punt 3;

5.       Klassi tar-riskju tal-apparat f'konformità mar-regoli stabbiliti fl-Anness VIII;

10729/3/16 REV 3                                                                 GP/ea                  1
ANNESS IV                                          DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 6.     Stqarrija li l-apparat li huwa kopert mid-dikjarazzjoni preżenti huwa f'konformità ma' dan
       ir-Regolament u, jekk ikun applikabbli, ma' kwalunkwe leġislazzjoni oħra rilevanti tal-
       Unjoni li tipprevedi l-ħruġ ta' dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE;

7.     Referenzi għal kwalunkwe SK użati u skont liema konformità tiġi ddikjarata;

8.     Fejn applikabbli, l-isem u n-numru ta' identifikazzjoni tal-korp notifikat, deskrizzjoni tal-
       proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità li twettqet u identifikazzjoni taċ-ċertifikat jew
       ċertifikati li nħarġu;

9.     Fejn applikabbli, informazzjoni addizzjonali;

10.    Il-post u data ta' ħruġ tad-dikjarazzjoni, l-isem u l-funzjoni tal-persuna li ffirmatha kif ukoll
       indikazzjoni għal, u f'isem min, dik il-persuna tkun iffirmat.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        2
ANNESS IV                                     DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                            ANNESS V

                                MARKA TAL-KONFORMITÀ CE

1.     Il-marka CE għandha tikkonsisti mill-inizjali 'CE' fil-forma li ġejja:

2.     Jekk il-marka CE tiċċekken jew titkabbar għandhom ikunu rispettati l-proporzjonijiet
       mogħtija fid-disinn gradwat ta' hawn fuq.

3.     Il-komponenti varji tal-marka CE għandu jkollhom sostanzjalment l-istess dimensjoni
       vertikali, li ma tistax tkun anqas minn 5 mm. Din id-dimensjoni minima tista' titneħħa għal
       apparati ta' skala żgħira.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                   1
ANNESS V                                     DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak---                                              ANNESS VI

                     INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TIĠI PPREŻENTATA
          MAR-REĠISTRAZZJONI TAL-APPARATI U L-OPERATURI EKONOMIĊI
                          F'KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLI 26(3) U 28,
       ELEMENTI TA' DATA EWLENIN LI GĦANDHOM JIĠU PPROVDUTI LILL-BAŻI
               TAD-DATA TAL-UDI FLIMKIEN MAL-UDI-DI F'KONFORMITÀ
                        MAL-ARTIKOLI 25 U 26 U S-SISTEMA TAL-UDI

                                                Parti A
 Informazzjoni li għandha tiġi ppreżentata mar-reġistrazzjoni tal-apparati u tal-operaturi ekonomiċi
                                  f'konformità mal-Artikoli 26(3) u 28

Il-manifatturi jew, meta jkun applikabbli, rappreżentanti awtorizzati, u, fejn applikabbli, l-
importaturi għandhom jippreżentaw l-informazzjoni msemmija fit-Taqsima 1 u għandhom jiżguraw
li l-informazzjoni dwar l-apparati tagħhom msemmija fit-Taqsima 2 tkun kompluta, korretta u
aġġornata mill-parti rilevanti.

1.       Informazzjoni relatata mal-operatur ekonomiku

1.1.     tip ta' operatur ekonomiku (manifattur, rappreżentant awtorizzat, jew importatur),

1.2.     l-isem, l-indirizz u d-dettalji ta' kuntatt tal-operatur ekonomiku,

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea               1
ANNESS VI                                       DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak--- 1.3.   fejn is-sottomissjoni tal-informazzjoni titwettaq minn persuna oħra f'isem kwalunkwe
       operatur ekonomiku msemmi taħt it-Taqsima 1.1, l-isem, l-indirizz u d-dettalji ta' kuntatt
       ta' dik il-persuna,

1.4.   l-isem, l-indirizz u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna/i responsabbli għall-konformità
       regolatorja msemmija fl-Artikolu 15,

2.     Informazzjoni relatata mal-apparat

2.1.   UDI-DI Bażiku,

2.2.   it-tip, in-numru u d-data ta' skadenza taċ-ċertifikat maħruġ mill-korp notifikat u l-isem jew
       in-numru ta' identifikazzjoni ta' dak il-korp notifikat u l-link għall-informazzjoni li tidher
       fuq iċ-ċertifikat u ddaħħlet fis-sistema elettronika dwar korp notifikati u ċertifikati mill-
       korp notifikat,

2.3.   l-Istat Membru li fih l-apparat għandu jitqiegħed jew tqiegħed fis-suq fl-Unjoni,

2.4.   fil-każ ta' apparati fil-klassi B, fil-klassi C jew fil-klassi D: l-Istati Membri fejn l-apparat
       huwa disponibbli jew għandu jsir disponibbli,

2.5.   il-preżenza ta' tessuti, ċelloli jew id-derivati tagħhom ta' oriġini mill-bniedem (iva/le),

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                         2
ANNESS VI                                      DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 2.6.    il-preżenza ta' tessuti, ċelloli jew id-derivati tagħhom ta' oriġini mill-annimali kif imsemmi
        fir-Regolament (UE) Nru 722/2012 (iva/le),

2.7.    il-preżenza ta' ċelloli jew sustanzi ta' oriġini mill-mikrobi (iva/le),

2.8.    il-klassi ta' riskju tal-apparat,

2.9.    fejn applikabbli, in-numru uniku ta' identifikazzjoni tal-istudju dwar il-prestazzjoni,

2.10.   fil-każ ta' apparati ddisinjati u manifatturati minn persuna oħra ġuridika jew fiżika kif
        imsemmi fl-Artikolu 10(14), l-isem, l-indirizz u d-dettalji ta' kuntatt ta' dik il-persuna
        ġuridika jew fiżika,

2.11.   fil-każ ta' apparati fil-klassi C jew fil-klassi D, sommarju dwar is-sikurezza u tal-
        prestazzjoni,

2.12.   l-istatus tal-apparat (fis-suq, ma għadux jitqiegħed fis-suq, imsejjaħ lura, Azzjoni
        korrettiva ta' sikurezza fuq il-post mibdija),

2.13.   indikazzjoni dwar jekk l-apparat huwiex wieħed 'ġdid'.

        Apparat jitqies 'ġdid' jekk:

        (a)   ma jkun hemm ebda apparat bħalu disponibbli kontinwament fis-suq tal-Unjoni
              matul it-tliet snin ta' qabel għall-analita rilevanti jew għal parametru ieħor;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                     3
ANNESS VI                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---          (b)   il-proċedura tinvolvi teknoloġija analitika mhux kontinwament użata f'konnessjoni
               ma' analita partikolari jew parametru ieħor fis-suq tal-Komunità matul it-tliet snin ta'
               qabel.

2.14.    indikazzjoni dwar jekk l-apparat ikunx maħsub għall-awtottestjar jew għall-ittestjar qrib il-
         pazjent.

                                                 Parti B
           Elementi ta' data ewlenin li għandhom jiġu pprovduti lill-bażi ta' data tal-UDI
          flimkien mal-identifikatur tal-apparat UDI-DI f'konformità mal-Artikoli 25 u 26

Il-manifattur għandu jipprovdi lill-bażi ta' data UDI, l-UDI-DI u l-informazzjoni li ġejja relatata
mal-manifattur u l-apparat:

1.       il-kwantità għal kull konfigurazzjoni tal-pakkett,

2.       il-UDI-DI Bażiku kif imsemmi fl-Artikolu 24(6) u kwalunkwe UDI-DIs addizzjonali,

3.       il-mod ta' kif il-produzzjoni tal-apparat hija kkontrollata (data ta' skadenza jew data tal-
         manifattura, numru tas-sett, in-numru tas-serje),

4.       jekk ikun applikabbli, il-UDI-DI għall-'unità tal-użu' (fejn UDI ma jkunx tikkettat fuq l-
         apparat fil-livell tal-'unità tal-użu' tiegħu, għandu jiġi assenjat UDI-DI għall-'unità tal-użu'
         biex jassoċja l-użu ta' apparat ma' pazjent),

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                           4
ANNESS VI                                       DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 5.     l-isem u l-indirizz tal-manifattur, kif indikat fuq it-tikketta,

6.     l-SRN maħruġ f'konformità mal-Artikolu 28(2),

7.     jekk ikun applikabbli, l-isem u l-indirizz tar-rappreżentant awtorizzat, kif indikat fuq it-
       tikketta,

8.     il-kodiċi tan-nomenklatura tal-apparat mediku kif previst fl-Artikolu 23,

9.     il-klassi tar-riskju tal-apparat,

10.    jekk ikun applikabbli, l-isem jew l-isem kummerċjali,

11.    jekk ikun applikabbli, il-mudell tal-apparat, ir-referenza, jew in-numru tal-katalgu,

12.    deskrizzjoni addizzjonali tal-prodott (fakultattiva),

13.    jekk ikun applikabbli, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u/jew tal-immaniġġar, kif indikat fuq it-
       tikketta jew fl-istruzzjonijiet għall-użu,

14.    jekk ikun applikabbli, ismijiet kummerċjali addizzjonali tal-apparat,

15.    dwar jekk ikollux tikketta bħala apparat li jintuża darba biss (iva/le),

16.    jekk ikun applikabbli, l-għadd massimu ta' użu aktar minn darba,

17.    l-apparat huwa ttikkettat bħala sterili (iva/le),

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        5
ANNESS VI                                      DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak--- 18.    dwar jekk hemmx bżonn sterilizzazzjoni qabel l-użu (iva/le),

19.    URL għal informazzjoni addizzjonali, bħal struzzjonijiet elettroniċi għall-użu
       (fakultattiva),

20.    jekk ikun applikabbli, twissijiet kritiċi jew kontraindikazzjonijiet,

21.    l-istatus tal-apparat (fis-suq, ma għadux jitqiegħed fis-suq, imsejjaħ lura, azzjoni ta'
       sikurezza fuq il-post mibdija).

                                               Parti C
                                         Is-Sistema tal-UDI

1.     Definizzjonijiet

       Identifikazzjoni awtomatika u ġbir tad-data ('AIDC' - Automatic identification and data
       capture)

       AIDC hija teknoloġija li tintuża biex tinġabar data awtomatikament. It-teknoloġiji AIDC
       jinkludu bar codes, smart cards, bijometrija u RFID.

       UDI-DI Bażiku

       L-UDI-DI Bażiku huwa l-identifikatur primarju tal-mudell ta' apparat. Huwa d-DI assenjat
       fil-livell tal-unità tal-użu tal-apparat. Huwa l-element prinċipali għal rekords fil-bażi ta'
       data tal-UDI u huwa indikat fiċ-ċertifikati u d-dikjarazzjonijiet ta' konformità tal-UE
       rilevanti.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        6
ANNESS VI                                     DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        Unità tal-użu DI

       L-Unità ta' Użu DI sservi biex jiġi assoċjat l-użu ta' apparat ma' pazjent f'każijiet meta l-
       UDI ma jkunx ittikkettat fuq l-apparat individwali fil-livell tal-unità tal-użu tiegħu,
       pereżempju fil-każ ta' bosta unitajiet tal-istess apparat li jinsabu ppakkjati flimkien.

       Apparat konfigurabbli

       Apparat konfigurabbli huwa apparat li jikkonsisti f'diversi komponenti li jistgħu jiġu
       mmuntati mill-manifattur f'konfigurazzjonijiet diversi. Dawk il-komponenti individwali
       jistgħu jkunu apparati fihom infushom.

       Konfigurazzjoni

       Konfigurazzjoni hija taħlita ta' elementi ta' tagħmir, kif speċifikat mill-manifattur, li
       jaħdmu flimkien bħala apparat biex jilħqu għan maħsub. It-taħlita ta' elementi tista' tiġi
       modifikata, aġġustata jew magħmula apposta biex ħtiġijiet speċifiċi.

       UDI-DI

       L-UDI-DI huwa kodiċi numeriku jew alfanumeriku uniku speċifiku għal mudell ta' apparat
       u li jintuża wkoll bħala ċ-"ċavetta li tagħti aċċess" għall-informazzjoni maħżuna fil-bażi ta'
       data tal-UDI.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        7
ANNESS VI                                     DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        Interpretazzjoni li Tista' Tinqara mill-Bniedem ('HRI' - Human Readable Interpretation)

       HRI hija interpretazzjoni li tista' tinqara tal-karattri tad-data kodifikati fit-trasportatur tal-
       UDI.

       Livelli ta' imballaġġ

       Livelli ta' imballaġġ tfisser il-livelli diversi tal-imballaġġ tal-apparat li fihom kwantità fissa
       ta' apparati, bħal kull kartuna jew kaxxa.

       Identifikatur tal-Produzzjoni (UDI-PI)

       Il-UDI-PI huwa kodiċi numeriku jew alfanumeriku li jidentifika l-unità tal-produzzjoni tal-
       apparat.

       It-tipi differenti ta' UDI-PIs jinkludu n-numru tas-serje, in-numru tal-lott, l-identifikazzjoni
       tas-software u/jew id-data ta' manifattura jew ta' skadenza jew iż-żewġ tipi ta' data.

       Identifikazzjoni permezz tal-Frekwenza tar-Radju ('RFID' - Radio Frequency
       Identification)

       Ir-RFID hija teknoloġija li tuża komunikazzjoni permezz tal-mewġ tar-radju għall-
       iskambju ta' data bejn qarrej u tag elettroniku mehmuż ma' oġġett, għall-finijiet ta'
       identifikazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                          8
ANNESS VI                                       DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        Kontejners tat-trasport

       Kontejner tat-trasport huwa kontejner li fir-rigward tiegħu t-traċċabbiltà hija kkontrollata
       minn proċess speċifiku għal sistemi ta' loġistika.

       Identifikatur Uniku tal-Apparati ('UDI')

       L-UDI hija serje ta' karattri numeriċi jew alfanumeriċi li tinħoloq skont standards ta'
       identifikazzjoni u kodifikar ta' apparat li huma aċċettati globalment. Din tippermetti l-
       identifikazzjoni mhux ambigwa ta' apparat speċifiku fis-suq. L-UDI hija magħmula mill-
       UDI-DI u l-UDI-PI.

       Il-kelma "Unika" ma għandhiex titqies li timplika l-għoti ta' numru tas-serje lil unitajiet ta'
       produzzjoni individwali.

       It-trasportatur tal-UDI

       It-trasportatur tal-UDI huwa l-mezz biex titwassal l-UDI bl-użu tal-AIDC u, jekk
       applikabbli, l-HRI tiegħu.

       Trasportaturi tal-UDI jinkludu, fost l-oħrajn, bar code ID/lineari, bar code 2D/Matrix,
       RFID.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       9
ANNESS VI                                     DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 2.     Rekwiżiti ġenerali

2.1.   It-twaħħil tal-UDI huwa rekwiżit addizzjonali – ma jissostitwixxi l-ebda rekwiżit dwar
       immarkar jew tikkettar ieħor stipulati fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

2.2.   Il-manifattur għandu jassenja u jżomm UDIs uniċi għall-apparati tiegħu.

2.3.   Il-manifattur biss jista' jqiegħed l-UDI fuq l-apparat jew fuq l-imballaġġ tiegħu.

2.4.   Huma biss l-istandards ta' kodifikazzjoni pprovduti minn entitajiet emittenti maħtura mill-
       Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 24(2) li jistgħu jintużaw.

3.     L-UDI

3.1.   Għandha tiġi assenjata UDI lill-apparat innifsu jew l-imballaġġ tiegħu. Livelli ogħla ta'
       imballaġġ għandu jkollhom l-UDI tagħhom stess.

3.2.   Kontejners tat-trasport għandhom jiġu eżentati mir-rekwiżiti tat-Taqsima 3.1. Bħala
       eżempju, UDI ma għandhiex tkun meħtieġa fuq unità loġistika; fejn fornitur ta' kura tas-
       saħħa jordna għadd ta' apparati billi juża l-UDI jew in-numru tal-mudell tal-apparati
       individwali u l-manifattur ipoġġi dawk l-apparati f'kontejner għat-trasport jew biex
       jipproteġi l-apparati ippakkjati b'mod individwali, il-kontejner (unità loġistika) ma
       għandux ikun soġġett għar-rekwiżiti tal-UDI.

3.3.   L-UDI għandu jkollha żewġ partijiet: UDI-DI u UDI-PI.

10729/3/16 REV 3                                                        GP/ea                      10
ANNESS VI                                    DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 3.4.   L-UDI-D għandu jkun uniku f' kull livell ta' imballaġġ ta' apparati.

3.5.   Jekk in-numru tas-sett, in-numru tas-serje, l-identifikazzjoni tas-software jew id-data ta'
       skadenza jidhru fuq it-tikketta, din għandha tkun parti mill-UDI-PI. Jekk ikun hemm ukoll
       data tal-manifattura fuq it-tikketta, ma hemmx bżonn li tkun inkluża fl-UDI-PI. Jekk ikun
       hemm biss data tal-manifattura fuq it-tikketta, din għandha tintuża bħala l-UDI-PI.

3.6.   Kull komponent li hu kkunsidrat li huwa apparat u li hu kummerċjalment disponibbli
       individwalment għandu jiġi assenjat UDI separata għajr jekk il-komponenti huma parti
       minn apparat konfigurabbli li huwa mmarkat bl-UDI tiegħu stess.

3.7.   Il-kittijiet għandhom ikunu assenjati u jkollhom l-UDI tagħhom stess.

3.8.   Il-manifattur għandu jassenja l-UDI għal apparat billi jsegwi l-istandard ta' kodifikazzjoni
       rilevanti.

3.9.   UDI-DI ġdida għandha tkun meħtieġa kull meta jkun hemm bidla li tista' twassal għal
       identifikazzjoni żbaljata tal-apparat u/jew ambigwità fit-traċċabilità tiegħu. B'mod
       partikolari, kwalunkwe bidla ta' wieħed mill-elementi ta' data tal-bażi tad-data tal-UDI li
       ġejjin għandha teħtieġ UDI-DI ġdid:

       (a)   l-isem jew l-isem kummerċjali,

       (b)   il-verżjoni jew mudell tal-apparat,

       (c)   ittikkettat bħala użu uniku,

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                       11
ANNESS VI                                     DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak---         (d)   ippakkjat b'mod sterili,

        (e)   ħtieġa ta' sterilizzazzjoni qabel l-użu,

        (f)   kwantità ta' apparati provduti f'imballaġġ,

        (g)   twissijiet kritiċi jew kontraindikazzjonijiet.

3.10.   Il-manifatturi li jippakkjaw mill-ġdid jew jittikkettaw mill-ġdid l-apparati bit-tikketta
        tagħhom stess għandhom iżommu rekord tal-UDI tal-manifattur tat-tagħmir oriġinali.

4.      Trasportatur tal-UDI

4.1.    It-trasportatur tal-UDI (ir-rappreżentazzjoni AIDC u HRI tal-UDI) għandu jitqiegħed fuq
        it-tikketta u fuq il-livelli ogħla kollha tal-imballaġġ tal-apparat. Livelli ogħla ma jinkludux
        kontejners tat-trasport.

4.2.    Fil-każ li jkun hemm restrizzjonijiet ta' spazju sinifikanti fuq l-imballaġġ tal-unità tal-użu,
        it-trasportatur tal-UDI jista' jitqiegħed fuq il-livell ogħla li jmiss ta' imballaġġ.

4.3.    Għal apparati tal-klassi A u fil-klassi B ta' użu uniku ippakkjati u ttikkettati
        individwalment it-trasportatur tal-UDI mhux meħtieġ li jidher fuq l-imballaġġ iżda għandu
        jidher fuq livell ogħla ta' imballaġġ eż. kaxxa tal-kartun li fiha diversi pakketti.
        Madankollu meta l-fornitur tal-kura tas-saħħa mhux mistenni li jkollu aċċess, bħal fil-każ
        tal-kura tas-saħħa fl-ambjent tad-dar, għal-livell ogħla ta' imballaġġ ta' apparat, l-UDI
        għandu jitqiegħed fuq l-imballaġġ.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                   12
ANNESS VI                                       DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 4.4.    Għal apparati li huma maħsubin esklużivament għal bejgħ f'punt tal-bejgħ l-UDI-PIs fl-
        AIDC mhux meħtieġ li jidhru fuq l-imballaġġ tal-punt tal-bejgħ.

4.5.    Meta t-trasportaturi tal-AIDC minbarra t-trasportatur tal-UDI huma parti mit-tikkettar tal-
        prodott, it-trasportatur tal-UDI għandu jkun faċilment identifikabbli.

4.6.    Jekk jintużaw bar codes lineari, l-UDI-DI u l-UDI-PI jistgħu jiġu marbutin ma' xulxin jew
        mhux marbutin ma' xulxin f'żewġ bar codes jew aktar. Il-partijiet u l-elementi kollha tal-
        bar code lineari għandhom ikunu jingħarfu u identifikabbli.

4.7.    Jekk ikun hemm restrizzjonijiet sinifikanti li jillimitaw sew l-użu tal-AIDC kif ukoll dak
        tal-HRI fuq it-tikketta, il-format tal-AIDC biss huwa meħtieġ li jidher fuq it-tikketta. Għal
        apparati maħsuba għall-użu barra minn faċilitajiet ta' kura tas-saħħa bħal apparati għal kura
        pprovduta fid-dar, l-HRI għandu madanakollu jidher fuq it-tikketta anke jekk dan jirriżulta
        f'nuqqas ta' spazju għall-AIDC.

4.8.    Il-format HRI għandu jsegwu r-regoli tal-entità li toħroġ il-kodiċi tal-UDI.

4.9.    Jekk il-manifattur ikun qiegħed juża t-teknoloġija tal-RFID, għandu wkoll ikun ipprovdut
        fuq it-tikketta bar code lineari jew 2D f'konformità mal-istandard ipprovdut mill-entitajiet
        emittenti.

4.10.   Apparati li jistgħu jerġgħu jintużaw għandu jkollhom trasportatur tal-UDI fuq l-apparat
        innifsu. It-trasportatur tal-UDI għal apparati li jistgħu jerġgħu jintużaw u li jeħtieġu
        diżinfettar, sterilizzazzjoni jew restawr bejn użi minn pazjent għall-ieħor għandu jkun
        permanenti u li jista' jinqara wara kull proċess eżegwit biex jitlesta l-apparat għall-użu li
        jmiss matul il-ħajja maħsuba tal-apparat.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        13
ANNESS VI                                      DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 4.11.   It-trasportatur tal-UDI għandu jkun jista' jinqara matul l-użu normali u tul il-ħajja kollha
        maħsuba tal-apparat.

4.12.   Jekk it-trasportatur tal-UDI jinqara jew jiġi skennjat faċilment minn fuq l-imballaġġ tal-
        apparat, ma jkunx meħtieġ li t-trasportatur tal-UDI jitqiegħed fuq l-imballaġġ.

4.13.   Fil-każ ta' apparati uniċi li huma lesti magħmulin minn partijiet diversi li għandhom jiġu
        mmuntati qabel l-ewwel użu għandu jkun suffiċjenti li t-trasportatur tal-UDI jitqiegħed fuq
        parti waħda biss ta' kull apparat.

4.14.   It-trasportatur tal-UDI għandu jitqiegħed b'tali mod li wieħed ikollu aċċess għall-AIDC
        matul it-tħaddim normali jew il-ħżin.

4.15.   Trasportaturi tal-bar codes li jinkludu kemm UDI-DI u UDI-PI jistgħu jinkludu wkoll data
        essenzjali biex l-apparat ikun jista' jopera jew data oħra.

5.      Prinċipji ġenerali tal-bażi tad-data tal-UDI

5.1.    Il-bażi ta' data tal-UDI għandha tappoġġa l-użu tal-elementi ewlenin kollha ta' data tal-bażi
        ta' data tal-UDI imsemmija fil-Parti B ta' dan l-Anness.

5.2.    Il-manifatturi għandhom ikunu responsabbli għall-preżentazzjoni inizjali u l-aġġornamenti
        tal-informazzjoni ta' identifikazzjoni u ta' elementi oħra ta' data dwar l-apparat fil-bażi ta'
        data tal-UDI.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       14
ANNESS VI                                       DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 5.3.    Għandhom jiġu implimentati metodi/proċeduri xierqa għall-validazzjoni tad-data
        pprovduta.

5.4.    Il-manifatturi għandhom jivverifikaw perjodikament il-korrettezza tad-data rilevanti kollha
        għall-apparati li huma qiegħdu fis-suq, għajr apparati li ma għadhomx disponibbli fis-suq.

5.5.    Wieħed ma għandux jassumi li l-preżenza tal-apparat tal-UDI-DI fil-bażi ta' data tal-UDI
        tfisser li l-apparat huwa konformi ma' dan ir-Regolament.

5.6.    Il-bażi ta' data għandha tippermetti li jkun hemm rabta bejn il-livelli kollha tal-imballaġġ
        tal-apparat.

5.7.    Id-data għal UDI-DIs ġodda għandha tkun disponibbli fil-mument meta l-apparat
        jitqiegħed fis-suq.

5.8.    Il-manifatturi għandhom jaġġornaw ir-rekord rilevanti fil-bażi ta' data tal-UDI fi żmien 30
        jum minn meta ssir bidla f'element, li ma teħtieġx UDI-DI ġdid.

5.9.    Kull fejn possibbli, il-bażi ta' data tal-UDI għandha tuża standards aċċettati
        internazzjonalment għall-preżentazzjoni u l-aġġornamenti tad-data.

5.10.   L-interfaċċa tal-utent tal-bażi ta' data tal-UDI għandha tkun disponibbli bil-lingwi uffiċjali
        kollha tal-Unjoni. Madanakollu, l-użu ta' partijiet ta' test liberu għandu jiġi mminimizzat
        sabiex jitnaqqsu t-traduzzjonijiet.

5.11.   Id-data relatata ma' apparati li ma għadhomx disponibbli fis-suq għandha tinżamm fil-bażi
        ta' data tal-UDI.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        15
ANNESS VI                                     DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 6.       Regoli għal tipi ta' apparati speċifiċi

6.1.     Apparati li jistgħu jerġgħu jintużaw u li huma parti minn kittijiet u li jesiġu t-tindif, id-
         diżinfettar, l-isterilizzazzjoni jew l-arranġament mill-ġdid bejn l-użi

6.1.1.   L-UDI ta' tali apparati għandha titqiegħed fuq l-apparat u għandha tkun tista' tinqara wara
         kull proċedura li tlesti l-apparat għall-użu li jmiss;

6.1.2.   Il-karatteristiċi tal-UDI-PI bħan-numru tas-sett jew tas-serje għandhom jiġu definiti mill-
         manifattur.

6.2.     Software għall-apparat

6.2.1.   Kriterji ta' assenjazzjoni tal-UDI

         L-UDI għandha tkun assenjata fil-livell tas-sistema tas-software. Huwa soġġett għal dak ir-
         rekwiżit is-software li huwa disponibbli kummerċjalment waħdu u s-software li
         jikkostitwixxi apparat mediku fih inniffsu biss.

         L-identifikazzjoni tas-Software għandha titqies li hija l-mekkaniżmu ta' kontroll tal-
         manifattura u għandha tidher fl-UDI-PI.

6.2.2.   Għandu jkun meħtieġ UDI-DI ġdid kull meta jkun hemm modifika li tibdel:

         (a)   il-prestazzjoni oriġinali,

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                       16
ANNESS VI                                          DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak---          (b)   is-sikurezza jew l-użu maħsub tas-software.

         (c)   l-interpretazzjoni tad-data.

         Tali bidliet jinkludu algoritmi, strutturi ta' bażi ta' data, pjattaforma operazzjonali,
         arkitettura ġodda jew modifikati jew interfaċċi tal-utent ġodda jew kanali ġodda għall-
         interoperabbiltà.

6.2.3.   Reviżjonijiet minuri għas-software għandhom jeħtieġu UDI-PI ġdid u mhux UDI-DI ġdid:

         reviżjonijiet minuri għas-software huma ġeneralment assoċjati ma' tiswijiet ta' bugs, titjib
         fl-użabbiltà li mhux għal finijiet ta' sikurezza, patches ta' sikurezza jew effiċjenza
         operazzjonali.

         Reviżjonijiet minuri għas-software għandhom jiġu identifikati b'forma ta' identifikazzjoni
         speċifika għall-manifattur.

6.2.4.   Kriterji għat-tqegħid tal-UDI għal software

         (a)   meta s-software jiġi kkonsenjat fuq mezz fiżiku, per eżempju permezz ta' CD jew
               DVD, kull livell ta' imballaġġ għandu jkollu f'format li jista' jinqara mill-bniedem kif
               ukoll ir-rappreżentazzjoni tal-AIDC tal-UDI kompleta. L-UDI li tiġi applikata fuq il-
               mezz fiżiku li fih is-software u fuq l-imballaġġ tiegħu għandha tkun identika għall-
               UDI assenjata għal-livell tas-sistema tas-software;

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                    17
ANNESS VI                                        DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (b)   il-UDI għandha tiġi pprovduta fuq skrin li jkun aċċessibbli faċilment għall-utent
             f'format ta' test sempliċi li jinqara faċilment bħal fajl “dwar”, jew inkluż fuq il-paġna
             inizjali;

       (c)   software nieqes minn interfaċċa tal-utent bħal software intermedju għall-konverżjoni
             tal-immaġni, għandu jkun kapaċi li jittrasmetti l-UDI permezz ta' interface ta'
             programmar (API);

       (d)   il-parti tal-UDI li tista' tinqara mill-bniedem biss għandha tkun meħtieġa f'wiri
             elettroniku tas-software. L-immarkar tal-UDI permezz ta' AIDC ma għandux ikun
             meħtieġ f'displays elettroniċi bħal "dwar" il-menù, l-isplash screen, eċċ;

       (e)   il-format tal-UDI li jista' jinqara mill-bniedem għas-software għandu jinkludi l-
             identifikaturi tal-applikazzjoni (AI) għall-istandard użat mill-entitajiet emittenti,
             sabiex jassistu lill-utent jidentifika l-UDI u jiddetermina liema standard ikun qed jiġi
             użat biex tinħoloq l-UDI.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                      18
ANNESS VI                                     DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                              ANNESS VII

            REKWIŻITI LI GĦANDHOM JINTLAĦQU MILL-KORPI NOTIFIKATI

1.       REKWIŻITI ORGANIZZATTIVI U ĠENERALI

1.1.     Status legali u struttura organizzattiva

1.1.1.   Kull korp notifikat għandu jiġi stabbilit skont il-liġi nazzjonali ta' Stat Membru, jew skont
         il-liġi ta' pajjiż terz li l-Unjoni kkonkludiet ftehim miegħu f'dan ir-rigward. Il-personalità u
         l-istatus legali tiegħu għandhom ikunu ddokumentati b'mod sħiħ. Tali dokumentazzjoni
         għandha tinkludi informazzjoni dwar is-sjieda u l-persuni ġuridiċi jew fiżiċi li jeżerċitaw
         kontroll fuq il-korp notifikat.

