CELEX: 31982L0624
Language: cs
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Směrnice Komise ze dne 1. července 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/765/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrů a hustoměrů na líh

Důležité právní upozornění

|

31982L0624

Úřední věstník L 252 , 27/08/1982 S. 0008 - 0009 Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 12 S. 0110  Španělské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 12 S. 0256  Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 12 S. 0110  Portugalské zvláštní vydání Kapitola 13 Svazek 12 S. 0256 

		Směrnice Komiseze dne 1. července 1982,kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/765/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrů a hustoměrů na líh(82/624/EHS)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,s ohledem na směrnici Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly [1] naposledy pozměněné Aktem o přistoupení Řecka, a zejména na článek 17 uvedené směrnice,vzhledem k tomu, že od přijetí směrnice 76/765/EHS [2] byly vyvinuty nové techniky v oblasti teploměrů používaných pro stanovení obsahu alkoholu; že je nutné v souladu s tím tuto směrnici změnit;vzhledem k tomu, že opatření uvedená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení směrnic technickému pokroku za účelem odstranění technických překážek obchodu s měřícími přístroji,PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1Znění oddílu 9 přílohy směrnice 76/765/EHS se nahrazuje v souladu s přílohou této směrnice.Článek 2Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí 1. května 1983. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.Článek 3Tato směrnice je určena členským státům.V Bruselu dne 1. července 1982.Za KomisiKarl-Heinz Narjesčlen Komise[1] Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1.[2] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 143.--------------------------------------------------PŘÍLOHA9. TEPLOMĚRY POUŽÍVANÉ PRO STANOVENÍ OBSAHU ALKOHOLU9.1 Teploměry vestavěné v přístroji používaném pro stanovení obsahu alkoholuJestliže přístroj používaný pro stanovení obsahu alkoholu patří do třídy II nebo III, pak rtuťový dilatační teploměr ve skleněném pouzdře v něm může být vestavěný.9.1.1 Teploměr musí mít hodnotu dílku 0,1 nebo 0,2 nebo 0,5 ºC a nemusí mít na stupnici značku 0 ºC.9.1.2 Nejmenší délka dílku stupnice musí být:0,8 mm v případě teploměrů s hodnotami dílků 0,1 a 0,2 ºC,1,0 mm v případě teploměrů s hodnotami dílků 0,5 ºC.9.1.3 Šířka značek stupnice nesmí být větší než jedna pětina délky dílku stupnice.9.1.4 Maximální dovolená kladná nebo záporná chyba musí být:0,10 ºC, jestliže teploměr je s hodnotami dílků stupnice 0,1 ºC;0,20 ºC, jestliže teploměr je s hodnotami dílků stupnice 0,2 nebo 0,5 ºC.9.1.5 Během EHS prvotního ověření musí být chyba vestavěného teploměru stanovena nejméně ve třech bodech rozsahu stupnice.9.2 Teploměry, které nejsou vestavěné v přístroji používaném pro stanovení obsahu alkoholu9.2.1 Jestliže přístroj používaný pro stanovení obsahu alkoholu náleží do třídy I, teploměr používaný ve spojení s ním musí být:- buď kovový odporový umožňující měření směsi vody a alkoholu s maximální dovolenou chybou ± 0,10 ºC,- nebo rtuťový dilatační se skleněným pouzdrem, s hodnotami dílků stupnice 0,1 nebo po 0,5 ºC.Rtuťové teploměry musí mít na stupnici značku 0 ºC, minimální délka dílku stupnice musí být 0,8 mm a šířka značek stupnice nesmí být větší než jedna pětina délky dílku stupnice.Maximální kladná nebo záporná dovolená chyba musí být jeden dílek stupnice.9.2.2 Jestliže přístroj používaný pro stanovení obsahu alkoholu náleží do třídy II nebo III, musí být teploměr používaný ve spojení s ním rtuťový dilatační se skleněným pouzdrem.9.2.2.1 Teploměr musí mít hodnoty dílků stupnice 0,1 nebo 0,2 nebo 0,5 ºC. Tento teploměr musí mít značku 0 ºC.9.2.2.2 Minimální délka dílku stupnice musí být:– 0,8 mm v případě teploměrů s hodnotami dílků stupnice 0,1 nebo 0,2 ºC,– 1,0 mm v případě teploměrů s hodnotami dílků stupnice 0,5 °C.9.2.2.3 Šířka značek stupnice nesmí být větší než jedna pětina délky dílku.9.2.2.4 Maximální dovolená chyba musí být:± 0,10 °C, jestliže teploměr je s hodnotami dílků stupnice 0,1 °C,± 0,20 °C, jestliže teploměr je s hodnotami dílků stupnice 0,2 nebo 0,5 °C.--------------------------------------------------