CELEX: 32002R2091
Language: hr
Date: 2002-11-26 00:00:00
Title: Uredba Komisije (EZ) br. 2091/2002 od 26. studenoga 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2870/2000 o utvrđivanju referentnih metoda Zajednice za analizu jakih alkoholnih pića

03/Sv. 021
            
            
               HR
            
            
               Službeni list Europske unije
            
            
               35
            
         32002R2091
   
               L 322/11
            
            
               SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE
            
            
               26.11.2002.
            
         
      UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2091/2002
   od 26. studenoga 2002.
   o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2870/2000 o utvrđivanju referentnih metoda Zajednice za analizu jakih alkoholnih pića
   KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,
   uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,
   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1576/89 od 29. svibnja 1989. o utvrđivanju općih pravila za definiranje, opis i prezentiranje jakih alkoholnih pića (1), kako je izmijenjena Aktom o pristupanju Austrije, Finske i Švedske, a posebno njezin članak 4. stavak 8.,
   budući da:
   
               (1)
            
            
               Uredba Komisije (EZ) br. 2870/2000 od 19. prosinca 2000. o utvrđivanju referentnih metoda Zajednice za analizu jakih alkoholnih pića (2) opisuje ove metode u Prilogu.
            
         
               (2)
            
            
               Četiri metode za analizu za određivanje trans-anetola u alkoholnim pićima s aromom anisa, glicirizinske kiseline i kalkona u pastisu i žumanjka u likeru od jaja i likeru s jajetom potvrđene su prema međunarodno priznatim postupcima kao dio istraživačkog projekta koji je poduprla Komisija.
            
         
               (3)
            
            
               Ove četiri metode mogu biti priznate kao referentne metode Zajednice i moraju se dodati u Prilog Uredbi (EZ) br. 2870/2000.
            
         
               (4)
            
            
               Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Provedbenog odbora za alkoholna pića,
            
         DONIJELA JE OVU UREDBU:
   Članak 1.
   Prilog Uredbi (EZ) br. 2870/2000 mijenja se kako slijedi:
   
               1.
            
            
               U sadržaju Priloga, naziv „(p.m.)” pod točkama V., VI., VII. i IX. briše se.
            
         
               2.
            
            
               Poglavlja V., VI., VII. i IX. u Prilogu ovoj Uredbi dodaju se nakon poglavlja III.
            
         Članak 2.
   Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.
   
      Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
      Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2002.
      
         
            Za Komisiju
         
         Franz FISCHLER
         
         
            Član Komisije
         
      
   
   
      (1)  SL L 160, 12.6.1989., str. 1.
   
      (2)  SL L 333, 29.12.2000., str. 20.
   PRILOG
   V.   ANETOL. ODREĐIVANJE TRANS-ANETOLA U ALKOHOLNIM PIĆIMA PLINSKOM KROMATOGRAFIJOM
   
   1.   Područje primjene
   
   Ova je metoda prikladna za određivanje trans-anetola u alkoholnim pićima s aromom anisa primjenom kapilarne plinske kromatografije.
   2.   Referentni standardi
   
   ISO 3696:1987 Voda za uporabu u analitičkom laboratoriju – Specifikacije i metode ispitivanja.
   3.   Načelo rada
   
   Koncentracija trans-anetola alkoholnog pića određuje se plinskom kromatografijom (GC). Ista količina internog standarda, npr. 4-alilanizola (estragola) kada estragol nije prirodno prisutan u uzorku, dodaje se uzorku za ispitivanje i referentnoj otopini trans-anetola poznate koncentracije te se oba razrijede pomoću 45 %-tne otopine etanola i injektiraju izravno u sustav za plinsku kromatografiju (GC). Prije pripreme uzoraka i analize likera koji sadrže veće količine šećera potrebna je ekstrakcija.
   4.   Reagensi i materijali
   
   Tijekom analize koriste se samo reagensi čija je čistoća najmanje 98 %. Mora se koristiti voda čiji je stupanj kakvoće najmanje 3 prema definiciji standarda ISO 3696.
   Referentne kemikalije trebaju se čuvati na hladnom (na 4 °C) i tamnom mjestu, u aluminijskim spremnicima ili u bočicama za reagense od obojenog (jantarnog) stakla. Poželjno je da zatvarači imaju aluminijsku brtvu. Potrebno je „otopiti” trans-anetol iz kristalnog stanja prije uporabe, ali u tom slučaju njegova temperatura nikada ne smije prijeći 35 °C.
   4.1.   Etanol 96 % vol. (CAS 64-17-5)
   4.2.   1-metoksi-4-(1-propenil) benzen; (trans-anetol) (CAS 4180-23-8)
   4.3.   4-alilanizol, (estragol) (CAS 140-67-0), preporučeni interni standard (IS)
   4.4.   Etanol 45 % vol.
   Doda se 560 g destilirane vode u 378 g etanola 96 % vol.
   4.5.   Priprema standardnih otopina
   Sve standardne otopine moraju se čuvati na sobnoj temperaturi (od 15 do 35 °C), na tamnom mjestu, u aluminijskim spremnicima ili u bočicama za reagense od obojenog (jantarnog) stakla. Poželjno je da zatvarači imaju aluminijsku brtvu.
   Trans-anetol i 4-alilanizol praktički su netopivi u vodi te je stoga neophodno otopiti trans-anetol i 4-alilanizol u određenoj količini 96 %-tnog etanola (4.1.) prije dodavanja 45 %-tnog etanola (4.4.).
   Radne otopine moraju se pripremati svježe svaki tjedan.
   4.5.1.   Standardna otopina A
   Radna otopina trans-anetola (koncentracija: 2 g/L)
   Odvagne se 40 mg trans-anetola (4.2) u odmjernu tikvicu od 20 ml (ili 400 mg u 200 ml itd.). Doda se određena količina 96 %-tnog etanola (4.1), nadopuni do oznake s 45 %-tnim etanolom (4.4.) te dobro promiješa.
   4.5.2.   Interna standardna otopina B
   Radna interna standardna otopina, npr. estragol (koncentracija: 2 g/L)
   Odvagne se 40 mg estragola (4.3) u odmjernu tikvicu od 20 ml (400 mg u 200 ml itd.). Doda se određena količina 96 %-tnog etanola (4.1), nadopuni do oznake 45 %-tnim etanolom (4.4) te dobro promiješa.
   4.5.3.   Otopine koje se koriste za provjeru linearnosti odziva plamenog ionizacijskog detektora (FID)
   Linearnost odziva plamenog ionizacijskog detektora (FID-a) mora se provjeriti za analizu, uzimajući u obzir raspon koncentracija trans-anetola u alkoholnim pićima od 0 g/L do 2,5 g/L. U postupku analize, nepoznati uzorci alkoholnih pića koji se moraju analizirati razrijede se 10 puta (8.3.). Za uvjete analize opisane u metodi, radne otopine koje odgovaraju koncentracijama od 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 i 0,25 g/L trans-anetola u uzorku koji se mora analizirati pripreme se kako slijedi: uzme se 0,5, 1, 1,5, 2 i 2,5 ml radne otopine A (4.5.1.) i pipetira u odvojene odmjerne tikvice od 20 ml; u svaku se tikvicu pipetira 2 ml interne standardne otopine B (4.5.2.), nadopuni do oznake 45 % -tnim etanolom (4.4.) te dobro promiješa.
   Otopine slijepe probe (8.4.) koriste se kao 0 g/L otopina.
   4.5.4.   Standardna otopina C
   Uzme se 2 ml standardne otopine A (4.5.1.) i pipetira u odmjernu tikvicu od 20 ml, zatim se doda 2 ml interne standardne otopine B (4.5.2.), dopuni do oznake 45 % -tnim etanolom (4.4.) te dobro promiješa.
   5.   Aparatura i oprema
   
   
               5.1.
            