1.1.2.   Jekk il-korp notifikat huwa entità legali li hija parti minn organizzazzjoni akbar, l-
         attivitajiet ta' dik l-organizzazzjoni kif ukoll l-istruttura organizzattiva u l-governanza
         tagħha, u r-relazzjoni mal-korp notifikat għandhom ikunu dokumentati b'mod ċar.
         F'każijiet bħal dawn, ir-rekwiżiti tat-Taqsima 1.2 huma applikabbli kemm għall-korp
         notifikat kif ukoll għall-organizzazzjoni li jappartjeni għaliha.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                       1
ANNESS VII                                      DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak--- 1.1.3.   Jekk korp notifikat jipposjedi b'mod sħiħ jew parzjalment l-entitajiet legali stabbiliti fl-Istat
         Membru jew f'pajjiż terz jew jaqa' taħt is-sjieda ta' entità legali oħra, l-attivitajiet u r-
         responsabbiltajiet ta' dawk l-entitajiet, kif ukoll ir-relazzjonijiet ġuridiċi u operattivi
         tagħhom mal-korp notifikat, għandhom jiġu definiti u dokumentati b'mod ċar. Il-persunal
         ta' dawk l-entitajiet li jwettqu attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità skont dan ir-
         Regolament għandhom ikunu soġġetti għar-rekwiżiti applikabbli ta' dan ir-Regolament.

1.1.4.   L-istruttura organizzattiva, l-allokazzjoni tar-responsabbiltajiet, il-linja ġerarkika u l-operat
         tal-korp notifikat għandhom ikunu b'tali mod li jiżguraw li jkun hemm fiduċja fil-
         prestazzjoni tal-korp notifikat u fir-riżultati tal-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità li
         jwettaq.

1.1.5.   Il-korp notifikat għandu jiddokumenta b'mod ċar l-istruttura organizzattiva u l-funzjonijiet
         tiegħu, ir-responsabbiltajiet u l-awtorità tal-amministrazzjoni tal-ogħla livell u ta' persunal
         ieħor li jista' jkun ikollhom influwenza fuq il-prestazzjoni tal-korp notifikat u fuq ir-
         riżultati tal-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità tiegħu.

1.1.6.   Il-korp notifikat għandu jidentifika l-persuni fl-ogħla livell tal-amministrazzjoni li
         għandhom l-awtorità u r-responsabbiltà globali għal kull waħda minn dawn li ġejjin:

         (a)   provvista ta' riżorsi adegwati għal attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità;

         (b)   żvilupp ta' proċeduri u politiki għall-operazzjoni tal-korp notifikat;

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea                           2
ANNESS VII                                        DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak---          (c)   superviżjoni tal-implimentazzjoni tal-proċeduri, politiki u sistema ta' mmaniġġar tal-
               kwalità tal-korp notifikat;

         (d)   superviżjoni tal-finanzi tal-korp notifikat;

         (e)   attivitajiet u deċiżjonijiet meħuda mill-korp notifikat, inkluż il-ftehimiet kuntrattwali;

         (f)   delega ta' awtorità lill-persunal u/jew lill-kumitati, fejn meħtieġ, għall-prestazzjoni ta'
               attivitajiet definiti;

         (g)   interazzjoni mal-awtorità responsabbli għall-korpi notifikati u l-obbligi rigward
               komunikazzjonijiet mal-awtoritajiet kompetenti, il-Kummissjoni u korpi notifikati
               oħra.

1.2.     Indipendenza u imparzjalità

1.2.1.   Il-korp notifikat għandu jkun korp terz li huwa indipendenti mill-manifattur tal-apparat li
         fir-rigward tiegħu jwettaq attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità. Il-korp notifikat
         għandu jkun indipendenti wkoll minn kwalunkwe operatur ekonomiku ieħor li għandu
         interess fl-apparat kif ukoll minn kwalunkwe kompetitur tal-manifattur. Dan ma
         jipprekludix lill-korp notifikat milli jwettaq attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità għall-
         manifatturi li jikkompetu ma' xulxin.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                       3
ANNESS VII                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 1.2.2.   Il-korp notifikat għandu jkun organizzat u operat b'mod li jissalvagwardja l-indipendenza,
         l-oġġettività u l-imparzjalità tal-attivitajiet tiegħu. Il-korp notifikat għandu jiddokumenta u
         jimplimenta struttura u proċeduri biex jissalvagwardja l-imparzjalità u biex jiġu promossi u
         applikati l-prinċipji ta' imparzjalità permezz tal-attivitajiet ta' organizzazzjoni, persunal u
         valutazzjoni tiegħu. Proċeduri bħal dawn għandhom jipprevedu l-identifikazzjoni, l-
         investigazzjoni u r-riżoluzzjoni ta' kwalunkwe każ li fih jista' jkun hemm kunflitt ta'
         interess, fosthom l-involviment f'servizzi ta' konsulenza fil-qasam tal-apparati qabel ma
         jibdew jaħdmu mal-korp notifikat. L-investigazzjoni, l-eżitu u r-riżoluzzjoni tiegħu
         għandhom jiġu dokumentati.

1.2.3.   Il-korp notifikat, l-amministrazzjoni tal-ogħla livell tiegħu u l-persunal responsabbli mit-
         twettiq tal-kompiti ta' valutazzjoni tal-konformità ma għandhomx:

         (a)   ikunu d-disinjatur, il-manifattur, il-fornitur, l-installatur, ix-xerrej, is-sid jew dak li
               jieħu ħsieb il-manutenzjoni tal-apparati li jivvalutaw, u lanqas ir-rappreżentant
               awtorizzat ta' kwalunkwe waħda minn dawn il-partijiet. Tali restrizzjoni ma
               għandhiex tipprekludi x-xiri u l-użu ta' apparati valutati li huma meħtieġa għall-
               operazzjonijiet tal-korp notifikat u t-twettiq tal-valutazzjoni tal-konformità jew l-użu
               ta' tali apparati għal għanijiet personali;

         (b)   ikunu involuti fid-disinn, il-manifattura jew il-bini, it-tqegħid fis-suq, l-installazzjoni
               u l-użu, jew il-manutenzjoni tal-apparati li għalihom ikunu ddeżinjati, u lanqas
               jirrappreżentaw lill-partijiet involuti f'dawk l-attivitajiet;

10729/3/16 REV 3                                                                GP/ea                        4
ANNESS VII                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---          (c)   jinvolvu ruħhom fi kwalunkwe attività li tista' toħloq kunflitt mal-indipendenza tal-
               ġudizzju jew l-integrità b'rabta mal-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità li
               għalihom ikunu nħatru;

         (d)   joffru jew jipprovdu kwalunkwe servizz li jista' jipperikola l-fiduċja fl-indipendenza,
               l-imparzjalità jew l-oġġettività tagħhom. B'mod partikolari, ma għandhomx joffru
               jew jipprovdu servizzi ta' konsulenza lill-manifattur, lir-rappreżentant awtorizzat
               tiegħu, lil fornitur jew kompetitur kummerċjali fir-rigward tad-disinn, il-bini, it-
               tqegħid fis-suq jew il-manutenzjoni tal-apparati jew proċessi li jkunu qed jiġu
               vvalutati, u

         (e)   ikunu marbuta ma' kwalunkwe organizzazzjoni li tipprovdi servizzi ta' konsulenza
               hija stess kif imsemmi fil-punt (d). Tali restrizzjoni ma għandhiex tipprekludi
               attivitajiet ġenerali ta' taħriġ li mhumiex speċifiċi għall-klijent u li għandhom
               x'jaqsmu mar-regolazzjoni ta' apparati jew ma' standards.

1.2.4.   L-involviment f'servizzi ta' konsulenza fil-qasam tal-apparati qabel ma jibdew jaħdmu mal-
         korp notifikat għandu jiġi ddokumentat kollu fi żmien l-impjieg, u konflitti potenzjali ta'
         interessi għandhom jiġu sorveljati u riżolti f'konformità ma' dan l-Anness. Membri tal-
         persunal li qabel kienu impjegati minn klijent speċifiku jew li taw servizzi ta' konsulenza
         fil-qasam ta' apparati lil dak il-klijent speċifiku, qabel ma bdew jaħdmu ma' korp notifikat
         ma għandhomx jiġu assenjati għal attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità għal dak il-
         klijent speċifiku jew kumpanniji tal-istess grupp għal perijodu ta' tliet snin.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       5
ANNESS VII                                      DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- 1.2.5.   Għandha tiġi garantita l-imparzjalità ta' korpi notifikati, tal-amministrazzjoni tal-ogħla
         livell tagħhom u tal-persunal ta' valutazzjoni. Il-livell tar-rimunerazzjoni tal-maniġment
         tal-ogħla livell u tal-persunal ta' valutazzjoni ta' korp notifikat u s-sottokuntratturi involuti
         f'attivitajiet ta' valutazzjoni ma għandux jiddependi fuq ir-riżultati tal-valutazzjonijiet.
         Korpi notifikati għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku d-dikjarazzjonijiet ta'
         interess tal-amministrazzjoni tal-ogħla livell tagħhom.

1.2.6.   Jekk korp notifikat huwa proprjetà ta' entità jew istituzzjoni pubblika, għandhom jiġu
         żgurati u dokumentati l-indipendenza u n-nuqqas ta' kwalunkwe kunflitt ta' interessi bejn,
         minn naħa, l-awtorità responsabbli mill-korpi notifikati u/jew l-awtorità kompetenti, u min-
         naħa l-oħra, il-korp notifikat.

1.2.7.   Il-korp notifikat għandu jiżgura u jiddokumenta li l-attivitajiet tas-sussidjarji tiegħu jew is-
         sottokuntratturi tiegħu jew ta' kwalunkwe korp assoċjat, inklużi l-attivitajiet tas-sidien
         tiegħu ma jaffettwawx l-indipendenza, l-imparzjalità jew l-oġġettività tiegħu fir-rigward
         tal-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità tiegħu.

1.2.8.   Il-korpi notifikat għandu jopera f'konformità ma' ġabra ta' termini u kundizzjonijiet
         konsistenti, ġusti u raġonevoli, filwaqt li jitqiesu l-interessi ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs
         medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE fir-rigward ta' tariffi.

1.2.9.   Ir-rekwiżiti stipulati f'din it-Taqsima ma għandhom jipprekludu bl-ebda mod skambji ta'
         informazzjoni teknika u gwida regolatorja bejn korp notifikat u manifattur li japplika għal
         valutazzjoni tal-konformità tagħhom.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                          6
ANNESS VII                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 1.3.     Kunfidenzjalità

1.3.1.   Il-korp notifikat għandu jkollu proċeduri dokumentati fis-seħħ li jiżguraw li l-persunal, il-
         kumitati, is-sussidjarji, is-sottokuntratturi tiegħu, u kwalunkwe korp assoċjat jew persunal
         ta' korpi esterni jirrispettaw il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni li tiġi fil-pussess tiegħu
         matul it-twettiq tal-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità, għajr f'każijiet fejn l-iżvelar
         ikun meħtieġ bil-liġi.

1.3.2.   Il-persunal ta' korp notifikat għandu josserva segretezza professjonali fit-twettiq tal-
         kompiti tiegħu skont dan ir-Regolament jew kwalunkwe dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali li
         tagħtiha effett, ħlief b'rabta mal-awtoritajiet responsabbli għal korpi notifikati, awtoritajiet
         kompetenti għal apparati fl-Istati Membri jew il-Kummissjoni. Id-drittijiet ta' proprjetà
         għandhom jiġu mħarsa. Il-korp notifikat għandu jkollu proċeduri dokumentati fis-seħħ fir-
         rigward tar-rekwiżit ta' din it-Taqsima.

1.4.     Responsabbiltà

1.4.1.   Il-korp notifikat għandu jkun assigurati għar-responsabbiltà kif xieraq għall-attivitajiet ta'
         valutazzjoni tal-konformità tiegħu, sakemm ir-responsabbiltà ma tkunx koperta mill-Istat
         Membri inkwistjoni skont il-liġi nazzjonali jew sakemm dak l-Istat Membru ma jkunx
         direttament responsabbli għal valutazzjoni tal-konformità tagħhom.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                           7
ANNESS VII                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 1.4.2.    L-ambitu u l-valur finanzjarju globali tal-assigurazzjoni ta' responsabbiltà għandhom
          jikkorrispondu mal-livell u l-ambitu ġeografiku tal-attivitajiet tal-korp notifikat u jkunu
          proporzjonati mal-profil tar-riskju tal-apparati ċċertifikati mill-korp notifikat. L-
          assigurazzjoni ta' responsabilità għandha tkopri każijiet fejn il-korp notifikat jista' jkun
          obbligat li jirtira, jillimita jew jissospendi ċertifikati.

1.5.      Rekwiżiti finanzjarji

          Il-korp notifikat għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu r-riżorsi finanzjarji meħtieġa biex
          iwettaq l-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità tiegħu skont l-ambitu tal-ħatra tiegħu u
          operazzjonijiet relatati ta' negozju. Huwa għandu jiddokumenta u jipprovdi evidenza tal-
          kapaċità finanzjarja tiegħu u l-vijabbiltà ekonomika fit-tul tiegħu, filwaqt li jqisu, fejn
          rilevanti, kwalunkwe ċirkostanza speċifika waqt fażi tal-bidu inizjali.

1.6.      Parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' koordinazzjoni

1.6.1.    Il-korp notifikat għandu jipparteċipa fi, jew jiżgura li l-persunal ta' valutazzjoni tiegħu jiġi
          mgħarraf dwar kwalunkwe attività ta' standardizzazzjoni rilevanti u l-attivitajiet tal-grupp
          ta' koordinazzjoni tal-korp notifikat imsemmija fl-Artikolu 49 tar-Regolament (UE)
          2017/… + u li l-persunal tiegħu ta' valutazzjoni u ta' teħid ta' deċiżjonijiet jiġi mgħarraf bid-
          dokumenti rilevanti kollha dwar il-leġislazzjoni, il-gwida u l-aqwa prattika adottati fil-
          qafas ta' dan ir-Regolament.

1.6.2.    Il-korp notifikat għandu jqis dokumenti ta' gwida u tal-aħjar prattika.

+
         ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                           8
ANNESS VII                                         DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 2.     REKWIŻITI TAL-IMMANIĠĠAR TAL-KWALITÀ

2.1.   Il-korp notifikat għandu jistabbilixxi, jiddokumenta, jimplimenta, isostni u jopera sistema
       ta' maniġġar tal-kwalità li hija xierqa għan-natura, il-qasam u l-iskala tal-attivitajiet ta'
       valutazzjoni tal-konformità tiegħu u li tkun kapaċi tappoġġa u turi konformità konsistenti
       mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

2.2.   Is-sistema ta' maniġġar tal-kwalità tal-korp notifikat għandha mill-inqas tindirizza dawn li
       ġejjin:

       (a)   struttura u dokumentazzjoni tas-sistema ta' mmaniġġar, inklużi politika u objettivi
             għall-attivitajiet tagħha;

       (b)   politiki għall-assenjar ta' attivitajiet u responsabbiltajiet lill-persunal;

       (c)   proċessi ta' valutazzjoni u ta' teħid ta' deċiżjonijiet f'konformità mal-kompiti, ir-
             responsabbiltajiet u r-rwol tal-persunal u l-maniġment tal-ogħla livell tal-korp
             notifikat;

       (d)   l-ippjanar, it-twettiq, l-evalwazzjoni u, jekk meħtieġ, l-adattament tal-proċeduri
             tagħha ta' valutazzjoni tal-konformità;

       (e)   kontroll tad-dokumenti;

       (f)   kontroll tar-rekords;

       (g)   analiżijiet tal-immaniġġar;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      9
ANNESS VII                                     DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (h)   awditi interni;

       (i)   azzjonijiet korrettivi u preventivi;

       (j)   ilmenti u appelli;

       (k)   taħriġ kontinwu.

       Fejn id-dokumenti jintużaw b'diversi lingwi l-korp notifikat għandu jiżgura u jikkontrolla li
       jkollhom l-istess kontenut.

2.3.   Il-maniġment tal-ogħla livell tal-korp notifikat għandu jiżgura li s-sistema ta' mmaniġġar
       tal-kwalità tkun kompletament mifhuma, implimentata u miżmuma mill-organizzazzjoni
       kollha tal-korp notifikat inklużi s-sussidjarji u s-sottokuntratturi li jkunu involuti
       f'attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità skont dan ir-Regolament.

2.4.   Il-korp notifikat għandu jirrikjedi li l-persunal kollu jintrabat formalment permezz ta' firma
       jew ekwivalenti biex jikkonforma mal-proċeduri definiti mill-korp notifikat. Dak l-impenn
       għandu jkopri aspetti marbuta mal-kunfidenzjalità u mal-indipendenza minn interessi
       kummerċjali u oħrajn, u kwalunkwe assoċjazzjoni eżistenti jew preċedenti ma' klijenti. Il-
       persunal għandu jintalab jimla dikjarazzjonijiet bil-miktub li jindikaw l-konformità tiegħu
       mal-prinċipji ta' kunfidenzjalità, indipendenza u imparzjalità.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                    10
ANNESS VII                                    DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 3.       REKWIŻITI F'DAK LI GĦANDU X'JAQSAM MA' RIŻORSI

3.1.     Ġenerali

3.1.1.   Korpi notifikati għandhom ikunu kapaċi jwettqu l-kompiti kollha li huma taħt ir-
         responsabbiltà tagħhom skont dan ir-Regolament bl-ogħla livell ta' integrità professjonali u
         l-kompetenza meħtieġa fil-qasam speċifiku, sew jekk dawk il-kompiti jitwettqu mill-korp
         notifikat nnifsu jew f'ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

         B'mod partikolari, il-korpi notifikati għandhom ikollhom il-persunal meħtieġ u jippossjedu
         jew ikollhom aċċess għat-tagħmir, il-faċilitajiet u l-kompetenza kollha meħtieġa biex
         iwettqu sew il-kompiti tekniċi, xjentifiċi u amministrattivi involuti fl-attivitajiet ta'
         valutazzjoni tal-konformità li jkunu ġew assenjati għalihom. Dan ir-rekwiżit jissoponi
         f'kull ħin u għal kull proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità u kull tip ta' apparat li jkunu
         ġew assenjati għalihom, li l-korp notifikat ikollu disponibbiltà permanenti ta' biżżejjed
         persunal amministrattiv, tekniku u xjentifiku li għandu l-esperjenza u l-għarfien marbutin
         mal-apparati rilevanti u t-teknoloġija korrispondenti. Għandu jkun hemm biżżejjed
         persunal bħal dan biex jiżguraw li l-korp notifikat inkwistjoni jkun jista' jwettaq il-kompiti
         ta' valutazzjoni tal-konformità, inkluża l-valutazzjoni tal-funzjonalità medika, l-
         evalwazzjonijiet ta' prestazzjoni u l-prestazzjoni u s-sikurezza tal-apparati, li jkun ġie
         assenjat għalihom, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari,
         dawk stabbiliti fl-Anness I.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                      11
ANNESS VII                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---          Il-kompetenzi kumulattivi ta' korp notifikat għandhom ikunu tali li jippermettulu li
         jivvaluta tipi ta' apparati li għalihom huwa assenjat. Il-korp notifikat għandu jkollu
         biżżejjed kompetenza interna li jevalwaw b'mod kritiku l-valutazzjonijiet imwettqa minn
         esperti esterni. Il-kompiti li korp notifikat huwa prekluż milli jissubkuntratta huma
         stabbiliti fit-Taqsima 4.1.

         Il-persunal involut fl-immaniġġar tal-operazzjoni tal-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-
         konformità ta' korp notifikat għal apparati għandu jkollu l-għarfien xieraq biex joħloq u
         jħaddem sistema għall-għażla ta' persunal tal-valutazzjoni u tal-verifika, għall-verifika tal-
         kompetenza tagħhom, għall-awtorizzazzjoni u l-allokazzjoni tal-kompiti tagħhom, għall-
         organizzazzjoni tat-taħriġ inizjali u kontinwu tiegħu, u għall-assenjar tad-doveri tagħhom u
         sorveljanza ta' dak il-persunal, sabiex jiġi żgurat li l-persunal li jeżegwixxi u jwettaq
         operazzjonijiet ta' valutazzjoni u verifika jkun kompetenti biex iwettaq il-kompiti mitluba
         minnu.

         Il-korp notifikat għandu jidentifika mill-inqas individwu wieħed fil-maniġment superjuri
         tiegħu bħala li jkollu responsabbiltà ġenerali għall-attivitajiet kollha ta' valutazzjoni tal-
         konformità b'rabta mal-apparati mediċi.

3.1.2.   Il-korp notifikat għandu jiżgura li l-persunal involut fl-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-
         konformità jżomm il-kwalifika tiegħu u l-għarfien espert tiegħu billi jimplimenta sistema
         għall-iskambju ta' esperjenza u programm ta' taħriġ u edukazzjoni kontinwu.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                       12
ANNESS VII                                       DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak--- 3.1.3.   Il-korp notifikat għandu jiddokumenta b'mod ċar il-punt u l-limiti tad-doveri u r-
         responsabbiltajiet u l-livell ta' awtorizzazzjoni tal-persunal, inkluż kwalunkwe
         sottokuntrattur, sussidjarju u espert estern, involut fl-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-
         konformità u jgħarraf lil dawk il-membri tal-persunal kif xieraq.

3.2.     Kriterji ta' kwalifika b'rabta mal-persunal

3.2.1.   Il-korp notifikat għandu jistabbilixxi u jiddokumenta kriterji ta' kwalifika u proċeduri
         għall-għażla u l-awtorizzazzjoni ta' persuni involuti fl-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-
         konformità, inkluż fir-rigward ta' għarfien, esperjenza u ħiliet oħra meħtieġa, u t-taħriġ
         inizjali u kontinwu meħtieġ. Il-kriterji ta' kwalifika għandhom jindirizzaw il-bosta
         funzjonijiet fil-proċess ta' valutazzjoni tal-konformità bħall-awditjar, l-evalwazzjoni jew l-
         ittestjar tal-prodott, rieżami tad-dokumentazzjoni teknika, it-teħid ta' deċiżjonijiet u l-ħruġ
         tal-lott, kif ukoll l-apparati, it-teknoloġija u l-oqsma bħall-bijokompatibbiltà, l-
         isterilizzazzjoni, l-awtottestjar u l-ittestjar qrib il-pazjent, id-dijanjostika ta'
         akkumpanjament u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni, koperti mill-ambitu tal-ħatra.

10729/3/16 REV 3                                                                GP/ea                   13
ANNESS VII                                        DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 3.2.2.   Il-kriterji ta' kwalifika msemmija fit-Taqsima 3.2.1 għandhom jirreferu għall-ambitu tad-
         deżinjazzjoni tal-korp notifikat f'konformità mad-deskrizzjoni tal-ambitu użat mill-Istat
         Membru għan-notifika msemmija fl-Artikolu 38(3), filwaqt li jipprovdu livell biżżejjed ta'
         dettall għall-kwalifika meħtieġa fis-sottodiviżjonijiet tad-deskrizzjoni tal-ambitu.

         Kriterji speċifiċi ta' kwalifika għandhom jiġu definiti għall-inqas għall-valutazzjoni ta':

         –     sikurezza bijoloġika,

         –     valutazzjoni tal-prestazzjoni,

         –     apparati għal awtottestjar u ttestjar qrib il-pazjent,

         –     dijanjostika ta' akkumpanjament,

         –     sikurezza funzjonali,

         –     software,

         –     imballaġġ u

         –     it-tipi differenti ta' proċessi ta' sterilizzazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       14
ANNESS VII                                        DGB 2C                                          MT
 ---pagebreak--- 3.2.3.   Il-persunal responsabbli biex jistabbilixxi l-kriterji ta' kwalifika u għall-awtorizzazzjoni ta'
         persunal ieħor biex iwettaq attivitajiet speċifiċi ta' valutazzjoni tal-konformità għandu jiġi
         impjegat mill-korp notifikat innifsu u ma għandux ikun espert estern jew sottokuntrattat.
         Dan għandu jkollu għarfien u esperjenza ppruvati f'dawn li ġejjin kollha:

         –     il-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar l-apparati u d-dokumenti ta' gwida rilevanti;

         –     il-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità f'konformità previsti f'dan ir-Regolament;

         –     bażi mifruxa ta' għarfien ta' teknoloġiji ta' apparati u d-disinn u l-manifattura tal-
               apparati;

         –     is-sistema tal-immaniġġjar tal-kwalità, proċeduri relatati u l-kriterji ta' kwalifika
               meħtieġa tal-korp notifikat;

         –     taħriġ rilevanti għall-persunal involut f'attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità
               b'rabta ma' apparati;

         –     esperjenza adegwata fil-valutazzjonijiet tal-konformità skont dan ir-Regolament jew
               il-liġi applikabbli preċedentement fi ħdan korp notifikat.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       15
ANNESS VII                                      DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 3.2.4.   Il-korp notifikat għandu jkollu disponibbiltà permanenti ta' persunal bl-għarfien espert
         kliniku rilevanti u fejn possibbli persunal bħal dan għandu jkun impjegat mill-korp
         notifikat innifsu. Tali persunal għandu jiġi integrat fil-proċess kollu ta' valutazzjoni u ta'
         teħid ta' deċiżjonijiet tal-korp notifikat sabiex:

         –     jidentifika meta jkun meħtieġ kontribut speċjalizzat għall-valutazzjoni tal-
               evalwazzjoni tal-prestazzjoni mwettqa mill-manifattur u jidentifika esperti
               kwalifikati b'mod adegwat;

         –     iħarreġ kif meħtieġ esperti kliniċi esterni fir-rekwiżiti rilevanti ta' dan ir-Regolament,
               SK, gwida u standards armonizzati u jiżgura li l-esperti kliniċi esterni huma konxji
               għalkollox dwar il-kuntest u l-implikazzjonijiet tal-valutazzjoni tagħhom u l-pariri li
               jipprovdu;

         –     ikun kapaċi jagħmel rieżami u jikkontesta xjentifikament id-data klinika li tinsab fl-
               evalwazzjoni tal-prestazzjoni, u kwalunkwe studju dwar il-prestazzjoni assoċjat, u
               jagħti gwida xierqa lill-esperti kliniċi esterni fil-valutazzjoni tal-evalwazzjoni tal-
               prestazzjoni ppreżentata mill-manifattur;

         –     ikun jista' jevalwa b'mod xjentifiku u, jekk ikun meħtieġ, jikkontesta l-evalwazzjoni
               tal-prestazzjoni ppreżentata, u r-riżultati tal-valutazzjoni esterna tal-esperti kliniċi tal-
               evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-manifattur;

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                        16
ANNESS VII                                       DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---          –     ikun kapaċi jaċċerta l-komparabbiltà u l-konsistenza tal-valutazzjonijiet tal-
               evalwazzjoni tal-prestazzjoni mwettqa minn esperti kliniċi;

         –     ikun kapaċi jagħmel valutazzjoni tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-manifattur u
               ġudizzju kliniku tal-opinjoni mogħtija minn kwalunkwe espert estern u jagħmel
               rakkomandazzjoni lil min jieħu d-deċiżjoni għall-korp notifikat; u

         –     ikun kapaċi jfassal rekords u rapporti li juru li l-attivitajiet rilevanti ta' valutazzjoni
               tal-konformità jkunu twettqu b'mod xieraq.

3.2.5.   Il-persunal responsabbli mit-twettiq tar-reviżjonijiet relatata mal-prodott, (l-analizzaturi
         tal-prodott), bħal analizzaturi tad-dokumentazzjoni teknika jew l-eżami tat-tip inkluż l-
         aspetti bħal evalwazzjoni ta' prestazzjoni, sikurezza bijoloġika, sterilizzazzjoni u
         validazzjoni tas-software, għandu jkollhom il-kwalifiki ppruvati li ġejjin kollha:

         –     it-tlestija b'suċċess ta' lawrja universitarja jew ta' kulleġġ tekniku jew kwalifika
               ekwivalenti fi studji rilevanti, bħal mediċina, farmaċija, inġinerija jew xjenzi oħra
               rilevanti;

         –     erba' snin esperjenza professjonali fil-qasam tal-prodotti tal-kura tas-saħħa jew
               f'attivitajiet relatati, bħall-manifattura, l-awditjar jew ir-riċerka, li sentejn minnhom
               għandhom ikunu fid-disinn, il-manifattura, l-ittestjar jew l-użu tal-apparati jew tat-
               teknoloġija li tkun ser tiġi vvalutata jew marbutin mal-aspetti xjentifiċi li jkunu ser
               jiġu vvalutati;

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                          17
ANNESS VII                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        –    għarfien tal-leġislazzjoni dwar l-apparati, fost l-oħrajn ir-rekwiżiti ta' sikurezza u
            prestazzjoni ġenerali stabbiliti fl-Anness I;

       –    għarfien xieraq u esperjenza tal-istandards armonizzati rilevanti, SK u dokumenti ta'
            gwida;

       –    għarfien u esperjenza adatti tal-ġestjoni tar-riskji u l-istandards relatati tal-apparat u
            dokumenti ta' gwida;

       –    għarfien u esperjenza adatti tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni;

       –    għarfien xieraq tal-apparati li jkunu qed jivvalutaw;

       –    għarfien xieraq u esperjenza fil-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità stipulati fl-
            Annessi IX sa XI, b'mod partikolari tal-aspetti ta' dawk il-proċeduri li huma
            responsabbli għalihom, u awtorizzazzjoni adegwata biex iwettaq dawk il-
            valutazzjonijiet;

       –    il-ħila li jfasslu rekords u rapporti li juru li l-attivitajiet rilevanti ta' valutazzjoni tal-
            konformità jkunu twettqu b'mod xieraq.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                        18
ANNESS VII                                     DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak--- 3.2.6.   Il-persunal responsabbli mit-twettiq ta' awditjar tas-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità tal-
         manifattur (awdituri fuq il-post) għandu jkollu l-kwalifiki ppruvati li ġejjin:

         –     it-tlestija b'suċċess ta' lawrja universitarja jew ta' kulleġġ tekniku jew kwalifika
               ekwivalenti fi studji rilevanti bħall-mediċina, farmaċija, inġinerija jew xjenzi oħra
               rilevanti;

         –     erba' snin ta' esperjenza professjonali fil-qasam tal-prodotti tal-kura tas-saħħa jew
               f'attivitajiet relatati, bħall-manifattura, l-awditjar jew ir-riċerka, li sentejn minnhom
               għandhom ikunu fil-qasam tal-immaniġġar tal-kwalità;

         –     għarfien xieraq tal-leġislazzjoni tal-apparati kif ukoll standards armonizzati relatati,
               SK u dokumenti ta' gwida;

         –     għarfien xieraq u esperjenza tal-ġestjoni tar-riskji u l-istandards tal-apparati relatati u
               d-dokumenti ta' gwida;

         –     għarfien xieraq tas-sistemi tal-immaniġġar tal-kwalità u standards relatati mal-
               apparati u dokumenti ta' gwida;

         –     għarfien xieraq u esperjenza fil-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità stipulati fl-
               Annessi IX sa XI, b'mod partikolari tal-aspetti ta' dawk il-proċeduri li huma
               responsabbli għalihom, u awtorizzazzjoni adegwata biex iwettaq dawk l-awditi;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       19
ANNESS VII                                      DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---          –     taħriġ fit-tekniki tal-awditjar li jippermettilhom jikkontestaw sistemi tal-kwalità tal-
               immaniġġar;

         –     il-ħila li jfasslu rekords u rapporti li juru li l-attivitajiet rilevanti ta' valutazzjoni tal-
               konformità jkunu twettqu b'mod xieraq.

