CELEX: 31979L0830
Language: es
Date: 1979-09-11 00:00:00
Title: Directiva 79/830/CEE del Consejo, de 11 de septiembre de 1979, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los contadores de agua caliente

Avis juridique important

|

31979L0830

Directiva 79/830/CEE del Consejo, de 11 de septiembre de 1979, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los contadores de agua caliente  

Diario Oficial n° L 259 de 15/10/1979 p. 0001 - 0009 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 10 p. 0109  Edición especial griega: Capítulo 13 Tomo 9 p. 0003  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 10 p. 0109  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 10 p. 0219  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 10 p. 0219 

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 11 de septiembre de 1979    relativa a la aproximación de las legislaciones   de los Estados miembros sobre los contadores de agua   caliente     ( 79/830/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y en particular , su artículo 100 ,    Visto el dictamen de la Comisión ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1) ,    Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2) ,    Considerando que , en los Estados miembros , tanto la   construcción como las modalidades de control de los   contadores de agua caliente están sometidos a   disposiciones imperativas que difieren de un Estado miembro   a otro , lo que , en consecuencia , obstaculiza los   intercambios de tales instrumentos ; y que es   necesario , pues , proceder a la aproximación de   dichas disposiciones ;    Considerando que la Directiva 71/316/CEE del Consejo ,   de 26 de julio de 1971 , relativa a la aproximación   de las legislaciones de los Estados miembros sobre las   disposiciones comunes a los instrumentos de medida y a   los métodos de control metrológico (3) , modificada   por el Acta de adhesión (4) , estableció los   procedimientos de aprobación CEE de modelo y de primera   comprobación CEE ;    y que , con arreglo a dicha Directiva , conviene   determinar , respecto a los contadores de agua   caliente , las prescripciones técnicas de   fabricación y de funcionamiento a las que deberán   ajustarse dichos instrumentos para poder ser   importados , comercializados y utilizados libremente   después de haberse sometido a los controles   correspondientes y serles impuestos las marcas   y signos previstos ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    La presente Directiva se aplicará a los contadores de   agua caliente que tengan por fin determinar de forma   continua el volumen de agua caliente que los atraviesa .   Dichos instrumentos están provistos de un dispositivo   de medición que acciona un dispositivo registrador .   A los efectos de la presente Directiva , se entiende   por agua caliente el agua cuya temperatura sea   superior a 30 ° Celsius sin que sobrepase 90 ° Celsius .    Quedan excluidos del ámbito de aplicación de   la presente Directiva los contadores de agua caliente que   hayan de incorporarse a un circuito de intercambio de   energía térmica .    Artículo 2    Los contadores de agua caliente a los que se podrán   fijar las marcas y signos CEE se describen en el Anexo   de la presente Directiva . Dichos contadores serán   objeto de una aprobación CEE de modelo y se someterán   a la primera comprobación .    Artículo 3    Los Estados miembros no podrán denegar , prohibir ni   restringir la comercialización ni la entrada en   servicio de los contadores de agua caliente que   vayan provistos del signo de aprobación CEE de   modelo y de la marca de primera comprobación CEE   por causas relacionadas con sus cualidades metrológicas .    Artículo 4    1 . Los Estados miembros aplicarán las disposiciones   legales , reglamentarias y administrativas necesarias   para cumplir la presente Directiva antes del 1 de enero de   1982 , e informarán de ello inmediatamente a la   Comisión .    2 . Los Estados miembros comunicarán a la Comisión   el texto de las disposiciones básicas de Derecho   interno que adoptan en el ámbito regulado por la   presente Directiva .    Artículo 5    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 11 de septiembre de 1979 .    Por el Consejo    El Presidente    Ray Mac SHARRY    (1) DO n º C 131 de 5 . 6 . 1978 , p. 85 .    (2) DO n º C 269 de 13 . 11 . 1978 , p. 44 .    (3) DO n º L 202 de 6 . 9 . 1971 , p. 1 .    (4) DO n º L 73 de 27 . 3 . 1972 , p. 14 .    