            
               Kapilarni plinski kromatograf opremljen plamenim ionizacijskim detektorom (FID) i integratorom ili drugim sustavom za obradu podataka koji mjeri visine ili površine pikova te uređajem za automatsko uzorkovanje ili potrebnom opremom za ručno injektiranje uzoraka.
            
         
               5.2.
            
            
               Injektor sa i bez razdjeljenja
            
         
               5.3.
            
            
               Kapilarni stupac, na primjer:
               
                            
                        
                        
                           Dužina: 50 m
                        
                     
                            
                        
                        
                           Unutarnji promjer: 0,32 mm
                        
                     
                            
                        
                        
                           Debljina filma: 0,2 μm
                        
                     
                            
                        
                        
                           Stacionarna faza: FFAP – modificirani TPA polietilen glikol umreženi porozni polimer.
                        
                     
         
               5.4.
            
            
               Uobičajena laboratorijska oprema: odmjerno stakleno posuđe razine A, analitička vaga (preciznost: ± 0,1 mg).
            
         6.   Kromatografski uvjeti
   
   Vrsta i dimenzije stupca te uvjeti plinske kromatografije moraju biti takvi da su anetol i interni standard odvojeni jedan od drugog i od svih interferirajućih tvari. Uobičajeni uvjeti za stupac iz primjera u 5.3. su:
   
               6.1.
            
            
               Plin nosilac: analitički helij
            
         
               6.2.
            
            
               Brzina protoka: 2 ml/min
            
         
               6.3.
            
            
               Temperatura injektora: 250 °C
            
         
               6.4.
            
            
               Temperatura detektora: 250 °C
            
         
               6.5.
            
            
               Temperatura peći: izotermna, 180 °C, vrijeme rada 10 minuta
            
         
               6.6.
            
            
               Volumen injektiranja:1 μL, razdjeljenje 1:40.
            
         7.   Uzorci
   
   Uzorci se moraju čuvati na sobnoj temperaturi, zaštićeni od svjetla i hladnoće.
   8.   Postupak
   
   8.1.   Pretraživanje uzorka na estragol
   Za provjeru je li estragol prirodno prisutan u uzorku, mora se napraviti analiza slijepe probe bez dodatka bilo kojeg internog standarda. Ako je estragol prirodno prisutan, tada se mora odabrati neki drugi interni standard (na primjer, mentol).
   U odmjernu tikvicu od 20 ml pipetira se 2 ml uzorka, nadopuni do oznake 45 %-tnim etanolom (4.4.) te dobro promiješa.
   8.2.   Priprema nepoznatih uzoraka
   U odmjernu tikvicu od 20 ml pipetira se 2 ml uzorka, zatim se doda 2 ml interne standardne otopine B (4.5.2.), nadopuni do oznake 45 %-tnim etanolom (4.4.) te dobro promiješa.
   8.3.   Slijepa proba
   U odmjernu tikvicu od 20 ml pipetira se 2 ml interne standardne otopine B (4.5.2.), nadopuni do oznake 45 %-tnim etanolom (4.4.) te dobro promiješa.
   8.4.   Ispitivanje linearnosti
   Prije početka analize mora se provjeriti linearnost odziva plamenog ionizacijskog detektora (FID-a) sukcesivnom trostrukom analizom svake standardne otopine za provjeru linearnosti (4.5.3.).
   Iz površine pikova ili visine pikova integratora za svako se injektiranje napravi grafički prikaz koncentracije njihove matične otopine u g/L prema omjeru R za svaku.
   R= visina ili površina pika za trans-anetol podijeljena s visinom ili površinom pika za estragol.
   Mora se dobiti linearna krivulja.
   8.5.   Određivanje
   Ubrizga se otopina slijepe probe (8.3.), zatim standardna otopina C (4.5.4.) i jedna od standardnih otopina za provjeru linearnosti (4.5.3.) koja će djelovati kao uzorak za kontrolu kakvoće (može se odabrati s obzirom na vjerojatnu koncentraciju trans-anetola u nepoznatom uzorku) te pet nepoznatih uzoraka (8.2.); umetne se uzorak za provjeru linearnosti (kontrolu kakvoće) nakon svakih pet nepoznatih uzoraka kako bi se osigurala analitička stabilnost.
   9.   Računanje faktora odziva
   
   Mjere se ili površine pika (pomoću integratora ili drugog sustava za obradu podataka) ili visine pika (ručna integracija) za pikove trans-anetola i internog standarda.
   9.1.   Računanje faktora odziva (RFi)
   Faktor odziva računa se kako slijedi
   RFi = (C
      i/površina ili visinai)*(površina ili visinais/C
      is)
   gdje je:
   
               
                  C
                  i
               
            
            
               koncentracija trans-anetola u standardnoj otopini A (4.5.1.)
            
         
               
                  C
                  is
               
            
            
               koncentracija internog standarda u standardnoj otopini B (4.5.2.)
            
         
               površinai
               
            
            
               površina (ili visina) pika trans-anetola
            
         
               površinais
               
            
            
               površina (ili visina) pika internog standarda
            
         RFi se računa iz pet uzoraka otopine C (4.5.4.).
   9.2.   Analiza otopina za ispitivanje linearnosti odziva
   Ubrizgaju se otopine za ispitivanje linearnosti odziva (4.5.3.).
   9.3.   Analiza uzorka
   Ubrizga se otopina nepoznatog uzorka (8.2.).
   10.   Računanje rezultata
   
   Formula za izračun koncentracije trans-anetola je sljedeća:
   
      c
      i = C
      is * (površina ili visinai/površina ili visinais)*RFi
   
   gdje je:
   
               
                  c
                  i
               
            
            
               nepoznata koncentracija trans-anetola
            
         
               
                  C
                  is
               
            
            
               koncentracija internog standarda u nepoznatoj tvari (4.5.2.)
            
         
               Površina ili visinai
               
            
            
               površina ili visina pika trans-anetola
            
         
               Površina ili visinais
               
            
            
               površina ili visina pika internog standarda
            
         
               RFi
               
            
            
               koeficijent odziva (izračunan kao pod 9.1.)
            
         Koncentracija trans-anetola izražava se u gramima po litri, na jednu decimalu.
   11.   Osiguranje i kontrola kakvoće
   
   Kromatogrami moraju biti takvi da su anetol i interni standard odvojeni jedan od drugog i od svih interferirajućih tvari. Vrijednost RFi izračuna se iz rezultata za pet injektiranja otopine C (4.5.4.). Ako je koeficijent varijacije (CV %=(standardno odstupanje/srednja vrijednost)*100)) unutar plus ili minus 1 %, prosječna vrijednost RFi je prihvatljiva.
   Gornji se izračun mora koristiti za računanje koncentracije trans-anetola u uzorku koji je odabran za kontrolu kakvoće iz otopina za kontrolu linearnosti (4.5.3.).
   Ako su srednji izračunati rezultati iz analize otopina za kontrolu linearnosti koje su odabrane za uzorke interne kontrole kakvoće (IQC) unutar plus ili minus 2,5 % njihove teoretske vrijednosti, tada se mogu prihvatiti rezultati za nepoznate uzorke.
   12.   Obrada uzorka alkoholnog pića koji sadrži veću količinu šećera i uzorka likera prije analize plinskom kromatografijom
   
   Ekstrakcija alkohola iz alkoholnog pića koje sadrži veću količinu šećera kako bi se mogla odrediti koncentracija trans-anetola primjenom kapilarne plinske kromatografije.
   12.1.   Načelo rada
   Uzme se alikvot uzorka likera i doda mu se interni standard čija je koncentracija slična koncentraciji analita (trans-anetola) u likeru. Tome se doda natrijev fosfat dodekahidrat i bezvodni amonijev sulfat. Dobivena se mješavina dobro promiješa i ohladi, nastaju dva sloja, a gornji alkoholni sloj se ukloni. Uzme se alikvot tog alkoholnog sloja i razrijedi 45 %-tnom otopinom etanola (4.4.) (Napomena: u ovoj se fazi ne dodaje nijedan interni standard, budući da je već dodan). Dobivena se otopina analizira plinskom kromatografijom.
   12.2.   Reagensi i materijali
   Tijekom ekstrakcije se koriste samo reagensi čija je čistoća veća od 99 %.
   