3.2.7.   Il-persunal bir-responsabbiltà ġenerali għal eżamijiet finali u teħid ta' deċiżjonijiet dwar iċ-
         ċertifikazzjoni għandhom ikunu impjegati mill-korp notifikat innifsu u ma għandhomx
         ikunu esperti esterni jew sottokuntratti. Dak il-persunal, bħala grupp, għandu jkollu
         għarfien ippruvat u esperjenza komprensiva f'dawn kollha li ġejjin:

         –     il-leġislazzjoni dwar l-apparati u d-dokumenti rilevanti ta' gwida;

         –     valutazzjonijiet tal-konformità tal-apparati rilevanti għal dan ir-Regolament;

         –     it-tipi ta' kwalifiki, esperjenza u għarfien espert rilevanti għall-valutazzjoni tal-
               konformità tal-apparati;

         –     bażi mifruxa ta' għarfien tat-teknoloġiji tal-apparati, inkluż biżżejjed esperjenza tal-
               valutazzjoni tal-konformità tal-apparati li qed jiġu eżaminati għaċ-ċertifikazzjoni , l-
               industrija tal-apparati u d-disinn u l-manifattura tal-apparati;

10729/3/16 REV 3                                                                GP/ea                        20
ANNESS VII                                        DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak---          –     is-sistema tal-kwalità tal-korp notifikat, proċeduri relatati u l-kwalifiki meħtieġa
               għall-persunal involut;

         –     il-ħila li jfasslu rekords u rapporti li juru li l-attivitajiet rilevanti ta' valutazzjoni tal-
               konformità jkunu twettqu b'mod xieraq.

3.3.     Dokumentazzjoni tal-kwalifika, it-taħriġ u l-awtorizzazzjoni tal-persunal

3.3.1.   Il-korp notifikat għandu jkollu proċedura fis-seħħ biex jiddokumenta b'mod sħiħ il-
         kwalifika ta' kull membru tal-persunal involut f'attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità u
         s-sodisfazzjon tal-kriterji ta' kwalifika msemmija f'Taqsima 3.2. Fejn f'ċirkostanzi
         eċċezzjonali s-sodisfazzjon tal-kriterji ta' kwalifika stabbiliti f'Taqsima 3.2 ma jkunux
         jistgħu jintwerew b'mod sħiħ, il-korp notifikat għandu jiġġustifika lill-awtorità
         responsabbli għall-korpi notifikati l-awtorizzazzjoni ta' dawk il-membri tal-persunal li
         jwettqu attivitajiet speċifiċi ta' valutazzjoni tal-konformità.

3.3.2.   Għall-persunal kollu tagħhom imsemmi f'Taqsimiet 3.2.3 sa 3.2.7, il-korp notifikat għandu
         jistabbilixxi u jżomm aġġornat:

         –     matriċi li tagħti fid-dettall l-awtorizzazzjonijiet u r-responsabbiltajiet tal-persunal fir-
               rigward ta' attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità;

10729/3/16 REV 3                                                                GP/ea                        21
ANNESS VII                                        DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak---          –     rekords li jattestaw l-għarfien u l-esperjenza meħtieġa għall-attività ta' valutazzjoni
               tal-konformità li għaliha huwa awtorizzat. Ir-rekords għandu jkun fihom ir-raġunijiet
               għad-definizzjoni tal-ambitu tar-responsabbiltajiet għal kull membru tal-persunal ta'
               valutazzjoni u rekords tal-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità mwettqa minn
               kull wieħed minnhom.

3.4.     Sottokuntratturi u esperti esterni

3.4.1.   Il-korpi notifikati jistgħu, mingħajr preġudizzju għat-Taqsima 3.2, jagħtu b'sottokuntratt
         ċerti partijiet komponenti definiti b'mod ċar ta' attività ta' valutazzjoni tal-konformità.

         Is-sottokuntrattar tal-awditjar tas-sistemi ta' mmaniġġar tal-kwalità jew ta' rieżamijiet
         relatati mal-prodotti inġenerali ma għandux ikun permess, iżda madankollu xi partijiet
         minn dawk l-attivitajiet jistgħu jitwettqu minn sottokuntratturi u awdituri u esperti esterni li
         jkunu qed jaħdmu f'isem il-korp notifikat. Il-korp notifikat inkwistjoni għandu jibqa' jerfa'
         r-responsabbiltà sħiħa li jkun jista' jipproduċi evidenza xierqa tal-kompetenza tas-
         sottokuntratturi u l-esperti li jwettqu l-kompiti speċifiċi tagħhom, sabiex jieħu deċiżjoni
         abbażi tal-valutazzjoni tas-sottokuntrattur u għax-xogħol li jagħmlu s-sottokuntratturi u l-
         esperti f'ismu.

         L-attivitajiet li ġejjin ma jistgħux jiġu sottokuntrattati minn korpi notifikati:

         –     eżami tal-kwalifiki u sorveljanza tal-prestazzjoni tal-esperti esterni;

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                       22
ANNESS VII                                       DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---          –     attivitajiet ta' awditjar u ċertifikazzjoni fejn is-sottokuntrattar inkwistjoni huwa
               organizzazzjonijiet ta' awditjar jew ta' ċertifikazzjoni;

         –     l-allokazzjoni ta' xogħol lil esperti esterni għal attivitajiet speċifiċi ta' valutazzjoni
               tal-konformità;

         –     l-eżami finali u l-funzjonijiet tat-teħid ta' deċiżjonijiet.

3.4.2.   Fejn korp notifikat jagħti b'sottokuntratt ċerti attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità lil
         organizzazzjoni jew lil individwu, għandu jkollu politika li tiddeskrivi l-kundizzjonijiet li
         skonthom jista' jseħħ is-sottokuntrattar, u għandu jiżgura li:

         –     is-sottokuntrattur jissodisfa r-rekwiżiti rilevanti ta' dan l-Anness;

         –     is-sottokuntratturi u l-esperti esterni ma jagħtux aktar xogħol b'subappalt lil
               organizzazzjonijiet jew persunal;

         –     il-persuna fiżika jew ġuridika li applikat għall-valutazzjoni tal-konformità tkun ġiet
               mgħarrfa dwar ir-rekwiżiti msemmija fl-ewwel u t-tieni inċiż.

         Kull sottokuntrattar jew konsultazzjoni ta' persunal estern għandha tkun dokumentata sew,
         ma għandha tinvolvi l-ebda intermedjarji u għandha tiġi soġġetta għal ftehim bil-miktub li
         jkopri, fost affarijiet oħrajn, il-kunfidenzjalità u l-kunflitti ta' interess. Il-korp notifikat
         inkwistjoni għandu jieħu responsabbiltà sħiħa għall-kompiti mwettqa mis-sottokuntratturi.

10729/3/16 REV 3                                                                GP/ea                       23
ANNESS VII                                        DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- 3.4.3.   Fejn jintużaw sottokuntratturi jew esperti esterni fil-kuntest ta' valutazzjoni tal- konformità,
         b'mod partikolari fir-rigward ta' apparati jew teknoloġiji innovattivi, il-korp notifikat
         inkwistjoni għandu jkollu kompetenza interna f'kull qasam tal-prodott li għalih ikun
         iddeżinjat li tkun adegwata għall-għan li jmexxi l-valutazzjoni inġenerali tal-konformità,
         jivverifika l-adegwatezza u l-validità tal-opinjonijiet esperti u jieħu deċiżjonijiet dwar iċ-
         ċertifikazzjoni.

3.5.     Sorveljanza tal-kompetenzi, taħriġ u skambju tal-esperjenza

3.5.1.   Il-korp notifikat għandu jistabbilixxi proċeduri għall-evalwazzjoni inizjali u l-monitoraġġ
         kontinwu tal-kompetenza, l-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità u l-prestazzjoni tal-
         persunal kollu intern u estern u s-sottokuntratturi, involuti fl-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-
         konformità.

3.5.2.   Il-korpi notifikati għandhom jeżaminaw f'intervalli regolari, il-kompetenza tal-persunal
         tagħhom, jidentifikaw il-ħtiġijiet ta' taħriġ u jagħmlu pjan ta' taħriġ biex iżommu l-livell
         meħtieġ ta' kwalifika u għarfien tal-persunal individwali. Dak ir-rieżami għandu, bħala
         minimu, jivverifika li l-persunal:

         –     ikun konxju mil-leġislazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali fis-seħħ dwar l-apparati, l-
               istandards armonizzati rilevanti, l-SK, id-dokumenti ta' gwida u r-riżultati tal-
               attivitajiet ta' koordinazzjoni msemmija fit-Taqsima 1.6;

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                       24
ANNESS VII                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        –     jieħu sehem fl-iskambju intern ta' esperjenza u l-programm kontinwu ta' taħriġ u
             edukazzjoni msemmija fit-Taqsima 3.1.2.

4.     REKWIŻITI GĦALL-PROĊESS

4.1.   Ġenerali

       Il-korp notifikat għandu jkollu fis-seħħ proċessi dokumentati u proċeduri biżżejjed
       dettaljati biex iwettqu kull attività ta' valutazzjoni tal-konformità li għaliha jkunu mqabbda,
       inkluż il-passi individwali mill-attivitajiet ta' qabel l-applikazzjoni sat-teħid ta' deċiżjonijiet
       u s-sorveljanza u filwaqt li jqisu, fejn meħtieġ, l-ispeċifiċitajiet rispettivi tal-apparati.

       Ir-rekwiżiti stipulati fit-Taqsimiet 4.3, 4.4, 4.7 u 4.8 għandhom jiġu sodisfatti bħala parti
       mill-attivitajiet interni ta' korpi notifikati u ma għandhomx jiġu sottokuntrattati.

4.2.   Kwotazzjonijiet u attivitajiet ta' qabel l-applikazzjoni tal-korp notifikat

       Il-korp notifikat għandu

(a)    jippubblika deskrizzjoni disponibbli pubblikament tal-proċedura ta' applikazzjoni li
       permezz tagħha l-manifatturi jkunu jistgħu jiksbu ċertifikazzjoni mingħandu. Dik id-
       deskrizzjoni għandha tinkludi liema lingwi huma aċċettabbli għall-preżentazzjoni ta'
       dokumentazzjoni u għal kull korrispondenza marbuta;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       25
ANNESS VII                                     DGB 2C                                                  MT
 ---pagebreak--- (b)    jkollu proċeduri dokumentati marbutin ma', u dettalji dokumentati dwar, it-tariffi imposti
       għal attivitajiet speċifiċi ta' valutazzjoni tal-konformità u kull kondizzjoni finanzjarja oħra
       marbuta mal-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-korpi notifikati għal apparati;

(c)    jkollu proċeduri dokumentati b'rabta mar-reklamar tas-servizzi ta' valutazzjoni tal-
       konformità tiegħu. Dawk il-proċeduri għandhom jiżguraw li r-reklamar jew attivitajiet
       promozzjonali bl-ebda mod ma jimplikaw jew ma jkunu kapaċi jwasslu biex jiġi insinwat
       li l-valutazzjoni tal-konformità tagħhom ser toffri lill-manifatturi aċċess iktar bikri għas-
       suq jew tkun iktar rapida, iktar faċli jew inqas stretta minn dik tal-korpi notifikati l-oħra;

(d)    jkollu proċeduri dokumentati li jeħtieġu l-eżami tal-informazzjoni ta' qabel l-applikazzjoni
       inkluż il-verifika preliminari li l-prodott hu kopert minn dan ir-Regolament u l-
       klassifikazzjoni tiegħu qabel ma tinħareġ kwotazzjoni lill-manifattur b'rabta ma'
       valutazzjoni speċifika tal-konformità;

(e)    jiżgura li l-kuntratti kollha b'rabta mal-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità koperti
       minn dan ir-Regolament jiġu konklużi direttament bejn il-manifattur u l-korp notifikat u
       mhux ma' kwalunkwe organizzazzjoni oħra.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        26
ANNESS VII                                     DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 4.3.   Rieżami tal-applikazzjoni u kuntratt

       Il-korp notifikat għandu jeżiġi applikazzjoni formali ffirmata minn manifattur jew
       rappreżentant awtorizzat li jkun fiha l-informazzjoni kollha u d-dikjarazzjonijiet tal-
       manifattur meħtieġa skont il-valutazzjoni tal-konformità rilevanti kif imsemmija fl-Annessi
       IX sa XI.

       Il-kuntratt bejn korp notifikat u manifattur għandu jieħu l-forma ta' ftehim bil-miktub
       iffirmat miż-żewġ partijiet. Dan għandu jinżamm mill-korp notifikat. Dan il-kuntratt
       għandu jkollu termini u kondizzjonijiet ċari u jkun fih obbligi li permezz tagħhom il-korp
       notifikat ikun jista' jaġixxi kif jitlob dan ir-Regolament, inkluż obbligu li l-manifattur li
       jgħarraf lill-korp notifikat dwar ir-rapporti ta' viġilanza, id-dritt tal-korp notifikat li
       jissospendi, jirrestrinġi jew jirtira ċertifikati maħruġa u d-dmir tal-korp notifikat li jonora l-
       obbligi ta' informazzjoni tiegħu.

       Il-korp notifikat għandu jkollu proċeduri dokumentati biex jeżamina l-applikazzjonijiet, li
       jindirizzaw:

       (a)   kemm ikunu kompleti dawk l-applikazzjonijiet b'rabta mar-rekwiżiti tal-proċedura ta'
             valutazzjoni tal-konformità rilevanti, kif imsemmija fl-Anness korrispondenti, li fil-
             qafas tagħha ntalbet approvazzjoni,

       (b)   il-verifika tal-kwalifika ta' prodotti koperti minn dawk l-applikazzjonijiet bħala
             apparati u l-klassifikazzjonijiet rispettivi tagħhom,

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                     27
ANNESS VII                                      DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        (c)   jekk il-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità magħżula mill-applikant humiex
             applikabbli għall-apparat ikkonċernat skont dan ir-Regolament,

       (d)   il-kapaċità tal-korp notifikat li jivvaluta l-applikazzjoni fuq il-bażi tal-ħatra tiegħu, u

       (e)   id-disponibbiltà ta' riżorsi suffiċjenti u xierqa.

       L-eżitu ta' kull eżami ta' applikazzjoni għandu jiġi dokumentat. Għandha tingħata notifika
       dwar ċaħdiet jew irtirar ta' applikazzjonijiet fis-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu
       52 u dawn għandhom ikunu aċċessibbli għal korpi notifikati oħra.

4.4.   Allokazzjoni tar-riżorsi

       Il-korp notifikat għandu jkollu proċeduri dokumentati biex jiżgura li l-attivitajiet kollha ta'
       valutazzjoni tal-konformità jsiru minn persunal awtorizzat u kwalifikat kif xieraq li jkun
       esperjenzat biżżejjed fl-evalwazzjoni tal-apparati, is-sistemi u l-proċessi u d-
       dokumentazzjoni marbuta li jkunu soġġetti għal valutazzjoni tal-konformità.

       Għal kull applikazzjoni, il-korp notifikat għandu jiddetermina r-riżorsi meħtieġa u
       jidentifika individwu responsabbli wieħed biex jiżgura li l-valutazzjoni ta' dik l-
       applikazzjoni ssir skont il-proċeduri rilevanti u biex jiżgura li jintużaw ir-riżorsi xierqa
       inkluż persunal xieraq għal kull wieħed mill-kompiti tal-valutazzjoni. L-allokazzjoni ta'
       kompiti li huma mitluba li jsiru bħala parti mill-valutazzjoni tal-konformità u kull bidla li
       ssir sussegwentement f'din l-allokazzjoni għandhom jiġu dokumentati.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      28
ANNESS VII                                     DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 4.5.     Attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità

4.5.1.   Ġenerali

         Il-korp notifikat u l-persunal tiegħu għandu jwettaq l-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-
         konformità bl-ogħla livell ta' integrità professjonali u l-kompetenza teknika u xjentifika
         meħtieġa fl-oqsma speċifiċi.

         Il-korp notifikat għandu jkollu għarfien espert, faċilitajiet u proċeduri dokumenti li jkunu
         biżżejjed biex iwettaq b'mod effettiv l-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità li
         għalihom ikun maħtur il-korp notifikat ikkonċernat, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti rilevanti
         stabbiliti fl-Annessi IX sa XI u b'mod partikolari r-rekwiżiti li ġejjin biex:

         –     jippjana tajjeb it-twettiq ta' kull proġett individwali;

         –     jiżgura li l-kompożizzjoni tal-iskwadri ta' valutazzjoni tkun b'mod li jkollhom
               biżżejjed esperjenza b'rabta mat-teknoloġija kkonċernata, li jkun hemm oġġettività u
               indipendenza kontinwi, u li tiġi prevista r-rotazzjoni tal-membri tal-iskwadra ta'
               valutazzjoni wara perijodi ta' żmien xierqa,

         –     jispeċifika r-raġunament għall-iffissar ta' limiti ta' żmien għat-tlestija tal-attivitajiet
               ta' valutazzjoni tal-konformità,

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                          29
ANNESS VII                                        DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        –    jivvaluta d-dokumentazzjoni teknika tal-manifattur u s-soluzzjonijiet adottati biex
            jiġu sodisfatti r-rekwiżiti stipulati fl-Anness I,

       –    jirrevedi l-proċeduri u d-dokumentazzjoni tal-manifattur marbutin mal-evalwazzjoni
            tal-prestazzjoni,

       –    jindirizza r-rabta bejn il-proċess tal-ġestjoni tar-riskji tal-manifattur u l-evalwazzjoni
            u l-analiżi tiegħu tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni tar-rilevanza
            tagħhom għat-turija tal-konformità mar-rekwiżiti rilevanti fl-Anness I,

       –    iwettaq il-'proċeduri speċifiċi' msemmijin fit-Taqsima 5 tal-Anness IX,

       –    fil-każ ta' apparati tal-klassi B jew C, jivvaluta d-dokumentazzjoni teknika tal-
            apparati magħżulin fuq bażi rappreżentattiva,

       –    jippjana u perjodikament iwettaq awditjar u valutazzjonijiet xierqa ta' sorveljanza,
            jitwettqu jew jintalbu ċerti testijiet biex jiġi verifikat il-funzjonament xieraq tas-
            sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità u biex isiru awditi mhux imħabbra fuq il-post,

       –    fir-rigward tat-teħid ta' kampjuni ta' apparati, jiġi verifikat li l-apparat manifatturat
            ikun f'konformità mad-dokumentazzjoni teknika; dawn ir-rekwiżiti għandhom
            jiddefinixxu l-kriterji rilevanti għat-teħid ta' kampjuni u l-proċedura ta' ttestjar
            rilevanti qabel ma jittieħdu l-kampjuni,

       –    jevalwa u jivverifika l-konformità tal-manifattur mal-Annessi rilevanti.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                         30
ANNESS VII                                    DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---          Il-korp notifikat għandu, fejn rilevanti, iqis is-SK, il-gwida u d-dokumenti tal-aħjar prattika
         disponibbli u, l-istandards armonizzati, anke jekk il-manifattur ma jiddikjarax li jkun
         konformi.

4.5.2.   Awditjar tas-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità

         (a)   Bħala parti mill-valutazzjoni tas-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità, korp notifikat
               għandu, qabel l-awditjar u skont il-proċeduri dokumentati tiegħu:

               –     jivvaluta d-dokumentazzjoni ppreżentata f'konformità mal-Anness rilevanti
                     dwar il-valutazzjoni tal-konformità u jfassal programm ta' awditjar li jidentifika
                     b'mod ċar in-numru u s-sekwenza ta' attivitajiet meħtieġa biex turi li sistema ta'
                     mmaniġġar tal-kwalità ta' manifattur hija koperta kollha u biex jiddetermina
                     jekk tissodisfax ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament,

               –     jidentifika rabtiet bejn u l-allokazzjoni ta' responsabbiltajiet fost is-siti diversi
                     tal-manifattura, u jidentifika l-fornituri u/jew is-sottokuntratturi rilevanti tal-
                     manifattur, u jikkunsidra l-ħtieġa li jiġi awditjat speċifikament kwalunkwe
                     wieħed minn dawk il-fornituri jew sottokuntratturi jew it-tnejn,

               –     jiddefinixxi b'mod ċar, għal kull awditu identifikat fil-programm ta' awditjar, l-
                     objettivi, il-kriterji u l-ambitu tal-awditu u jfassal pjan ta' awditjar li jindirizza
                     u jqis b'mod adegwat ir-rekwiżiti speċifiċi għall-apparati, it-teknoloġija u l-
                     proċessi involuti,

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                        31
ANNESS VII                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---              –     ifassal u jżomm aġġornat, għal apparati tal-klassi B u klassi C, pjan tat-teħid ta'
                   kampjuni għall-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika kif imsemmi fl-
                   Annessi II u III li jkopri l-firxa ta' tali apparati koperta mill-applikazzjoni tal-
                   manifattur. Dak il-pjan għandu jiżgura li l-apparati kollha koperti miċ-ċertifikat
                   jitteħdilhom kampjun matul il-perijodu ta' validità taċ-ċertifikat,

             –     jagħżel u jassenja persunal kwalifikat u awtorizzat b'mod xieraq biex iwettaq
                   awditi individwali. Ir-rwoli, ir-responsabbiltajiet u l-awtoritajiet rispettivi tal-
                   membri tat-tim għandhom jiġu definiti u dokumentati b'mod ċar.

       (b)   Fuq il-bażi tal-programm ta' awditjar li jkun fassal, il-korp notifikat għandu, skont il-
             proċeduri dokumentati tiegħu:

             –     jagħmel awditu tas-sistema ta' maniġġar tal-kwalità tal-manifattur, sabiex
                   jivverifika li s-sistema ta' maniġġar tal-kwalità tiżgura li l-apparati koperti
                   jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, li
                   japplikaw għall-apparati f'kull stadju, mid-disinn sal-kontroll tal-kwalità finali
                   u sas-sorveljanza kontinwa, u għandu jiddetermina jekk ir-rekwiżiti ta' dan ir-
                   Regolament jiġux issodisfati,

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                          32
ANNESS VII                                    DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---             –      fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni teknika rilevanti, u sabiex jiddetermina jekk il-
                   manifattur jissodisfax ir-rekwiżiti msemmijin fl-Anness rilevanti dwar il-
                   valutazzjoni tal-konformità, jeżamina u jagħmel awditu tal-proċessi u s-
                   sottosistemi tal-manifattur, b'mod partikolari għal:

                   –     id-disinn u l-iżvilupp,

                   –     il-kontrolli tal-produzzjoni u tal-proċess,

                   –     id-dokumentazzjoni tal-prodott,

                   –     il-kontrolli tax-xiri inkluż il-verifika ta' apparati mixtrija,

                   –     azzjonijiet korrettivi u preventivi, inkluż għas-sorveljanza ta' wara t-
                         tqegħid fis-suq, u

                   –     PMPF,

            –      u jeżamina u jagħmel awditu tar-rekwiżiti u d-dispożizzjonijiet adottati mill-
                   manifattur, inkluż dawk marbutin mas-sodisfazzjoni tar-rekwiżiti ġenerali
                   marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness I.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                    33
ANNESS VII                                    DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---             –      Għandu jittieħed kampjun tad-dokumentazzjoni b'mod li jiġu riflessi r-riskji
                   marbutin mal-użu maħsub tal-apparat, il-kumplessità tat-teknoloġija tal-
                   manifattura, il-firxa u l-klassijiet tal-apparati prodotti u kull informazzjoni
                   disponibbli ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq,

            –      jekk mhux diġà kopert mill-programm ta' awditjar, jagħmel awditu tal-kontroll
                   ta' proċessi fuq il-post tan-negozju tal-fornituri tal-manifattur, meta l-
                   konformità ta' apparati lesti tkun konsiderevolment influwenzata mill-attività
                   tal-fornituri u, b'mod partikolari meta l-manifattur ma jkunx jista' juri biżżejjed
                   kontroll fuq il-fornituri tiegħu,

            –      iwettaq valutazzjonijiet tad-dokumentazzjoni teknika msejsin fuq il-pjan ta'
                   teħid ta' kampjuni tiegħu u filwaqt li jqis it-Taqsima 4.5.4. għall-evalwazzjoni
                   tal-prestazzjoni,

            –      il-korp notifikat għandu jiżgura li s-sejbiet tal-awditu jiġu klassifikati b'mod
                   xieraq u konsistenti skont ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u l-istandards
                   rilevanti, jew mad-dokumenti dwar l-aħjar prattika żviluppati jew adottati mill-
                   MDCG.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       34
ANNESS VII                                    DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 4.5.3.   Verifika tal-prodott

         Valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika

         Għall-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika mwettqa skont il-Kapitolu II tal-Anness
         IX, il-korpi notifikati għandu jkollhom biżżejjed għarfien espert, faċilitajiet u proċeduri
         dokumentati għal:

         –     l-allokazzjoni ta' persunal ikkwalifikat u awtorizzat kif xieraq għall-eżami ta' aspetti
               individwali, bħall-użu tal-apparat, il-bijokompatibbiltà, l-evalwazzjoni tal-
               prestazzjoni, il-ġestjoni tar-riskji u l-isterilizzazzjoni, u

         –     il-valutazzjoni tal-konformità tad-disinn ma' dan ir-Regolament u filwaqt li jqisu t-
               Taqsimiet 4.5.4. u 4.5.5. Din il-valutazzjoni għandha tinkludi l-eżami tal-
               implimentazzjoni mill-manifatturi ta' kontrolli li għadhom ser isiru, dawk li
               għaddejjin u dawk finali u r-riżultati tagħhom. Jekk ikunu meħtieġa aktar testijiet jew
               evidenza oħra għall-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament,
               il-korp notifikat ikkonċernat għandu jwettaq testijiet adegwati fiżiċi jew fil-
               laboratorju b'rabta mal-apparat jew jitlob lill-manifattur biex iwettaq testijiet bħal
               dawn.

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea                    35
ANNESS VII                                       DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        Eżamijiet tat-tip

       Il-korp notifikat għandu jkollu proċeduri dokumentati, biżżejjed għarfien espert u
       faċilitajiet għall-eżami tat-tip ta' apparati skont l-Anness X inkluż il-kapaċità li:

       –     jeżamina u jivvaluta d-dokumentazzjoni teknika, filwaqt li jqis it-Taqsimiet 4.5.4. u
             4.5.5, u jivverifika li t-tip ikun ġie manifatturat f'konformità ma' dik id-
             dokumentazzjoni;

       –     jistabbilixxi pjan ta' testijiet li jidentifika l-parametri rilevanti u kritiċi kollha li
             jeħtieġ li jsiru testijiet tagħhom mill-korp notifikat jew taħt ir-responsabbiltà tiegħu;

       –     jiddokumenta r-raġunament tiegħu għall-għażla ta' dawk il-parametri;

       –     iwettaq l-eżamijiet u t-testijiet xierqa sabiex jivverifika li s-soluzzjonijiet adottati
             mill-manifattur jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-
             prestazzjoni stabbiliti fl-Anness I. Tali eżamijiet u testijiet għandhom jinkludu t-
             testijiet kollha meħtieġa biex jiġi vverifikat li l-manifattur ikun fil-fatt applika l-
             istandards rilevanti li jkun għażel li juża;

       –     jiftiehem mal-applikant dwar fejn ser isiru t-testijiet meħtieġa jekk ma jkunux ser
             isiru direttament mill-korp notifikat;

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                       36
ANNESS VII                                      DGB 2C                                                   MT
 ---pagebreak---        –     jassumi r-responsabbiltà sħiħa tar-riżultati tat-test. Ir-rapporti dwar it-test li
             jippreżenta l-manifattur għandhom jitqiesu biss jekk ikunu nħarġu minn korpi ta'
             valutazzjoni tal-konformità li huma kompetenti u indipendenti mill-manifattur.

       Verifika permezz ta' eżami u ttestjar ta' kull lott ta' prodott

       Il-korp notifikat għandu:

       (a)   ikollu proċeduri dokumentati, biżżejjed għarfien espert u faċilitajiet għall-verifika
             permezz ta' eżami u testijiet ta' kull lott ta' prodott skont l-Annessi IX u XI;

       (b)   jistabbilixxi pjan ta' testijiet li jidentifika l-parametri rilevanti u kritiċi kollha li
             jeħtieġ li jsiru testijiet tagħhom mill-korp notifikat jew taħt ir-responsabbiltà tiegħu
             sabiex:

             –      jivverifika, għall-apparati tal-klassi C, il-konformità tal-apparat mat-tip deskritt
                    fiċ-ċertifikat tal-eżami tal-UE tat-tip u mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament li
                    japplikaw għal dawk l-apparati,

             –      jikkonferma, għall-apparati tal-klassi B, il-konformità mad-dokumentazzjoni
                    teknika msemmija fl-Annessi II u III mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament li
                    japplikaw għal dawk l-apparati,

       (c)   jiddokumenta ir-raġunament tiegħu għall-għażla tal-parametri msemmijin fil-punt
             (b);

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                       37
ANNESS VII                                      DGB 2C                                                   MT
 ---pagebreak---          (d)   ikollu proċeduri dokumentati biex iwettqu l-valutazzjonijiet u t-testijiet xierqa sabiex
               jivverifikaw il-konformità tal-apparat mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament bl-eżami u
               l-ittestjar ta' kull lott ta' prodott kif speċifikat f'Taqsima 5 tal-Anness XI;

         (e)   ikollu proċeduri dokumentati li jipprevedu li jintlaħaq qbil mal-applikant dwar meta
               u fejn għandhom isiru testijiet meħtieġa li ma jkunux ser isiru mill-korp notifikat
               innifsu;

         (f)   jassumi r-responsabbiltà sħiħa għar-riżultati tat-testijiet skont il-proċeduri
               dokumentati; ir-rapporti dwar it-testijiet li jippreżenta l-manifattur għandhom jitqiesu
               biss jekk ikunu nħarġu minn korpi ta' valutazzjoni tal-konformità li huma kompetenti
               u indipendenti mill-manifattur.