ANEXO    I . TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES    1.0 . El presente Anexo se aplicará únicamente   a los contadores de agua caliente , en adelante   denominados « contadores » , en los que se   utilice un procedimiento mecánico directo en el que   intervengan cámaras volumétricas de paredes   móviles o la acción de la velocidad del agua   sobre la rotación de un órgano móvil ( turbina ,   hélice , etc. ) .    La Directiva no se aplicará a los contadores de   agua caliente provistos de dispositivos electrónicos .    1.1 . Caudal    El caudal es el cociente que se obtiene al dividir el   volumen de agua que atraviesa el contador por   el tiempo de paso de dicho volumen .    1.2 . Volumen suministrado    El volumen suministrado durante un tiempo cualquiera   es el volumen total de agua que atraviesa   el contador durante este tiempo .    1.3 . Caudal máximo : Q max    El caudal máximo Q max es el caudal más   elevado al que debe poder funcionar el contador   sin sufrir deterioro , durante un tiempo determinado ,   sin sobrepasar los errores máximos tolerados ni   sobrepasar el valor máximo de la pérdida de   presión .    1.4 . Caudal nominal : Q n    El caudal nominal Q n es igual a la mitad del   caudal máximo Q max . El número que represente el   valor de Q n , expresado en metros cúbicos   por hora , servirá para designar el contador .    En régimen de caudal nominal Q n , el contador   deberá poder funcionar en régimen de utilización   normal , es decir , en régimen permanente y en   régimen intermitente , sin sobrepasar los errores   máximos tolerados .    1.5 . Caudal mínimo : Q min    El caudal mínimo Q min es el caudal a partir del   cual el contador no deberá sobrepasar los errores   máximos tolerados , se fijará en función de Q n .    1.6 . Amplitud de carga    La amplitud de carga de un contador se delimitará   en función del caudal máximo Q max y el   caudal mínimo Q min , y se distribuirá en dos   zonas , llamadas inferior y superior , en las que los   errores máximos tolerados serán diferentes .    1.7 . Caudal de transición : Q t    El caudal de transición Q t es el caudal que   separa las zonas interior y superior de la amplitud   de carga , y respecto al cual los errores máximos   tolerados sufren una discontinuidad .    1.8 . Error máximo tolerado    El error máximo tolerado es el valor extremo del   error tolerado por la presente Directiva con ocasión   de la aprobación CEE de modelo y de la primera   comprobación CEE de un contador .    1.9 . Pérdida de presión    Por pérdida de presión , se entiende   la que obedece a la presencia del contador en la   conducción .    II . CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS    2.1 . Errores máximos tolerados    El error máximo tolerado en la zona inferior   comprendida entre Q min inclusive y Q t exclusive   será del ± 5 % .    El error máximo tolerado en la zona superior   comprendida entre Q t inclusive y Q max inclusive   será del ± 3 % .    2.2 . Clases metrológicas    Los contadores se distribuirán , de acuerdo con   los valores Q min y Q t anteriormente definidos ,   en cuatro clases metrológicas , con arreglo al   cuadro siguiente :    Clases * Q n *     * < 15 m³/h * * 15 m³/h *    Clase A * * *    Valor de Q min * 0,04 Q n * 0,08 Q n *    Valor de Q t * 0,10 Q n * 0,20 Q n *    Clase B * * *    Valor de Q min * 0,02 Q n * 0,04 Q n *    Valor de Q t * 0,08 Q n * 0,15 Q n *    Clase C * * *    Valor de Q min * 0,01 Q n * 0,02 Q n *    Valor de Q t * 0,06 Q n * 0,10 Q n *    Clase D * * *    Valor de Q min * 0,01 Q n * *    Valor de Q t * 0,15 Q n * *    III . CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS    3.1 . Construcción - disposiciones generales    Los contadores deberán estar construidos de manera   que :     - quede asegurado un servicio prolongado ,   garantizando la imposibilidad de fraude ,     - se cumplan las prescripciones de la presente   Directiva , en las condiciones normales de uso .    Cuando los contadores puedan verse expuestos a un   reflujo accidental del agua , deberán poder soportarlo   sin sufrir deterioro ni alteración alguna en sus   cualidades metrológicas , y deberán poder registrar   el descuento correspondiente .    3.2 . Materiales    El contador deberá fabricarse con materiales que   posean una resistencia y durabilidad apropiadas al   uso al que se destinan . El contador , en su conjunto ,   deberá estar construido con materiales que resistan   las corrosiones externas e internas ordinarias y ,   en caso de necesidad , deberá protegerse mediante la   aplicación de un tratamiento adecuado de su superficie .   