CELEX: 31971L0348
Language: es
Date: 1971-10-12 00:00:00
Title: Directiva 71/348/CEE del Consejo, de 12 de octubre de 1971, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los dispositivos complementarios para contadores de líquidos distintos del agua

Avis juridique important

|

31971L0348

Directiva 71/348/CEE del Consejo, de 12 de octubre de 1971, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los dispositivos complementarios para contadores de líquidos distintos del agua  

Diario Oficial n° L 239 de 25/10/1971 p. 0009 - 0014 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 2 p. 0083  Edición especial en danés: Serie I Capítulo 1971(III) p. 0762  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 2 p. 0083  Edición especial en inglés: Serie I Capítulo 1971(III) p. 0860  Edición especial griega: Capítulo 13 Tomo 1 p. 0222  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 2 p. 0099  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 2 p. 0099 

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 12 de octubre de 1971    relativa a la aproximación de las legislaciones   de los estados miembros sobre los dispositivos   complementarios para contadores de líquidos   distintos del agua     ( 71/348/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica   Europea y , en particular , su artículo 100 ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1) ,    Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2) ,    Considerando que en los Estados miembros , tanto la   construcción como las modalidades de control de los   dispositivos complementarios para contadores de líquidos   son objeto de disposiciones imperativas que difieren de un   Estado miembro a otro y obstaculizan por ello los   intercambios comerciales de tales instrumentos ; que por lo   tanto se hace necesario proceder a la aproximación de   dichas disposiciones ;    Considerando que la Directiva del Consejo , de 26 de julio   de 1971 , relativa a la aproximación de las legislaciones   de los Estados miembros sobre los instrumentos de medida y   los métodos de control metrológico (3) , define los   procedimientos de aprobación CEE de modelo y de primera   comprobación CEE de los instrumentos de medida ; que ,   con arreglo a dicha Directiva , conviene establecer las   prescripciones técnicas de realización y funcionamiento   para los dispositivos complementarios para contadores de   líquidos distintos del agua ;    Considerando que la Directiva del Consejo , de 26 de   julio de 1971 , relativa a la aproximación de las   legislaciones de los Estados miembros sobre los contadores   de líquidos distintos del agua (4) , estableció ya las   prescripciones técnicas de realización y funcionamiento   a las que deben responder ; que los dispositivos   complementarios pueden o deben formar parte integrante   de algunos contadores de líquidos distintos del agua ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    La presente Directiva se aplicará a los dispositivos   complementarios para contadores volumétricos de líquidos   distintos del agua que se definen en el Anexo .    Artículo 2    Los dispositivos complementarios para contadores   volumétricos que podrán llevar las marcas y signos CEE   quedan descritos en el Anexo . Serán objeto de una   aprobación CEE de modelo , y se someterán a la primera   comprobación CEE al mismo tiempo que los contadores a   los que vayan acoplados .    Artículo 3    1 . Los Estados miembros aplicarán las disposiciones   legales , reglamentarias y administrativas necesarias para   cumplir la presente Directiva en un plazo de dieciocho meses   a partir del día de su notificación , e informarán   de ello inmediatamente a la Comisión .    2 . Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el   texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que   adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva .    Artículo 4    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Luxemburgo , el 12 de octubre de 1971 .    Por el Consejo    El Presidente    I. VIGLIANESI    (1) DO n º C 100 de 12 . 10 . 1971 , p. 4 .    (2) DO n º C 93 de 21 . 9 . 1971 , p. 27 .    (3) DO n º L 202 de 6 . 9 . 1971 , p. 1 .    (4) DO n º L 202 de 6 . 9 . 1971 , p. 32 .    ANEXO    CAPÍTULO I    DISPOSITIVOS DE PUESTA A CERO DE LOS INDICADORES   DE VOLÚMENES    1.1 . Un dispositivo de puesta a cero es un   dispositivo que asegura la vuelta a cero del indicador ,   bien mediante una operación manual , bien mediante   un sistema automático .    1.2 . El dispositivo de puesta a cero no deberá   permitir que se altere el resultado de la medición .    1.3 . Cuando se haya comenzado una operación   de puesta a cero no será posible indicar un   nuevo resultado de medición mientras no se haya   terminado dicha operación de puesta a cero .    