4.5.4.   Valutazzjoni tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni

         Il-valutazzjoni mill-korpi notifikati ta' proċeduri u dokumentazzjoni għandha tindirizza r-
         riżultati tat-tfittxijiet fil-letteratura u l-validazzjoni, il-verifika u t-testijiet kollha mwettqa u
         l-konklużjonijiet magħmula, u għandha normalment tinkludi l-kunsiderazzjoni tal-użu ta'
         materjali u sustanzi alternattivi u tqis l-imballaġġ, il-perijodu ta' stabbilita inkluż id-data
         meta jiskadi l-apparat lest. Fejn ma jkunu saru l-ebda testijiet ġodda mill-manifattur jew
         meta kien hemm devjazzjonijiet minn proċeduri, il-korp notifikat ikkonċernat għandu
         jeżamina b'mod kritiku l-ġustifikazzjoni ppreżentata mill-manifattur.

10729/3/16 REV 3                                                                GP/ea                       38
ANNESS VII                                        DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        Il-korp notifikat għandu jkollu proċeduri dokumentati fis-seħħ marbutin mal-valutazzjoni
       tal-proċeduri u d-dokumentazzjoni ta' manifattur marbuta mal-evalwazzjoni tal-
       prestazzjoni kemm għall-valutazzjoni tal-konformità inizjali kif ukoll fuq bażi kontinwa.
       Il-korp notifikat għandu jeżamina, jivvalida u jivverifika li l-proċeduri u d-
       dokumentazzjoni tal-manifattur jindirizzaw b'mod adegwat:

       (a)   l-ippjanar, it-twettiq, il-valutazzjoni, ir-rappurtar u l-aġġornament tal-evalwazzjoni
             tal-prestazzjoni kif imsemmija fl-Anness XIII,

       (b)   sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq u segwitu tal-prestazzjoni ta' wara t-tqegħid fis-
             suq,

       (c)   ir-rabta mal-proċess tal-ġestjoni tar-riskji,

       (c)   l-evalwazzjoni u l-analiżi tad-data disponibbli u r-rilevanza tagħha biex turi
             konformità mar-rekwiżiti rilevanti f'Anness I,

       (e)   il-konklużjonijiet li nsiltu fir-rigward tal-evidenza klinika u t-tfassil tar-rapport dwar
             l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni.

       Il-proċeduri msemmijin fit-tieni paragrafu għandhom iqisu d-dokumenti disponibbli dwar
       l-SK, dawk ta' gwida u tal-aħjar prattika.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       39
ANNESS VII                                      DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak---        Il-valutazzjoni mill-korp notifikat tal-evalwazzjonijiet tal-prestazzjoni kif imsemmijin fl-
       Anness XIII għandha tkopri:

       –     l-użu maħsub speċifikat mill-manifattur u l-pretensjonijiet għall-apparat definit
             minnu,

       –     l-ippjanar tal-evalwazzjoni klinika,

       –     il-metodoloġija tar-riċerka tal-letteratura,

       –     id-dokumentazzjoni rilevanti mir-riċerka tal-letteratura,

       –     l-istudji dwar il-prestazzjoni,

       –     sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq u segwitu tal-prestazzjoni ta' wara t-tqegħid fis-
             suq,

       –     il-validità tal-ekwivalenza ddikjarata b'rabta ma' apparati oħrajn, id-dimostrazzjoni
             tal-ekwivalenza, id-data dwar kemm hu adatt l-apparat u dwar il-konklużjonijiet
             minn apparati ekwivalenti u simili,

       –     ir-rapport dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni,

       –     ġustifikazzjonijiet marbutin man-nuqqas tat-twettiq tal-istudji dwar il-prestazzjoni
             jew il-PMPF.

       B'rabta mad-data minn studji dwar il-prestazzjoni inklużi fi ħdan l-evalwazzjoni tal-
       prestazzjoni, il-korp notifikat ikkonċernat għandu jiżgura li konklużjonijiet li jasal
       għalihom il-manifattur ikunu validi fid-dawl tal-pjan approvat għal studju dwar il-
       prestazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                       40
ANNESS VII                                     DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---          Il-korp notifikat għandu jiżgura li l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tindirizza b'mod adegwat
         ir-rekwiżiti rilevanti tas-sikurezza u tal-prestazzjoni previsti fl-Anness I, li tkun allinjata kif
         xieraq mar-rekwiżiti tal-ġestjoni tar-riskji u li titwettaq skont l-Anness XIII u li tkun
         riflessa b'mod xieraq fl-informazzjoni pprovduta marbuta mal-apparat.

4.5.5.   Proċeduri Speċifiċi

         Il-korp notifikat għandu jkollu proċeduri dokumentati, biżżejjed għarfien espert u
         faċilitajiet għall-proċeduri msemmija fit-Taqsima 5 tal-Anness IX, li għalihom ikunu
         maħturin.

         Fil-każ ta' dijanjostika ta' akkumpanjament il-korp notifikat għandu jkollu stabbiliti
         proċeduri dokumentati bil-għan li jissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament b'rabta mal-
         konsultazzjoni tal-EMA jew awtorità kompetenti għall-prodotti mediċinali matul il-
         valutazzjoni tiegħu ta' tali tipi ta' apparat.

4.6.     Rapportar

         Il-korp notifikat għandu:

         –     jiżgura li l-passi kollha tal-valutazzjoni tal-konformità jiġu dokumentati sabiex il-
               konklużjonijiet tal-valutazzjoni jkunu ċari u juru konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-
               Regolament u jkunu jistgħu jirrappreżentaw evidenza oġġettiva ta' din il-konformità
               lil persuni mhux involuti huma stess fil-valutazzjoni, pereżempju persunal
               f'awtoritajiet ta' ħatra,

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                       41
ANNESS VII                                        DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        –     jiżgura li r-rekords li jkunu biżżejjed biex juru faċilment il-proċess li segwa l-awditu
             jkunu disponibbli għal awditi tas-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità,

       –     jiddokumenta b'mod ċar il-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tiegħu tal-evalwazzjoni
             tal-prestazzjoni f'rapport ta' valutazzjoni dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni,

       –     għal kull proġett speċifiku jipprovdi rapport dettaljat li għandu jkun ibbażat fuq
             format standard li jkun fih sett minimu ta' elementi ddeterminati mill-MDCG.

       Ir-rapport tal-korp notifikat għandu:

       –     jiddokumenta b'mod ċar l-eżitu tal-valutazzjoni tiegħu u jasal għal konklużjonijiet
             ċari mill-verifika tal-konformità tal-manifattur mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament,

       –     jagħmel rakkomandazzjoni għal rieżami finali u għal deċiżjoni finali li għandha
             tittieħed mill-korp notifikat; din ir-rakkomandazzjoni għandha tiġi approvata mill-
             membru tal-persunal responsabbli fil-korp notifikat,

       –     jiġi pprovdut lill-manifattur ikkonċernat.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                     42
ANNESS VII                                     DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 4.7.   Rieżami finali

       Il-korp notifikat għandu, qabel ma jieħu deċiżjoni finali:

       –     jiżgura li l-persunal assenjat għar-rieżami finali u t-teħid ta' deċiżjoni finali dwar
             proġetti speċifiċi jkun awtorizzat kif xieraq u jkun differenti mill-persunal li jkun
             għamel il-valutazzjonijiet,

       –     jivverifika li r-rapport jew ir-rapporti u d-dokumentazzjoni ta' appoġġ meħtieġa għat-
             teħid ta' deċiżjonijiet, fosthom dawk dwar is-soluzzjoni ta' nonkonformitajiet innotati
             waqt il-valutazzjoni, jkunu kompleti u suffiċjenti fir-rigward tal-ambitu tal-
             applikazzjoni, u

       –     jivverifika jekk ikunx hemm xi nonkonformitajiet mhux solvuti li jkunu qed
             jipprevjenu l-ħruġ ta' ċertifikat.

4.8.   Deċiżjonijiet u ċertifikazzjonijiet

       Il-korp notifikat għandu jkollu proċeduri dokumentati għat-teħid ta' deċiżjonijiet inkluż
       b'rabta mal-allokazzjoni ta' responsabbiltajiet għall-ħruġ, is-sospensjoni, ir-restrizzjoni u l-
       irtirar ta' ċertifikati. Dawk il-proċeduri għandhom jinkludu r-rekwiżiti ta' notifika stipulati
       fil-Kapitolu V ta' dan ir-Regolament. Il-proċeduri għandhom jagħmlu possibbli li l-korp
       notifikat ikkonċernat:

       –     jiddeċiedi, fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni dwar il-valutazzjoni u informazzjoni
             addizzjonali disponibbli, jekk ġewx sodisfatti r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament,

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       43
ANNESS VII                                        DGB 2C                                         MT
 ---pagebreak---        –    jiddeċiedi, fuq il-bażi tar-riżultati tal-valutazzjoni tiegħu tal-evalwazzjoni tal-
            prestazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, jekk il-pjan ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-
            suq, inkluż il-pjan għall-PMPF, ikunx adegwat,

       –    jiddeċiedi dwar passi speċifiċi għal aktar eżami mill-korp notifikat tal-evalwazzjoni
            tal-prestazzjoni aġġornata,

       –    jiddeċiedi jekk jinħtieġx li jiġu definiti kondizzjonijiet jew dispożizzjonijiet speċifiċi
            għaċ-ċertifikazzjoni,

       –    jiddeċiedi, fuq il-bażi tal-innovazzjoni, il-klassifikazzjoni tar-riskju, l-evalwazzjoni
            tal-prestazzjoni u l-konklużjonijiet mill-analiżi tar-riskji tal-apparat, fuq perijodu ta'
            ċertifikazzjoni ta' mhux aktar minn ħames snin,

       –    jiddokumenta b'mod ċar passi ta' teħid ta' deċiżjonijiet u approvazzjoni passi inkluż l-
            approvazzjoni b'firma tal-membri tal-persunal responsabbli,

       –    jiddokumenta b'mod ċar ir-responsabbiltajiet u l-mekkaniżmi għall-komunikazzjoni
            ta' deċiżjonijiet, b'mod partikolari, meta l-aħħar firmatarju ta' ċertifikat ma jkunx l-
            istess persuna jew persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet jew ma jissodisfax ir-rekwiżiti
            stipulati fit-Taqsima 3.2.7.

       –    joħroġ ċertifikat jew ċertifikati skont ir-rekwiżiti minimi stipulati fl-Anness XII għal
            perijodu ta' validità ta' mhux aktar minn ħames snin u għandu jindika jekk hemmx
            kondizzjonijiet jew limitazzjonijiet speċifiċi assoċjati maċ-ċertifikazzjoni,

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                          44
ANNESS VII                                    DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        –      joħroġ ċertifikat jew ċertifikati għall-applikant waħdu u ma għandux joħroġ
              ċertifikati li jkopru għadd ta' entitajiet,

       –      jiżgura li l-manifattur jiġi notifikat dwar l-eżitu tal-valutazzjoni u d-deċiżjoni li
              tirriżulta u li dawn jiddaħħlu fis-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 52.

4.9.   Bidliet u modifiki

       Il-korp notifikat għandu jkollu proċeduri dokumentati u arranġamenti kuntrattwali mal-
       manifatturi fis-seħħ b'rabta mal-obbligi ta' informazzjoni tal-manifatturi u l-valutazzjoni ta'
       bidliet fi:

       –      is-sistema jew sistemi ta' maniġġar tal-kwalità approvati jew fil-firxa ta' prodotti
              koperta,

       –      id-disinn approvat ta' apparat,

       –      it-tip approvat ta' apparat,

       –      kull sustanza inkorporata fi jew użata għall-manifattura ta' apparat u li tkun soġġetta
              għall-“proċeduri speċifiċi” skont it-Taqsima 4.5.5.

       Il-proċeduri u l-arranġamenti kuntrattwali msemmijin fl-ewwel paragrafu għandhom
       jinkludu miżuri għall-verifika tas-sinifikat tal-bidliet imsemmijin fl-ewwel paragrafu.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      45
ANNESS VII                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---         Skont il-proċeduri dokumentati tiegħu, il-korp notifikat ikkonċernat għandu:

        –     jiżgura li l-manifatturi jippreżentaw għal approvazzjoni minn qabel pjanijiet għal
              bidliet kif imsemmijin fl-ewwel paragrafu u l-informazzjoni rilevanti marbuta ma'
              bidliet bħal dawn,

        –     jivvaluta l-bidliet proposti u jivverifika jekk, wara dawn il-bidliet, is-sistema ta'
              maniġġar tal-kwalità, jew id-disinn ta' apparat jew it-tip ta' apparat, ikunx għadu
              jissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament,

        –     jinnotifika lill-manifattur bid-deċiżjoni tiegħu u jipprovdi rapport jew, kif
              applikabbli, rapport supplementari, li għandu jkun fih il-konklużjonijiet ġustifikati
              tal-valutazzjoni tiegħu.

4.10.   Attivitajiet ta' sorveljanza u monitoraġġ ta' wara ċ-ċertifikazzjoni

        Il-korp notifikat għandu jkollu proċeduri dokumentati:

        –     li jiddefinixxu kif u meta għandhom isiru attivitajiet ta' sorveljanza tal-manifatturi.
              Dawn il-proċeduri għandhom jinkludu arranġamenti għal awditi mhux imħabbra fuq
              il-post tal-manifatturi u fejn applikabbli tas-sottokuntratturi u tal-fornituri li jkunu
              qed iwettqu testijiet tal-prodotti u l-monitoraġġ tal-konformità ma' kwalunkwe
              kondizzjoni li torbot lill-manifatturi u tkun assoċjata ma' deċiżjonijiet ta'
              ċertifikazzjoni, bħal aġġornamenti għad-data klinika f'intervalli definiti,

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                        46
ANNESS VII                                     DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak---        –     għall-iskrinjar ta' sorsi rilevanti ta' data xjentifika u klinika u ta' informazzjoni wara
             t-tqegħid fis-suq marbuta mal-ambitu tal-ħatra tagħhom. Din l-informazzjoni
             għandha titqies fl-ippjanar u t-twettiq ta' attivitajiet ta' sorveljanza,

       –     li jeżaminaw d-data ta' viġilanza li għandhom aċċess għaliha skont l-Artikolu 87
             sabiex issir stima tal-impatt tagħha, jekk ikun hemm, fuq il-validità taċ-ċertifikati
             eżistenti. Ir-riżultati tal-evalwazzjoni u kull deċiżjoni meħuda għandhom jiġu
             dokumentati bir-reqqa.

       Il-korp notifikat inkwistjoni għandu, malli jirċievi informazzjoni dwar każijiet ta' viġilanza
       mingħand manifattur jew awtoritajiet kompetenti, jiddeċiedi dwar liema għandu japplika
       mill-possibilitajiet li ġejjin:

       –     ma jiħux azzjoni fuq il-bażi li jkun ċar li l-każ ta' viġilanza ma jkunx marbut maċ-
             ċertifikazzjoni mogħtija,

       –     josserva l-attivitajiet tal-manifattur u tal-awtoritajiet kompetenti u r-riżultati tal-
             investigazzjoni tal-manifattur sabiex jiddetermina jekk iċ-ċertifikazzjoni mogħtija
             tkunx f'riskju jew jekk tkunx ittieħdet azzjoni korrettiva adegwata,

       –     jieħu miżuri ta' sorveljanza straordinarji, bħal eżamijiet tad-dokument, awditi
             mħabbra biss ftit qabel jew mhux imħabbra u testijiet tal-prodott meta jkun probabbli
             li ċ-ċertifikazzjoni mogħtija tkun f'riskju,

       –     iżid il-frekwenza tal-awditi ta' sorveljanza,

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      47
ANNESS VII                                     DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        –     jeżamina prodotti jew proċessi speċifiċi fl-okkażjoni tal-awditu li jmiss tal-
             manifattur, jew

       –     jieħu kwalunkwe miżura rilevanti oħra.

       B'rabta mal-awditi ta' sorveljanza tal-manifatturi, il-korp notifikat għandu jkollu proċeduri
       dokumentati biex:

       –     iwettau awditi ta' sorveljanza tal-manifattur mill-inqas fuq bażi annwali li għandhom
             jiġu ppjanati u mwettqa f'konformità mar-rekwiżiti rilevanti fit-Taqsima 4.5.,

       –     jiżgura li jivvaluta b'mod adegwat id-dokumentazzjoni tal-manifattur dwar, u l-
             applikazzjoni ta', id-dispożizzjonijiet dwar il-viġilanza, is-sorveljanza ta' wara t-
             tqegħid fis-suq u l-PMPF,

       –     jieħu kampjuni u jagħmel testijiet ta' apparati u dokumentazzjoni teknika, matul l-
             awditi, skont kriterji ta' teħid ta' kampjuni u proċeduri ta' testijiet definiti minn qabel
             biex jiġi żgurat li l-manifattur kontinwament japplika s-sistema approvata ta'
             mmaniġġar tal-kwalità,

       –     jiżgura li l-manifattur jikkonforma mal-obbligi ta' dokumentazzjoni u informazzjoni
             stipulati fl-Annessi rilevanti u li l-proċeduri tiegħu jqisu l-aħjar prattika fl-
             implimentazzjoni ta' sistemi ta' mmaniġġar tal-kwalità,

       –     jiżgura li l-manifattur ma jużax sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità jew
             approvazzjonijiet ta' apparat b'manjiera qarrieqa,

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      48
ANNESS VII                                     DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        –     jiġbor biżżejjed informazzjoni biex jiddeterminaw jekk is-sistema ta' mmaniġġar tal-
             kwalità għadhiex tikkonforma mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament,

       –     jitlob mingħand il-manifattur, jekk jiġu identifikati nonkonformitajiet, għal
             korrezzjonijiet, azzjonijiet korrettivi, u fejn applikabbli azzjonijiet preventivi, u

       –     fejn meħtieġ, jimponi restrizzjonijiet speċifiċi fuq iċ-ċertifikat rilevanti jew
             jissospenduh jew jirtirawh.

       Il-korp notifikat għandu, jekk ikun elenkat bħala parti mill-kondizzjonijiet ta'
       ċertifikazzjoni:

       –     iwettaq rieżami fil-fond tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni l-aktar aġġornata mill-
             manifattur fuq il-bażi tas-sorveljanza mill-manifattur ta' wara t-tqegħid fis-suq, fuq
             il-PMPF tiegħu u fuq il-letteratura klinika rilevanti għal apparati simili,

       –     jiddokumenta b'mod ċar l-eżitu tal-eżami fil-fond u jindirizza kwalunkwe tħassib
             speċifiku lill-manifattur jew jimponi kwalunkwe kondizzjoni speċifika fuqu,

       –     jiżgura li l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni l-aktar aġġornata tkun riflessa b'mod xieraq
             fl-istruzzjonijiet għall-użu u, fejn applikabbli, il-ġabra fil-qosor dwar is-sikurezza u l-
             prestazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       49
ANNESS VII                                    DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak--- 4.11.   Ċertifikazzjoni mill-ġdid

        Il-korp notifikat għandu jkollu proċeduri dokumentati fis-seħħ marbutin mal-eżamijiet taċ-
        ċertifikazzjonijiet mill-ġdid u t-tiġdid taċ-ċertifikati. Ċertifikazzjoni mill-ġdid ta' sistemi
        approvati ta' mmaniġġar tal-kwalità jew ċertifikati tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni
        teknika tal-UE jew ta' ċertifikati tal-eżami tal-UE tat-tip għandha ssir mill-inqas kull ħames
        snin.

        Il-korp notifikat għandu jkollu proċeduri dokumentati marbutin mat-tiġdid taċ-ċertifikati
        tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE u t-tiġdid tal-eżami tal-UE tat-tip u
        dawk il-proċeduri għandhom jitolbu li l-manifattur inkwistjoni jippreżenta ġabra fil-qosor
        tal-bidliet u s-sejbiet xjentifiċi għall-apparat, fosthom:

        (a)     il-bidliet kollha fl-apparat oriġinarjament approvat, inklużi bidliet li għadhom ma
                ġewx notifikati,

        (b)     esperjenza miksuba mis-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq,

        (c)     esperjenza mill-ġestjoni tar-riskji,

        (d)     esperjenza mill-aġġornament tal-prova ta' konformità mar-rekwiżiti ġenerali
                marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness I,

        (e)     esperjenza mill-eżamijiet tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni, inkluż ir-riżultati ta'
                kwalunkwe studju dwar il-prestazzjoni u PMPF,

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                        50
ANNESS VII                                       DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        (f)   bidliet fir-rekwiżiti, fil-komponenti tal-apparat jew fl-ambjent xjentifiku jew
             regolatorju,

       (g)   bidliet fl-istandards armonizzati applikati jew ġodda, SK, jew dokumenti
             ekwivalenti, u

       (h)   bidliet fl-għarfien mediku, xjentifiku u tekniku, bħal:

             –     trattamenti ġodda,

             –     bidliet fil-metodi ta' kif isiru t-testijiet,

             –     sejbiet xjentifiċi ġodda dwar materjali u komponenti, inkluż sejbiet dwar il-
                   bijokompatibbiltà tagħhom,

             –     esperjenza minn studji fuq apparat komparabbli,

             –     data minn reġistri,

             –     esperjenza minn studji dwar il-prestazzjoni b'apparat komparabbli.

       Il-korp notifikat għandu jkollu proċeduri dokumentati biex jivvalutaw l-informazzjoni
       msemmija fit-tieni paragrafu u għandu jagħti attenzjoni partikolari lid-data klinika minn
       attivitajiet ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq u ta' PMPF li jkunu saru wara ċ-
       ċertifikazzjoni jew iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid preċedenti, inkluż aġġornamenti xierqa
       għar-rapporti tal-manifattur dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                    51
ANNESS VII                                      DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        Għad-deċiżjoni dwar iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid il-korp notifikat ikkonċernat għandu juża
       l-istess metodi u prinċipji bħal dawk għad-deċiżjoni taċ-ċertifikazzjoni inizjali. Jekk
       meħtieġ, għandhom jiġu stabbiliti formoli separati għaċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid billi
       jitqiesu l-passi li għandhom jittieħdu għaċ-ċertifikazzjoni, bħall-applikazzjoni u l-eżami
       tal-applikazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                        GP/ea                       52
ANNESS VII                                   DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                           ANNESS VIII

                              REGOLI TA' KLASSIFIKAZZJONI

1.     REGOLI TA' IMPLIMENTAZZJONI

1.1.   L-applikazzjoni tar-regoli ta' klassifikazzjoni għandha tiġi rregolata mill-għan maħsub tal-
       apparati.

1.2.   Jekk l-apparat ikkonċernat ikun maħsub biex jintuża flimkien ma' apparat ieħor, ir-regoli
       ta' klassifikazzjoni għandhom japplikaw separatament għal kull wieħed mill-apparati.

1.3.   Aċċessorji għal apparat mediku dijanjostiku in vitro għandhom jiġu klassifikati għalihom
       separatament mill-apparat li miegħu jintużaw.

1.4.   Software, li jħaddem apparat jew li jinfluwenza l-użu ta' apparat, għandu jidħol
       awtomatikament fl-istess klassi tal-apparat.

       Jekk is-software ikun indipendenti minn kull apparat ieħor, għandu jiġi klassifikat għalih.

1.5.   Il-kalibraturi maħsuba biex jintużaw mal-apparat għandhom ikunu klassifikati fl-istess
       klassi mal-apparat.

1.6.   Il-materjali ta' kontroll b'valuri assenjati kwantitattivi jew kwalitattivi maħsuba għal analita
       speċifika waħda jew għal analiti multipli għandhom jiġu klassifikati fl-istess klassi bħall-
       apparat.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       1
ANNESS VIII                                   DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 1.7.    Il-manifattur għandu jqis ir-regoli kollha dwar il-klassifikazzjoni u l-implimentazzjoni biex
        jistabbilixxi l-klassifikazzjoni korretta għall-apparat.

1.8.    Fejn manifattur jiddikjara għadd ta' għanijiet maħsubin għal apparat, u b'riżultat ta' dan l-
        apparat jaqa' f'aktar minn klassi waħda, għandu jiġi klassifikat fl-ogħla klassi.

1.9.    Jekk ikunu japplikaw diversi regoli ta' klassifikazzjoni għal apparat wieħed, għandha
        tapplika r-regola li tagħti l-ogħla klassifikazzjoni.

1.10.   Kull regola dwar il-klassifikazzjoni għandha tapplika għat-testijiet tal-iskrinjar, għat-
        testijiet konfermatorji u għat-testijiet supplimentari.

2.      REGOLI TA' KLASSIFIKAZZJONI

2.1.    Regola 1

        L-apparati li huma maħsuba biex jintużaw għall-għanijiet li ġejjin huma klassifikati bħala
        klassi D:

        –     l-identifikazzjoni tal-preżenza ta' aġent trasmissibbli fid-demm, fil-komponenti tad-
              demm, fiċ-ċelloli, fit-tessuti jew fl-organi jew f'xi wieħed mid-derivattivi tagħhom,
              biex jiġi vvalutat kemm huma adatti għat-trasfużjoni, għat-trapjant jew għall-
              amministrazzjoni ta' ċelloli.

        –     l-identifikazzjoni tal-preżenza ta', jew tal-esponiment għal, aġent trasmissibbli li
              jikkawża mard li hu ta' theddida għall-ħajja b'riskju ta' propagazzjoni għoli jew
              b'riskju ssuspettat li jkun għoli.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                         2
ANNESS VIII                                        DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak---        –     kejl tal-kontenut infettiv ta' marda li hi ta' theddida għall-ħajja fejn il-monitoraġġ
             ikun kritiku fil-proċess ta' mmaniġġar tal-pazjenti.

2.2.   Regola 2

       L-apparati maħsuba biex jintużaw għall-klassifikazzjoni tal-grupp tad-demm jew it-tip ta'
       tessut biex tiġi żgurata kompatibbiltà immunoloġika tad-demm, tal-komponenti tad-demm,
       taċ-ċelloli, tat-tessuti jew tal-organi li huma maħsuba għat-trasfużjoni jew għat-trapjant
       jew għall-amministrazzjoni ta' ċelloli, huma klassifikati bħala klassi C, minbarra meta
       huma maħsuba għad-determinazzjoni ta' kwalunkwe wieħed mill-markaturi li ġejjin:

       –     sistema ABO [A (ABO1), B (ABO2), AB (ABO3)];

       –     sistema Rhesus [RH1 (D), RHW1, RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e)];

       –     sistema Kell [Kel1 (K)];

       –     sistema Kidd [JK1 (Jka), JK2 (Jkb)];

       –     sistema Duffy [FY1 (Fya), FY2 (Fyb)];

       u f'dan il-każ huma klassifikati bħala klassi D.

2.3.   Regola 3

       L-apparati għandhom jiġu klassifikati bħala klassi C jekk ikunu maħsuba biex:

       (a)   jidentifikaw il-preżenza ta', jew l-esponiment għal, aġent trasmess permezz ta' att
             sesswali;

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       3
ANNESS VIII                                   DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (b)   jidentifikaw fil-likwidu ċerebrospinali jew fid-demm, il-preżenza ta' aġent infettiv
             mingħajr riskju ta' propagazzjoni għoli jew issuspettat li jkun għoli;

       (c)   jidentifikaw il-preżenza ta' aġent infettiv, jekk hemm riskju sinifikanti li riżultat
             żbaljat jista' jikkawża l-mewt jew diżabbiltà gravi lill-individwu, il-fetu jew l-
             embrijun li jkun qed jiġi ttestjat, jew lill-wild tal-individwu;

       (d)   jiddeterminaw, għall-iskop ta' skrinjar tan-nisa tqal qabel ma jwelldu, l-istat ta'
             immunità tagħhom għal aġenti trasmissibbli;

       (e)   jiddeterminaw l-istat ta' mard infettiv jew l-istat ta' immunità, meta jkun hemm riskju
             li riżultat żbaljat ikun iwassal għal deċiżjoni dwar l-immaniġġar ta' pazjenti li
             tirriżulta f'sitwazzjoni ta' theddida għall-ħajja tal-pazjent jew ta' wild il-pazjent;

       (f)   jintużaw bħala dijanjostika ta' akkumpanjament;

       (g)   jintużaw biex jivvalutaw l-istadju tal-mard, meta jkun hemm riskju li riżultat żbaljat
             ikun iwassal għal deċiżjoni dwar l-immaniġġar ta' pazjenti li tirriżulta f'sitwazzjoni
             ta' theddida għall-ħajja tal-pazjent jew ta' wild il-pazjent;

       (h)   jintużaw fi skrinjar, dijanjosi, jew biex jiġi vvalutat l-istadju ta' kanċer;

       (i)   iwettqu ttestjar ġenetiku tal-bniedem;

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                     4
ANNESS VIII                                    DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak---        (j)   jissorveljaw il-livelli tal-prodotti mediċinali, sustanzi jew komponenti bijoloġiċi,
             meta jkun hemm riskju li riżultat żbaljat ikun iwassal għal deċiżjoni fit-trattament ta'
             pazjent li tirriżulta f'sitwazzjoni ta' theddida għall-ħajja tal-pazjent jew ta' wild il-
             pazjent;

       (k)   jimmaniġġaw pazjenti li għandhom marda jew kondizzjoni li hi ta' theddida għal
             ħajjithom;

       (l)   jagħmlu skrinjar għal problemi konġenitali fl-embrijun jew il-fetu;

       (m) jagħmlu skrinjar għal problemi konġenitali fi trabi tat-twelid fejn in-nuqqas tal-
             identifikazzjoni u t-trattament ta' mard bħal dan jista' jwassal għal sitwazzjonijiet ta'
             theddida għall-ħajja jew ta' diżabbiltajiet gravi.

2.4.   Regola 4

       (a)   L-apparati maħsuba għall-awtottestjar huma kklassifikati bħala klassi C, ħlief għal
             apparati għall-identifikazzjoni tat-tqala, għall-ittestjar tal-fertilità u għad-
             determinazzjoni tal-livell ta' kolesterol, u apparati għall-identifikazzjoni ta' glukożju,
             erythrocytes, leucocytes u batterji fl-urina, li huma kklassifikati bħala klassi B.