Las variaciones de temperatura entre 0 ° Celsius   y 110 ° Celsius no deberán alterar los materiales que se   hayan utilizado en la construcción del contador .    3.3 . Hermeticidad - resistencia a la presión y   a la temperatura    Los contadores deberán soportar de manera   permanente y sin que se produzcan defectos de   funcionamiento , escapes al exterior , filtraciones   a través de las paredes ni deformaciones permanentes ,   una temperatura continua del agua de 90 ° Celsius ,   así como la presión continua para la que están   construidos , denominada presión máxima de servicio .   El valor mínimo de esta presión será de 10 bares .    3.4 . Pérdida de presión    La pérdida de presión se determinará mediante   las pruebas para la aprobación CEE de modelo y no   deberá sobrepasar en ningún caso 0,25 bares en   régimen de caudal nominal , y 1 bar en régimen de   caudal máximo .    En función de los resultados obtenidos en las   pruebas , los modelos se clasificarán en cuatro   grupos según que su pérdida de presión   en régimen de caudal máximo no sobrepase   uno de los valores siguientes : 1-0 , 6-0 , 3 y 0,1 bares .   Este valor se consignará en el certificado de   aprobación CEE de modelo .    3.5 . Dispositivo indicador    El dispositivo indicador deberá permitir ,   mediante la simple yuxtaposición de las indicaciones   de los diferentes elementos que lo componen , una   lectura segura , fácil e inequívoca del volumen   del agua medido , expresado en metros cúbicos .    Dicho volumen vendrá dado :    a ) bien por la posición de una o varias   agujas en las escalas circulares ;    b ) bien por la lectura de cifras alineadas   consecutivamente que aparezcan en una o varias   aberturas ;    c ) bien por la combinación de ambos sistemas .    El color negro indicará el metro cúbico   y sus múltiplos , y el color rojo los submúltiplos   del metro cúbico .    La altura real o aparente de las cifras alineadas   no deberá ser inferior a 4 milímetros .    En los indicadores de cifras alineadas ( tipo ( b ) y   ( c ) ) , el desplazamiento visible deberá   producirse de abajo a arriba respecto de todas las   cifras . El avance en una unidad de una cifra ,   cualquiera que sea su orden , deberá producirse   completamente mientras la cifra de orden inmediatamente   inferior describa la última décima de vuelta .   En el tipo de contador ( c ) , el rodillo sobre el   que vayan inscritas las cifras de orden más bajo   podrá tener un movimiento continuo . El número   entero de metros cúbicos deberá quedar indicado   claramente .    En los indicadores de agujas ( tipo ( a ) y ( c ) ) ,   el sentido de la rotación deberá ser el de las   agujas del reloj . El valor expresado en metros cúbicos   del intervalo de cada escala deberá ser de la   forma 10n , siendo n un número entero positivo ,   negativo o cero , de manera que constituya un   sistema de décadas consecutivas . Al lado de cada   escala se indicarán designaciones tales como :   × 1 000 - × 100 - × 10 - × 1 - × 0,1 -   × 0,01 - × 0,001 .    En ambos tipos de contadores ( de agujas y cifras   alineadas ) :     - deberá figurar en el cuadrante o inmediatamente   al lado de la indicación numerada el símbolo m3 ,     - el elemento graduado más rápido que se pueda   observar visualmente , que constituye el elemento   de control y cuyo intervalo se llama intervalo de   comprobación , deberá moverse continuamente .   Dicho elemento de control podrá ser permanente ,   o ajustarse temporalmente mediante la inserción   de piezas amovibles . Estas últimas no deberán   influir apreciablemente en las cualidades   metrológicas del contador .    La longitud del intervalo de comprobación   no deberá ser inferior a 1 milímetro ni superior   a 5 milímetros . La escala estará constituida :     - bien por trazos de igual espesor que no   sobrepasen la cuarta parte de la distancia entre los   ejes de dos trazos consecutivos , de manera   que los trazos no se diferencien más que por su   longitud ,     - bien por bandas de contraste cuya anchura   constante sea igual a la longitud del intervalo .    3.6 . Número de cifras y valores del intervalo   de comprobación    El dispositivo registrador deberá poder registrar ,   sin vuelta a cero , un volumen , expresado en metros   cúbicos , como mínimo igual al que corresponda   a 1 999 horas de funcionamiento en régimen de   caudal nominal .    