1.4 . Las prescripciones que figuran en los   números 1.2 y 1.3 no se exigirán :    1.4.1 . para los indicadores cuyo cuadrante lleve   la inscripción « Prohibida su venta directa   al público » o cualquier otra indicación   equivalente que restrinja su uso .    1.4.2 . para los indicadores de agujas instalado   en contadores cuyo caudal máximo no exceda los   1 200 litros por hora ; si los contadores se   destinaren a operaciones de venta , deberá ser   imposible aumentar manualmente la indicación .    1.5 . En los indicadores continuos , después de cada   puesta a cero , la desviación tolerada en relación   con la indicación cero no deberá sobrepasar la   mitad del error máximo tolerado sobre el suministro   mínimo inscrito en el limbo del dispositivo indicador ,   sin que sobrepase la quinta parte del valor del   intervalo de graduación de numeración .    En los indicadores discontinuos , la indicación   deberá ser cero sin ninguna ambigueedad .    CAPÍTULO II    TOTALIZADORES DE VOLÚMENES    2.1 . Un dispositivo de puesta a cero podrá   estar provisto de uno o varios totalizadores que   indicarán , totalizándolos , los diferentes   volúmenes señalados sucesivamente por este   indicador .    2.2 . Los totalizadores no deberán llevar   dispositivo de puesta a cero .    2.3 . Los totalizadores sólo se podrán construir   con la forma de indicadores de cifras alineadas .    2.4 . Los totalizadores podrán ir situados   de forma que queden ocultos .    2.5 . Deberá indicarse la unidad en la que   se expresen los volúmenes totalizados ( o su   símbolo ) , que deberá responder a las prescripciones   de la Directiva sobre los contadores de líquidos   distintos del agua .    2.6 . El intervalo de graduación del primer   elemento de cada totalizador deberá ser de la   forma 1 · 10n , 2 · 10n o 5 · 10n unidades   autorizadas de volúmenes siendo « n » un   número entero positivo o negativo , o cero .   Dicho intervalo deberá ser igual o superior al   intervalo de graduación del primer elemento del   indicador con puesta a cero .    2.7 . Si fuere posible ver al mismo tiempo las   indicaciones de los totalizadores y las del indicador   con puesta a cero , las cifras de los totalizadores   deberán tener dimensiones iguales como máximo   a la mitad de las dimensiones correspondientes de   las cifras del indicador con puesta a cero .    CAPÍTULO III    DISPOSITIVOS INDICADORES DE VOLÚMENES DE   INDICACIONES MÚLTIPLES (1)    3.1 . El dispositivo indicador podrá constar   de varios cuadrantes . Además , se le podrán   acoplar uno o varios dispositivos indicadores   repetidores simultáneos .    3.2 . Los intervalos de graduación de los   diversos indicadores podrán tener valores diferentes ,   pero el suministro mínimo deberá ser único   y estar fijado en función del intervalo de   graduación que lleve el mayor valor de dicho   suministro .    3.3 . Las prescripciones de la presente Directiva   y las de la Directiva sobre contadores de líquidos   distintos del agua se aplicarán a cada indicador   y a cada cuadrante .    3.4 . Las indicaciones de los diferentes cuadrantes   del o de los dispositivos indicadores no deberán   presentar entre ellas una desviación superior   al error máximo tolerado sobre el suministro   mínimo único inscrito sobre el o los diferentes   cuadrantes .    CAPÍTULO IV    INDICADORES DE PRECIOS    4.1 . Los indicadores de volúmenes de cifras   alineadas y con puesta a cero podrán completarse   con un indicador de precios , igualmente de cifras   alineadas y con puesta a cero , cuyo precio unitario   será el precio de la unidad de volumen empleada   para indicar los volúmenes .    4.2 . El precio unitario deberá ser regulable ,   y el que se elija deberá ir anunciado .    4.3 . Los dispositivos de elección y de anuncio   del precio unitario deberán estar acoplados al   indicador de precios de forma que el precio que   corresponda a una operación de medición sea   siempre igual al producto del precio unitario elegido   y anunciado por el volumen indicado .    4.4 . Las prescripciones relativas a los indicadores   de volúmenes contenidas en la Directiva sobre los   contadores de líquidos distintos del agua , así   como las disposiciones de los Capítulos I ,   II y III del presente Anexo , deberán aplicarse ,   mutatis mutandis , a los indicadores de precios ,   a excepción del número 1.5 relativo a la puesta   a cero .    4.5 . La unidad monetaria empleada , o su símbolo ,   deberá figurar en el cuadrante del indicador de   precios .    4.6 . Las dimensiones de las cifras del indicador   de precios no deberán sobrepasar a las de las cifras   del indicador de volúmenes .    