       (b)   Apparati maħsuba għall-ittestjar qrib il-pazjent jiġu klassifikati għalihom.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                        5
ANNESS VIII                                    DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 2.5.   Regola 5

       L-apparati li ġejjin huma kklassifikata bħala klassi A:

       (a)   prodotti għal użu ġenerali fil-laboratorju, aċċessorji li ma għandhom l-ebda
             karatteristika kritika, soluzzjonijiet buffer, soluzzjonijiet ta' ħasil, u media ta' kultura
             ġenerali u tebgħat istoloġiċi, maħsuba mill-manifattur biex ikunu adatti għall-
             proċeduri dijanjostiċi in vitro marbutin ma' eżami speċifiku;

       (b)   strumenti maħsuba mill-manifattur speċifikament biex jintużaw għall-proċeduri
             dijanjostiċi in vitro;

       (c)   reċipjenti tal-kampjuni.

2.6.   Regola 6

       L-apparati li mhumiex koperti mir-regoli ta' klassifikazzjoni ta' hawn fuq huma
       kklassifikati bħala klassi B.

2.7.   Regola 7

       L-apparati li jkunu kontrolli mingħajr valur assenjat kwantitattiv jew kwalitattiv huma
       klassifikati bħala klassi B.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       6
ANNESS VIII                                    DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                               ANNESS IX

       VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ BBAŻATA FUQ SISTEMA TA' MMANIĠĠAR
        TAL-KWALITÀ U FUQ VALUTAZZJONI TAD-DOKUMENTAZZJONI TEKNIKA

                                             Kapitolu I
                          Sistema ta' Mmaniġġar tal-Kwalità

1.        Il-manifattur għandu jistabbilixxi, jiddokumenta, u jimplimenta sistema ta' mmaniġġar tal-
          kwalità kif deskritta fl-Artikolu 10(8) u jżomm l-effettività tagħha matul iċ-ċiklu tal-ħajja
          tal-apparati kkonċernati. Il-manifattur għandu jiżgura l-applikazzjoni tas-sistema ta'
          mmaniġġar tal-kwalità kif speċifikat fit-Taqsima 2, u għandu jkun soġġett għal awditjar kif
          stipulat fit-Taqsimiet 2.3 u 2.4 u għas-sorveljanza kif speċifikat f'Taqsima 3.

2.        Valutazzjoni tas-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità

2.1.      Il-manifattur għandu jippreżenta applikazzjoni għal valutazzjoni tas-sistema ta' mmaniġġar
          tal-kwalità tiegħu ma' korp notifikat. L-applikazzjoni għandha tinkludi:

          –     l-isem tal-manifattur u l-indirizz tal-post tan-negozju rreġistrat tiegħu u kwalunkwe
                sit addizzjonali ta' manifattura kopert mis-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità, u jekk l-
                applikazzjoni tal-manifattur tiġi ppreżentata mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, l-
                isem tar-rappreżentant awtorizzat u l-indirizz tal-post tan-negozju rreġistrat tar-
                rappreżentant awtorizzat,

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                         1
ANNESS IX                                       DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        –    l-informazzjoni kollha rilevanti dwar l-apparat jew grupp ta' apparati kopert mis-
            sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità,

       –    dikjarazzjoni bil-miktub li ma ġiet ippreżentata ebda applikazzjoni ma' korp notifikat
            ieħor għall-istess sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità relatata mal-apparat, jew
            informazzjoni dwar kwalunkwe applikazzjoni preċedenti għall-istess sistema ta'
            mmaniġġar tal-kwalità relatata mal-apparat,

       –    abbozz ta' dikjarazzjoni ta' konformità mill-UE skont l-Artikolu 17 u l-Anness IV
            għall-mudell tal-apparat kopert mill-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità,

       –    id-dokumentazzjoni tas-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità tal-manifattur,

       –    deskrizzjoni dokumentata tal-proċeduri fis-seħħ biex jitħarsu l-obbligi li ġejjin mis-
            sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità u mitluba minn dan ir-Regolament u tal-impenn
            mill-manifattur ikkonċernat li japplika dawk il-proċeduri,

       –    deskrizzjoni tal-proċeduri fis-seħħ biex jiġi żgurat li s-sistema ta' mmaniġġar tal-
            kwalità tibqa' adegwata u effettiva, u tal-impenn mill-manifattur li japplika dawk il-
            proċeduri,

       –    id-dokumentazzjoni dwar is-sistema ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq tal-
            manifattur u, fejn applikabbli, dwar il-pjan għall-PMCF, u l-proċeduri fis-seħħ sabiex
            tiġi żgurata l-konformità mal-obbligi li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet dwar il-
            viġilanza stabbiliti fl-Artikoli 82 sa 87,

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                       2
ANNESS IX                                    DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak---        –     deskrizzjoni tal-proċeduri fis-seħħ biex tinżamm aġġornata s-sistema ta' sorveljanza
             ta' wara t-tqegħid fis-suq, u, fejn applikabbli, il-pjan għall-PMPF, u l-proċeduri li
             jiżguraw konformità mal-obbligi li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet dwar il-viġilanza
             stabbiliti fl-Artikoli 82 sa 87, kif ukoll tal-impenn mill-manifattur li japplika dawk il-
             proċeduri,

       –     dokumentazzjoni dwar il-pjan ta' evalwazzjoni tal-prestazzjoni, u

       –     deskrizzjoni tal-proċeduri fis-seħħ biex jinżamm aġġornat il-pjan ta' evalwazzjoni
             tal-prestazzjoni, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-aħħar innovazzjonijiet.

2.2.   L-implimentazzjoni tas-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità għandha tiżgura konformità ma'
       dan ir-Regolament. L-elementi, ir-rekwiżiti u d-dispożizzjonijiet kollha adottati mill-
       manifattur għas-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità tiegħu għandhom jiġu dokumentati
       b'mod sistematiku u ordnat fl-għamla ta' ktejjeb dwar il-kwalità u politiki bil-miktub u
       proċeduri, bħal programmi ta' kwalità, pjanijiet dwar il-kwalità u rekords ta' kwalità.

       Barra minn hekk, id-dokumentazzjoni li għandha tiġi ppreżentata għall-valutazzjoni tas-
       sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità għandha tinkludi deskrizzjoni adegwata ta',
       partikolarment:

       (a)   l-objettivi tal-manifattur b'rabta mal-kwalità;

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       3
ANNESS IX                                     DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (b)   l-organizzazzjoni tan-negozju u partikolarment:

             –     l-istrutturi organizzattivi bl-allokazzjoni tar-responsabbiltajiet tal-persunal
                   b'rabta ma' proċeduri kritiċi, ir-responsabbiltajiet tal-persunal maniġerjali u l-
                   awtorità organizzattiva tagħhom,

             –     il-metodi ta' monitoraġġ ta' jekk it-tħaddim tas-sistema ta' mmaniġġar tal-
                   kwalità huwiex effiċjenti u partikolarment il-ħila ta' dik is-sistema li tikseb il-
                   kwalità mixtieqa tad-disinn u tal-apparat, inkluż il-kontroll ta' apparati li jonqsu
                   milli jikkonformaw,

             –     fejn id-disinn, il-manifattura u/jew il-verifika u l-ittestjar finali tal-apparati, jew
                   partijiet ta' kwalunkwe wieħed minn dawk il-proċessi, jitwettqu minn parti
                   oħra, il-metodi ta' monitoraġġ tat-tħaddim effiċjenti tas-sistema ta' mmaniġġar
                   tal-kwalità u partikolarment it-tip u l-firxa tal-kontroll applikat lill-parti l-oħra,

             –     fejn il-manifattur ma jkollux post tan-negozju rreġistrat fi Stat Membru, l-
                   abbozz tal-mandat għall-ħatra ta' rappreżentant awtorizzat u ittra ta' intenzjoni
                   mingħand ir-rappreżentant awtorizzat li ser jaċċetta l-mandat;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                         4
ANNESS IX                                     DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        (c)   il-proċeduri u t-tekniki għall-monitoraġġ, il-verifika, il-validazzjoni u l-kontroll tad-
             disinn tal-apparati, u d-dokumentazzjoni korrispondenti kif ukoll id-data u r-rekords
             li jirriżultaw minn dawk il-proċeduri u tekniki. Dawk il-proċeduri u tekniki
             għandhom speċifikament ikopru:

             –     l-istrateġija għall-konformità regolatorja, inklużi l-proċessi għall-
                   identifikazzjoni tar-rekwiżiti legali rilevanti, il-kwalifiki, il-klassifikazzjoni, it-
                   trattament tal-ekwivalenza, l-għażla tal-proċeduri ta' valutazzjoni tal-
                   konformità u l-ħarsien tagħhom,

             –     l-identifikazzjoni ta' rekwiżiti ġenerali applikabbli marbutin mas-sikurezza u l-
                   prestazzjoni u soluzzjonijiet biex dawk ir-rekwiżiti jiġu sodisfatti, filwaqt li
                   jitqiesu s-SK applikabbli u, fejn issir għażla li jintużaw, standards armonizzati,

             –     ġestjoni tar-riskji kif imsemmija fit-Taqsima 3 tal-Anness I,

             –     l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni, f'konformità mal-Artikolu 56 u l-Anness XIII,
                   inkluż il-PMPF,

             –     soluzzjonijiet biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti speċifiċi applikabbli fir-rigward
                   tad-disinn u l-bini, inkluż l-evalwazzjoni preklinika xierqa, b'mod partikolari r-
                   rekwiżiti tal-Kapitolu II tal-Anness I,

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                        5
ANNESS IX                                      DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---              –     soluzzjonijiet biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti speċifiċi applikabbli dwar l-
                   informazzjoni li għandha tingħata mal-apparat, b'mod partikolari r-rekwiżiti
                   tal-Kapitolu III tal-Anness I,

             –     il-proċeduri għall-identifikazzjoni tal-apparat imfassla u miżmuma aġġornati
                   permezz ta' tpinġijiet, speċifikazzjonijiet jew dokumenti oħra rilevanti f'kull
                   stadju tal-manifattura, u

             –     l-immaniġġar ta' bidliet fis-sistema ta' mmaniġġar ta' kwalità jew fid-disinn;

       (d)   it-tekniki ta' verifika u ta' assigurazzjoni tal-kwalità fl-istadju tal-manifattura u b'mod
             partikolari l-proċessi u l-proċeduri li għandhom jintużaw, b'mod partikolari għal dak
             li jirrigwarda l-isterilizzazzjoni, u d-dokumenti rilevanti, u

       (e)   it-testijiet u l-provi rilevanti li għandhom jitwettqu qabel, waqt u wara l-manifattura,
             il-frekwenza li biha għandhom jitwettqu, u t-tagħmir li għandu jiġi użat fit-testijiet;
             għandu jkun possibbli li wieħed jara b'mod adegwat kif seħħ il-kalibrar ta' dak it-
             tagħmir użat fit-testijiet.

       Barra minn hekk, il-manifattur għandu jagħti lill-korp notifika aċċess għad-
       dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Annessi II u III.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                         6
ANNESS IX                                      DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 2.3.   Awditjar

       Il-korp notifikat għandu jagħmel awditjar tas-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità sabiex
       jiddetermina jekk tissodisfax ir-rekwiżiti msemmijin fit-Taqsima 2.2. Meta l-manifattur
       juża standard armonizzat jew SK relatata ma' sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità, il-korp
       notifikat għandu jivvaluta l-konformità ma' dawk l-istandards jew l-SK. Il-korp notifikat
       għandu jassumi li sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità li tissodisfa l-istandards armonizzati
       jew l-SK rilevanti kollha tikkonforma mar-rekwiżiti koperti minn dawk l-istandards jew
       SK, sakemm ma tingħatax raġuni mistħoqqa għaliex ma tagħmilx dan.

       It-tim tal-awditjar tal-korp notifikat għandu jinkludi tal-inqas membru wieħed li fil-passat
       kellu esperjenza tal-valutazzjonijiet tat-teknoloġija kkonċernata skont it-Taqsimiet 4.3 sa
       4.5 tal-Anness VII. F'ċirkostanzi fejn esperjenza bħal din ma tkunx immedjatament ovvja
       jew applikabbli, il-korp notifikat għandu jipprovdi raġunament dokumentat għall-
       kompożizzjoni ta' dak it-tim. Il-proċedura ta' valutazzjoni għandha tinkludi awditjar fuq il-
       post tan-negozju tal-manifattur u, jekk xieraq, fuq il-post tan-negozju tal-fornituri tal-
       manifattur u/jew sottokuntratturi biex jivverifikaw il-proċessi ta' manifattura u proċessi
       oħra rilevanti.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       7
ANNESS IX                                     DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        Barra minn hekk, fil-każ ta' apparati fil-klassi C, il-valutazzjoni tas-sistema ta' mmaniġġar
       tal-kwalità għandha tkun akkumpanjata mill-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika
       għal apparati magħżulin fuq bażi rappreżentattiva f'konformità mad-dispożizzjonijiet fit-
       Taqsimiet 4.4 sa 4.8. Fl-għażla ta' kampjuni rappreżentattivi, il-korp notifikat għandu jqis
       il-gwida ppubblikata żviluppata mill-MDCG skont l-Artikolu 99 u b'mod partikolari l-
       innovazzjoni tat-teknoloġija, l-impatt potenzjali fuq il-pazjent u l-prattika standard tal-
       mediċina, is-similaritajiet fid-disinn, fit-teknoloġija, fil-metodi ta' manifattura u, fejn
       applikabbli, fil-metodi ta' sterilizzazzjoni, l-għan maħsub u r-riżultati ta' kwalunkwe
       valutazzjoni rilevanti preċedenti li tkun saret f'konformità ma' dan ir-Regolament. Il-korp
       notifikat ikkonċernat għandu jiddokumenta r-raġunament tiegħu għall-kampjuni li ttieħdu.

       Jekk is-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità tikkonforma mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta'
       dan ir-Regolament, il-korp notifikat għandu joħroġ ċertifikat ta' sistema ta' mmaniġġar tal-
       kwalità tal-UE. Il-korp notifikat għandu jinnotifika lill-manifattur bid-deċiżjoni tiegħu li
       joħroġ iċ-ċertifikat. Id-deċiżjoni għandu jkun fiha l-konklużjonijiet tal-awditu u rapport
       motivat.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       8
ANNESS IX                                      DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- 2.4.   Il-manifattur ikkonċernat għandu jinforma lill-korp notifikat li jkun approva s-sistema ta'
       mmaniġġar tal-kwalità b'kull pjan ta' bidliet sostanzjali fis-sistema ta' mmaniġġar tal-
       kwalità, jew fil-firxa koperta tal-apparat. Il-korp notifikat għandu jivvaluta l-bidliet
       proposti, jiddetermina l-ħtieġa għal awditjar addizzjonali u jivverifika jekk, wara dawk il-
       bidliet, is-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità tkunx għadha tissodisfa r-rekwiżiti msemmija
       fit-Taqsima 2.2. Għandu jinnotifika lill-manifattur dwar id-deċiżjoni tiegħu li għandu
       jkollha l-konklużjonijiet tal-valutazzjoni, u fejn applikabbli, il-konklużjonijiet tal-awditjar
       addizzjonali. L-approvazzjoni ta' kull bidla sostanzjali fis-sistema ta' mmaniġġar tal-
       kwalità jew fil-firxa ta' apparati koperta għandha tkun fl-għamla ta' suppliment maċ-
       ċertifikat tal-UE tas-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità.

3.     Valutazzjoni tas-sorveljanza applikabbli għal apparati tal-klassi C u klassi D

3.1.   L-għan tas-sorveljanza huwa li jiġi żgurat li l-manifattur jonora kif xieraq l-obbligi li
       jirriżultaw mis-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità approvata.

3.2.   Il-manifattur għandu jagħti awtorizzazzjoni lill-korp notifikat biex iwettaq l-awditjar kollu
       meħtieġ, inkluż awditjar fuq il-post, u jagħtih l-informazzjoni kollha rilevanti,
       partikolarment:

       –     id-dokumentazzjoni tas-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità tiegħu,

       –     id-dokumentazzjoni dwar kwalunkwe sejba u konklużjoni li jirriżultaw mill-
             applikazzjoni tal-pjan ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq, inkluż il-pjan għall-
             PMPF, għal kampjun rappreżentattiv ta' apparati, u tad-dispożizzjonijiet dwar il-
             viġilanza stabbiliti fl-Artikoli 82 sa 87,

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                          9
ANNESS IX                                     DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        –     id-data stipulata f'dik il-parti tas-sistema ta' maniġġar tal-kwalità li hi marbuta mad-
             disinn, bħalma huma r-riżultati tal-analiżijiet, tal-kalkulazzjonijiet, tat-testijiet u s-
             soluzzjonijiet adottati rigward il-ġestjoni tar-riskji, kif imsemmi fit-Taqsima 4 tal-
             Anness I,

       –     id-data stipulata fil-parti tas-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità marbuta mal-
             manifattura, bħal rapporti dwar il-kontroll tal-kwalità u data tat-testijiet, data tal-
             kalibrar, u records dwar il-kwalifiki tal-persunal ikkonċernat.

3.3.   Il-korpi notifikati għandhom perjodikament, mill-inqas darba kull 12-il xahar, iwettqu
       awditi u valutazzjonijiet xierqa sabiex jiżguraw li l-manifattur ikkonċernat japplika s-
       sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità approvata u l-pjan ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-
       suq. Dawk l-awditi u l-valutazzjonijiet għandhom jinkludu awditi fuq il-post tan-negozju
       tal-manifattur u, jekk ikun xieraq, tal-fornituri u/jew sottokuntratturi tal-manifattur. Waqt
       dan l-awditjar fuq il-post, il-korp notifikat għandu, fejn meħtieġ, iwettaq jew jitlob testijiet
       sabiex jivverifika li s-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità qed taħdem sew. Huwa għandu
       jipprovdi lill-manifattur rapport ta' awditjar ta' sorveljanza u, jekk ikun sar test, rapport
       dwaru.

3.4.   Il-korp notifikat tal-inqas darba kull ħames snin għandu każwalment iwettaq awditjar
       mhux imħabbar fuq il-post tal-manifattur u, meta jkun xieraq, il-post tal-fornituri u/jew
       sottokuntratturi tal-manifattur, li jistgħu jsiru flimkien mal-valutazzjoni ta' sorveljanza
       perjodika msemmija fit-Taqsima 3.3 jew isiru minbarra dik il-valutazzjoni ta' sorveljanza.
       Il-korp notifikat għandu jistabbilixxi pjan għall-awditjar għal għarrieda fuq iżda ma jistax
       jiżvelah lill-manifattur.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                         10
ANNESS IX                                      DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        Fil-kuntest ta' tali awditjar mhux imħabbar fuq il-post il-korp notifikat għandu jittestja
       kampjun adegwat tal-apparati prodotti jew kampjun adegwat mill-proċess tal-manifattura
       biex jivverifika li l-apparat manifatturat ikun f'konformità mad-dokumentazzjoni teknika.
       Qabel awditjar mhux imħabbar fuq il-post, il-korp notifikat għandu jispeċifika l-kriterji
       rilevanti tat-teħid ta' kampjun u l-proċedura ta' ttestjar.

       Minflok it-teħid ta' kampjuni msemmi fit-tieni paragrafu, jew flimkien miegħu, il-korpi
       notifikati għandhom jieħdu kampjuni ta' apparati mis-suq biex jivverifikaw li l-apparat
       manifatturat ikun f'konformità mad-dokumentazzjoni teknika. Qabel it-teħid tal-kampjun,
       il-korp notifikat ikkonċernat għandu jispeċifika l-kriterji rilevanti tat-teħid tal-kampjun u l-
       proċedura tal-ittestjar.

       Il-korp notifikat għandu jipprovdi lill-manifattur ikkonċernat b'rapport ta' awditjar fuq il-
       post li għandu jinkludi, jekk ikun applikabbli, ir-riżultat tat-test tal-kampjun.

3.5.   Fil-każ ta' apparati tal-klassi C, il-valutazzjoni tas-sorveljanza għandha tinkludi wkoll
       valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika kif imsemmija fit-Taqsimiet 4.4 sa 4.8 għall-
       apparat jew apparati kkonċernati fuq il-bażi ta' kampjuni rappreżentattivi oħra magħżula
       skont ir-raġunament dokumentat mill-korp notifikat skont it-tielet paragrafu tat-
       Taqsima 2.3.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        11
ANNESS IX                                      DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 3.6.   Il-korpi notifikati għandhom jiżguraw li l-kompożizzjoni tat-tim tal-valutazzjoni hija tali li
       hemm biżżejjed esperjenza fl-evalwazzjoni tal-apparati, is-sistemi u l-proċessi kkonċernati,
       oġġettività u newtralità kontinwi; dan għandu jinkludi rotazzjoni tal-membri tat-tim ta'
       valutazzjoni f'intervalli xierqa. Bħala regola ġenerali, awditur ewlieni ma għandu la jmexxi
       u lanqas jattendi għal awditjar tal-istess manifattur għal aktar minn tliet snin konsekuttivi.

3.7.   Jekk il-korp notifikat isib diverġenza bejn il-kampjun li ttieħed mill-produzzjoni jew mis-
       suq u l-ispeċifikazzjonijiet stipulati fid-dokumentazzjoni teknika jew fid-disinn approvat,
       għandu jissospendi jew jirtira ċ-ċertifikat rilevanti jew jimponi restrizzjonijiet fuqu.

                                          Kapitolu II
                   Valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika

4.     Valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tal-apparati tal-klassi B, C u D u verifika tal-lott
       applikabbli għal apparati tal-klassi D

4.1.   Minbarra l-obbligu stipulat fit-Taqsima 2, il-manifattur ta' apparati għandu jressaq
       applikazzjoni għall-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika quddiem il-korp notifikat
       fir-rigward tal-apparat li huwa jippjana li jqiegħed fis-suq jew fis-servizz u li huwa kopert
       mis-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità msemmija fit-Taqsima 2.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     12
ANNESS IX                                       DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- 4.2.   L-applikazzjoni għandha tiddeskrivi d-disinn, il-manifattura u l-prestazzjoni tal-apparat
       ikkonċernat. Din għandha tinkludi d-dokumentazzjoni teknika kif imsemmija fl-Annessi II
       u III.

       Fil-każ ta' apparati għall-awtottestjar jew għall-ittestjar qrib il-pazjent, l-applikazzjoni
       għandha tinkludi wkoll l-aspetti msemmijin fil-punt (b) tat-Taqsima 5.1.

4.3.   Il-korp notifikat għandu jeżamina l-applikazzjoni billi juża l-persunal, impjegat minnu, bi
       prova li għandu għarfien u esperjenza fl-evalwazzjoni tat-teknoloġija, u l-apparati
       kkonċernati u fl-evalwazzjoni ta' evidenza klinika. Il-korp notifikat jista' jirrikjedi li l-
       applikazzjoni tiġi kompluta billi jsiru aktar testijiet jew jitlob li tiġi pprovduta aktar
       evidenza biex tkun possibbli valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti rilevanti tar-
       Regolament. Il-korp notifikat għandu jwettaq testijiet adegwati fiżiċi jew fil-laboratorju
       relatati mal-apparat jew jitlob lill-manifattur biex iwettaq dawn it-testijiet.

4.4.   Il-korp notifikat għandu jeżamina l-evidenza klinika ppreżentata mill-manifattur fir-rapport
       dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni relatata li tkun saret.
       Il-korp notifikat għandu juża eżaminaturi tal-apparat impjegati b'biżżejjed għarfien espert
       kliniku u fost dawn esperti kliniċi esterni b'esperjenza diretta u attwali marbuta mal-
       applikazzjoni klinika tal-apparat ikkonċernat għall-finijiet ta' dak l-eżami.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      13
ANNESS IX                                      DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 4.5.   Il-korp notifikat għandu, f'ċirkostanzi li fihom l-evidenza klinika tkun imsejsa parzjalment
       jew kollha kemm hi fuq data minn apparati li huma ddikjarati ekwivalenti għall-apparat li
       qed jiġi vvalutat, jivvaluta kemm hu xieraq l-użu ta' tali data, filwaqt li jqis fatturi bħal
       indikazzjonijiet ġodda u innovazzjoni. Il-korp notifikat għandu jiddokumenta b'mod ċar il-
       konklużjonijiet tiegħu dwar l-ekwivalenza ddikjarata, u dwar ir-rilevanza u l-adegwatezza
       tad-data biex tintwera l-konformità.

4.6.   Il-korp notifikat għandu jivverifika li l-evidenza klinika u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni
       jkunu adegwati u għandu jivverifika l-konklużjonijiet li jislet il-manifattur dwar il-
       konformità mar-rekwiżiti ġenerali rilevanti ta' sikurezza u prestazzjoni. Dik il-verifika
       għandha tinkludi kunsiderazzjoni tal-adegwatezza tad-determinazzjoni tal-benefiċċji u r-
       riskji, il-ġestjoni tar-riskji, l-istruzzjonijiet għall-użu, it-taħriġ għall-utent u l-pjan tal-
       manifattur għal sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq, u jinkludi eżami tal-ħtieġa għall-pjan
       propost għall-PMPF u tal-adegwatezza tiegħu, fejn applikabbli.

4.7    Fuq il-bażi tal-valutazzjoni tiegħu tal-evidenza klinika, il-korp notifikat għandu jqis l-
       evalwazzjoni tal-prestazzjoni u d-determinazzjoni tal-benefiċċji u r-riskji u jekk jeħtieġx li
       jiġu definiti passi ewlenin speċifiċi biex il-korp notifikat ikun jista' jeżamina l-
       aġġornamenti għall-evidenza klinika li jirriżultaw minn data tas-sorveljanza ta' wara t-
       tqegħid fis-suq u tal-PMPF.

4.8.   Il-korp notifikat għandu jiddokumenta b'mod ċar l-eżitu tal-valutazzjoni tiegħu fir-rapport
       ta' valutazzjoni tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                        14
ANNESS IX                                        DGB 2C                                                   MT
 ---pagebreak--- 4.9.    Qabel ma joħroġ ċertifikat tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE, il-korp
        notifikat għandu jitlob laboratorju ta' referenza tal-UE, fejn ikun hemm wieħed magħżul
        skont l-Artikolu 100, biex jivverifika l-prestazzjoni ddikjarata mill-manifattur u l-
        konformità tal-apparat mas-SK, fejn disponibbli, jew ma' soluzzjonijiet oħra magħżulin
        mill-manifattur biex jiżgura livell ta' sikurezza u prestazzjoni li tal-inqas jkunu ekwivalenti.
        Il-verifika għandha tinkludi testijiet tal-laboratorju mil-laboratorju ta' referenza tal-UE kif
        imsemmi fl-Artikolu 48(5).

        Barra minn hekk, il-korp notifikat għandu, fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 48(6) ta' dan
        ir-Regolament, jikkonsulta lill-esperti rilevanti msemmija fl-Artikolu 106 tar-Regolament
        (UE) 2017/... + skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 48(6) ta' dan ir-Regolament dwar ir-
        rapport tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-manifattur.

        Il-laboratorju ta' referenza tal-UE għandu jipprovdi opinjoni xjentifika fi żmien 60 jum.

        L-opinjoni xjentifika tal-laboratorju ta' referenza tal-UE u, fejn applikabbli, l-fehmiet tal-
        esperti kkonsultati, skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 48(6) u kwalunkwe
        aġġornament possibbli għandhom jiġu inklużi fid-dokumentazzjoni tal-korp notifikat dwar
        l-apparat. Il-korp notifikat għandu, meta jagħmel id-deċiżjoni tiegħu, iqis kif mistħoqq il-
        fehmiet espressi fl-opinjoni xjentifika tal-laboratorju ta' referenza tal-UE, u fejn
        applikabbli, il-fehmiet espressi mill-esperti kkonsultati skont l-Artikolu 48(6). Il-korp
        notifikat ma għandux jagħti ċ-ċertifikat jekk l-opinjoni xjentifika tal-laboratorju ta'
        referenza tal-UE ma tkunx favorevoli.

+
       ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      15
ANNESS IX                                      DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 4.10.   Il-korp notifikat għandu jipprovdi lill-manifattur b'rapport dwar il-valutazzjoni tad-
        dokumentazzjoni teknika, inkluż rapport ta' valutazzjoni tal-evalwazzjoni klinika. Jekk l-
        apparat ikun konformi mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, il-korp
        notifikat għandu joħroġ ċertifikat tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE. Iċ-
        ċertifikat għandu jinkludi l-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika,
        il-kondizzjonijiet ta' validità taċ-ċertifikat, id-data meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-
        apparat approvat u, fejn ikun xieraq, deskrizzjoni tal-għan maħsub tal-apparat.

4.11.   Il-bidliet fl-apparat approvat għandhom jeħtieġu approvazzjoni ulterjuri mill-korp notifikat
        li jkun ħareġ iċ-ċertifikat tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE, fejn tali
        bidliet jistgħu jaffettwaw is-sikurezza u l-prestazzjoni tal-apparat jew il-kondizzjonijiet
        preskritti biex jintuża l-apparat. Meta l-manifattur jippjana li jintroduċi kwalunkwe waħda
        mill-bidliet imsemmijin hawn fuq huwa għandu jgħarraf lill-korp notifikat li jkun ħareġ iċ-
        ċertifikat tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE dwarha. Il-korp notifikat
        għandu jivvaluta l-bidliet ippjanati u jiddeċiedi jekk il-bidliet ippjanati jirrikjedux
        valutazzjoni ġdida tal-konformità f'konformità mal-Artikolu 48 jew jekk jistgħux jiġu
        indirizzati permezz ta' suppliment maċ-ċertifikat tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni
        teknika tal-UE. F'dan l-aħħar każ, il-korp notifikat għandu jivvaluta l-bidliet, jinnotifika
        lill-manifattur dwar id-deċiżjoni tiegħu u, fejn il-bidliet jiġu approvati, jipprovdilu
        suppliment maċ-ċertifikat tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      16
ANNESS IX                                       DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---         Fejn il-bidliet jistgħu jaffettwaw il-konformità mas-SK jew ma' soluzzjonijiet oħra
        magħżulin mill-manifattur li ġew approvati biċ-ċertifikat tal-valutazzjoni tad-
        dokumentazzjoni teknika tal-UE, il-korp notifikat għandu jikkonsulta lil-laboratorju ta'
        referenza tal-UE li kien involut fil-konsultazzjoni inizjali, biex jikkonferma l-konformità
        mas-SK jew ma' soluzzjonijiet oħra magħżula mill-manifattur biex jiġi żgurat li jinżamm
        livell ta' sikurezza u ta' prestazzjoni li jkunu tal-inqas ekwivalenti.