El intervalo de comprobación deberá tener   la forma 1 × 10n , 2 × 10n o 5 × 10n . Sus   dimensiones deberán ser lo suficientemente   pequeñas para poder garantizar en el momento   de la comprobación una imprecisión de medición   no superior al 0,5 % ( admitiéndose un error   posible de lectura no superior a la mitad de la   longitud del intervalo pequeño ) y sólo deberán   exigir un suministro lo suficientemente pequeño   en régimen de caudal mínimo para que la prueba ,   con respecto a dicho caudal , no dure más de   una hora y treinta minutos .    Podrá incorporarse un dispositivo complementario   ( estrella , disco con una señal de referencia , etc. ) ,   con el fin de detectar el movimiento del dispositivo   de medición antes de que se pueda observar   claramente el movimiento de este último en el   dispositivo indicador .    3.7 . Dispositivo de regulación    Los contadores podrán incluir un dispositivo   de regulación que permita modificar la relación   entre el volumen indicado y el volumen suministrado .   Dicho dispositivo será obligatorio en los contadores   que utilizan la acción de la velocidad del agua   sobre la rotación de un órgano móvil .    3.8 . Dispositivo acelerador    Queda prohibido el empleo de dispositivos   para acelerar la marcha del contador por debajo   del valor Q min .    3.9 . Dispositivos adicionales    El contador podrá incluir un dispositivo   para producir impulsos , siempre que dicho   dispositivo no influya apreciablemente en las   cualidades metrológicas del contador .    En el certificado de aprobación CEE de modelo   podrá exigirse la intercalación de dispositivos   especiales , permanentes o amovibles , mediante   los que se pueda proceder a la comprobación   automatizada del contador .    IV . INSCRIPCIONES Y MARCAS    4.1 . Inscripción de identificación    El contador deberá llevar obligatoriamente ,   de manera legible e indeleble , agrupadas o en diferentes   lugares de la cubierta , el cuadrante del dispositivo   indicador o la placa descriptiva , las indicaciones   siguientes :    a ) el nombre o la razón social del fabricante   o su marca de fábrica ;    b ) la clase metrológica y el caudal nominal Q n   en metros cúbicos por hora ;    c ) el año de fabricación y el número   individual de fabricación ;    d ) una o dos flechas que indiquen el sentido   del flujo ;    e ) el signo de aprobación CEE de modelo ;    f ) la presión máxima de servicio en bares ,   cuando ésta pueda ser superior a 10 bares ;    g ) la temperatura máxima de funcionamiento   en la forma : 90 ° Celsius ;    h ) las letras V o H , cuando el contador sólo   pueda funcionar correctamente en la posición   vertical ( V ) o en la posición horizontal ( H ) .    4.2 . Lugar de las marcas de comprobación    Las marcas de comprobación CEE deberán   estamparse en una pieza esencial del aparato ( en   principio la cubierta ) que resulte visible sin   necesidad de desmontarlo .    4.3 . Precinto    El contador deberá incluir dispositivos protectores   que pueden precintarse con el fin de impedir ,   tanto antes como después de la instalación correcta   del contador , el desmontaje o la modificación   de este último o de su dispositivo de regulación ,   sin que dichos dispositivos se deterioren .    V . APROBACIÓN CEE DE MODELO    5.1 . Procedimiento    El procedimiento de aprobación CEE de modelo   se ajustará a la Directiva 71/316/CEE .    5.2 . Pruebas de modelo    Cuando del expediente de la solicitud de aprobación   se desprenda que el modelo se ajusta a las   prescripciones de la presente Directiva , los   servicios competentes procederán a efectuar   pruebas de laboratorio en las siguientes condiciones :    5.2.1 . Número de contadores que deberá presentarse    En el cuadro que se inserta a continuación   se determina el número de contadores que deberá   presentar el fabricante :    Caudal Nominal Q n en m³/h * Número de contadores *    Q n < 1,5 * 10 *    1,5 * Q n < 15 * 3 *    Q n * 15 * 2 *    Durante las pruebas , los servicios competentes   podrán :     - decidir no efectuar las pruebas en todos   los contadores presentados    o     - pedir a los fabricantes contadores suplementarios   con el fin de proseguir dichas pruebas .    5.2.2 . Presión    En las pruebas metrológicas a que se refiere   el punto 5.2.4 . la presión de salida del contador   deberá ser suficiente para impedir la cavitación .    5.2.3 . Material de prueba    En general , los contadores serán objeto de   pruebas individuales y , en todos los casos ,   éstas deberán poner de manifiesto con certeza   las características individuales de cada uno de ellos .    