4.7 . Los dispositivos de puesta a cero del indicador   de precios y del indicador de volúmenes deberán   construirse de modo que la puesta a cero de uno   cualquiera de los dos indicadores produzca   automáticamente la puesta a cero del otro .    4.8.1 . El precio de una cantidad igual al error   máximo tolerado en el suministro mínimo inscrito   en el cuadrante del dispositivo indicador deberá   ser como mínimo igual a la quinta parte del valor   del intervalo de graduación , sin ser inferior al   precio que corresponda un intervalo de dos milímetros   en la escala del primer elemento del indicador de   precios , siempre que sea continuo el avance de la   parte móvil de dicho elemento .    Sin embargo , no será necesario que este intervalo   de dos milímetros o un quinto del intervalo de   graduación corresponda a un valor inferior a uno   de los valores monetarios enumerados a continuación ,   según el país donde se use el aparato :    10 céntimos belgas o luxemburgueses    1 céntimo francés    1 cent neerlandés    1 lira    1 pfennig    4.8.2 . Cuando el avance de la parte móvil del   primer elemento del indicador de precios sea   discontinuo , el precio de una cantidad igual al   error máximo tolerado en el suministro mínimo   inscrito en el cuadrante del dispositivo indicador   deberá ser igual , como mínimo , a dos saltos   del intervalo de graduación .    Sin embargo , no será necesario que el salto   del intervalo de graduación sea inferior o uno   de los valores monetarios señalados en el   número 4.8.1 .    4.9 . La diferencia comprobada , en condiciones   normales de empleo , entre el precio indicado y el   precio calculado a partir del precio unitario y del   volumen indicado , no deberá sobrepasar el precio   de la cantidad igual al error máximo tolerado   en el suministro mínimo inscrito en el cuadrante   el dispositivo indicador .    Sin embargo , no será necesario que esa diferencia   sea inferior al doble de uno de los valores monetarios   señalados en el número 4.8.1 .    4.10 . En los indicadores continuos , después   de cada puesta a cero , la desviación tolerada en   relación con la indicación cero deberá ser como   máximo igual a la mitad del precio de la cantidad   igual al error máximo tolerado en el suministro   mínimo inscrito en el cuadrante del dispositivo   indicador , sin exceder la quinta parte del valor   del intervalo de graduación de numeración .    Sin embargo , no será necesario que esta   desviación sea inferior a uno de los valores   monetarios señalados en el número 4.8.1 .    En los indicadores discontinuos , la indicación   deberá ser cero sin ninguna ambigueedad .    (1) Las transmisiones a distancia que no sean   mecánicas , serán objeto de una directiva posterior .    CAPÍTULO V    DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN    5.1 . El indicador de un contador podrá llevar   acoplado un dispositivo impresor numérico de   volúmenes .    5.2 . El valor del intervalo de graduación   de impresión deberá ser de la forma 1 · 10n ,   2 · 10n o 5 · 10n unidades autorizadas de   volumen , siendo « n » un número entero   positivo o negativo , o cero .    5.3 . El valor del intervalo de graduación de   impresión no deberá sobrepasar el error máximo   tolerado en el suministro mínimo inscrito en el   cuadrante del dispositivo indicador .    5.4 . El valor del intervalo de graduación de   impresión deberá indicarse en el impresor .    5.5 . El volumen impreso deberá expresarse   en una de las unidades autorizadas para la indicación   de volúmenes .    El instrumento deberá imprimir en el billete   las cifras , la unidad empleada o su símbolo y ,   en su caso , la coma .    5.6 . El dispositivo impresor podrá imprimir   signos de identificación del suministro , tales   como : número de orden , fecha , aparato de   medición , naturaleza del líquido .    5.7 . El impresor podrá construirse de modo que   la impresión se pueda repetir . En tal caso ,   las impresiones deberán concordar completamente   y llevar el mismo número de orden .    5.8 . Si el volumen estuviere determinado por la   diferencia entre dos valores impresos , pudiendo   uno de ellos estar expresado en ceros , deberá   ser imposible retirar el billete del impresor   durante la medición .    5.9 . Exceptuando el caso previsto en el   número 5.8 , el impresor deberá estar provisto   de un dispositivo de puesta a cero combinado con   el del indicador .    5.10 . La diferencia entre el volumen indicado   y el volumen impreso no deberá sobrepasar el   valor de un intervalo de graduación de impresión .    5.11 . El dispositivo impresor podrá imprimir ,   además de la cantidad medida , bien el precio   correspondiente , bien dicho precio y el precio   unitario . En caso de venta directa al público , podrá   también imprimir solamente el precio que debe   pagarse , siempre que vaya acoplado a un dispositivo   indicador de volúmenes y precios .    