        Il-laboratorju ta' referenza tal-UE għandu jipprovdi opinjoni xjentifika fi żmien 60 jum.

4.12.   Biex jivverifika l-konformità tal-apparati tal-klassi D, il-manifattur għandu jwettaq testijiet
        fuq kull lott ta' apparati mmanifatturat. Wara l-konklużjoni tal-kontrolli u t-testijiet dan
        għandu minnufih jibgħat ir-rapporti rilevanti dwar dawk it-testijiet lill-korp notifikat. Barra
        minn hekk, il-manifattur għandu jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-korp notifikat il-kampjuni
        tal-lottijiet mmanifatturati skont il-kondizzjonijiet u l-arranġamenti dettaljati miftehmin
        minn qabel li għandhom jinkludu li l-korp notifikat jew il-manifattur għandu jibgħat il-
        kampjuni tal-lottijiet mmanifatturati lil laboratorju ta' referenza tal-UE, fejn ikun inħatar
        tali laboratorju f'konformità mal-Artikolu 100, biex dan iwettaq it-testijiet adatti. Il-
        laboratorju ta' referenza tal-UE għandu jinforma lill-korp notifikat bis-sejbiet tiegħu.

4.13.   Il-manifattur jista' jqiegħed l-apparati fis-suq, minbarra jekk il-korp notifikat jgħarraf lill-
        manifattur fil-limitu ta' żmien miftiehem, iżda mhux aktar minn 30 jum wara li jkun irċieva
        l-kampjuni, b'xi deċiżjoni oħra, inkluża b'mod partikolari kwalunkwe kondizzjoni dwar il-
        validità taċ-ċertifikati kkonsenjati.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       17
ANNESS IX                                       DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 5.     Valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika ta' tipi speċifiċi ta' apparati

5.1.   Valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika għal apparati tal-klassi B, C u D għall-
       awtottestjar u għall-ittestjar qrib il-pazjent

       (a)   Il-manifattur ta' apparati tal-klassi B, C u D għall-awtottestjar u għall-ittestjar qrib il-
             pazjent għandu jressaq quddiem il-korp notifikat applikazzjoni għall-valutazzjoni
             tad-dokumentazzjoni teknika.

       (b)   L-applikazzjoni għandha tippermetti li d-disinn tal-karatteristiċi u l-prestazzjoni(jiet)
             tal-apparat jinftiehmu u għandha tippermetti l-valutazzjoni tal-konformità mar-
             rekwiżiti ta' dan ir-Regolament marbutin mad-disinn. Din għandha tinkludi:

             (i)    rapporti dwar it-testijiet, inklużi r-riżultati ta' studji mwettqa mal-utenti
                    maħsuba;

             (ii)   fejn prattikabbli, eżempju tal-apparat; jekk meħtieġ, l-apparat għandu jintradd
                    lura malli tkun lesta l-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika;

             (iii) data li turi kemm hu adatt l-apparat għall-għan maħsub tiegħu ta' awtottestjar
                    jew ittestjar qrib il-pazjent;

             (iv) l-informazzjoni li għandha tingħata mal-apparat fuq it-tikketta tiegħu u l-
                    istruzzjonijiet għall-użu tiegħu.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      18
ANNESS IX                                       DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---              Il-korp notifikat jista' jeħtieġ li l-applikazzjoni tiġi kkompletata billi jsiru aktar
             testijiet jew jingħataw provi oħra li jippermettu l-valutazzjoni tal-konformità mar-
             rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

       (c)   Il-korp notifikat għandu jivverifika l-konformità tal-apparat mar-rekwiżiti rilevanti
             stabbiliti fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

       (d)   Il-korp notifikat għandu jivvaluta l-applikazzjoni, bl-użu ta' persunal impjegat minnu,
             bi provi ta' għarfien u esperjenza rigward it-teknoloġija kkonċernata u l-għan maħsub
             tal-apparat u jipprovdi lill-manifattur b'rapport ta' valutazzjoni tad-dokumentazzjoni
             teknika.

       (e)   Jekk l-apparat ikun konformi mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament,
             il-korp notifikat għandu joħroġ ċertifikat tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni
             teknika tal-UE. Iċ-ċertifikat għandu jinkludi l-konklużjonijiet tal-valutazzjoni, il-
             kondizzjonijiet tal-validità tiegħu, id-data meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-apparati
             approvati u, fejn adatt, deskrizzjoni tal-għan maħsub tal-apparat.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      19
ANNESS IX                                      DGB 2C                                                 MT
 ---pagebreak---        (f)   Il-bidliet fl-apparat approvat għandhom jirrikjedu approvazzjoni mill-korp notifikat li
             jkun ħareġ iċ-ċertifikat tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE fejn tali
             bidliet jistgħu jaffettwaw is-sikurezza u l-prestazzjoni tal-apparat jew il-
             kondizzjonijiet preskritti biex jintuża l-apparat. Meta l-manifattur jippjana li
             jintroduċi kwalunkwe waħda mill-bidliet imsemmijin hawn fuq, huwa għandu
             jgħarraf lill-korp notifikat li jkun ħareġ iċ-ċertifikat tal-valutazzjoni tad-
             dokumentazzjoni teknika tal-UE dwarha. Il-korp notifikat għandu jivvaluta l-bidliet
             ippjanati u jiddeċiedi jekk il-bidliet ippjanati jirrikjedux valutazzjoni ġdida tal-
             konformità skont l-Artikolu 48 jew jekk jistgħux jiġu indirizzati permezz ta'
             suppliment maċ-ċertifikat tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE. F'dan
             l-aħħar każ, il-korp notifikat għandu jivvaluta l-bidliet, jinnotifika lill-manifattur
             dwar id-deċiżjoni tiegħu u, fejn il-bidliet jiġu approvati, jipprovdilu suppliment maċ-
             ċertifikat tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE.

5.2.   Valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tad-dijanjostika ta' akkumpanjament

       (a)   Il-manifattur ta' dijanjostika ta' akkumpanjament għandu jressaq quddiem il-korp
             notifikat applikazzjoni għall-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika. Il-korp
             notifikat għandu jevalwa dik l-applikazzjoni skont il-proċedura stipulata fit-
             Taqsimiet 4.1 sa 4.8 ta' dan l-Anness.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      20
ANNESS IX                                      DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        (b)   L-applikazzjoni għandha tippermetti li l-karatteristiċi u l-prestazzjoni tal-apparat
             jinftiehmu u għandha tippermetti li tiġi vvalutata l-konformità mar-rekwiżiti ta' dan
             ir-Regolament li huma marbutin mad-disinn, b'mod partikolari, rigward kemm l-
             apparat hu adatt b'rabta mal-prodott mediċinali kkonċernat.

       (c)   Il-korp notifikat għandu, qabel ma joħroġ ċertifikat tal-valutazzjoni tad-
             dokumentazzjoni teknika tal-UE għad-dijanjostika ta' akkumpanjament u abbażi tal-
             abbozz tas-sommarju dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni u l-abbozz tal-istruzzjonijiet
             għall-użu, jitlob opinjoni xjentifika minn waħda mill-awtoritajiet kompetenti maħtura
             mill-Istati Membri skont id-Direttiva 2001/83/KE jew l-EMA, u kwalunkwe waħda
             minnhom tissejjaħ f'din it-Taqsima 'l-awtorità għall-prodotti mediċinali kkonsultata' ,
             skont liema waħda tkun ġiet ikkonsultata taħt dan il-punt, rigward kemm l-apparat hu
             adatt għall-prodott mediċinali kkonċernat. F'każ li l-prodott mediċinali jidħol
             esklużivament fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Anness għar-Regolament (KE)
             Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1, il-korp notifikat għandu jitlob l-
             opinjoni tal-EMA. Jekk il-prodott mediċinali kkonċernat diġà jkun awtorizzat, jew
             jekk tkun ġiet ippreżentata applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tiegħu, il-korp
             notifikat għandu jikkonsulta lill-awtorità għall-prodotti mediċinali, jew l-EMA, li
             tkun responsabbli għall-awtorizzazzjoni.

1
      Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004
      li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti
      mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-
      Mediċini (ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1).

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                      21
ANNESS IX                                    DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        (d)   L-awtorità għall-prodotti mediċinali kkonsultata għandha tagħti l-opinjoni tagħha fi
             żmien 60 jum minn meta tirċievi d-dokumentazzjoni neċessarja kollha. Dan il-
             perijodu ta' 60 jum jista' jiġi estiż darba biss għal 60 jum ieħor għal raġunijiet
             ġustifikati. L-opinjoni u kwalunkwe aġġornament possibbli għandhom jiġu inklużi
             fid-dokumentazzjoni tal-korp notifikat dwar l-apparat.

       (e)   Il-korp notifikat għandu jikkunsidra sewwa l-opinjoni xjentifika msemmija fil-punt
             (d) meta jieħu d-deċiżjoni tiegħu. Il-korp notifikat għandu jibgħat id-deċiżjoni finali
             tiegħu lill-awtorità għall-prodotti mediċinali kkonsultata. Iċ-ċertifikat tal-valutazzjoni
             tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE għandu jintbagħat skont il-punt (e) tat-Taqsima
             5.1.

       (f)   Qabel ma jitwettqu bidliet li jaffettwaw il-prestazzjoni ta' u/jew l-użu maħsub ta'
             u/jew kemm hu adatt l-apparat b'rabta mal-prodott mediċinali kkonċernat, il-
             manifattur għandu jinforma lill-korp notifikat dwar il-bidliet. Il-korp notifikat
             għandu jivvaluta l-bidliet ippjanati u jiddeċiedi jekk il-bidliet ippjanati jirrikjedux
             valutazzjoni ġdida tal-konformità skont l-Artikolu 48 jew jekk jistgħux jiġu
             indirizzati permezz ta' suppliment maċ-ċertifikat tal-valutazzjoni tad-
             dokumentazzjoni teknika tal-UE. F'dan il-każ tal-aħħar il-korp notifikat għandu
             jivvaluta l-bidliet u jitlob l-opinjoni tal-awtorità għall-prodotti mediċinali
             kkonsultata. L-awtorità għall-prodotti mediċinali kkonsultata għandha tagħti l-
             opinjoni tagħha fi żmien 30 jum minn meta tirċievi d-dokumentazzjoni neċessarja
             kollha dwar il-bidliet. Għandu jinħareġ suppliment maċ-ċertifikat tal-valutazzjoni
             tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE f'konformità mal-punt (f) tat-Taqsima 5.1.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        22
ANNESS IX                                     DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                        Kapitolu III
                         Dispożizzjonijiet amministrattivi

6.     Il-manifattur jew, meta l-manifattur ma jkollux post tan-negozju rreġistrat fi Stat Membru,
       ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu, għal perijodu li jispiċċa mhux qabel għaxar snin
       wara li jkun tqiegħed fis-suq l-aħħar apparat, iżomm għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet
       kompetenti:

       –    id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE,

       –    id-dokumentazzjoni msemmija fil-ħames inċiż tat-Taqsima 2.1. u partikolarment id-
            data u r-rekords li jirriżultaw mill-proċeduri msemmija fil-punt (c) tat-tieni paragrafu
            tat-Taqsima 2.2.,

       –    informazzjoni dwar il-bidliet imsemmijin fit-Taqsima 2.4.,

       –    id-dokumentazzjoni msemmija fit-Taqsima 4.2. u fil-punt (b) tat-Taqsima 5.1., u

       –    id-deċiżjonijiet u r-rapporti mingħand il-korp notifikat kif imsemmijin f'dan l-
            Anness.

10729/3/16 REV 3                                                       GP/ea                      23
ANNESS IX                                   DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 7.     Kull Stat Membru għandu jitlob li d-dokumentazzjoni msemmija fit-Taqsima 6 tinżamm
       għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti għall-perijodu indikat f'dik it-Taqsima fil-
       każ li manifattur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, stabbilit fit-territorju tiegħu jfalli
       jew iwaqqaf l-attività ta' negozju tiegħu qabel tmiem dak il-perijodu.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       24
ANNESS IX                                      DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                             ANNESS X

           VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ BBAŻATA FUQ EŻAMI TAT-TIP

1.     L-eżami tat-tip tal-UE huwa l-proċedura li fiha korp notifikat jaċċerta u jiċċertifika li
       apparat, inklużi d-dokumentazzjoni teknika u l-proċessi rilevanti taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu
       u kampjun rappreżentattiv korrispondenti tal-produzzjoni prevista tal-apparat, jissodisfaw
       id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament.

2.     Applikazzjoni

       Il-manifattur għandu jippreżenta applikazzjoni għall-valutazzjoni quddiem korp notifikat.
       L-applikazzjoni għandha tinkludi:

       –     l-isem tal-manifattur u l-indirizz tal-post tan-negozju rreġistrat tiegħu u, jekk l-
             applikazzjoni tiġi ppreżentata mir-rappreżentant awtorizzat, l-isem tar-rappreżentant
             awtorizzat u l-indirizz tal-post tan-negozju rreġistrat tiegħu,

       –     id-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Annessi II u III. L-applikant għandu jpoġġi
             kampjun rappreżentattiv tal-produzzjoni prevista tal-apparat ('tip') għad-disponibbiltà
             tal-korp notifikat. Il-korp notifikat jista' jitlob kampjuni oħra kif meħtieġ,

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       1
ANNESS X                                      DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        –    fil-każ ta' apparati għall-awtottestjar jew għall-ittestjar qrib il-pazjent, ir-rapporti
            dwar it-testijiet, inklużi r-riżultati ta' studji mwettqa mal-utenti maħsuba, u d-data li
            turi kemm hu adatt biex jintuża l-apparat b'rabta mal-għan maħsub tiegħu għall-
            awtottestjar jew l-ittestjar qrib il-pazjent,

       –    fejn prattikabbli, eżempju tal-apparat. Jekk ikun mitlub, l-apparat għandu jintradd
            lura malli tkun lesta l-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika;

       –    data li turi kemm hu adatt l-apparat b'rabta mal-għan maħsub tiegħu ta' awtottestjar
            jew ittestjar qrib il-pazjent,

       –    l-informazzjoni li għandha tingħata mal-apparat fuq it-tikketta tiegħu u l-
            istruzzjonijiet għall-użu tiegħu, u

       –    dikjarazzjoni bil-miktub li ma ġiet ippreżentata l-ebda applikazzjoni lil korp notifikat
            ieħor għall-istess tip, jew informazzjoni dwar kwalunkwe applikazzjoni preċedenti
            għall-istess tip li ġiet irrifjutata minn korp notifikat ieħor jew li tkun ġiet irtirata mill-
            manifattur jew mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu qabel ma tkun saret il-
            valutazzjoni finali minn dak il-korp notifikat l-ieħor.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                         2
ANNESS X                                      DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 3.     Valutazzjoni

       Il-korp notifikat għandu:

       (a)   jeżamina l-applikazzjoni, billi juża persunal b'għarfien u esperjenza ppruvati fir-
             rigward tal-evalwazzjoni tat-teknoloġija, u l-apparati kkonċernati u fl-evalwazzjoni
             ta' evidenza klinika. Il-korp notifikat jista' jirrikjedi li l-applikazzjoni tiġi kompluta
             billi jara li jsiru aktar testijiet jew jitlob li tingħata evidenza oħra biex tkun possibbli
             valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti rilevanti tar-Regolament. Il-korp notifikat
             għandu jwettaq testijiet adegwati fiżiċi jew fil-laboratorju relatati mal-apparat jew
             jitlob lill-manifattur biex iwettaq dawn it-testijiet;

       (b)   tiġi eżaminata u vvalutata d-dokumentazzjoni teknika għall-konformità mar-rekwiżiti
             ta' dan ir-Regolament li jkunu applikabbli għall-apparat u jiġi vverifikat li t-tip ikun
             ġie manifatturat f'konformità ma' dik id-dokumentazzjoni; huwa għandu wkoll
             jirreġistra l-oġġetti ddisinjati b'konformità mal-istandards applikabbli msemmija fl-
             Artikolu 8 jew mas-SK applikabbli, u jirreġistra l-oġġetti mhux ddisinjati fuq il-bażi
             tal-istandards rilevanti msemmijin fl-Artikolu 8 jew tas-SK rilevanti;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                           3
ANNESS X                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        (c)    jeżamina l-evidenza klinika ppreżentata mill-manifattur fir-rapport dwar l-
              evalwazzjoni tal-prestazzjoni skont it-Taqsima 1.3.2 tal-Anness XIII. Il-korp
              notifikat għandu jimpjega eżaminaturi tal-apparat b'biżżejjed għarfien espert kliniku
              u, jekk neċessarju, juża esperti kliniċi esterni b'esperjenza diretta u attwali marbuta
              mal-applikazzjoni klinika tal-apparat inkwistjoni għall-finijiet ta' dak l-eżami.

       (d)    f'ċirkostanzi li fihom l-evidenza klinika tkun parzjalment jew kollha kemm hi msejsa
              fuq data minn apparati li huma ddikjarati simili jew ekwivalenti għall-apparat li qed
              jiġi vvalutat, jivvaluta kemm hu adatt l-użu ta' din id-data, filwaqt li jqis fatturi bħal
              indikazzjonijiet ġodda u innovazzjoni. Il-korp notifikat għandu jiddokumenta b'mod
              ċar il-konklużjonijiet tiegħu dwar l-ekwivalenza ddikjarata, u dwar ir-rilevanza u l-
              adegwatezza tad-data biex tintwera l-konformità;

       (e).   jiddokumenta b'mod ċar l-eżitu tal-valutazzjoni tiegħu fir-rapport ta' valutazzjoni
              dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni msemmi fit-Taqsima 4.8 tal-Anness IX.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                          4
ANNESS X                                       DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (f)   iwettaq jew jagħmel arranġamenti għall-valutazzjonijiet xierqa u għat-testijiet fiżiċi
             jew fil-laboratorju li huma meħtieġa biex jivverifika jekk is-soluzzjonijiet adottati
             mill-manifattur jissodisfawx ir-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-
             prestazzjoni stipulati f'dan ir-Regolament fil-każ li l-istandards imsemmija fl-
             Artikolu 8 jew is-SK ma jkunux ġew applikati. Fejn l-apparat jeħtieġ li jitqabbad ma'
             apparat jew apparati oħrajn sabiex jaħdem kif maħsub, għandha tingħata prova li dan
             jikkonforma mar-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni meta
             jitqabbad ma' kwalunkwe apparat jew apparati bħal dawn bil-karatteristiċi speċifikati
             mill-manifattur;

       (g)   iwettaq jew jagħmel arranġamenti biex isiru l-valutazzjonijiet xierqa u t-testijiet
             fiżiċi jew fil-laboratorju li huma meħtieġa sabiex jiġi verifikat li, fil-każ li l-
             manifattur għażel li japplika l-istandards armonizzati rilevanti, dawk l-istandards
             ikunu ġew fil-fatt applikati;

       (h)   jaqbel mal-applikant fuq il-post fejn għandhom isiru l-valutazzjonijiet u t-testijiet
             meħtieġa;

       (i)   ifassal rapport tal-UE tal-eżami tat-tip dwar ir-riżultati tal-valutazzjonijiet u t-testijiet
             li jkunu saru taħt il-punti (a) sa (g);

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                        5
ANNESS X                                       DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (j)   fil-każ ta' apparati fil-klassi D, jitlob laboratorju ta' referenza tal-UE, fejn ikun hemm
             wieħed maħtur f'konformità mal-Artikolu 100, biex jivverifika l-prestazzjoni
             ddikjarata mill-manifattur u l-konformità tal-apparat mas-SK, fejn disponibbli, jew
             ma' soluzzjonijiet oħra magħżula mill-manifattur biex jiżgura livell ta' sikurezza u
             prestazzjoni li tal-inqas ikun ekwivalenti. Il-verifika għandha tinkludi t-testijiet tal-
             laboratorju mil-laboratorju ta' referenza tal-UE f'konformità mal-Artikolu 48(5).

             Barra minn hekk, il-korp notifikat għandu, fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 48(6)
             ta' dan ir-Regolament, jikkonsulta lill-esperti rilevanti msemmija fl-Artikolu 106 tar-
             Regolament (UE) 2017/... + skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 48(6) ta' dan ir-
             Regolament dwar ir-rapport tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-manifattur.

             Il-laboratorju ta' referenza tal-UE għandu jipprovdi opinjoni xjentifika fi żmien 60
             jum.

             L-opinjoni xjentifika tal-laboratorju ta' referenza tal-UE u, fejn il-proċedura stipulata
             fl-Artikolu 48(6) tkun applikabbli, l-opinjonijiet tal-esperti kkonsultati, u kwalunkwe
             aġġornament possibbli għandhom jiġu inklużi fid-dokumentazzjoni tal-korp notifikat
             dwar l-apparat. Il-korp notifikat għandu jagħti l-konsiderazzjoni mistħoqqa lill-
             fehmiet espressi fl-opinjoni xjentifika tal-laboratorju ta' referenza tal-UE u, fejn
             applikabbli, lill-fehmiet espressi mill-esperti kkonsultati f'konformità mal-
             Artikolu 48(6), meta jieħu d-deċiżjoni tiegħu. Il-korp notifikat ma għandux jagħti ċ-
             ċertifikat jekk l-opinjoni xjentifika tal-laboratorju ta' referenza tal-UE ma tkunx
             favorevoli.

+
      ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tas-serje tar-Regolament f'st10728/16.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                          6
ANNESS X                                      DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (k)   għal dijanjostika ta' akkumpanjament, jitlob l-opinjoni, abbażi tal-abbozz tas-
             sommarju dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni u l-abbozz tal-istruzzjonijiet għall-użu,
             ta' waħda mill-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istati Membri skont id-Direttiva
             2001/83/KE jew l-EMA (li t-tnejn li huma għandhom jissejjħu 'l-awtorità għall-
             prodotti mediċinali kkonsultata' skont liema waħda minnhom tkun ġiet ikkonsultata
             taħt dan il-punt) dwar kemm hu adatt l-apparat b'rabta mal-prodott mediċinali
             kkonċernat. F'każ li l-prodott mediċinali jidħol esklużivament fil-kamp ta'
             applikazzjoni tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, il-korp notifikat
             għandu jikkonsulta lill-EMA. Jekk il-prodott mediċinali kkonċernat ikun diġà
             awtorizzat, jew jekk tiġi ppreżentata applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tiegħu, il-
             korp notifikat għandu jikkonsulta l-awtorità kompetenti għall-prodotti mediċinali,
             jew l-EMA, li tkun responsabbli għall-awtorizzazzjoni. L-awtorità għall-prodotti
             mediċinali kkonsultata għandha tagħti l-opinjoni tagħha fi żmien 60 jum minn meta
             tirċievi d-dokumentazzjoni neċessarja kollha. Dan il-perijodu ta' 60 jum jista' jiġi
             estiż darba biss għal 60 jum ieħor għal raġunijiet ġustifikati. L-opinjoni tal-awtorità
             għall-prodotti mediċinali kkonsultata u kull aġġornament possibbli għandhom jiġu
             inklużi fid-dokumentazzjoni li tikkonċerna l-apparat, tal-korp notifikat. Il-korp
             notifikat għandu jikkunsidra sew l-opinjoni tal-awtorità għall-prodotti mediċinali
             kkonsultata fit-teħid tad-deċiżjoni tiegħu. Huwa għandu jikkomunika d-deċiżjoni
             finali tiegħu lill-awtorità għall-prodotti mediċinali kkonsultata; u

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                         7
ANNESS X                                     DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (l)   ifassal rapport dwar l-eżami tal-UE tat-tip dwar ir-riżultati tal-valutazzjonijiet u t-
             testijiet li jkunu saru, u l-opinjonijiet xjentifiċi mogħtija taħt il-punti (a) sa (k), inkluż
             rapport ta' valutazzjoni dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni għal apparati tal-klassi C
             jew tal-klassi D jew koperti mit-tielet inċiż tat-Taqsima 2.

4.     Ċertifikat

       Jekk it-tip ikun konformi ma' dan ir-Regolament, il-korp notifikat għandu joħroġ ċertifikat
       tal-eżami tal-UE tat-tip. Iċ-ċertifikat għandu jinkludi l-isem u l-indirizz tal-manifattur, il-
       konklużjonijiet tal-valutazzjoni tal-eżami tat-tip, il-kondizzjonijiet tal-validità taċ-ċertifikat
       u d-data meħtieġa għall-identifikazzjoni tat-tip approvat. Iċ-ċertifikat għandu jitfassal
       f'konformità mal-Anness XII. Il-partijiet rilevanti tad-dokumentazzjoni għandhom jiġu
       mehmuża maċ-ċertifikat u l-korp notifikat għandu jżomm kopja.

5.     Bidliet fit-tip

5.1.   L-applikant għandu jinforma lill-korp notifikat li jkun ħareġ iċ-ċertifikat tal-eżami tal-UE
       tat-tip, bi kwalunkwe bidla ppjanata fit-tip approvat jew l-għan maħsub u l-kondizzjonijiet
       tal-użu tiegħu.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                        8
ANNESS X                                       DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 5.2.   Il-bidliet fl-apparat approvat inklużi limitazzjonijiet fl-għan maħsub u l-kondizzjonijiet tal-
       użu tiegħu għandhom jeħtieġu approvazzjoni ulterjuri mill-korp notifikat li jkun ħareġ iċ-
       ċertifikat tal-eżami tal-UE tat-tip fejn tali bidliet jistgħu jaffettwaw il-konformità mar-
       rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u tal-prestazzjoni jew mal-kondizzjonijiet
       preskritti biex jintuża l-prodott. Il-korp notifikat għandu jeżamina l-bidliet ippjanati,
       jinnotifika lill-manifattur bid-deċiżjoni tiegħu u jipprovdilu suppliment mar-rapport tal-UE
       dwar l-eżami tat-tip. L-approvazzjoni ta' kwalunkwe bidla fit-tip approvat għandha tkun fl-
       għamla ta' suppliment maċ-ċertifikat tal-eżami tal-UE tat-tip.

5.3.   Bidliet fl-għan maħsub u l-kondizzjonijiet tal-użu tal-apparat approvat, bl-eċċezzjoni ta'
       limitazzjonijiet tal-għan maħsub u l-kondizzjonijiet tal-użu, għandhom jeħtieġu
       applikazzjoni ġdida għal valutazzjoni tal-konformità.

5.4.   Fejn il-bidliet ikunu jistgħu jaffettwaw il-prestazzjoni ddikjarata mill-manifattur jew il-
       konformità mas-SK jew ma' soluzzjonijiet oħra magħżulin mill-manifattur li ġew approvati
       biċ-ċertifikat tal-eżami tal-UE tat-tip, il-korp notifikat għandu jikkonsulta lil-laboratorju ta'
       referenza tal-UE li kien involut fil-konsultazzjoni inizjali, biex jikkonferma l-konformità
       mas-SK, meta dawn ikunu disponibbli, jew ma' soluzzjonijiet oħrajn magħżula mill-
       manifattur biex jiżgura li jinżamm livell ta' sikurezza u ta' prestazzjoni li jkunu tal-inqas
       ekwivalenti.

       Il-laboratorju ta' referenza tal-UE għandu jipprovdi opinjoni xjentifika fi żmien 60 jum.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        9
ANNESS X                                      DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 5.5.   Fejn il-bidliet jaffettwaw il-prestazzjoni jew l-użu maħsub ta' dijanjostika ta'
       akkumpanjament approvata permezz taċ-ċertifikat tal-eżami tal-UE tat-tip jew kemm hi
       adatta b'rabta ma' prodott mediċinali, il-korp notifikat għandu jikkonsulta lill-awtorità
       kompetenti għall-prodotti mediċinali li kienet involuta fil-konsultazzjoni inizjali jew lill-
       EMA. L-awtorità għall-prodotti mediċinali kkonsultata għandha tagħti l-opinjoni tagħha,
       jekk ikun hemm waħda, fi żmien 30 jum minn meta tirċievi d-dokumentazzjoni valida
       dwar il-bidliet. L-approvazzjoni ta' kwalunkwe bidla fit-tip approvat għandha tkun fl-
       għamla ta' suppliment maċ-ċertifikat tal-eżami tal-UE tat-tip inizjali.

6.     Dispożizzjonijiet amministrattivi

       Il-manifattur jew, meta l-manifattur ma jkollux post tan-negozju rreġistrat fi Stat Membru,
       ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu, għal perijodu li jispiċċa mhux qabel għaxar snin
       wara li jkun tqiegħed fis-suq l-aħħar apparat, iżomm għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet
       kompetenti:

       –     id-dokumentazzjoni msemmija fit-tieni inċiż tat-Taqsima 2,

       –     informazzjoni dwar il-bidliet imsemmijin fit-Taqsima 5,

       –     kopji taċ-ċertifikati tal-eżami tal-UE tat-tip, l-opinjonijiet u r-rapporti xjentifiċi u ż-
             żidiet/is-supplimenti tagħhom.

       Għandha tapplika t-Taqsima 7 tal-Anness IX.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      10
ANNESS X                                       DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                             ANNESS XI

                             VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ
            BBAŻATA FUQ L-IŻGURAR TAL-KWALITÀ TAL-PRODUZZJONI

1.     Il-manifattur għandu jiżgura li s-sistema tal-immaniġġar tal-kwalità approvata għall-
       manifattura tal-apparati kkonċernati tiġi implimentata, għandu jwettaq il-verifika finali, kif
       speċifikat fit-Taqsima 3, u għandu jkun soġġett għas-sorveljanza li ssir referenza għaliha
       fit-Taqsima 4.

2.     Meta l-manifattur jonora l-obbligi stipulati fit-Taqsima 1, huwa għandu jfassal u jżomm
       dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE skont l-Artikolu 17 tal-Anness IV għall-apparat kopert
       mill-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità. Permezz tal-ħruġ ta' dikjarazzjoni ta'
       konformità tal-UE, il-manifattur għandu jitqies li jiżgura, u li jiddikjara li l-apparat
       ikkonċernat ikun konformi mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament li japplikaw għall-apparat,
       u fil-każ tal-apparati tal-klassi C u tal-klassi D li jiġu eżaminati, jikkonformaw mat-tip
       deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tal-UE tat-tip.

3.     Sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità

3.1.   Il-manifattur għandu jippreżenta applikazzjoni għal valutazzjoni tas-sistema ta' mmaniġġar
       tal-kwalità tiegħu ma' korp notifikat.