               12.2.1.
            
            
               Amonijev sulfat, bezvodni (CAS 7783-20-2).
            
         
               12.2.2.
            
            
               Natrijev fosfat, dibazični, dodekahidrat (CAS 10039-32-4).
            
         12.3.   Aparatura i oprema
   Konusne tikvice, tikvice za odjeljivanje, hladnjak.
   12.4.   Postupak
   12.4.1.   Pretraživanje uzorka na estragol
   Kako bi bili sigurni da estragol nije prirodno prisutan u uzorku, mora se izvršiti ekstrakcija slijepe probe (12.6.2.) i analiza bez dodavanja bilo kojeg internog standarda. Ako je estragol prirodno prisutan, tada se mora odabrati neki drugi interni standard.
   12.4.2.   Ekstrakcija
   U konusnu se tikvicu pipetira 5 ml 96 %-tnog etanola (4.1.); u ovu se tikvicu odvagne 50 mg internog standarda (4.3.) i doda 50 ml uzorka. Doda se 12 g amonijeva sulfata, bezvodnog (12.2.1.) i 8,6 g dibazičnog natrijeva fosfata, dodekahidrata (12.2.2.). Konusna tikvica se začepi.
   Tikvica se mućka najmanje 30 minuta. Može se koristiti i mehanički uređaj za mućkanje, ali ne i magnetni mješač obložen teflonom, jer teflon upija određenu količinu analita. Dodane soli neće se potpuno otopiti.
   Začepljena se tikvica stavi u hladnjak (T < 5 °C) na najmanje 2 sata.
   Nakon toga trebaju nastati dva odvojena tekuća sloja i čvrsti ostatak. Alkoholni sloj treba biti bistar; ako nije, stavi se ponovno u hladnjak dok ne postane bistar.
   Kada alkoholni sloj postane bistar, pažljivo se uzme alikvot (npr. 10 ml) bez narušavanja vodenog sloja, stavi u bočicu od jantarnog stakla i zatvori sigurnosnim zatvaračem.
   12.4.3.   Priprema ekstrahiranog uzorka za analizu
   Pusti se da ekstrakt (12.4.2.) dosegne sobnu temperaturu.
   Uzme se 2 ml alkoholnog sloja ekstrahiranog uzorka regulirane temperature i pipetira u odmjernu tikvicu od 20 ml, nadopuni do oznake 45 %-tnim etanolom (4.4.) i dobro promiješa.
   12.5.   Određivanje
   Slijedi se postupak opisan pod 8.5.
   12.6.   Računanje rezultata
   Za računanje rezultata koristi se sljedeća formula:
   
      
   gdje je:
   
               
                  m
                  is
               
            
            
               masa uzetog internog standarda (4.3.) (12.4.2.) (u miligramima)
            
         
               
                  V
               
            
            
               volumen nepoznatog uzorka (50 ml)
            
         
               RFi
               
            
            
               faktor odziva (9.1.)
            
         
               površinai
               
            
            
               površina pika trans-anetola
            
         
               površinais
               
            
            
               površina pika internog standarda
            
         Rezultati se izražavaju u gramima po litri, na jednu decimalu.
   12.7.   Kontrola i osiguranje kakvoće
   Slijedi se postupak opisan pod 11. gore.
   13.   Svojstva metode (preciznost)
   
   Statistički rezultati interlaboratorijskog ispitivanja:
   
                
            
            
               Sljedeće tablice daju vrijednosti za anetol.
            
         
                
            
            
               Sljedeći su podaci dobiveni iz međunarodnog ispitivanja svojstava metode koje je provedeno u skladu s međunarodno dogovorenim postupcima.
            
         
                
            
            
               
                           Godina interlaboratorijskog ispitivanja
                        
                        
                           1998.
                        
                     
                           Broj laboratorija
                        
                        
                           16
                        
                     
                           Broj uzoraka
                        
                        
                           10
                        
                     
                           Analit
                        
                        
                           anetol
                        
                     Pastis:
               
                           Uzorci
                        
                        
                           A
                        
                        
                           B
                        
                        
                           C
                        
                        
                           D
                        
                        
                           E
                        
                        
                           F
                        
                     
                           Broj zadržanih laboratorija nakon eliminacije netipičnih vrijednosti
                        
                        
                           15
                        
                        
                           15
                        
                        
                           15
                        
                        
                           13
                        
                        
                           16
                        
                        
                           16
                        
                     
                           Broj odstupanja (laboratorija)
                        
                        
                           1
                        
                        
                           1
                        
                        
                           1
                        
                        
                           3
                        
                        
                           —
                        
                        
                           —
                        
                     
                           Broj prihvaćenih rezultata
                        
                        
                           30
                        
                        
                           30
                        
                        
                           30
                        
                        
                           26
                        
                        
                           16
                        
                        
                           16
                        
                     
                           Srednja vrijednost g/L
                        
                        
                           1,477
                        
                        
                           1,955
                        
                        
                           1,940
                        
                        
                           1,833
                        
                        
                           1,741
                        
                        
                           1,754
                        
                     
                           Standardno odstupanje ponovljivosti (St) g/L
                        
                        
                           0,022
                        
                        
                           0,033
                        
                        
                           0,034
                        
                        
                           0,017
                        
                        
                           —
                        
                        
                           —
                        
                     
                           Relativno standardno odstupanje ponovljivosti (RSDt) (%)
                        
                        
                           1,5
                        
                        
                           1,7
                        
                        
                           1,8
                        
                        
                           0,9
                        
                        
                           —
                        
                        
                           —
                        
                     
                           Granica ponovljivosti (r) g/L
                        
                        
                           0,062
                        
                        
                           0,093
                        
                        
                           0,096
                        
                        
                           0,047
                        
                        
                           —
                        
                        
                           —
                        
                     
                           Standardno odstupanje obnovljivosti (SR) g/L
                        
                        
                           0,034
                        
                        
                           0,045
                        
                        
                           0,063
                        
                        
                           0,037
                        
                        
                           0,058
                        
                        
                           0,042
                        
                     
                           Relativno standardno odstupanje obnovljivosti (RSDR) (%)
                        
                        
                           2,3
                        
                        
                           2,3
                        
                        
                           3,2
                        
                        
                           2,0
                        
                        
                           3,3
                        
                        
                           2,4
                        
                     
                           Granica obnovljivosti (R) g/L
                        
                        
                           0,094
                        
                        
                           0,125
                        
                        
                           0,176
                        
                        
                           0,103
                        
                        
                           0,163
                        
                        
                           0,119
                        
                     Vrste uzoraka
               
                           A
                        
                        
                           pastis, slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           B
                        
                        
                           pastis, slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           C
                        
                        
                           pastis, slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           D
                        
                        
                           pastis, slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           E
                        
                        
                           pastis, jednostruki duplikati
                        
                     
                           F
                        
                        
                           pastis, jednostruki duplikati
                        
                     Druga alkoholna pića s aromom anisa:
               
                           Uzorci
                        
                        
                           G
                        
                        
                           H
                        
                        
                           I
                        
                        
                           J
                        
                     
                           Broj zadržanih laboratorija nakon eliminacije netipičnih vrijednosti
                        
                        
                           16
                        
                        
                           14
                        
                        
                           14
                        
                        
                           14
                        
                     
                           Broj odstupanja (laboratorija)
                        
