CELEX: 31982L0623
Language: et
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Komisjoni direktiiv, 1. juuli 1982, millega kolmandat korda kohandatakse gaasiarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitlevat nõukogu direktiivi 71/318/EMÜ tehnika arengut arvestades

Tähtis õiguslik teade

|

31982L0623

Euroopa Liidu Teataja L 252 , 27/08/1982 Lk 0005 - 0007 Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 12 Lk 0107  Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 12 Lk 0253  Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 12 Lk 0107  Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 13 Köide 12 Lk 0253 

		Komisjoni direktiiv,1. juuli 1982,millega kolmandat korda kohandatakse gaasiarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitlevat nõukogu direktiivi 71/318/EMÜ tehnika arengut arvestades(82/623/EMÜ)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,võttes arvesse nõukogu 26. juuli 1971. aasta direktiivi 71/316/EMÜ liikmesriikide õigusaktide mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete ühtlustamise kohta [1] (viimati muudetud Kreeka ühinemisaktiga), eriti selle artiklit 17,ning arvestades, et:kõnealuses valdkonnas toimunud tehnika arengut silmas pidades tuleks muuta direktiivi 71/318/EMÜ, [2] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 78/365/EMÜ; [3]käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on mõõtevahendikaubanduses tehniliste tõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arengule kohandamise komitee arvamusega kooskõlas,ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1Direktiivi 71/318/EMÜ lisas asendatakse I peatüki B osa punktid 3.2.3, 8, 9.2.1 ja 10, II peatüki punkt 5.2.1 ja III peatüki punktid 3.1.1, 3.3 ja 7.1 käesoleva direktiivi lisa kohaselt.Artikkel 2Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. mail 1983. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.Artikkel 3Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.Brüssel, 1. juuli 1982Komisjoni nimelkomisjoni liigeKarl-Heinz Narjes[1] EÜT L 202, 6.9.1971, lk 1.[2] EÜT L 202, 6.9.1971, lk 21.[3] EÜT L 104, 18.4.1978, lk 26.--------------------------------------------------LISAI.B. 3.2.3. Kui äravõetavat lisaseadet ei ole ühendatud, peavad väljundvõllide vabad otsad olema sobival viisil kaitstud.I.B. 8. Taatlusmärgiste ja plommide paigutus8.1. Märgid ja plommid tuleb paigutada nii, et märgi või plommiga suletud osa lahtivõtmisel märk või plomm kahjustub.8.2. Kui I peatüki B osa punktis 4.1 osutatud pealdised kantakse eraldi andmeplaadile ja kui see plaat ei ole püsipaigaldis, tuleb üks märk või plomm, mille eesmärk on vältida kõnealuse plaadi eemaldamist, paigutada nii, et see plaadi eemaldamisel kahjustub.8.3. Taatlusmärgistele või plommidele tuleks kohad ette näha:a) kõikidel käesoleva lisaga nõutavaid pealdisi kandvatel plaatidel, välja arvatud plaadid, mis on püsipaigaldised;b) kõikidel arvesti osadel, mida ei saa muul viisil kaitsta häirimise eest, misläbi on võimalik:- mõjutada või muuta arvesti näidikul esitatud näitu,- muuta mõõteseadise ja näidiku vahelist ühendust või see katkestada,- eemaldada või nihutada arvesti mõõtmisomaduste seisukohalt tähtsaid osi;c) äravõetavate lisaseadmete ühenduskohtadel või I peatüki B osa punktis 3.2.3 osutatud kaitseseadistel.I.B. 9.2.1. EMÜ esmataatluseks esitatakse töökorras gaasiarvestid. EMÜ esmataatlus ei taga I peatüki B osa punktides 3.1 ja 3.2 osutatud lisaseadmete nõuetekohast toimimist ega näidutäpsust. Sellistele lisaseadmetele, välja arvatud I peatüki B osa punkti 8.3 alapunktis c sätestatud ühendused, ei kinnitata ühtki EMÜ taatlusmärgist ega EMÜ plommi.I.B. 10. Taatlusmärgised ja plommid10.1. KinnitamineTaatluse edukalt läbinud arvestitele:- kinnitatakse EMÜ esmataatlusmärgis,- pannakse EMÜ plommid I peatüki B osa punktis 8.3 kirjeldatud kohtadesse.10.2. OtstarveEMÜ esmataatlusmärgised ja plommid kinnitatakse gaasiarvestile üksnes tõendamaks, et arvesti vastab käesoleva direktiivi nõuetele.II. 5.2.1. Kui väljundvõllidele rakendatakse gaasiarvestile I peatüki B osa punktide 3.2.1 ja 3.2.2 kohaselt märgitud suurimat pöördemomenti, ei tohi gaasiarvesti näit voolukulu Qmin korral muutuda rohkem kui 1,5 %, ilma et see piiraks II peatüki punkti 6.3.2 kohaldamist.III. 3.1.1. Rõhukao mõõtmiseks peaks arvestitel olema nii sisse- kui ka väljalaskeavas staatilise rõhu mõõtekoht; sisselaskeavas mõõdetud rõhk on lähterõhuks.III. 3.3. Rõhumõõtekohad3.3.1. Rõhumõõtekohtade avade läbimõõt peab olema vähemalt 3 mm. Pilukujuliste rõhumõõtekohtade puhul peab pilude laius olema vähemalt 2 mm ja voolusuunaline ristlõige vähemalt 10 mm2.3.3.2. Rõhumõõtekohtadel peavad olema sulgurid, mille abil saab teha need gaasitihedaks.3.3.3. Lähterõhu mõõtekoht peab olema selgelt ja püsivalt märgistatud tähisega "pr" ja teine rõhumõõtekoht tähisega "p".III. 7.1. TäpsuskatsedArvestit käsitletakse lubatud piirvigu käsitlevatele nõuetele vastavana, kui need nõuded on täidetud järgmiste voolukulude korral:Qmin, 0,10 Qmax (kui see väärtus on suurem kui Qmin), 0,25 Qmax, 0,40 Qmax, 0,70 Qmax ja Qmax.Kui kontroll toimub teistsugustes tingimustes, peavad olema tagatud vähemalt samaväärsed tulemused kui eespool kirjeldatud katsete puhul.--------------------------------------------------