       L-applikazzjoni għandha tinkludi:

       –     l-elementi kollha elenkati fit-Taqsima 2.1 tal-Anness IX,

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     1
ANNESS XI                                       DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---        –     id-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Annessi II u III għat-tipi approvati;

       –     kopja taċ-ċertifikati tal-eżami tal-UE tat-tip imsemmija fit-Taqsima 4 tal-Anness X;
             jekk iċ-ċertifikati tal-eżami tat-tip tal-UE nħarġu mill-istess korp notifikat li għandu
             ddaħħlet l-applikazzjoni, għandha tiġi inkluża wkoll fl-applikazzjoni referenza għad-
             dokumentazzjoni teknika u l-aġġornamenti tagħha u għaċ-ċertifikati maħruġa.

3.2.   L-implimentazzjoni tas-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità għandha, issir b'mod li jiżgura li
       jkun hemm konformità mat-tip deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tal-UE tat-tip u mad-
       dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament li japplikaw għall-apparat f'kull stadjui. L-elementi,
       ir-rekwiżiti u d-dispożizzjonijiet kollha adottati mill-manifattur għas-sistema ta'
       mmaniġġar tal-kwalità tiegħu għandhom jiġu dokumentati b'mod sistematiku u ordnat fil-
       forma ta' manwali dwar il-kwalità u politiki bil-miktub u proċeduri, bħal programmi ta'
       kwalità, pjanijiet ta' kwalità u rekords ta' kwalità.

       Partikolarment, id-dokumentazzjoni għandha tinkludi deskrizzjoni adegwata tal-elementi
       kollha elenkati fil-punti (a), (b), (d) u (e) tat-Taqsima 2.2. tal-Anness IX.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                         2
ANNESS XI                                      DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak--- 3.3.   L-ewwel u t-tieni paragrafi tat-Taqsima 2.3 tal-Anness IX għandhom japplikaw.

       Jekk is-sistema ta' mmaniġġar tal-kwalità hija tali li tiżgura li l-apparati huma konformi
       mat-tip deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tal-UE tat-tip u li hija konformi mad-
       dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, il-korp notifikat għandu joħroġ ċertifikat
       tal-UE tal-assigurazzjoni tal-kwalità tal-produzzjoni. Il-korp notifikat għandu javża lill-
       manifattur dwar id-deċiżjoni tiegħu li joħroġ iċ-ċertifikat. Dik id-deċiżjoni għandha
       tinkludi l-konklużjonijiet tal-awditjar tal-korp notifikat u valutazzjoni motivata.

3.4.   Għandha tapplika t-Taqsima 2.4 tal-Anness IX.

4.     Sorveljanza

       Japplikaw it-Taqsima 3.1., l-ewwel, it-tieni u r-raba' inċiż tat-Taqsima 3.2, it-Taqsimiet
       3.3, 3.4, 3.6 u 3.7 tal-Anness IX.

10729/3/16 REV 3                                                         GP/ea                         3
ANNESS XI                                     DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak--- 5.     Verifika ta' apparati mmanifatturati tal-klassi D

5.1.   Fil-każ ta' apparati tal-klassi D, il-manifattur għandu jwettaq testijiet fuq kull lott ta'
       apparati mmanifatturati. Wara l-konklużjoni tal-kontrolli u t-testijiet dan għandu minnufih
       jibgħat ir-rapporti rilevanti dwar dawk it-testijiet lill-korp notifikat. Barra minn hekk, il-
       manifattur għandu jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-korp notifikat kampjuni tal-apparati jew
       ta' lottijiet ta' apparati mmanifatturati f'konformità ma' kondizzjonijiet u arranġamenti
       dettaljati miftehmin minn qabel li għandhom jinkludu li l-korp notifikat jew il-manifattur,
       għandu jibgħat il-kampjuni tal-apparati jew ta' lottijiet ta' apparati mmanifatturati lil
       laboratorju ta' referenza tal-UE, fejn tali laboratorju ikun inħatar f'konformità mal-
       Artikolu 100, biex dan iwettaq it-testijiet rilevanti tal-laboratorju. Il-laboratorju ta'
       referenza tal-UE għandu jinforma lill-korp notifikat bis-sejbiet tiegħu.

5.2.   Il-manifattur jista' jqiegħed l-apparati fis-suq, minbarra jekk il-korp notifikat jgħarraf lill-
       manifattur fil-limitu ta' żmien miftiehem, iżda mhux aktar minn 30 jum wara li jkun irċieva
       l-kampjuni, b'xi deċiżjoni oħra, inkluża b'mod partikolari kwalunkwe kondizzjoni dwar il-
       validità taċ-ċertifikati kkonsenjati.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                         4
ANNESS XI                                      DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak--- 6.     Dispożizzjonijiet amministrattivi

       Il-manifattur jew, meta l-manifattur ma jkollux post tan-negozju rreġistrat fi Stat Membru,
       ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu, għal perijodu li jispiċċa mhux qabel għaxar snin
       wara li jkun tqiegħed fis-suq l-aħħar apparat, iżomm għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet
       kompetenti:

       –    id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE,

       –    id-dokumentazzjoni msemmija fil-ħames inċiż tat-Taqsima 2.1 tal-Anness IX,

       –    id-dokumentazzjoni msemmija fit-tmien inċiż tat-Taqsima 2.1 tal-Anness IX, inkluż
            iċ-ċertifikat tal-eżami tal-UE tat-tip imsemmi fl-Anness X,

       –    informazzjoni dwar il-bidliet imsemmijin fit-Taqsima 2.4 tal-Anness IX, u

       –    id-deċiżjonijiet u r-rapporti mill-korp notifikat kif imsemmi fit-Taqsimiet 2.3., 3.3. u
            3.4. tal-Anness IX.

       Għandha tapplika t-Taqsima 7 tal-Anness IX.

10729/3/16 REV 3                                                        GP/ea                      5
ANNESS XI                                   DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak---                                            ANNESS XII

                   ĊERTIFIKATI MAĦRUĠIN MINN KORP NOTIFIKAT

                                          Kapitolu I
                                    Rekwiżiti ġenerali

1.     Iċ-ċertifikati għandhom jitfasslu f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni.

2.     Kull ċertifikat għandu jirreferi għal proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità waħda biss.

3.     Iċ-ċertifikati għandhom jinħarġu biss għal manifattur wieħed . L-isem u l-indirizz tal-
       manifattur inklużi fiċ-ċertifikat għandhom ikunu l-istess bħal dawk irreġistrati fis-sistema
       elettronika msemmija fl-Artikolu 27.

4.     L-ambitu taċ-ċertifikati għandu jiddeskrivi bla ambigwità l-apparat jew apparati koperti:

       (a)   Iċ-ċertifikati tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE u ċ-ċertifikati tal-
             UE tal-eżami tat-tip għandhom jinkludu identifikazzjoni ċara, inklużi l-isem, il-
             mudell u t-tip tal-apparat jew apparati, l-għan maħsub kif indikat mill-manifattur fl-
             istruzzjonijiet għall-użu u li fir-rigward tiegħu l-apparat ġie vvalutat fil-proċedura ta'
             valutazzjoni tal-konformità, il-klassifikazzjoni tar-riskju u l-unità ta' użu UDI-DI
             Bażiku kif imsemmi fl-Artikolu 24(6).

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                        1
ANNESS XII                                    DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        (b)   Iċ-ċertifikati tal-EU tas-sistema tal-immaniġġar tal-kwalità u ċ-ċertifikati tal-UE tal-
             assigurazzjoni tal-kwalità għandhom jinkludu l-identifikazzjoni tal-apparati jew
             gruppi ta' apparati, il-klassifikazzjoni tar-riskju u l-għan maħsub.

5.     Il-korp notifikat għandu jkun kapaċi juri fuq it-talba, liema apparati (individwali) huma
       koperti miċ-ċertifikat. Il-korp notifikat għandu jwaqqaf sistema li tippermetti d-
       determinazzjoni tal-apparati, inkluża l-klassifikazzjoni tagħhom, koperti miċ-ċertifikat.

6.     Iċ-ċertifikati għandu jkun fihom, jekk applikabbli, nota li għat-tqegħid fis-suq tal-apparat
       jew apparati li ċ-ċertifikat ikopri, huwa meħtieġ ċertifikat ieħor maħruġ skont dan ir-
       Regolament.

7.     Iċ-ċertifikati tal-UE tas-sistema tal-immaniġġar tal-kwalità u ċ-ċertifikati tal-UE tal-
       assigurazzjoni tal-kwalità għal apparati sterili tal-klassi A għandhom jinkludu dikjarazzjoni
       li l-awditu mill-korp notifikat kien illimitat għall-aspetti tal-manifattura fir-rigward tal-
       iżgurar u ż-żamma tal-kondizzjonijiet sterili.

8.     Fejn ċertifikat ikun issupplimentat, modifikat jew maħruġ mill-ġdid, iċ-ċertifikat il-ġdid
       għandu jkun fih referenza għaċ-ċertifikat preċedenti u d-data tal-ħruġ tiegħu
       b'identifikazzjoni tal-bidliet.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        2
ANNESS XII                                    DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                           Kapitolu II
                          Kontenut minimu taċ-ċertifikati

1.     l-isem, l-indirizz u n-numru ta' identifikazzjoni tal-korp notifikat;

2.     l-isem u l-indirizz tal-manifattur, u, jew ikun applikabbli, tar-rappreżentant awtorizzat
       tiegħu;

3.     numru uniku li jidentifika ċ-ċertifikat;

4.     jekk diġà nħareġ, l-SRN (in-numru ta' reġistrazzjoni uniku) tal-manifattur imsemmi fl-
       Artikolu 28(2);

5.     data tal-ħruġ;

6.     data tal-iskadenza;

7.     data meħtieġa għall-identifikazzjoni bla ambigwità tal-apparat jew apparati fejn
       applikabbli kif speċifikat fit-Taqsima 4 ta' dan l-Anness;

8.     jekk applikabbli, referenza għal kwalunkwe ċertifikat preċedenti kif speċifikat fit-
       Taqsima 8 tal-Kapitolu I;

9.     referenza għal dan ir-Regolament u l-Anness rilevanti li skontu tkun twettqet il-
       valutazzjoni tal-konformità;

10.    eżamijiet u testijiet li twettqu, pereżempju, referenza għal SK, standards armonizzati,
       rapporti dwar it-test u rapport(i) dwar l-awditjar rilevanti;

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                    3
ANNESS XII                                    DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 11.    jekk ikun applikabbli, referenza għall-partijiet rilevanti tad-dokumentazzjoni teknika jew
       ċertifikati oħra meħtieġa għat-tqegħid fis-suq tal-apparat jew apparati koperti;

12.    jekk ikun applikabbli, informazzjoni dwar is-sorveljanza mill-korp notifikat;

13.    konklużjonijiet tal-valutazzjoni tal-konformità tal-korp notifikat fir-rigward tal-Anness
       rilevanti;

14.    kondizzjonijiet għall-validità taċ-ċertifikat jew limitazzjonijiet għaliha;

15.    firma li torbot legalment tal-korp notifikat f'konformità mal-liġi nazzjonali applikabbli.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                     4
ANNESS XII                                    DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak---                                            ANNESS XIII

                           EVALWAZZJONI TAL-PRESTAZZJONI,
                               STUDJI DWAR IL-PRESTAZZJONI
           U SEGWITU TAL-PRESTAZZJONI TA' WARA T-TQEGĦID FIS-SUQ

                                               Parti A
                   Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni u Studji dwar il-Prestazzjoni

1.     EVALWAZZJONI TAL-PRESTAZZJONI

       L-evalwazzjoni tal-prestazzjoni ta' apparat hija proċess kontinwu li bih tiġi vvalutata u
       analizzata data biex jiġu ppruvati l-validità xjentifika, il-prestazzjoni analitika, u l-
       prestazzjoni klinika ta' dak l-apparat għall-għan maħsub tiegħu kif iddikjarat mill-
       manifattur. Sabiex jippjana u kontinwament iwettaq u jiddokumenta evalwazzjoni tal-
       prestazzjoni, il-manifattur għandu jistabbilixxi u jaġġorna l-pjan tal-evalwazzjoni tal-
       prestazzjoni. Il-pjan tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni għandu jispeċifika l-karatteristiċi u l-
       prestazzjoni tal-apparat u l-proċess u l-kriterji applikati biex tiġi ġġenerata l-evidenza
       klinika meħtieġa.

       L-evalwazzjoni tal-prestazzjoni għandha ssir bir-reqqa u tkun oġġettiva, filwaqt li tqis
       kemm id-data favorevoli kif ukoll dik li mhijiex favorevoli.

       Il-profondità u l-firxa tagħha għandhom ikunu proporzjonati u adatti għall-karatteristiċi tal-
       apparat inkluż ir-riskji, il-klassi tar-riskji, il-prestazzjoni u l-għan maħsub tiegħu.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      1
ANNESS XIII                                    DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 1.1.   Pjan tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni

       Bħala regola ġenerali, il-pjan tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni għandu jinkludi tal-inqas:

       –     speċifikazzjoni tal-għan maħsub tal-apparat;

       –     speċifikazzjoni tal-karatteristiċi tal-mezz kif deskritt fit-Taqsima 9 tal-Kapitolu II tal-
             Anness I u fil-punt (c) tat-Taqsima 20.4.1. tal-Kapitolu III tal-Anness I;

       –     speċifikazzjoni tal-analita jew markatur li għandu jiġi ddeterminat mill-apparat;

       –     speċifikazzjoni tal-għan maħsub tal-apparat;

       –     identifikazzjoni ta' materjal ta' referenza ċċertifikat jew proċeduri ta' kejl ta' referenza
             biex tkun possibbli t-traċċabbiltà metroloġika;

       –     indikazzjoni ċara ta' gruppi ta' pazjenti speċifikati fil-mira b'indikazzjonijiet,
             limitazzjonijiet u kontraindikazzjonijiet ċari;

       –     identifikazzjoni tar-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni kif
             stipulati fit-Taqsimiet 1 sa 9 tal-Anness I li jeħtieġ jiġu sostnuti b'data rilevanti dwar
             il-validità xjentifika u dwar il-prestazzjoni analitika u klinika;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       2
ANNESS XIII                                   DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        –     speċifikazzjoni ta' metodi, inkluż għodod statistiċi xierqa, użati għall-eżami tal-
             prestazzjoni analitika u klinika tal-apparat u tal-limitazzjonijiet tal-apparat u
             informazzjoni pprovduta minnu;

       –     deskrizzjoni tal-aħħar innovazzjonijiet, inkluż identifikazzjoni ta' standards rilevanti
             eżistenti, SK, dokumenti ta' gwida jew tal-aħjar prattika;

       –     indikazzjoni u speċifikazzjoni ta' parametri li għandhom jintużaw biex tiġi
             ddeterminata, fuq il-bażi tal-aħħar innovazzjonijiet fil-mediċina, l-aċċettabbiltà tal-
             proporzjon tal-benefiċċji meta mqabbla mar-riskji għall-għan jew għanijiet maħsubin
             u għall-prestazzjoni analitika u klinika tal-apparat;

       –     għal software kwalifikat bħala apparat, identifikazzjoni u speċifikazzjoni tal-bażijiet
             tad-data ta' referenza u sorsi oħra ta' data użati bħala bażi għat-teħid tad-deċiżjonijiet
             tagħha;

       –     deskrizzjoni ġenerali tad-diversi fażijiet fl-iżvilupp inkluż is-sekwenza u l-mezzi
             użati għad-determinazzjoni tal-validità xjentifika, il-prestazzjoni analitika u klinika,
             inkluż indikazzjoni tal-passi ewlenin u deskrizzjoni ta' kriterji ta' aċċettazzjoni
             potenzjali;

       –     l-ippjanar għall-PMPF kif imsemmi f'Parti B ta' dan l-Anness.

       Fejn kwalunkwe wieħed mill-elementi msemmija hawn fuq ma jitqiesx xieraq fil-Pjan tal-
       Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni minħabba karatteristiċi speċifiċi tal-apparat, għandha tiġi
       pprovduta ġustifikazzjoni fil-pjan.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                         3
ANNESS XIII                                   DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak--- 1.2.     Turija tal-validità xjentifika u l-prestazzjoni analitika u klinika:

         Bħala prinċipju metodoloġiku ġenerali l-manifattur għandu:

         –     jidentifika permezz ta' eżami sistematiku tal-letteratura xjentifika d-data rilevanti
               disponibbli dwar l-apparat u l-għan maħsub tiegħu u jidentifika kwalunkwe kwistjoni
               mhux indirizzata li jkun fadal jew lakuni fid-data;

         –     jevalwa d-data rilevanti kollha billi jevalwa kemm hi adatta biex tistabbilixxi s-
               sikurezza u l-prestazzjoni tal-apparat;

         –     jiġġenera kwalunkwe data ġdida jew addizzjonali neċessarja biex jiġu indirizzati
               kwistjonijiet pendenti.

1.2.1.   Turija tal-validità xjentifika

         Il-manifattur għandu juri l-validità xjentifika abbażi ta' waħda minn dawn is-sorsi li ġejjin
         jew taħlita tagħhom:

         –     informazzjoni rilevanti dwar il-validità xjentifika ta' apparati li jkejlu l-istess analita
               jew markatur;

         –     -letteratura xjentifika (evalwata bejn il-pari);

         –     opinjonijiet/pożizzjonijiet kunsenswali ta' esperti minn assoċjazzjonijiet professjonali
               rilevanti;

10729/3/16 REV 3                                                                GP/ea                        4
ANNESS XIII                                      DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---          –     riżultati ta' studji dwar il-provi tal-kunċett;

         –     riżultati ta' studji dwar il-prestazzjoni klinika.

         Il-validità xjentifika tal-analita jew tal-markatur għandha tintwera u tiġi ddokumentata fir-
         rapport dwar il-validità xjentifika.

1.2.2.   Turija tal-prestazzjoni analitika

         Il-manifattur għandu juri l-prestazzjoni analitika tal-apparat fir-rigward tal-parametri
         kollha deskritti fil-punt (a) tat-Taqsima 9.1 tal-Anness I, ħlief jekk kwalunkwe ommissjoni
         tiġi ġġustifikata bħala mhux applikabbli.

         Bħala regola ġenerali, il-prestazzjoni analitika dejjem għandha tintwera abbażi tal-istudji
         dwar il-prestazzjoni analitika.

         Għal markaturi ġodda jew markaturi oħra mingħajr materjali ta' referenza ċċertifikati
         disponibbli jew proċeduri ta' kejl ta' referenza, jista' ma jkunx possibbli li tintwera l-
         eżattezza. Jekk ma jkunx hemm metodi komparattivi, jistgħu jintużaw approċċi differenti
         jekk ikun pruvat li huma adatti, bħal paragun ma' metodi oħra li jkunu ddokumentati sew
         jew paragun mal-istandard ta' referenza kompost. Fin-nuqqas ta' approċċi bħal dawn, ikun
         meħtieġ studju dwar il-prestazzjoni klinika li jipparaguna l-prestazzjoni tal-apparat il-ġdid
         mal-prattika standard klinika attwali.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                       5
ANNESS XIII                                       DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---          Il-prestazzjoni analitika għandha tintwera u tiġi ddokumentata fir-rapport dwar il-
         prestazzjoni analitika.

1.2.3.   Turija tal-prestazzjoni klinika

         Il-manifattur għandu juri l-prestazzjoni klinika tal-apparat b'rabta mal-parametri kollha
         deskritti fil-punt (b) tat-Taqsima 9.1. tal-Anness I, ħlief jekk kwalunkwe ommissjoni tkun
         iġġustifikata bħala mhux applikabbli.

         It-turija tal-prestazzjoni klinika ta' apparat għandha tkun ibbażata fuq wieħed mis-sorsi li
         ġejjin jew taħlita tagħhom:

         –     studji dwar il-prestazzjoni klinika;

         –     letteratura xjentifika evalwata bejn il-pari;

         –     esperjenza ppubblikata miksuba permezz ta' testijiet dijanjostiċi ta' rutina.

         L-istudji dwar il-prestazzjoni klinika għandhom jitwettqu sakemm ma tingħatax il-
         ġustifikazzjoni mistħoqqa biex wieħed jafda fuq sorsi oħra ta' data dwar il-prestazzjoni
         klinika.

         Il-prestazzjoni klinika għandha tintwera u tiġi ddokumentata fir-rapport dwar il-
         prestazzjoni klinika.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                        6
ANNESS XIII                                     DGB 2C                                           MT
 ---pagebreak--- 1.3.     Evidenza klinika u rapport dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni

1.3.1.   Il-manifattur għandu jivvaluta d-data rilevanti kollha dwar il-validità xjentifika u dwar il-
         prestazzjoni analitika u klinika biex jivverifika l-konformità tal-apparat tiegħu mar-
         rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni kif imsemmijin fl-Anness I. L-
         ammont u l-kwalità ta' dik id-data għandhom jippermettu li l-manifattur iwettaq
         valutazzjoni kwalifikata dwar jekk l-apparat ikunx ser jikseb il-benefiċċju jew il-benefiċċji
         kliniċi u s-sikurezza maħsuba, meta jintuża kif maħsub mill-manifattur. Id-data u l-
         konklużjonijiet li jirriżultaw minn din il-valutazzjoni għandhom jikkostitwixxu l-evidenza
         klinika għall-apparat. L-evidenza klinika għandha turi xjentifikament li l-benefiċċju jew
         benefiċċji kliniċi u s-sikurezza maħsuba ser jinkisbu skont l-aħħar innovazzjonijiet
         teknoloġiċi fil-mediċina.

1.3.2.   Rapport dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni

         L-evidenza klinika għandha tiġi ddokumentata f'rapport dwar l-evalwazzjoni tal-
         prestazzjoni. Dan ir-rapport għandu jinkludi r-rapport dwar il-validità xjentifika, ir-rapport
         dwar il-prestazzjoni analitika, ir-rapport dwar il-prestazzjoni klinika u valutazzjoni ta'
         dawk ir-rapporti u b'hekk jippermetti li tintwera l-evidenza klinika.

         Ir-rapport dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni għandu b'mod partikolari jinkludi:

         –     il-ġustifikazzjoni tal-approċċ li ttieħed għall-ġbir tal-evidenza klinika;

         –     il-metodoloġija tar-riċerka fil-letteratura u l-protokoll tar-riċerka fil-letteratura u
               rapport tar-riċerka fil-letteratura ta' rieżami tal-letteratura;

10729/3/16 REV 3                                                              GP/ea                      7
ANNESS XIII                                      DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---          –     it-teknoloġija li fuqha huwa bbażat l-apparat, l-għan maħsub tal-apparat u kull
               stqarrija li tkun saret dwar il-prestazzjoni jew is-sikurezza tal-apparat;

         –     in-natura u l-firxa tal-validità xjentifika u d-data dwar il-prestazzjoni analitika u
               klinika li ġiet ivvalutata;

         –     l-evidenza klinika dwar il-prestazzjonijiet aċċettabbli fir-rigward tal-aħħar
               innovazzjonijiet fil-mediċina;

         –     kwalunkwe konklużjoni ġdida li tinsilet minn rapporti ta' PMPF skont il-Parti B ta'
               dan l-Anness.

1.3.3.   L-evidenza klinika u l-valutazzjoni tagħha fir-rapport dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni
         għandhom ikunu aġġornati tul iċ-ċiklu ta' ħajja kollu tal-apparat ikkonċernat b'data
         miksuba mill-implimentazzjoni tal-pjan ta' PMPF tal-manifattur skont il-parti B ta' dan l-
         Anness, bħala parti mill-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u s-sistema ta' sorveljanza ta' wara t-
         tqegħid fis-suq imsemmi fl-Artikolu 10(9). Ir-rapport dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni
         għandu jkun parti mid-dokumentazzjoni teknika. Kemm id-data favorevoli kif ukoll dik li
         mhijiex favorevoli meqjusa fl-evalwazzjoni tal-prestazzjoni għandhom jiġu inklużi fid-
         dokumentazzjoni teknika.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      8
ANNESS XIII                                     DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak--- 2.       STUDJI DWAR IL-PRESTAZZJONI KLINIKA

2.1.     Għan tal-istudji dwar il-prestazzjoni klinika

         L-għan tal-istudji dwar il-prestazzjoni klinika huwa li jiġu stabbiliti jew ikkonfermati
         aspetti tal-prestazzjoni tal-apparat li ma jistgħux jiġu ddeterminati minn studji dwar il-
         prestazzjoni analitika, mil-letteratura u/jew esperjenza preċedenti miksuba mill-ittestjar
         dijanjostiku ta' rutina. Din l-informazzjoni tintuża biex tintwera l-konformità mar-rekwiżiti
         ġenerali rilevanti marbutin mas-sikurezza u l-prestazzjoni fir-rigward tal-prestazzjoni
         klinika. Meta jitwettqu studji dwar il-prestazzjoni klinika, id-data miksuba għandha tintuża
         fil-proċess tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u tkun parti mill-evidenza klinika dwar l-
         apparat.

2.2.     Kunsiderazzjonijiet etiċi għall-istudji dwar il-prestazzjoni klinika

         Kull pass fl-istudju dwar il-prestazzjoni klinika, mill-kunsiderazzjoni inizjali tal-ħtieġa
         għal u l-ġustifikazzjoni tal-istudju sal-pubblikazzjoni tar-riżultati, għandu jitwettaq
         f'konformità ma' prinċipji etiċi rikonoxxuti.

2.3.     Metodi għall-istudji dwar il-prestazzjoni klinika

2.3.1.   Tip ta' mudell tal-istudju dwar il-prestazzjoni klinika

         L-istudji dwar il-prestazzjoni klinika għandhom ikunu mfasslin b'tali mod li
         jimmassimizzaw ir-rilevanza tad-data filwaqt li jimminimizzaw il-parzjalità potenzjali.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       9
ANNESS XIII                                     DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 2.3.2.   Pjan tal-istudju dwar il-prestazzjoni klinika

         L-istudji dwar il-prestazzjoni klinika għandhom jitwettqu abbażi ta' pjan tal-istudju dwar
         il-prestazzjoni klinika (CPSP).

         Is-CPSP għandu jiddefinixxi r-raġunament, l-objettivi, id-disinn u l-analiżi proposta, il-
         metodoloġija, il-monitoraġġ, it-twettiq u ż-żamma ta' rekords proposti tal-istudju dwar il-
         prestazzjoni klinika. Dan għandu jkun fih b'mod partikolari l-informazzjoni li ġejja:

         (a)   in-numru uniku ta' identifikazzjoni tal-investigazzjoni klinika, kif imsemmi fl-
               Artikolu 66(1);

         (b)   identifikazzjoni tal-isponser, inkluż l-isem, l-indirizz tal-post tan-negozju rreġistrat u
               d-dettalji ta' kuntatt tal-isponser u, jekk ikun applikabbli, l-isem, l-indirizz tal-post
               tan-negozju rreġistrat u d-dettalji tal-persuna ta' kuntatt jew rappreżentant legali
               tiegħu skont l-Artikolu 58(4) stabbilit fl-Unjoni;

         (c)   informazzjoni dwar l-investigatur jew investigaturi, jiġifieri l-investigatur ewlieni,
               dak koordinatur jew investigatur ieħor; kwalifiki; dettalji ta' kuntatt, u l-post jew
               postijiet tal-investigazzjoni bħan-numru, il-kwalifika, id-dettalji ta' kuntatt u, fil-każ
               ta' apparati għall-awtottestjar, il-post u l-għadd ta' persuni mhux esperti involuti;

         (d)   id-data tal-bidu u t-tul ta' żmien skedat għall-istudju dwar il-prestazzjoni klinika;

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                         10
ANNESS XIII                                      DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (e)   identifikazzjoni u deskrizzjoni tal-apparat, l-għan maħsub tiegħu, l-analita jew analiti
             jew il-markatur jew markaturi, it-traċċabbiltà metroloġika, u l-manifattur;

       (f)   informazzjoni dwar it-tip ta' kampjuni taħt investigazzjoni;

       (g)   deskrizzjoni ġenerali tal-istudju dwar il-prestazzjoni klinika, it-tip ta' disinn tiegħu,
             bħal ta' osservazzjoni, ta' intervent, flimkien mal-objettivi u l-ipoteżi tal-istudju,
             referenza għall-aħħar innovazzjonijiet fid-dijanjosi u/jew fil-mediċina.