                        
                           —
                        
                        
                           2
                        
                        
                           1
                        
                        
                           1
                        
                     
                           Broj prihvaćenih rezultata
                        
                        
                           32
                        
                        
                           28
                        
                        
                           28
                        
                        
                           28
                        
                     
                           Srednja vrijednost g/L
                        
                        
                           0,778
                           0,530*
                        
                        
                           1,742
                        
                        
                           0,351
                        
                        
                           0,599
                        
                     
                           Standardno odstupanje ponovljivosti (St) g/L
                        
                        
                           0,020
                        
                        
                           0,012
                        
                        
                           0,013
                        
                        
                           0,014
                        
                     
                           Relativno standardno odstupanje ponovljivosti (RSDt) (%)
                        
                        
                           3,1
                        
                        
                           0,7
                        
                        
                           3,8
                        
                        
                           2,3
                        
                     
                           Granica ponovljivosti (r) g/L
                        
                        
                           0,056
                        
                        
                           0,033
                        
                        
                           0,038
                        
                        
                           0,038
                        
                     
                           Standardno odstupanje obnovljivosti (SR) g/L
                        
                        
                           0,031
                        
                        
                           0,029
                        
                        
                           0,021
                        
                        
                           0,030
                        
                     
                           Relativno standardno odstupanje obnovljivosti (RSDR) (%)
                        
                        
                           4,8
                        
                        
                           1,6
                        
                        
                           5,9
                        
                        
                           5,0
                        
                     
                           Granica obnovljivosti (R) g/L
                        
                        
                           0,088
                        
                        
                           0,080
                        
                        
                           0,058
                        
                        
                           0,084
                        
                     Vrste uzoraka
               
                           G
                        
                        
                           ouzo, razdijeljene razine(*)
                        
                     
                           H
                        
                        
                           anis, slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           I
                        
                        
                           liker a aromom anisa, u duplikatu
                        
                     
                           J
                        
                        
                           liker a aromom anisa, u duplikatu.
                        
                     
         VI.   GLICIRIZNA KISELINA. ODREĐIVANJE GLICIRIZNE KISELINE PRIMJENOM VISOKODJELOTVORNE TEKUĆINSKE KROMATOGRAFIJE
   
   1.   Svrha
   
   Ova metoda je prikladna za određivanje glicirizne kiseline u alkoholnim pićima s aromom anisa primjenom visokodjelotvorne tekućinske kromatografije (HPLC). Uredba (EEZ) br. 1576/89 određuje da svako alkoholno piće s aromom anisa koje se naziva „pastis” mora sadržavati između 0,05 i 0,5 g glicirizne kiseline po litri.
   2.   Referentni standardi
   
   ISO 3696: 1987 Voda za uporabu u analitičkom laboratoriju – Specifikacije i metode ispitivanja.
   3.   Načelo rada
   
   Koncentracija glicirizne kiseline se određuje pomoću visokodjelotvorne tekućinske kromatografije (HPLC) s UV detekcijom. Standardna otopina i probni uzorak filtriraju se i odvojeno injektiraju izravno u sustav HPLC-a.
   4.   Reagensi i materijali
   
   Tijekom analize, koriste se samo reagensi za HPLC, apsolutni etanol i voda čiji stupanj kakvoće iznosi 3 prema definiciji standarda ISO 3696.
   4.1.   Etanol 96 % vol. (CAS 64-17-5).
   4.2.   Amonij glicirizinat, C42H62O16.NH3 (amonijeva sol glicirizne kiseline)
   (Relativna molekulska masa 839,98) (CAS 53956-04-0): čistoća najmanje 90 %
   (Relativna molekulska masa: glicirizinska kiselina 822,94).
   4.3.   Ledena octena kiselina, CH3COOH (CAS 64-19-7).
   4.4.   Metanol, CH3OH (CAS 67-56-1).
   4.5.   Etanol 50 % vol.
   Za 1 000 ml na 20 °C:
   
               —
            
            
               96 %-tni etanol (4.1.): 521 ml
            
         
               —
            
            
               voda (2.0.): 511 ml.
            
         4.6.   Priprema HPLC otopina za eluciju
   4.6.1.   Otapalo za eluciju A (primjer)
   80 dijelova (po volumenu) vode (2.0.)
   20 dijelova (po volumenu) octene kiseline (4.3.).
   Otapalo za eluciju degazira se u trajanju od pet minuta.
   
      Napomena: Ako voda koja se koristi nije mikrofiltrirana, preporučuje se filtrirati pripremljeno otapalo za eluciju na filteru za organska otapala s veličinom pora koja je manja ili jednaka 0,45 μm.
   4.6.2.   Otapalo za eluciju B
   Metanol (4.4.).
   4.7.   Priprema standardnih otopina
   Sve standardne otopine moraju se svježe pripremiti nakon dva mjeseca.
   4.7.1.   Referentna otopina C
   U odmjernu tikvicu od 100 ml odvagne se 25 mg amonijeva glicirizinata (4.2) s točnošću od 0,1 mg. Doda se etanol 50 % vol. (4.5.) i otopi amonijev glicirizinat. Kad je otopljen, dopuni se do oznake etanolom 50 % vol. (4.5.).
   Filtrira se kroz filtar za organska otapala.
   4.7.2.   Standardne otopine koje se koriste za provjeru linearnosti odziva uređaja
   Radna otopina od 1,0 g/L se pripremi odvagom s točnošću od 0,1 mg, 100 mg amonijeva glicirizinata u odmjernu tikvicu od 100 ml. Doda se etanol 50 % vol. (4.5.) i otopi amonijev glicirizinat. Kad je otopljen, nadopuni se do oznake etanolom 50 % vol. (4.5.).
   Pripreme se najmanje četiri druge otopine koje odgovaraju 0,05, 0,1, 0,25 i 0,5 g/L amonijeva glicirizinata pipetiranjem 5 ml, 10 ml, 25 ml, odnosno 50 ml radne otopine masene koncentracije 1,0 g/L u odvojene odmjerne tikvice od 100 ml. Nadopuni se do oznake etanolom 50 % vol. (4.5.) i dobro promiješa.
   Sve se otopine filtriraju kroz filtar za organska otapala.
   5.   Aparatura i oprema
   
   5.1.   Sustav za odjeljivanje
   
               5.1.1.
            
            
               Visokodjelotvorni tekućinski kromatograf
            
         
               5.1.2.
            
            
               Sustav pumpi koji omogućuje postizanje i održavanje stalne ili programirane brzine protoka s visokom preciznošću.
            
         
               5.1.3.
            
            
               UV spektrofotometar: mora biti postavljen na 254 nm.
            
         
               5.1.4.
            
            
               Sustav za degaziranje otapala.
            
         5.2.   Računalni integrator ili uređaj za snimanje čiji rad je kompatibilan s ostatkom sustava.
   5.3.   Kolona (primjer):
   
                
            
            
               Materijal: nehrđajući čelik ili staklo
            
         
                
            
            
               Unutarnji promjer: 4 do 5 mm
            
         
                
            
            
               Duljina: 100 do 250 mm
            
         
                
            
            
               Stacionarna faza: umreženi silicijev dioksid s (poželjno sferičnom) oktadecilnom funkcijskom grupom (C18), najveća veličina čestica: 5 μm.
            
         5.4.   Laboratorijska oprema
   
               5.4.1.
            
            
               Analitička vaga s preciznošću očitavanja od 0,1 mg
            
         
               5.4.2.
            
            
               Odmjerno stakleno posuđe razine A
            
         
               5.4.3.
            
            
               Mirkomembranski filtri za male volumene.
            
         6.   Kromatografski uvjeti
   
   
               6.1.
            
            
               Svojstva elucije (primjer)
               
                           —
                        
                        
                           brzina protoka: 1 ml/minuta,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           otapalo A = 30 %,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           otapalo B = 70 %.
                        
                     
         
               6.2.
            