El servicio de metrología del Estado miembro   adoptará todas las medidas pertinentes para que ,   teniendo presentes las diferentes causas de error   de la instalación , la incertidumbre máxima de   precisión relativa no sobrepase el 0,3 % en la   medición del volumen suministrado .    La incertidumbre máxima de precisión relativa   de la instalación será del 5 % en la medición   de la presión y del 2,5 % en la medición de   la pérdida de presión .    En cada prueba , la variación relativa del valor   de los caudales no deberá sobrepasar el 2,5 % de   Q min en régimen de Q t y el 5 % de Q t en   régimen de Q max .    Las mediciones de temperatura deberán efectuarse   con una incertidumbre de precisión como máximo   igual a 1 grado Celsius .    Cualquiera que sea el lugar en que se verifiquen   las pruebas , la instalación deberá ser aprobada   por el servicio de metrología del Estado miembro   interesado .    5.2.4 . Pruebas    5.2.4.1 . Ejecución de las pruebas    Las pruebas abarcarán las operaciones siguientes   realizadas en el orden que se indica :    1 . prueba de hermeticidad ;    2 . determinación de las curvas de error en   función del caudal , mediante la comprobación   de la influencia ejercida por la presión y la   temperatura en las condiciones de instalación   normales que prescriba el fabricante para el tipo   de contador de que se trate ( longitudes de tuberías   rectas flujo arriba y flujo abajo del contador ,   estrangulamientos , obstáculos , etc. ) ;    3 . determinación de las pérdidas de presión ;    4 . estudio acelerado del desgaste ;    5 . prueba de resistencia a los choques térmicos   respecto a los contadores cuyo caudal nominal Q n   sea inferior o igual a 10 m³/h .    5.2.4.2 . Descripción de las pruebas    Las pruebas se realizarán de la manera siguiente :     - el examen de la hermeticidad del contador   consistirá en las dos pruebas que se indican a   continuación a una temperatura de 85 ± 5 ° Celsius :    a ) cada contador deberá soportar , sin escapes   ni filtraciones a través de las paredes , una   presión igual a 1,6 veces la presión máxima   de servicio aplicada durante quince minutos ( véase   la letra f ) del punto 4.1 ) ;    b ) cada contador deberá soportar , sin destrucción   ni bloqueo , una presión igual a dos veces la   presión máxima de servicio aplicada durante   un minuto ( véase la letra f ) del punto 4.1 ) ;     - Los resultados de las pruebas relativas   a las curvas de errores y a la pérdida de presión   deberán arrojar un número suficiente de puntos   para trazar con seguridad las curvas en toda la   amplitud de la carga ;     - el estudio acelerado del desgaste se efectuará   según las condiciones que se consignan en el   cuadro siguiente :    Caudal nominal del contador * Caudal y temperatura   de prueba * Naturaleza de la prueba * Número de   interruptores * Duración de las paradas * Duración   de marcha en caudal de prueba * Duración de   arranque y de disminución de velocidad en segundos *    Q n * 10 m³/h * Q n y 50 ± 5 ° C *   discontinua * 100 000 * 15 s * 15 s * 0,15 Q n (1)   con un minimo de 1 s *     * Q max y 85 ± 5 ° C * continua * * * 100 h * *    Q n > 10 m³/h * Qn y 50 ± 5 ° C * continua * * *   500 h * *     * Q max y 85 ± 5 ° C * continua * * * 200 h * *    (1) Q n es un número igual al valor de Q n   expresado en metros cúbicos por hora .    Antes de efectuar la primera prueba y después   de cada serie de pruebas , se determinarán , en las   mismas condiciones , los errores de medición   referentes , por lo menos , a los siguientes   caudales :    Q min - Q t - 0,5 Q n - Q max    En cada prueba , el volumen suministrado deberá   ser tal que la aguja o el rodillo del intervalo de   comprobación efectúe una o varias vueltas   completas y queden eliminados los efectos de la   distorsión cíclica :     - la prueba de resistencia a los choques térmicos   comprende 25 ciclos que se realizarán del modo   siguiente :    Temperatura del agua * Caudal * Duración *    85 ± 5 ° C * Q max * 8 mn *     - * 0 * 1 a 2 mn *    agua fría * Q max * 8 mn *     - * 0 * 1 a 2 mn *    5.2.5 . Condiciones de aprobación CEE de modelo    Un modelo de contador se aprobará :    a ) cuando cumpla las prescripciones administrativas ,   técnicas y metrológicas de la Directiva y de su   Anexo ,    b ) cuando las pruebas , 1 , 2 y 3 a que se refiere   el punto 5.2.4.1 pongan de manifiesto que el   contador cumple las características metrológicas   y tecnológicas de las partes II y III del presente   Anexo ,    c ) cuando después de realizar cada una de las   pruebas del programa de desgaste acelerado , así   como la prueba de resistencia a los choques   térmicos , no se observe , en relación con la   curva inicial , ninguna variación de medición   superior al 1,5 % entre Q t y Q max y superior al   3 % entre Q min y Q t .    