       (h)   deskrizzjoni tar-riskji u l-benefiċċji mistennija tal-apparat u tal-istudju dwar il-
             prestazzjoni klinika fil-kuntest tal-aħħar innovazzjonijiet fil-prattika klinika, u bl-
             eċċezzjoni ta' studji li jużaw kampjuni li jifdal, il-proċeduri mediċi involuti u l-
             immaniġġar tal-pazjenti;

       (i)   l-istruzzjonijiet għall-użu tal-apparat jew il-protokoll tat-test, it-taħriġ u l-esperjenza
             meħtieġa tal-utent, il-proċeduri ta' kalibrazzjoni u l-mezzi ta' kontroll adatti, l-
             indikazzjoni ta' kwalunkwe apparat ieħor, apparati mediċi, prodott mediċinali jew
             oġġetti oħra li għandhom jiġu inklużi jew esklużi u l-ispeċifikazzjonijiet dwar
             kwalunkwe komparatur jew metodu komparattiv użat bħala referenza;

       (j)   deskrizzjoni u ġustifikazzjoni għall-mudell tal-istudju dwar il-prestazzjoni klinika, is-
             saħħa u l-validità xjentifika tiegħu, inkluż il-mudell ta' statistika, u d-dettalji ta'
             miżuri li għandhom jittieħdu biex tiġi minimizzata l-parzjalità, bħall-każwalità, u l-
             immaniġġar ta' fatturi ta' konfużjoni potenzjali;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                        11
ANNESS XIII                                    DGB 2C                                                  MT
 ---pagebreak---        (k)   il-prestazzjoni analitika skont punt (a) tat-Taqsima 9.1 tal-Kapitolu I tal-Anness I
             b'ġustifikazzjoni għal kwalunkwe ommissjoni;

       (l)   il-parametri tal-prestazzjoni klinika skont il-punt (b) tat-Taqsima 9.1 tal-Anness I li
             għandhom jiġi determinati, b'ġustifikazzjoni għal kwalunkwe ommissjoni; u bl-
             eċċezzjoni ta' studji li jużaw kampjuni li jifdal tal-eżiti/punti finali kliniċi speċifikati
             (primarji/sekondarji) użati b'ġustifikazzjoni u l-implikazzjonijiet potenzjali għas-
             saħħa tal-individwu u/jew tad-deċiżjonijiet maniġerjali dwar is-saħħa pubblika;

       (m) informazzjoni dwar il-popolazzjoni tal-istudju dwar il-prestazzjoni:
             speċifikazzjonijiet tas-suġġetti, il-kriterji tal-għażla, id-daqs tal-popolazzjoni tal-
             istudju dwar il-prestazzjoni, ir-rappreżentattività tal-popolazzjoni fil-mira u, jekk
             ikun applikabbli, informazzjoni dwar suġġetti vulnerabbli involuti, bħal tfal, nisa
             tqal, suġġetti b'immunità kompromessa, jew xjuħ;

       (n)   informazzjoni dwar l-użu ta' data minn banek ta' kampjuni li jifdal, banek ġenetiċi
             jew tat-tessuti jew reġistri ta' pazjenti jew ta' mard eċċ. b'deskrizzjoni tal-affidabbiltà
             u r-rappreżentattività u tal-approċċ tal-analiżi statistika; żgurar ta' metodu rilevanti
             għad-determinazzjoni tal-istatus kliniku veru tal-kampjuni tal-pazjenti;

       (o)   pjan ta' monitoraġġ;

       (p)   immaniġġar tad-data;

       (q)   algoritmi tad-deċiżjonijiet;

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                       12
ANNESS XIII                                    DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---        (r)   politika dwar kwalunkwe emenda, inkluż dawk skont l-Artikolu 71, għas-CPSP jew
             devjazzjonijiet minnu, bi projbizzjoni ċara tal-użu ta' derogi mis-CPSP;

       (s)   responsabbiltà fir-rigward tal-apparat, partikolarment il-kontroll tal-aċċess għall-
             apparat, segwitu b'rabta mal-apparat użat fl-istudju dwar il-prestazzjoni klinika u r-
             ritorn ta' apparati li ma ntużawx, li skadew jew li ma jaħdmux sew;

       (t)   dikjarazzjoni ta' konformità mal-prinċipji etiċi rikonoxxuti għar-riċerka medika li
             tinvolvi l-bnedmin u l-prinċipji ta' prattika klinika tajba fil-qasam tal-istudji dwar il-
             prestazzjoni klinika kif ukoll mar-rekwiżiti regolatorji applikabbli;

       (u)   deskrizzjoni ta' proċess ta' kunsens infurmat, inkluż kopja ta' dokument ta'
             informazzjoni tal-pazjent u formoli ta' kunsens;

       (v)   proċeduri ta' rekords u ta' rapportar dwar is-sikurezza, inkluż definizzjonijiet ta'
             avvenimenti li jistgħu jiġu rrekordjati u rapportati, u proċeduri u perijodi ta' żmien
             għar-rapportar;

       (w) kriterji u proċeduri għal sospensjoni jew terminazzjoni bikrija tal-istudju dwar il-
             prestazzjoni klinika;

       (x)   kriterji u proċeduri għas-segwitu ta' suġġetti wara li jitlesta studju dwar il-
             prestazzjoni, proċeduri għas-segwitu ta' suġġetti fil-każ ta' sospensjoni jew
             terminazzjoni bikrija, proċeduri għas-segwitu ta' suġġetti li jkunu rtiraw il-kunsens
             tagħhom u proċeduri għal suġġetti li ntilfu qabel is-segwitu;

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                       13
ANNESS XIII                                   DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        (y)   proċeduri għall-komunikazzjoni tar-riżultati ta' testijiet barra l-istudju, inkluż il-
             komunikazzjoni tar-riżultati tat-testijiet lis-suġġetti tal-istudju dwar il-prestazzjoni;

       (z)   politika fir-rigward tal-istabbiliment tar-rapport rigward l-istudju dwar il-prestazzjoni
             klinika u l-pubblikazzjoni tar-riżultati f'konformità mar-rekwiżiti legali u l-prinċipji
             etiċi msemmija fit-Taqsima 2.2;

       (aa) lista tal-karatteristiċi tekniċi u funzjonali tal-apparat li tindika dawk li huma koperti
             mill-istudju dwar il-prestazzjoni;

       (ab) biblijografija;

       Jekk parti mill-informazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu tiġi ppreżentata f'dokument
       separat, għandu jkun hemm referenza għaliha fis-CPSP. Għal studji li jużaw kampjuni li
       jifdal, il-punti (u), (x), (y) u (z) ma għandhomx japplikaw.

       Fejn kwalunkwe wieħed mill-elementi msemmijin fit-tieni subparagrafu ma jitqiesx li jkun
       adatt biex jiġi inkluż fis-CPSP minħabba l-mudell ta' studju speċifiku li ntgħażel, bħall-użu
       ta' kampjuni li jifdal versus studji dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent, għandha tiġi
       provduta ġustifikazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                         14
ANNESS XIII                                   DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak--- 2.3.3.   Rapport rigward studju dwar il-prestazzjoni klinika

         Rapport rigward studju dwar il-prestazzjoni klinika, iffirmat minn prattikant mediku jew
         minn kwalunkwe persuna awtorizzata oħra responsabbli, għandu jkun fih informazzjoni
         ddokumentata rigward il-pjan protokoll tal-istudju dwar il-prestazzjoni klinika, ir-riżultati
         u l-konklużjonijiet tal-istudju dwar il-prestazzjoni klinika, inkluż is-sejbiet negattivi. Ir-
         riżultati u l-konklużjonijiet għandhom ikunu trasparenti, mhux preġudikati u klinikament
         rilevanti. Ir-rapport għandu jkun fih biżżejjed informazzjoni biex ikun jista' jinftiehem
         minn parti indipendenti mingħajr referenza għal dokumenti oħra. Ir-rapport għandu
         jinkludi wkoll, fejn adatt, kwalunkwe emenda jew devjazzjoni mill-protokoll, u data li tiġi
         eskluża, flimkien mar-raġunament xieraq għal dan.

3.       STUDJI OĦRA DWAR IL-PRESTAZZJONI

         B'analoġija, il-pjan tal-istudju dwar il-prestazzjoni msemmi fit-Taqsima 2.3.2, u r-rapport
         tal-istudju dwar il-prestazzjoni, imsemmi fit-Taqsima 2.3.3, għandhom jiġu ddokumentati
         għal studji oħra dwar il-prestazzjoni għajr studji dwar il-prestazzjoni klinika.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                        15
ANNESS XIII                                      DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                                 Parti B
                         Segwitu tal-prestazzjoni ta' wara t-tqegħid fis-suq

4.     Il-PMPF għandu jinftiehem bħala proċess kontinwu li jaġġorna l-evalwazzjoni tal-
       prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 56 u l-Parti A ta' dan l-Anness u għandu jiġi indirizzat
       speċifikament fil-pjan tal-manifattur għal sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq. Meta
       jagħmel PMPF, il-manifattur għandu b'mod proattiv jiġbor u jevalwa data dwar il-
       prestazzjoni u data xjentifika rilevanti mill-użu ta' apparat li jkollu l-marka CE u li
       tqiegħed fis-suq jew tqiegħed fis-servizz skont l-għan maħsub tiegħu kif imsemmi fil-
       proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità rilevanti, bil-għan li jikkonferma s-sikurezza, il-
       prestazzjoni u l-validità xjentifika tul iċ-ċiklu ta' ħajja mistenni tal-apparat, li jiżgura l-
       aċċettabbiltà kontinwa tal-proporzjon tal-benefiċċji meta mqabbla mar-riskji u li jsib riskji
       emerġenti abbażi ta' evidenza fattwali.

5.     Il-PMPF għandu jitwettaq skont metodu ddokumentat stipulati fi pjan tal-PMPF.

5.1.   Il-pjan tal-PMPF għandu jispeċifika l-metodi u l-proċeduri għall-ġbir u l-evalwazzjoni
       proattivi ta' data dwar il-prestazzjoni u data klinika bil-għan li:

       (a)   tiġi kkonfermata s-sikurezza u l-prestazzjoni tal-apparat tul il-ħajja mistennija tiegħu,

       (b)   jiġu identifikati riski jew limiti tal-prestazzjoni u kontraindikazzjonijiet li ma kinux
             magħrufin qabel,

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                       16
ANNESS XIII                                    DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        (c)   jiġu identifikati u analizzati r-riskji emerġenti abbażi ta' evidenza fattwali,

       (d)   tiġi żgurata l-aċċettabbiltà kontinwa tal-evidenza klinika u tal-proporzjon tal-
             benefiċċji meta mqabbla mar-riskji msemmija fit-Taqsimiet 1 u 8 tal-Kapitolu I tal-
             Anness I, u

       (e)   Jiġi identifikat l-użu ħażin sistematiku possibbli.

5.2.   Il-pjan tal-PMPF għandu jinkludi tal-inqas:

       (a)   il-metodi u l-proċeduri ġenerali tal-PMPF li għandhom jiġu applikati, bħall-ġbir ta'
             esperjenza klinika miksuba, kontribut mill-utenti, analiżi ta' letteratura xjentifika u ta'
             sorsi oħra ta' data dwar il-prestazzjoni jew data xjentifika;

       (b)   il-metodi u l-proċeduri speċifiċi tal-PMPF li għandhom jiġu applikati, bħal studji
             kollaborattivi u attivitajiet oħra għall-iżgurar tal-kwalità, studji epidemjoloġiċi,
             evalwazzjoni ta' reġistri adatti ta' pazjenti jew ta' mard, banek tad-data ġenetiċi jew
             studji dwar il-prestazzjoni klinika wara t-tqegħid fis-suq;

       (c)   raġunament għall-adegwatezza tal-metodi u l-proċeduri msemmija fil-punti (a) u (b);

       (d)   referenza għall-partijiet rilevanti tar-rapport dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni
             msemmi fit-Taqsima 1.3 ta' dan l-Anness u għall-ġestjoni tar-riskji msemmi fit-
             Taqsima 3 tal-Anness I;

       (e)   l-objettivi speċifiċi li għandhom jiġu indirizzati mill-PMPF;

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                       17
ANNESS XIII                                   DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        (f)   evalwazzjoni ta' data dwar il-prestazzjoni relatata ma' apparati ekwivalenti jew
             simili, u l-aħħar innovazzjonijiet tal-mument;

       (g)   referenza għal kwalunkwe SK rilevanti, standards armonizzati meta użati mill-
             manifattur, u gwida rilevanti dwar il-PMPF, u;

       (h)   skeda ta' żmien dettaljata u adegwatament ġustifikata għall-attivitajiet tal-PMPF,
             bħal analiżi tad-data tal-PMPF u rapportar, li għandhom isiru mill-manifattur.

6.     Il-manifattur għandu janalizza s-sejbiet tal-PMPF u jiddokumenta r-riżultati f'rapport dwar
       l-evalwazzjoni tal-PMPF li għandu jaġġorna lir-rapport dwar l-evalwazzjoni tal-
       prestazzjoni u jkun parti mid-dokumentazzjoni teknika.

7.     Il-konklużjonijiet tar-rapport dwar l-evalwazzjoni tal-PMPF għandhom jitqiesu għall-
       evalwazzjoni tal-prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 56 u l-Parti A ta' dan l-Anness u fil-
       ġestjoni tar-riskji msemmi fit-Taqsima 3 tal-Anness I. Jekk, permezz tal-PMPF, tiġi
       identifikata l-ħtieġa għal miżuri preventivi u/jew korrettivi, il-manifattur għandu
       jimplimentahom.

8.     Jekk il-PMPF ma jitqiesx adatt għal apparat speċifiku, għandha tiġi provduta
       ġustifikazzjoni, li għandha tiġi ddokumentata fir-rapport dwar l-evalwazzjoni tal-
       prestazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                        GP/ea                      18
ANNESS XIII                                  DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---                                              ANNESS XIV

                 STUDJI DWAR IL-PRESTAZZJONI KLINIKA TA' INTERVENT
                       U ĊERTI STUDJI OĦRA DWAR IL-PRESTAZZJONI

                                             Kapitolu I
                      Id-dokumentazzjoni dwar l-applikazzjoni
              għal studji dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent
                            u studji oħra dwar il-prestazzjoni
                       li jinvolvu riskji għas-suġġetti tal-istudji

Fil-każ ta' apparati li jkunu maħsubin biex jintużaw fil-kuntest ta' studji dwar il-prestazzjoni klinika
ta' intervent jew studji oħra dwar il-prestazzjoni li jinvolvu riskji għas-suġġetti tal-istudji, l-isponser
għandu jfassal u jippreżenta l-applikazzjoni skont l-Artikolu 58 flimkien mad-dokumenti li ġejjin:

1.       Formola ta' applikazzjoni

         Il-formola tal-applikazzjoni għandha timtela kif dovut bl-informazzjoni li ġejja:

         1.1. l-isem, l-indirizz u d-dettalji ta' kuntatt tal-isponser u, jekk ikun applikabbli, l-isem, l-
               indirizz u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna ta' kuntatt tiegħu jew ir-rappreżentant
               legali skont l-Artikolu 58(4) stabbilit fl-Unjoni.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                        1
ANNESS XIV                                       DGB 2C                                                MT
 ---pagebreak---        1.2. jekk ikunu differenti minn dawk fit-Taqsima 1.1, l-isem, l-indirizz u d-dettalji ta'
             kuntatt tal-manifattur tal-apparat li jkun maħsub għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni,
             u fejn applikabbli, tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu;

       1.3. it-titlu tal-istudju dwar il-prestazzjoni;

       1.4. in-numru uniku ta' identifikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 66(1);

       1.5. l-istatus tal-istudju dwar il-prestazzjoni, bħal, li jkun qed jiġi ppreżentat għall-ewwel
             darba, li jkun qed jiġi ppreżentat mill-ġdid, emendi sinifikanti;

       1.6. dettalji u/jew referenza għall-pjan tal-istudju dwar il-prestazzjoni, bħall-inklużjoni ta'
             dettalji tal-fażi tat-tfassil tal-istudju dwar il-prestazzjoni;

       1.7. jekk l-applikazzjoni hija preżentazzjoni mill-ġdid fir-rigward ta' apparat li għalih
             diġa' ġiet ppreżentata applikazzjoni, id-data jew dati u n-numru jew numri ta'
             referenza tal- applikazzjonijiet preċedenti jew fil-każ ta' emenda sinifikanti, referenza
             għall-applikazzjoni oriġinali. L-isponser għandu jidentifika l-bidliet kollha mill-
             applikazzjoni preċedenti flimkien ma' raġunament għal dawk il-bidliet,
             partikolarment, jekk saritx kwalunkwe bidla biex jiġu indirizzati l-konklużjonijiet
             tal-eżamijiet preċedenti mill-awtorità kompetenti jew il-kumitat tal-etika;

10729/3/16 REV 3                                                               GP/ea                 2
ANNESS XIV                                      DGB 2C                                          MT
 ---pagebreak---        1.8. jekk l-applikazzjoni tiġi ppreżentata b'mod parallel ma' applikazzjoni għal prova
             klinika skont ir-Regolament (UE) Nru 536/2014, referenza għan-numru ta'
             reġistrazzjoni uffiċjali tal-prova klinika;

       1.9. identifikazzjoni tal-Istati Membri u l-pajjiżi terzi li fihom ikun ser jitwettaq l-istudju
             dwar il-prestazzjoni klinika bħala parti minn studju multiċentru jew multinazzjonali
             fiż-żmien tal-applikazzjoni.

       1.10. deskrizzjoni fil-qosor tal-apparat li għandu jsirlu studju dwar il-prestazzjoni, il-
             klassifikazzjoni tiegħu u tagħrif ieħor meħtieġ għall-identifikazzjoni tal-apparat u t-
             tip ta' apparat;

       1.11. sommarju tal-pjan tal-istudju dwar il-prestazzjoni;

       1.12. fejn applikabbli, informazzjoni dwar apparat komparatur, il-klassifikazzjoni tiegħu u
             informazzjoni oħra meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-apparat komparatur;

       1.13. evidenza mill-isponser li l-investigatur ta' prova klinika u l-post tal-investigazzjoni
             għandhom il-kapaċità li jwettqu l-istudju dwar il-prestazzjoni klinika skont il-pjan
             tal-istudju dwar il-prestazzjoni;

       1.14. dettalji tad-data tal-bidu u t-tul ta' żmien mistennija tal-istudju dwar il-prestazzjoni;

       1.15. dettalji biex jiġi identifikat il-korp notifikat, jekk ikun diġà involut fl-istadju meta
             ssir l-applikazzjoni għall-istudju dwar il-prestazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                         3
ANNESS XIV                                       DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        1.16. konferma li l-isponser huwa konxju li l-awtorità kompetenti tista' tikkuntattja l-
             kumitat tal-etika li jkun qed jivvaluta jew ikun ivvaluta l-applikazzjoni;

       1.17. id-dikjarazzjoni msemmija fit-Taqsima 4.1.

2.     Fuljett tal-investigatur

       Il-fuljett tal-investigatur għandu jkun fih l-informazzjoni dwar l-apparat li għandu jsirlu
       studju dwar il-prestazzjoni li tkun rilevanti għall-istudju u disponibbli fiż-żmien tal-
       applikazzjoni. Kwalunkwe aġġornament għall-fuljett tal-investigatur jew informazzjoni
       rilevanti oħra li tkun għadha kif saret disponibbli għandha tinġieb għall-attenzjoni tal-
       investigaturi fil-ħin. Il-fuljett tal-investigatur għandu jiġi identifikat b'mod ċar u jinkludi,
       partikolarment, l-informazzjoni li ġejja:

       2.1. Identifikazzjoni u deskrizzjoni tal-apparat, inklużi l-informazzjoni dwar l-għan
             maħsub, il-klassifikazzjoni tar-riskju u r-regola applikabbli ta' klassifikazzjoni skont
             l-Anness VIII, id-disinn u l-manifattura tal-apparat u referenza għal ġenerazzjonijiet
             simili u preċedenti tal-apparat.

       2.2. Struzzjonijiet tal-manifattur għall-installazzjoni, il-manutenzjoni, iż-żamma ta'
             standards tal-iġjene u għall-użu, inklużi rekwiżiti għall-ħżin u t-trattament, kif ukoll,
             sa fejn tali informazzjoni tkun disponibbli, informazzjoni li għandha titqiegħed fuq
             it-tikketta u struzzjonijiet għall-użu li għandhom jiġu pprovduti mal-apparat meta
             jitqiegħed fis-suq. Barra minn hekk, informazzjoni marbuta ma' kwalunkwe taħriġ
             rilevanti meħtieġ.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                          4
ANNESS XIV                                      DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        2.3. Prestazzjoni analitika.

       2.4. Data klinika eżistenti, b'mod partikolari:

             –     minn letteratura xjentifika rilevanti evalwata bejn il-pari u opinjonijiet jew
                   pożizzjonijiet disponibbli ta' kunsens minn esperti minn assoċjazzjonijiet
                   professjonali rilevanti marbutin mas-sikurezza, il-prestazzjoni, il-benefiċċji
                   kliniċi għall-pazjenti, il-karatteristiċi tad-disinn, il-validità xjentifika, il-
                   prestazzjoni klinika u l-għan maħsub tal-apparat u/jew ta' apparati ekwivalenti
                   jew simili;

             –     data klinika rilevanti oħra disponibbli dwar is-sikurezza, il-validità xjentifika,
                   il-prestazzjoni klinika, il-benefiċċji kliniċi għall-pazjenti, il-karatteristiċi tad-
                   disinn u l-għan maħsub ta' apparati simili inkluż dettalji tas-similaritajiet u d-
                   differenzi meta mqabbla mal-apparat ikkonċernat.

       2.5. Sommarju tal-analiżi tal-benefiċċji meta mqabbla mar-riskji u tal-ġestjoni tar-riskji,
             inkluż l-informazzjoni dwar riskji u twissijiet magħrufin jew prevedibbli.

       2.6. Fil-każ ta' apparati li jinkludu t-tessuti, iċ-ċelloli u s-sustanzi ta' oriġini mill-bniedem,
             mill-annimali jew mill-mikrobi, informazzjoni dettaljata dwar it-tessuti, iċ-ċelloli u s-
             sustanzi, u dwar il-konformità mar-rekwiżiti ġenerali rilevanti marbutin mas-
             sikurezza u l-prestazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji speċifiċi marbuta ma' dawk it-tessuti,
             ċelloli u sustanzi.

10729/3/16 REV 3                                                             GP/ea                         5
ANNESS XIV                                     DGB 2C                                                  MT
 ---pagebreak---        2.7. Lista li tagħti dettalji dwar it-twettiq tar-rekwiżiti rilevanti dwar is-sikurezza ġenerali
             u l-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness I, inklużi l-istandards u s-SK applikati, b'mod
             sħiħ jew parzjalment, kif ukoll deskrizzjoni tas-soluzzjonijiet għall-ħarsien tar-
             rekwiżiti ġenerali rilevanti dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni, sa fejn dawk l-
             istandards u s-SK ma tħarsux jew tħarsu biss parzjalment jew huma neqsin.

       2.8. Deskrizzjoni dettaljata tal-proċeduri kliniċi u t-testijiet dijanjostiċi użati matul l-
             istudju dwar il-prestazzjoni u partikolarment tagħrif dwar kwalunkwe devjazzjoni
             mill-prattika klinika normali.

3.     Il-pjan tal-istudju dwar il-prestazzjoni kif imsemmi fit-Taqsimiet 2 u 3 tal-Anness XIII.

4.     Informazzjoni oħra

       4.1. Dikjarazzjoni ffirmata mill-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli għall-
             manifattura tal-apparat li għandu jsirlu studju dwar il-prestazzjoni, li l-apparat
             ikkonċernat jikkonforma mar-rekwiżiti ġenerali marbutin mas-sikurezza u l-
             prestazzjoni stipulati fl-Anness I minbarra l-aspetti koperti mill-istudju dwar il-
             prestazzjoni klinika u li, rigward dawk l-aspetti, ittieħdet kull prekawzjoni għall-
             ħarsien tas-saħħa u s-sikurezza tas-suġġett.

10729/3/16 REV 3                                                           GP/ea                      6
ANNESS XIV                                    DGB 2C                                               MT
 ---pagebreak---        4.2. Fejn applikabbli skont il-liġi nazzjonali, kopja tal-opinjoni jew opinjonijiet) tal-
             kumitat jew kumitati tal-etika kkonċernati. Meta skont il-liġi nazzjonali l-opinjoni
             jew opinjonijiet tal-kumitat jew kumitati tal-etika ma jkunux meħtieġa fil-ħin tal-
             preżentazzjoni tal-applikazzjoni, kopja tal-opinjoni jew opinjonijiet għandha tiġi
             ppreżentata hekk kif tkun disponibbli.

       4.3. Prova ta' kopertura tal-assigurazzjoni jew indennifikazzjoni tas-suġġetti f'każ ta'
             dannu, skont l-Artikolu 65 u l-leġislazzjoni nazzjonali korrispondenti.

       4.4. Dokumenti li jkunu ser jintużaw biex jinkiseb kunsens infurmat, inkluż il-karta ta'
             informazzjoni tal-pazjent u d-dokument ta' kunsens infurmat.

       4.5   Deskrizzjoni tal-arranġamenti biex ikun hemm konformità mar-regoli applikabbli
             dwar il-protezzjoni u l-kunfidenzjalità tad-data personali, partikolarment:

             –     arranġamenti organizzattivi u tekniċi li ser jiġu implimentati biex jiġu evitati l-
                   aċċess mhux awtorizzat, l-iżvelar, it-tixrid, il-modifika jew it-telf ta'
                   informazzjoni u ta' data personali pproċessati;

             –     deskrizzjoni tal-miżuri li jkunu ser jiġu implimentati biex jiżguraw il-
                   kunfidenzjalità tar-rekords u d-data personali tas-suġġetti;

             –     deskrizzjoni tal-miżuri li ser jiġu implimentati fil-każ ta' ksur tas-sigurtà tad-
                   data sabiex jittaffew l-effetti negattivi possibbli.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                         7
ANNESS XIV                                    DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        4.6. Id-dettalji sħaħ tad-dokumentazzjoni teknika disponibbli, pereżempju
             dokumentazzjoni dettaljata dwar l-analiżi/ġestjoni tar-riskji jew rapporti ta' testijiet
             speċifiċi għandhom jiġu ppreżentati lill-awtorità kompetenti li tkun qed teżamina
             applikazzjoni fuq talba.

                                          Kapitolu II
                               Obbligi oħra tal-isponser

1.     L-isponser għandu jwiegħed li jżomm disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti
       kwalunkwe dokumentazzjoni meħtieġa biex jipprovdi evidenza għad-dokumentazzjoni
       msemmija fil-Kapitolu I ta' dan l-Anness. Jekk l-isponser mhuwiex il-persuna naturali jew
       legali li hi responsabbli għall-manifattura tal-apparat li hu maħsub għall-istudju dwar il-
       prestazzjoni, dak l-obbligu jista' jiġi onorat minn dik il-persuna f'isem l-isponser.

2.     L-isponser għandu jkollu ftehim fis-seħħ biex jiġi żgurat li kwalunkwe avveniment avvers
       serju jew kwalunkwe avveniment ieħor kif imsemmi fl-Artikoklu 76(2) jiġi rapportat lill-
       isponser mill-investigatur jew investigaturi fil-waqt.

3.     Id-dokumentazzjoni msemmija f'dan l-Anness għandha tinżamm għal perijodu ta' żmien ta'
       mill-inqas għaxar snin wara li jkun intemm l-istudju dwar il-prestazzjoni klinika tal-
       apparat ikkonċernat, jew, fil-każ li l-apparat sussegwentement jitqiegħed fis-suq, għal mill-
       inqas għaxar snin wara li l-aħħar apparat ikun tqiegħed fis-suq.

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                         8
ANNESS XIV                                    DGB 2C                                             MT
 ---pagebreak---        Kull Stat Membru għandu jirrikjedi li d-dokumentazzjoni msemmija f'dan l-Anness
       tinżamm għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti għall-perijodu indikat fl-ewwel
       subparagrafu f'każ li l-isponser, jew il-persuna ta' kuntatt tiegħu, stabbilit fit-territorju
       tiegħu jfalli jew iwaqqaf l-attività tiegħu qabel tmiem dan il-perijodu.

4.     L-isponser għandu jaħtar sorveljant li jkun indipendenti mill-post ta' investigazzjoni biex
       jiżgura li l-istudju dwar il-prestazzjoni klinika jsir f'konformità mal-Pjan tal-Istudju dwar
       il-Prestazzjoni Klinika, il-prinċipji ta' prattika klinika tajba u dan ir-Regolament.

5.     L-isponser għandu jlesti s-segwitu tas-suġġetti ta' investigazzjoni.

10729/3/16 REV 3                                                            GP/ea                      9
ANNESS XIV                                     DGB 2C                                              MT
 ---pagebreak---                                           ANNESS XV

                                     Tabella ta' korrelazzjoni

Direttiva 98/79/KE                             Dan ir-Regolament
Artikolu 1(1)                                  Artikolu 1(1)
Artikolu 1(2)                                  Artikolu 2
Artikolu 1(3)                                  il-punti (54) u (55) tal-Artikolu 2
Artikolu 1(4)                                  ─
Artikolu 1(5)                                  Artikolu 5(4) u (5)
Artikolu 1(6)                                  Artikolu 1(9)
Artikolu 1(7)                                  Artikolu 1(5)
Artikolu 2                                     Artikolu 5(1)
Artikolu 3                                     Artikolu 5(2)
Artikolu 4(1)                                  Artikolu 21
Artikolu 4(2)                                  Artikolu 19(1) u (2)
Artikolu 4(3)                                  Artikolu 19(3)
Artikolu 4(4)                                  Artikolu 10(10)
Artikolu 4(5)                                  Artikolu 18(6)
Artikolu 5(1)                                  Artikolu 8(1)
Artikolu 5(2)                                  ─
Artikolu 5(3)                                  Artikolu 9
Artikolu 6                                     ─
Artikolu 7                                     Artikolu 107
Artikolu 8                                     Artikoli 89 u 92
Artikolu 9(1) l-ewwel subparagrafu             Artikolu 48(10) l-ewwel subparagrafu

10729/3/16 REV 3                                                        GP/ea          1
ANNESS XV                                    DGB 2C                                   MT
 ---pagebreak--- Direttiva 98/79/KE                              Dan ir-Regolament
Artikolu 9(1) it-tieni subparagrafu             Artikolu 48(3) it-tieni subparagrafu, Artikolu
                                                48(7) it-tieni subparagrafu u Artikolu 48(9)
                                                it-tieni subparagrafu
Artikolu 9(2)                                   Artikolu 48(3) sa (6)
Artikolu 9(3)                                   Artikolu 48(3) sa (9)
Artikolu 9(4)                                   Artikolu 5(6)
Artikolu 9(5)                                   ─
Artikolu 9(6)                                   Artikolu 11(3) u (4)
Artikolu 9(7)                                   Artikolu 10(7)
Artikolu 9(8)                                   Artikolu 49(1)
Artikolu 9(9)                                   Artikolu 49(4)
Artikolu 9(10)                                  Artikolu 51(2)
Artikolu 9(11)                                  Artikolu 48(12)
Artikolu 9(12)                                  Artikolu 54(1)
Artikolu 9(13)                                  Artikolu 48(2)
Artikolu 10(1) u (2), it-tieni sentenza tal-    Artikoli 26(3), 27 u 28
Artikolu 10(3) u Artikolu 10(4)
Artikolu 10(3), l-ewwel sentenza                Artikolu 11(1)

Artikolu 11(1)                                  Artikoli 82(1) u 84(2)
Artikolu 11(2)                                  Artikolu 82(10) u Artikolu 82(11) l-ewwel
                                                subparagrafu
Artikolu 11(3)                                  Artikolu 84(7)
Artikolu 11(4)                                  ─
Artikolu 11(5)                                  Artikolu 86
Artikolu 12                                     Artikolu 30
Artikolu 13                                     Artikolu 93
Artikolu 14(1)(a)                               ─

10729/3/16 REV 3                                                          GP/ea                   2
ANNESS XV                                      DGB 2C                                            MT
 ---pagebreak--- Direttiva 98/79/KE    Dan ir-Regolament
Artikolu 14(1)(b)     Artikolu 47(3) u (6)
Artikolu 14(2)        ─
Artikolu 14(3)        ─
Artikolu 15(1)        Artikolu 38 u Artikolu 39
Artikolu 15(2)        Artikolu 32
Artikolu 15(3)        Artikolu 40(2) u (4)
Artikolu 15(4)        ─
Artikolu 15(5)        Artikolu 51(5)
Artikolu 15(6)        Artikolu 51(4)
Artikolu 15(7)        Artikolu 34(2) u Artikolu 40(2)
Artikolu 16           Artikolu 18
Artikolu 17           Artikoli 89 sa 92
Artikolu 18           Artikolu 94
Artikolu 19           Artikolu 102
Artikolu 20           Artikolu 97
Artikolu 21           ─
Artikolu 22           ─
Artikolu 23           ─
Artikolu 24           ─

10729/3/16 REV 3                             GP/ea       3
ANNESS XV            DGB 2C                             MT