            
               Detekcija
               
                           —
                        
                        
                           UV = 254 nm
                        
                     
         7.   Postupak
   
   7.1.   Priprema uzorka alkoholnog pića
   Filtrira se, ako je potrebno, kroz filtar za organska otapala (promjer pora: 0,45 μm).
   7.2.   Određivanje
   Kad se stabiliziraju kromatografski uvjeti,
   
               —
            
            
               injektira se 20 μL referentne otopine C (4.7.1),
            
         
               —
            
            
               injektira se 20 μL otopine uzorka,
            
         
               —
            
            
               usporede se dva kromatograma. Identificiraju se pikovi glicirizne kiseline na temelju njihovih vremena retencije. Izmjere se njihove površine (ili visine) i izračuna koncentracija u g/L na dvije decimale primjenom sljedeće jednadžbe:
               
                  
               gdje je:
               
                           
                              c
                           
                        
                        
                           koncentracija u gramima po litri glicirizne kiseline u alkoholnom piću koje se analizira
                        
                     
                           
                              C
                           
                        
                        
                           koncentracija u gramima po litri amonijeva glicirizinata u referentnoj otopini
                        
                     
                           
                              h
                           
                        
                        
                           površina (ili visina) pika glicirizne kiseline alkoholnog pića koje se analizira
                        
                     
                           
                              H
                           
                        
                        
                           površina (ili visina) pika glicirizne kiseline referentne otopine
                        
                     
                           
                              P
                           
                        
                        
                           čistoća referentnog amonijeva glicirizinata (u %)
                        
                     
                           823
                        
                        
                           masa jednog mola glicirizne kiseline
                        
                     
                           840
                        
                        
                           masa jednog mola amonijeva glicirizinata.
                        
                     
         8.   Svojstva metode (preciznost)
   
   Statistički rezultati međulaboratorijskog ispitivanja:
   
                
            
            
               sljedeće tablice daju vrijednosti za gliciriznu kiselinu.
            
         
                
            
            
               Sljedeći su podaci dobiveni iz međunarodnog ispitivanja svojstava metode koje je provedeno u skladu s međunarodno dogovorenim postupcima.
            
         
                
            
            
               
                           Godina međulaboratorijskog ispitivanja
                        
                        
                           1998.
                        
                     
                           Broj laboratorija
                        
                        
                           16
                        
                     
                           Broj uzoraka
                        
                        
                           5
                        
                     
                           Analit
                        
                        
                           glicirizna kiselina
                        
                     
                           Uzorci
                        
                        
                           A
                        
                        
                           B
                        
                        
                           C
                        
                        
                           D
                        
                        
                           E
                        
                     
                           Broj zadržanih laboratorija nakon eliminacije netipičnih vrijednosti
                        
                        
                           13
                        
                        
                           14
                        
                        
                           15
                        
                        
                           16
                        
                        
                           16
                        
                     
                           Broj odstupanja (laboratorija)
                        
                        
                           3
                        
                        
                           2
                        
                        
                           1
                        
                        
                           —
                        
                        
                           —
                        
                     
                           Broj prihvaćenih rezultata
                        
                        
                           26
                        
                        
                           28
                        
                        
                           30
                        
                        
                           32
                        
                        
                           32
                        
                     
                           Srednja vrijednost g/L
                        
                        
                           0,046
                        
                        
                           0,092
                           (*) 0,099
                        
                        
                           0,089
                        
                        
                           0,249
                        
                        
                           0,493
                        
                     
                           Standardno odstupanje ponovljivosti (St) g/L
                        
                        
                           0,001
                        
                        
                           0,001
                        
                        
                           0,001
                        
                        
                           0,002
                        
                        
                           0,003
                        
                     
                           Relativno standardno odstupanje ponovljivosti (RSDt) (%)
                        
                        
                           1,5
                        
                        
                           1,3
                        
                        
                           0,7
                        
                        
                           1,0
                        
                        
                           0,6
                        
                     
                           Granica ponovljivosti (r) g/L
                        
                        
                           0,002
                        
                        
                           0,004
                        
                        
                           0,002
                        
                        
                           0,007
                        
                        
                           0,009
                        
                     
                           Standardno odstupanje obnovljivosti (SR) g/L
                        
                        
                           0,004
                        
                        
                           0,007
                        
                        
                           0,004
                        
                        
                           0,006
                        
                        
                           0,013
                        
                     
                           Relativno standardno odstupanje obnovljivosti (RSDR) (%)
                        
                        
                           8,6
                        
                        
                           7,2
                        
                        
                           4,0
                        
                        
                           2,5
                        
                        
                           2,7
                        
                     
                           Granica obnovljivosti (R) g/L
                        
                        
                           0,011
                        
                        
                           0,019
                        
                        
                           0,010
                        
                        
                           0,018
                        
                        
                           0,037
                        
                     Vrste uzoraka
               
                           A
                        
                        
                           pastis, slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           B
                        
                        
                           pastis, razdijeljene razine (*)
                        
                     
                           C
                        
                        
                           pastis, slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           D
                        
                        
                           pastis, slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           E
                        
                        
                           pastis, slijepe probe u duplikatu
                        
                     
         VII.   KALKONI. VISOKODJELOTVORNA TEKUĆINSKA KROMATOGRAFIJA ZA PROVJERU PRISUSTVA KALKONA U PASTISU
   
   1.   Svrha
   
   Ova je metoda prikladna za određivanje prisutnosti kalkona u alkoholnim pićima s aromom anisa. Kalkoni su prirodna bojila iz skupine flavonoida koji se nalaze u slatkom korijenu (Glycyrrhiza glabra).
   Da bi se alkoholno piće s aromom anisa moglo zvati „pastis”, mora sadržavati kalkone (Uredba (EEZ) br. 1576/89).
   2.   Referentni standardi
   
   ISO 3696: 1987 Voda za uporabu u analitičkom laboratoriju – Specifikacije i metode ispitivanja.
   3.   Načelo rada
   
   Pripremi se referentna otopina ekstrakta slatkog korijena. Prisutnost ili odsutnost kalkona određuje se visokodjelotvornom tekućinskom kromatografijom (HPLC) s UV detekcijom.
   4.   Reagensi i materijali
   
   Tijekom analize, koriste se samo reagensi HPLC čistoće. Etanol treba biti 96 % vol. Treba se koristiti samo voda čiji stupanj kakvoće iznosi 3 prema definiciji standarda ISO 3696.
   4.1.   Etanol 96 % vol. (CAS 64-17-5).
   4.2.   Acetonitril, CH3CN (CAS 75-05-8)
   4.3.   Referentna tvar: Glycyrrhiza glabra: slatki korijen
   Grubo mljeveni slatki korijen (Glycyrrhiza glabra). Prosječne dimenzije štapićastih čestica: dužina: 10 do 15 mm, debljina: 1 do 3 mm.
   4.4.   Natrijev acetat, CH3COONa (CAS 127-09-3)
   4.5.   Ledena octena kiselina, CH3COOH (CAS 64-19-7)
   4.6.   Priprema otopina
   4.6.1.   Etanol 50 % vol.
   Za 1 000 ml na 20 °C:
   
               —
            
            
               etanol 96 % vol. (4.1.): 521 ml
            
         
               —
            
            
               voda (2.0.): 511 ml.
            
         4.6.2.   Otapalo A: acetonitril
   Acetonitril (4.2.) analitičke čistoće za HPLC.
   Degazira se.
   4.6.3.   Otapalo B: 0,1 M puferska otopina natrijeva acetata, pH 4,66.
   U odmjernu se tikvicu odvagne 8,203 g natrijeva acetata (4.4.), doda 6,005 g ledene octene kiseline (4.5.) i nadopuni do 1 000 ml vodom (2.).
   5.   Priprema referentnog ekstrakta iz Glycyrrhiza glabra (4.3)
   
   5.1.   Odvagne se 10 g mljevenog slatkog korijena (Glycyrrhiza glabra) (4.3.) i stavi u destilacijsku tikvicu s okruglim dnom
   
               —
            
            
               doda se 100 ml etanola 50 % vol. (4.6.1.),
            
         
               —
            
            
               pusti se da vrije u refluksu sat vremena,
            
         
               —
            
            
               filtrira se. i
            
         
               —
            
            
               filtrat se odloži za kasniju uporabu.
            