El instrumento deberá imprimir en el billete   las cifras , la unidad monetaria empleada o su   símbolo y , en su caso , la coma .    Las cifras de impresión de precios deberán   tener unas dimensiones iguales como máximo a   las de las cifras de impresión de la cantidad medida .    5.12 . El valor del intervalo de graduación   de impresión de los precios deberá ser de la   forma 1 · 10n , 2 · 10n o 5 · 10n unidades   monetarias , siendo « n » un número entero   positivo o negativo , o cero .    Este valor no deberá sobrepasar el precio de la   cantidad igual al error máximo tolerado en el   suministro mínimo inscrito en el cuadrante del   dispositivo indicador .    Sin embargo , no será necesario que el valor del   intervalo de graduación de impresión sea inferior   a uno de los valores monetarios señalados en   el número 4.8.1 .    5.13.1 . Si el contador estuviere provisto de un   indicador de precios , la diferencia entre el precio   indicado y el precio impreso no deberá sobrepasar   el valor del intervalo de graduación de impresión .    5.13.2 . Si el contador no estuviere provisto   de un indicador de precios , la diferencia entre   el precio impreso y el precio calculado a partir   del volumen indicado y del precio unitario deberá   responder a las condiciones establecidas en el   número 4.9 .    CAPÍTULO VI    DISPOSITIVOS PREDETERMINADORES (1)    6.1 . Los contadores podrán estar equipados   con predeterminadores .    Los predeterminadores son dispositivos que permiten   escoger la cantidad que debe medirse , y que al   finalizar la medición de la cantidad elegida   interrumpen automáticamente el flujo del líquido .    6.2 . La cantidad elegida se fijará por medio   de un dispositivo con escalas y señales de referencia   de un dispositivo numérico .    6.3 . Cuando se pueda efectuar una predeterminación   por medio de varios mandos independientes unos de   otros , el valor del intervalo de graduación   correspondiente a un mando deberá ser igual   a la amplitud de predeterminación del mando   de rango inmediatamente inferior .    6.4 . Los predeterminadores podrán estar   dispuestos de forma que al reiterar la cantidad   elegida no sea necesario accionar de nuevo los mandos .    6.5 . Cuando las cifras del dispositivo indicador   del predeterminador sean distintas de las cifras   del indicador , y sea posible verlas simultáneamente ,   las primeras deberán tener unas dimensiones como   máximo iguales a las dimensiones de las segundas .    6.6 . Durante la medición , la indicación   de la cantidad elegida podrá , bien quedar   fija , bien volver progresivamente a cero .    6.7 . La diferencia comprobada , en condiciones   normales de empleo , entre la cantidad predeterminada   y la cantidad señalada por el indicador al final   de la operación de medición , no deberá   sobrepasar la mitad del error máximo tolerado   en el suministro mínimo .    6.8 . Las cantidades predeterminadas y las cantidades   señaladas por el indicador deberán expresarse   en la misma unidad . Ásta ( o su símbolo ) deberá   inscribirse en el predeterminador .    6.9 . El valor del mínimo intervalo de graduación   del predeterminador no deberá ser inferior al   valor del intervalo de graduación del primer   elemento del indicador .    6.10 . Los predeterminadores podrán estar provistos   de un dispositivo que permita detener rápidamente ,   en caso de necesidad , el flujo del líquido .    6.11 . Cuando un predeterminador esté provisto   de un dispositivo que permita regular la disminución   del caudal al finalizar la medición , deberá   preverse un dispositivo de precinto , si ello   fuere necesario para impedir la eventual modificación   de la regulación adoptada .    6.12 . Las disposiciones que figuran en los   números 6.7 y 6.11 no se aplicarán tanto si   se acopla al contador un impresor ( Capítulo V )   para permitir la expedición de un billete impreso ,   como si el predeterminador estuviera cubierto con   ocasión de la venta directa al público .    6.13 . Los contadores con dispositivos indicadores   de precios podrán igualmente estar provistos de un   predeterminador de precio . En tal caso , el flujo   del líquido quedará interrumpido en el momento   en que la cantidad suministrada corresponda al precio   determinado de antemano . Las disposiciones que figuran   en los números 6.1 a 6.12 se aplicarán por   analogía .    (1) Los aparatos de autoservicio y de pago   anticipado serán objeto de una directiva posterior .    CAPÍTULO VII    PRECINTO    7.1 . Se deberán tener previstos dispositivos   de precinto para impedir la separación de los   dispositivos complementarios y el acceso a las piezas   que permitan modificar el resultado de la medición .