CELEX: 31982L0624
Language: pl
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Dyrektywa Komisji z dnia 1 lipca 1982 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 76/765/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do alkoholomierzy i densymetrów do alkoholu

Ważna informacja prawna

|

31982L0624

Dziennik Urzędowy L 252 , 27/08/1982 P. 0008 - 0009 Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 12 P. 0110  Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 13 Tom 12 P. 0256  Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 12 P. 0110  Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 13 Tom 12 P. 0256 

		Dyrektywa Komisjiz dnia 1 lipca 1982 r.dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 76/765/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do alkoholomierzy i densymetrów do alkoholu(82/624/EWG)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,uwzględniając traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,uwzględniając dyrektywę Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej [1], ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Grecji, w szczególności jej art. 17,a także mając na uwadze, co następuje:od chwili przyjęcia dyrektywy 76/765/EWG [2], rozwinięto nowe techniki w dziedzinie termometrów stosowanych przy oznaczaniu zawartości alkoholu; tę dyrektywę należy odpowiednio zmienić;środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania Dyrektyw do Postępu Technicznego w Celu Usunięcia Barier Technicznych w Wymianie Handlowej Przyrządów Pomiarowych,PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:Artykuł 1Tekst sekcji 9 załącznika do dyrektywy 76/765/EWG otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.Artykuł 2Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne dla wykonania niniejszej dyrektywy, do dnia 1 maja 1983 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.Artykuł 3Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 1982 r.W imieniu KomisjiKarl-Heinz NarjesCzłonek Komisji[1] Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 1.[2] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 143.--------------------------------------------------ZAŁĄCZNIK9. TERMOMETRY STOSOWANE PRZY OZNACZANIU ZAWARTOŚCI ALKOHOLU9.1. Termometry wbudowane w przyrząd stosowany do oznaczania zawartości alkoholuJeżeli przyrząd stosowany do oznaczania zawartości alkoholu jest przyrządem klasy II lub III, to w przyrząd ten może być wbudowany termometr rozszerzalnościowy szklany rtęciowy.9.1.1. Działka elementarna termometru wynosi 0,1 lub 0,2 lub 0,5 °C i nie musi on posiadać punktu odpowiadającego temperaturze 0 °C.9.1.2. Minimalna długość działki elementarnej wynosi:0,8 mm dla termometrów o wartości działki elementarnej 0,1 i 0,2 °C;1,0 mm dla termometrów o wartości działki elementarnej 0,5 °C.9.1.3. Grubość kresek nie jest większa niż jedna piąta długości działki elementarnej.9.1.4. Błędy graniczne dopuszczalne, dodatnie lub ujemne, wynoszą:0,10 °C dla termometrów o wartości działki elementarnej 0,1 °C;0,20 °C dla termometrów o wartości działki elementarnej 0,2 lub 0,5 °C.9.1.5. Przy legalizacji pierwotnej EWG błąd wskazania wbudowanego termometru wyznacza się, w co najmniej trzech punktach zakresu pomiarowego.9.2. Termometry niewbudowane w przyrząd stosowany do oznaczania zawartości alkoholu9.2.1. Jeżeli przyrząd stosowany oznaczania zawartości alkoholu jest przyrządem klasy I, to stosuje się termometr:- oporowy metalowy, pozwalający na określenie temperatury mieszaniny alkoholu etylowego i wody z błędem granicznym dopuszczalnym, nieprzekraczającym ± 0,10 °C,- lub typ rozszerzalnościowy szklany rtęciowy, o wartości działki elementarnej 0,1 lub 0,5 °C.Termometry rtęciowe posiadają punkt odpowiadający temperaturze 0 °C, minimalna długość działki elementarnej wynosi 0,8 mm, a grubość kresek jest nie większa niż jedna piąta długości działki elementarnej.Błąd graniczny dopuszczalny, dodatni lub ujemny, równy jest jednej działce elementarnej.9.2.2. Jeżeli przyrząd stosowany do oznaczania zawartości alkoholu jest przyrządem klasy II lub III, to stosuje się termometr rozszerzalnościowy szklany rtęciowy.9.2.2.1. Działka elementarna termometru wynosi 0,1 lub 0,2 lub 0,5 °C. Posiada on punkt odpowiadający temperaturze 0 °C.9.2.2.2. Minimalna długość działki elementarnej wynosi:– 0,8 mm dla termometrów o wartości działki elementarnej 0,1 lub 0,2 °C;– 1,0 mm dla termometrów o wartości działki elementarnej 0,5 °C.9.2.2.3. Grubość kresek jest nie większa niż jedna piąta długości działki elementarnej.9.2.2.4. Błędy graniczne dopuszczalne wynoszą:± 0,10 °C dla termometrów o wartości działki elementarnej 0,1 °C;± 0,20 °C dla termometrów o wartości działki elementarnej 0,2 lub 0,5 °C.--------------------------------------------------