         5.2.   S filtra se skine ekstrakt slatkog korijena,
   
               —
            
            
               stavi u destilacijsku tikvicu s okruglim dnom,
            
         
               —
            
            
               doda se 100 ml etanola 50 % vol. (4.6.1.),
            
         
               —
            
            
               pusti se da vrije u refluksu sat vremena,
            
         
               —
            
            
               filtrira se. Filtrat se odloži za kasniju uporabu.
            
         5.3.   Ekstrakcija slatkog korijena mora se napraviti tri puta za redom.
   5.4.   Kombiniraju se tri filtrata.
   5.5.   Na rotacijskom isparivaču se ispari otapalo (iz 5.4.).
   5.6.   Pokupi se ostatni ekstrakt (iz 5.5.) sa 100 ml etanola 50 % vol. (4.6.1.).
   6.   Aparatura i oprema
   
   6.1.   Sustav za odjeljivanje.
   
               6.1.1.
            
            
               Visokodjelotvorni tekućinski kromatograf.
            
         
               6.1.2.
            
            
               Sustav pumpi koji omogućuje postizanje i održavanje stalne ili programirane brzine protoka pri visokom tlaku.
            
         
               6.1.3.
            
            
               UV/VID spektrofotometar: mora biti postavljen na 254 i 370 nm.
            
         
               6.1.4.
            
            
               Sustav za degaziranje otapala.
            
         
               6.1.5.
            
            
               Peć s kolonom koja se može podesiti na temperaturu od 40 ± 0,1 °C.
            
         6.2.   Računalni integrator ili uređaj za snimanje čiji je rad kompatibilan s ostatkom sustava za odjeljivanje.
   6.3.   Kolona
   Materijal: nehrđajući čelik ili staklo
   Unutarnji promjer: 4 do 5 mm
   Stacionarna faza: umreženi silicij dioksid s oktadecilnom funkcijskom grupom (C18), maksimalna veličina čestica: najviše 5 μm (umrežena faza).
   6.4.   Uobičajena laboratorijska oprema, uključujući:
   
               6.4.1.
            
            
               analitičku vagu (preciznost: ± 0,1 mg);
            
         
               6.4.2.
            
            
               uređaj za destilaciju s povratnim hladilom koji se sastoji od, na primjer:
               
                           —
                        
                        
                           tikvice s okruglim dnom od 250 ml i standardnim spojem od ubrušenog stakla,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           30 cm dugog povratnog hladila, i
                        
                     
                           —
                        
                        
                           izvora topline (bilo koja pirogena reakcija koja uključuje ekstrakt mora se izbjeći uporabom prikladnog sustava).
                        
                     
         
               6.4.3.
            
            
               Rotacijski uređaj za isparivanje.
            
         
               6.4.4.
            
            
               Filtracija (tj. lijevak Büchner).
            
         6.5.   Kromatografski uvjeti (primjer).
   
               6.5.1.
            
            
               Svojstva elucije otapala A (4.6.2.) i B (4.6.3.):
               
                           —
                        
                        
                           pomak s gradijenta 20/80 (V/V) na 50/50 (V/V) u 15 minuta,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           pomak s gradijenta 50/50 (V/V) na 75/25 (V/V) u pet minuta,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           jednaka jakost na 75/25 (V/V) tijekom 5 minuta,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           stabilizacija kolone između injektiranja,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           jednaka jakost na 20/80 (V/V) tijekom pet minuta.
                        
                     
         
               6.5.2.
            
            
               Brzina protoka: 1 ml/minuta.
            
         
               6.5.3.
            
            
               Podešavanja UV detektora:
               
                            
                        
                        
                           detektor mora biti podešen na 370 nm za detekciju prisustva kalkona, a zatim na 254 nm za detekciju glicirizne kiseline.
                           
                              Napomena: promjena valne duljine (s 370 nm na 254 nm) mora se izvršiti 30 sekundi prije početka pika elucije glicirizne kiseline.
                        
                     
         7.   Postupak
   
   7.1.   Priprema uzorka alkoholnog pića
   Filtrira se kroz filtar za organska otapala (promjer pora: 0,45 μm).
   7.2.   Priprema ostatnog ekstrakta slatkog korijena (5.6.)
   Prije analize napravi se razrjeđenje jedan u deset pomoću etanola 50 % vol. (4.6.1.).
   7.3.   Određivanje
   
               7.3.1.
            
            
               Injektira se 20 μL pripremljenog ekstrakta slatkog korijena (7.2.). Analiza se vrši uz kromatografske uvjete opisane gore (6.5.).
            
         
               7.3.2.
            
            
               Injektira se 20 μL uzorka (7.1) (uzorak alkoholnog pića s aromom anisa). Analiza se vrši uz kromatografske uvjete opisane gore (6.5).
            
         
               7.3.3.
            
            
               Usporede se dva kromatograma. Mora postojati velika sličnost između dva kromatograma u zoni izlaza kalkona (tijekom detekcije na 370 nm u uvjetima analize koji su opisani gore (vidjeti sliku 1.).
            
         8.   Svojstva kromatograma za pastis
   
   
      Slika 1
   
   Kromatogram dobiven gore opisanom metodom, koji pokazuje prisutnost kalkona u „pastisu”. Pikovi od 1. do 8. su kalkoni, a pik 9 je glicirizinska kiselina.
   
      
   9.   Svojstva metode (preciznost)
   
   Rezultati međulaboratorijskog ispitivanja:
   
                
            
            
               sljedeća tablica daje rezultate za potvrđivanje prisustva ili odsustva kalkona u pastisu i alkoholnim pićima s aromom anisa.
            
         
                
            
            
               Sljedeći podaci dobiveni su iz međunarodnog ispitivanja svojstava metode koje je provedeno u skladu su međunarodno dogovorenim postupcima.
            
         
                
            
            
               
                           Godina međulaboratorijskog ispitivanja
                        
                        
                           1998.
                        
                     
                           Broj laboratorija
                        
                        
                           14
                        
                     
                           Broj uzoraka
                        
                        
                           11
                        
                     
                           Analit
                        
                        
                           kalkoni
                        
                     
                           Uzorci
                        
                        
                           A
                        
                        
                           B
                        
                        
                           C
                        
                        
                           D
                        
                        
                           E
                        
                        
                           F
                        
                     
                           Broj laboratorija zadržan nakon eliminacije netipičnih vrijednosti
                        
                        
                           14
                        
                        
                           14
                        
                        
                           14
                        
                        
                           14
                        
                        
                           14
                        
                        
                           13
                        
                     
                           Broj odstupanja (laboratorija)
                        
                        
                           —
                        
                        
                           —
                        
                        
                           —
                        
                        
                           —
                        
                        
                           —
                        
                        
                           1 (1)
                           
                        
                     
                           Broj prihvaćenih rezultata
                        
                        
                           28
                        
                        
                           14
                        
                        
                           14
                        
                        
                           28
                        
                        
                           28
                        
                        
                           26
                        
                     
                           Broj rezultata za prisutnost kalkona
                        
                        
                           28
                        
                        
                           14
                        
                        
                           14
                        
                        
                           0
                        
                        
                           28
                        
                        
                           0
                        
                     
                           Broj rezultata za odsutnost kalkona
                        
                        
                           0
                        
                        
                           0
                        
                        
                           0
                        
                        
                           28
                        
                        
                           0
                        
                        
                           26
                        
                     
                           Postotak točnih rezultata (%)
                        