5.3 . Certificado de aprobación CEE de modelo    En el certificado de aprobación CEE de modelo   podrá preverse la posibilidad de realizar , en la   primera comprobación , la prueba de precisión   con agua fría .    Sólo se admitirá esta posibilidad , cuando en el   examen de aprobación CEE de modelo , el estudio   referente a las normas de equivalencia agua   caliente-agua fría haya permitido realizar una   prueba de precisión con agua fría y se haya   podido comprobar que , en caso de que el contador   satisfaga esta prueba , respeta igualmente a los   errores máximos tolerados a los que se refiere   el punto 2.1 .    En tal caso , el certificado de aprobación   CEE de modelo deberá contener una descripción   de dicha prueba , así como de las prescripciones   relativas a ella , en particular las referentes   a los errores tolerados y a los caudales de prueba .    VI . PRIMERA COMPROBACIÓN CEE    El Procedimiento de primera comprobación CEE   se ajustará a las prescripciones de la Directiva   71/316/CEE .    6.1 . Medios de comprobación    El lugar de la primera comprobación CEE   será el autorizado por el servicio de metrología   del Estado miembro .    La disposición de los locales y del material   de prueba deberá permitir efectuar la comprobación   con precisión y seguridad , y sin pérdidas   inútiles de tiempo para el agente encargado   del control . Deberán cumplirse las prescripciones   del punto 5.2.3 , salvo en lo referente a las   temperaturas , cuando las pruebas se efectúen   con agua fría con arreglo a lo dispuesto , en su caso ,   en el certificado de aprobación CEE De modelo .   La organización del banco de pruebas deberá   permitir disponer los contadores en serie . La   presión de salida de todos los contadores deberá   ser siempre suficiente para evitar la cavitación ,   y podrán exigirse disposiciones especiales   con el fin de impedir las interacciones entre contadores .    La instalación podrá incluir dispositivos   automáticos , derivaciones , reducciones de sección ,   etc. , siempre que cada circuito de prueba entre   los contadores objeto de la comprobación y los   depósitos de control esté claramente determinado   y su hermeticidad interna pueda comprobarse de manera   permanente .    Se admite la aplicación de cualquier sistema de   alimentación de agua , pero en caso de que funcionen   en paralelo varios circuitos de prueba , no deberán   producirse interacciones incompatibles con las   disposiciones del punto 5.2.3 .    Cuando un depósito de control esté dividido   en varias cámaras , la rigidez de los tabiques   de separación deberá ser tal que el volumen de una   cámara no pueda variar en más del 0,2 % según   que las cámaras más próximas estén llenas   o vacías .    6.2 . Operaciones de control    Los contadores deberán ajustarse a un modelo   aprobado . La primera comprobación CEE incluirá   pruebas de hermeticidad y de precisión .    6.2.1 . Prueba de hermeticidad    Dicha prueba podrá realizarse con agua fría .   Se realizará con una presión 1,6 veces superior a la   presión máxima del servicio durante un minuto .   Durante la prueba , el contador no deberá presentar   escapes ni filtraciones a través de las paredes .    6.2.2 . Prueba de precisión    6.2.2.1 . Prueba efectuada con agua caliente    La prueba de precisión se verificará , en   principio , con agua caliente a una temperatura   igual a 50 ± 5 grados Celsius y , como mínimo ,   a tres caudales , comprendidos respectivamente entre :    a ) 0,9 Q max y Q max    b ) Q t y 1,1 Q t    c ) Q min y 1,1 Q min    Durante dicha prueba , el contador deberá   respetar los errores máximos tolerados a que   se refiere el punto 2.1 .    Cuando todos los errores sean del mismo signo ,   deberá ajustarse el contador de forma que no todos   los errores sobrepasen la mitad del error máximo   tolerado .    6.2.2.2 . Prueba efectuada con agua fría    La prueba de precisión podrá realizarse   con agua fría cuando así se prevea en el   certificado de aprobación CEE de modelo . En tal   caso , la prueba se verificará de acuerdo   con las modalidades que se hubieran establecido   en dicho certificado .