                        
                           100
                        
                        
                           100
                        
                        
                           100
                        
                        
                           100
                        
                        
                           100
                        
                        
                           100
                        
                     
                           Uzorci
                        
                        
                           G
                        
                        
                           H
                        
                        
                           I
                        
                        
                           J
                        
                        
                           K
                        
                     
                           Broj laboratorija zadržan nakon eliminacije netipičnih vrijednosti
                        
                        
                           14
                        
                        
                           14
                        
                        
                           14
                        
                        
                           14
                        
                        
                           14
                        
                     
                           Broj odstupanja (laboratorija)
                        
                        
                           —
                        
                        
                           —
                        
                        
                           —
                        
                        
                           —
                        
                        
                           —
                        
                     
                           Broj prihvaćenih rezultata
                        
                        
                           28
                        
                        
                           14
                        
                        
                           14
                        
                        
                           28
                        
                        
                           28
                        
                     
                           Broj rezultata za prisutnost kalkona
                        
                        
                           0
                        
                        
                           0
                        
                        
                           0
                        
                        
                           0
                        
                        
                           0
                        
                     
                           Broj rezultata za odsutnost kalkona
                        
                        
                           28
                        
                        
                           14
                        
                        
                           14
                        
                        
                           28
                        
                        
                           28
                        
                     
                           Postotak točnih rezultata (%)
                        
                        
                           100
                        
                        
                           100
                        
                        
                           100
                        
                        
                           100
                        
                        
                           100
                        
                     Vrste uzoraka:
               
                           A
                        
                        
                           pastis, slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           B
                        
                        
                           pastis, jedan uzorak
                        
                     
                           C
                        
                        
                           pastis, jedan uzorak
                        
                     
                           D
                        
                        
                           „pastis” (ne sadrži kalkone), slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           E
                        
                        
                           „pastis” (ne sadrži kalkone), slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           F
                        
                        
                           liker s okusom anisa (ne sadrži kalkone), slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           G
                        
                        
                           liker s okusom anisa (ne sadrži kalkone), slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           H
                        
                        
                           ouzo (ne sadrži kalkone), jedan uzorak
                        
                     
                           I
                        
                        
                           ouzo (ne sadrži kalkone), jedan uzorak
                        
                     
                           J
                        
                        
                           anis (ne sadrži kalkone), slijepa proba u duplikatu
                        
                     
                           K
                        
                        
                           „pastis” (ne sadrži kalkone), slijepa proba u duplikatu
                        
                     
         IX.   ŽUMANJAK. ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE ŽUMANJKA U ALKOHOLNIM PIĆIMA – FOTOMETRIJSKA METODA
   
   1.   Svrha
   
   Ova je metoda prikladna za određivanje koncentracije žumanjka u rasponu od 40 do 250 g/L u likeru od jaja i likeru s jajetom.
   2.   Referentni standardi
   
   ISO 3696:1897 Voda za upotrebu u analitičkom laboratoriju – Specifikacije i metode ispitivanja.
   3.   Načelo rada
   
   Fosforni spojevi topivi u etanolu koji se nalaze u žumanjku ekstrahiraju se i analiziraju fotometrijski kao molibdatni fosforni kompleksi.
   4.   Reagensi i materijali
   
   
               4.1.
            
            
               Dvostruko destilirana voda
            
         
               4.2.
            
            
               Dijatomejska zemlja
            
         
               4.3.
            
            
               Etanol 96 % vol. (CAS 64-17-5)
            
         
               4.4.
            
            
               15 %-tna otopina magnezijeva acetata (CAS 16674-78-5)
            
         
               4.5.
            
            
               10 %-tna sumporna kiselina (CAS 7664-93-9)
            
         
               4.6.
            
            
               1 N sumporne kiseline.
            
         
               4.7.
            
            
               0,16 g/L otopina kalijeva dihidrogen fosfata (CAS 778-77-0), KH2PO4
               
            
         
               4.8.
            
            
               Reagens za određivanje fosfata:
               
                            
                        
                        
                           otopi se 20 g amonijeva molibdata (CAS 12054-85-2), (NH4)6Mo7O24.4H2O u 400 ml vode na 50 °C;
                        
                     
                            
                        
                        
                           u drugoj se posudi otopi 1 g amonijeva vanadata (CAS 7803-55-6), NH4VO3, u 300 ml vruće vode, pusti da se ohladi, a zatim se doda 140 ml koncentrirane dušične kiseline (CAS 7697-37-2). Ohlađene se otopine pomiješaju u odmjernoj tikvici od 1 000 ml i nadopune se do oznake od 1 000 ml.
                        
                     
         5.   Aparatura i oprema
   
   
               5.1.
            
            
               Konusna tikvica od 100 ml
            
         
               5.2.
            
            
               Ultrazvučna kupelj (ili magnetski mješač)
            
         
               5.3.
            
            
               Odmjerna tikvica od 100 ml
            
         
               5.4.
            
            
               Vodena kupelj na 20 °C
            
         
               5.5.
            
            
               Filtar (Whatman br. 4 ili ekvivalentni)
            
         
               5.6.
            
            
               Porculanski (ili platinasti) lončić
            
         
               5.7.
            
            
               Kipuća vodena kupelj
            
         
               5.8.
            
            
               Vruća metalna ploča
            
         
               5.9.
            
            
               Mufolna peć
            
         
               5.10.
            
            
               Odmjerna tikvica od 50 ml
            
         
               5.11.
            
            
               Odmjerna tikvica od 20 ml
            
         
               5.12.
            
            
               Spektrofotometar podešen na 420 nm
            
         
               5.13.
            
            
               Kiveta od 1 cm.
            
         6.   Uzorci
   
   Uzorci se skladište na sobnoj temperaturi prije analize.
   7.   Postupak
   
   7.1.   Priprema uzorka
   
               7.1.1.
            
            
               U konusnu tikvicu od 100 ml odvagne se 10 g uzorka (5.1.).
            
         
               7.1.2.
            
            
               Postupno se uz miješanje doda 70 ml etanola (4.3.) u malim obrocima i stavi u ultrazvučnu kupelj (5.2.) na 15 minuta (ili se mješavina miješa magnetskim mješačem (5.2.) 10 minuta na sobnoj temperaturi).
            
         
               7.1.3.
            
            
               Sadržaj tikvice se prenese u odmjernu tikvicu od 100 ml (5.3.) s ispircima etanola (4.3.). Do kalibracijske oznake dopuni se etanolom (4.3), a tikvice se stave u vodenu kupelj na 20 °C (5.4.). Do kalibracijske oznake se dopuni na 20 °C.
            
         
               7.1.4.
            
            
               Doda se manja količina dijatomejske zemlje (4.2.) i filtrira (5.5.) te se odbaci prvih 20 ml.
            
         
               7.1.5.
            
            
               Prelije se 25 ml filtrata u porculanski (ili platinasti) lončić (5.6.). Filtrat se tada mora koncentrirati blagim isparavanjem u kipućoj vodenoj kupelji (5.7.) uz dodatak 5 ml 15 %-tne otopine magnezijeva acetata (4.4.).
            
         
               7.1.6.
            
            
               Lončići se stave na vruću metalnu ploču (5.8.) i zagrijavaju do trenutka kad se osuše.
            
         
               7.1.7.
            
            
               Ostatak se spali zagrijavanjem do užarenosti na 600 °C u mufolnoj peći (5.9.) dok pepeo ne pobijeli, najmanje sat i pol vremena, ali se može ostaviti i preko noći.
            
         
               7.1.8.
            
            
               Pokupi se pepeo s 10 ml 10 %-tne sumporne kiseline (4.5.) i prebaci s ispircima destilirane vode (4.1.) u odmjernu tikvicu od 50 ml (5.10.) te nadopuni do oznake destiliranom vodom na sobnoj temperaturi (4.1.). Alikvot od 5 ml ove otopine pepela koristi se za pripremu otopine uzorka za fotometrijsko određivanje fosfata.
            
         7.2.   Fotometrijsko određivanje fosfata
   7.2.1.   Poredbena otopina
   
               7.2.1.1.
            
            
               Stavi se 10 ml 10 %-tne sumporne kiseline (4.5.) u odmjernu tikvicu od 50 ml (5.10.) i nadopuni do oznake destiliranom vodom (4.1.).
            
         
               7.2.1.2.
            
            
               Alikvotu od 5 ml ove otopine (7.2.1.1.) u odmjernoj tikvici od 20 ml (5.11.) doda se 1 ml 1 N sumporne kiseline (4.6.) i 2 ml fosfatnog reagensa (4.8.) te dopuni do 20 ml destiliranom vodom (4.1.).
            
         
               7.2.1.3.
            
            
               Začepi se labavo umetnutim čepom, promućka te grije u kipućoj vodenoj kupelji (5.7.) 10 minuta, a zatim hladi u vodenoj kupelji na 20 °C (5.4.) tijekom 20 minuta.
            
         
               7.2.1.4.
            
            
               Kiveta od 1 cm (5.13.) napuni se ovom poredbenom otopinom.
            
         7.2.2.   Otopina uzorka
   
               7.2.2.1.
            
            
               Alikvotu od 5 ml otopine pepela (7.1.8.), u odmjernoj tikvici od 20 ml (5.11.), doda se 1 ml 1 N sumporne kiseline (4.6.) i 2 ml fosfatnog reagensa (4.8.) te nadopuni do 20 ml destiliranom vodom (4.1.).
            
         
               7.2.2.2.
            
            
               Začepi se labavo umetnutim čepom, promućka te grije u kipućoj vodenoj kupelji (5.7.) 10 minuta, a zatim hladi u vodenoj kupelji na 20 °C (5.4.) tijekom 20 minuta.
            
         
               7.2.2.3.
            
            
               Žuta otopina koja je nastala odmah se analizira spektrofotometrijski (5.12.) u kiveti od 1 cm (5.13.) na 420 nm u odnosu na poredbenu otopinu (7.2.1.4.).
            
         7.2.3.   Kalibracijska krivulja
   
               7.2.3.1.
            
            
               Za dobivanje kalibracijske krivulje doda se 2 ml alikvota fosfatnog reagensa (4.8.) u odmjerne tikvice od 20 ml (5.11.), od kojih svaka sadrži 1 ml 1 N sumporne kiseline (4.6.) i 0, 2, 4, 6, 8 i 10 ml otopine kalijeva dihidrogenfosfata (4.7.) te dopuni do 20 ml destiliranom vodom (4.1.).
            
         
               7.2.3.2.
            
            
               Začepi se labavo umetnutim čepom, promućka te grije u kipućoj vodenoj kupelji (5.7.) 10 minuta, a zatim hladi u vodenoj kupelji na 20 °C (5.4.) tijekom 20 minuta te analizira spektrofotometrijski (5.12). u kiveti od 1 cm (5.13.) na 420 nm u odnosu na poredbenu otopinu (7.2.1.4.).
            
         
               7.2.3.3.
            
            
               Izrada kalibracijske krivulje:
               
                           otopina dihidrogenfosfata (ml)
                        
                        
                           0
                        
                        
                           2
                        
                        
                           4
                        
                        
                           6
                        
                        
                           8
                        
                        
                           10
                        
                     
                           P2O5 (mg)
                        
                        
                           0
                        
                        
                           0,167
                        
                        
                           0,334
                        
                        
                           0,501
                        
                        
                           0,668
                        
                        
                           0,835
                        
                     
         8.   Izražavanje rezultata
   
   Sadržaj žumanjka u g/L izračuna se pomoću sljedeće formule:
   
      
   gdje je:
   
               110.
            
            
               faktor konverzije za ukupni P2O5 u g u 100 g žumanjka
            
         
               mg P2O5
               
            
            
               vrijednost utvrđena kalibracijskom krivuljom
            
         
               gustoća
            
            
               masa po jediničnom volumenu (g/ml) likera na bazi žumanjka na 20 °C
            
         
               E
            
            
               masa likera na bazi žumanjka u g
            
         
               40
            
            
               faktor razrjeđenja za alikvot od 5 ml otopine pepela.
            
         9.   Svojstva metode (preciznost)
   
   Statistički rezultati međulaboratorijskog ispitivanja:
   
                
            
            
               sljedeća tablica daje vrijednosti za žumanjak.
            
         
                
            
            
               Sljedeći su podaci dobiveni iz međunarodnog ispitivanja svojstava metode koje je provedeno u skladu s međunarodno dogovorenim postupcima.
            
         
                
            
            
               
                           Godina međulaboratorijskog ispitivanja:
                        
                        
                           1998.
                        
                     
                           Broj laboratorija:
                        
                        
                           24
                        
                     
                           Broj uzoraka:
                        
                        
                           5
                        
                     
                           Analit:
                        
                        
                           žumanjak
                        
                     
                           Uzorci
                        
                        
                           A
                        
                        
                           B
                        
                        
                           C
                        
                        
                           D
                        
                        
                           E
                        
                     
                           Broj laboratorija zadržan nakon eliminacije netipičnih vrijednosti
                        
                        
                           19
                        
                        
                           20
                        
                        
                           22
                        
                        
                           20
                        
                        
                           22
                        
                     
                           Broj odstupanja (laboratorija)
                        
                        
                           3
                        
                        
                           4
                        
                        
                           2
                        
                        
                           4
                        
                        
                           2
                        
                     
                           Broj prihvaćenih rezultata
                        
                        
                           38
                        
                        
                           40
                        
                        
                           44
                        
                        
                           40
                        
                        
                           44
                        
                     
                           Srednja vrijednost
                        
                        
                           147,3
                        
                        
                           241,1
                        
                        
                           227,4
                        
                        
                           51,9 (*)
                           72,8 (*)
                        
                        
                           191,1
                        
                     
                           Standardno odstupanje ponovljivosti (St) g/L
                        
                        
                           2,44
                        
                        
                           4,24
                        
                        
                           3,93
                        
                        
                           1,83
                        
                        
                           3,25
                        
                     
                           Relativno standardno odstupanje ponovljivosti (RSDt) (%)
                        
                        
                           1,7
                        
                        
                           1,8
                        
                        
                           1,8
                        
                        
                           2,9
                        
                        
                           1,7
                        
                     
                           Granica ponovljivosti (r) g/L
                        
                        
                           6,8
                        
                        
                           11,9
                        
                        
                           11,0
                        
                        
                           5,1
                        
                        
                           9,1
                        
                     
                           Standardno odstupanje obnovljivosti (SR) g/L
                        
                        
                           5,01
                        
                        
                           6,06
                        
                        
                           6,66
                        
                        
                           3,42
                        
                        
                           6,87
                        
                     
                           Relativno standardno odstupanje obnovljivosti (RSDR) (%)
                        
                        
                           3,4
                        
                        
                           2,5
                        
                        
                           2,9
                        
                        
                           5,5
                        
                        
                           3,6
                        
                     
                           Granica obnovljivosti (R) g/L
                        
                        
                           14,0
                        
                        
                           17,0
                        
                        
                           18,7
                        
                        
                           9,6
                        
                        
                           19,2
                        
                     Vrste uzoraka
               
                           A
                        
                        
                           Advocaat, slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           B
                        
                        
                           Advocaat, slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           C
                        
                        
                           Advocaat, slijepe probe u duplikatu
                        
                     
                           D
                        
                        
                           Advocaat (razrijeđen), razdijeljene razine (*)
                        
                     
                           E
                        
                        
                           Advocaat, slijepe probe u duplikatu
                        
                     
         
      (1)  Nedosljedni rezultati između dvaju duplikata pripisani pogreški u uzorkovanju