CELEX: 31982L0625
Language: hu
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: A Bizottság irányelve (1982. július 1.) a folyadékmérőkre (kivéve a vízmérőkre) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 77/313/EGK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő igazításáról

Fontos jogi nyilatkozat

|

31982L0625

Hivatalos Lap L 252 , 27/08/1982 o. 0010 - 0029 finn különkiadás fejezet 13 kötet 12 o. 0112  spanyol különkiadás fejezet 13 kötet 12 o. 0258  svéd különkiadás fejezet 13 kötet 12 o. 0112  portugál különkiadás fejezet 13 kötet 12 o. 0258 

		A Bizottság irányelve(1982. július 1.)a folyadékmérőkre (kivéve a vízmérőkre) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 77/313/EGK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő igazításáról(82/625/EGK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,tekintettel a legutóbb Görögország csatlakozási okmányával módosított, a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/316/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak a 17. cikkére,mivel a 77/313/EGK irányelv [2] az érintett területen bekövetkezett műszaki fejlődés következtében módosításra szorul;mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a mérőműszerek kereskedelme műszaki jellegű akadályainak elhárítását célzó irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikkA 77/313/EGK irányelv melléklete a következők szerint módosul:(1) A 2.2.6.2.3. pontjának szövege helyébe a következő szöveg lép:"2.2.6.2.3. A tartály rekeszeit örvénylésgátlóval kell ellátni, kivéve, ha a mérőrendszer rendelkezik az 1.6.2.1.4. pontban meghatározott gázleválasztóval."(2) A 3.1.2.4.2. pont után a melléklet a következő szöveggel egészül ki:"3.1.3. A 2.2. és 2.4. pontban meghatározott mérőrendszerek esetében az EGK-típusjóváhagyást a benyújtott rajzok és ábrák alapján meg lehet adni, ha azok összhangban vannak a 4. szakasz rendelkezéseivel."(3) A melléklet ezen irányelv melléklete alapján egy 4. szakasszal egészül ki.2. cikkA tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1983. május 1-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.3. cikkEnnek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.Kelt Brüsszelben, 1982. július 1-jén.a Bizottság részérőlKarl-Heinz Narjesa Bizottság tagja[1] HL L 202., 1971.9.6., 1. o.[2] HL L 105., 1977.4.28., 18. o.--------------------------------------------------MELLÉKLET4. KÖZÚTI TARTÁLYKOCSIKRA SZERELT MÉRŐRENDSZEREK4.1. Általános követelményekA 2.2. és 2.4. pontban megnevezett közúti tartálykocsikra szerelt mérőrendszerek a benyújtott okmányok vizsgálata alapján kaphatnak EGK-típusjóváhagyást, ha ezek megfelelnek a 4.2. pontban meghatározott vázlatrajzok egyikének, és eleget tesznek a következőkben kifejtett követelményeknek:4.1.1. Az 1.16. pontban előírt jelöléseket ki kell egészíteni a kiválasztott vázlatrajz jelölésével.4.1.2. A mérőrendszer részegységeinek rendelkezniük kell EGK-típusjóváhagyással, ha ezt a folyadékmérőkre (kivéve a vízmérőkre) vonatkozó 1971. július 26-i 71/319/EGK irányelv vagy a folyadékmérők (kivéve a vízmérők) segédkészülékeire vonatkozó 1971. október 12-i 71/348/EGK irányelv, vagy ezen irányelv előírja.4.1.3. Ha egy tartálynak több rekesze van, a rekeszekből kivezető csöveket vagy külön lehet hozzákötni egy mérőrendszerhez, vagy egy gyűjtővezetéken keresztül, hacsak nincs a vonatkozó szabványos elrendezésben másképp előírva. Minden esetben érvényesek a 2.2.1. pont második bekezdésének a rendelkezései.Ha a mérőrendszert gyűjtővezetéken keresztül csatlakoztatják több rekeszhez, akkor kell lennie egy olyan szerkezetnek, amely megakadályozza, hogy a rekeszek egyidejűleg lépjenek kapcsolatba a mérőrendszerrel. E követelménynek azonban nem kell eleget tenni, ha a mérőrendszer rendelkezik a 1.6.2.1.4. pont szerinti gázleválasztóval.4.1.4. Ha a közúti tartálykocsinak két mérőrendszere van, amelyeket szükség szerint össze lehet kötni egy vagy több specifikus rekesszel, a csöveket és a szelepeket úgy kell elrendezni, hogy a két mérőrendszert ne lehessen egyidejűleg ugyanazokhoz a rekeszekhez kötni. Ezenkívül a rekeszek és a mérőrendszer közötti összeköttetéseket egyértelműen meg kell jelölni, ami megakadályozza, hogy az egyik rekeszt tévesen összekössék a másik rekeszhez tartozó mérőrendszerrel.4.1.5. Ha az örvénylésgátló alkalmazása előírt követelmény, akkor az örvénylésgátlót össze lehet kapcsolni a rekesz alján lévő szeleppel.4.1.6. A rekeszek és a mérőrendszer közötti csöveket, szelepeket és sapkákat olyan módon kell elrendezni, hogy a mérőrendszer ne legyen összeköthető egy attól különálló tartállyal.4.1.7. A szűrő szokásos esetben vagy közvetlenül a mérő elé van szerelve, vagy beépített a gázmentesítőbe.4.1.8. Azoknál a szerkezeteknél, amelyek lehetővé teszik a mérőeszközön való áthaladás nélküli szállítást, a nemzeti szabályozás szerint lehetőséget kell biztosítani a plombálásra.4.1.9. Ha a mérőrendszerben két-útú szelep van, azt úgy kell kivitelezni, hogy megakadályozza a három nyílás közötti egyidejű kapcsolatot.4.2. Szabványos elrendezések+++++ TIFF +++++Magyarázat az S 1 vázlatrajzhozHa a tartálynak több rekesze van, a mérőrendszert gyűjtővezeték közbeiktatása nélkül közvetlenül és tartósan össze kell kötni egy pontosan meghatározott rekesszel.A : Örvénylésgátló készülék.F : Szűrő. A szűrőt olyan módon kell tervezni és szerelni, hogy meg lehessen tisztítani a mérőeszköz vagy a figyelőüveg (V1, illetve V2) kiürítése nélkül.Az egész szűrőnek az átadás-átvételi pont alatt kell elhelyezkednie.T1, T2 T1 : lefúvó és visszacsapó szelepek, amelyek megakadályozzák a gáz bejutását a mérőeszközbe,T2 : visszaáramlás a tartályrekesz gázterébe.car : Visszacsapó szelep, amely megakadályozza a gáz áramlását, amennyiben felmelegedés okozta túlnyomás lép fel a tartályban.C : Mérő.Vm : Működtető szelep.I. és II. : Üres tömlős szállítási rendszer változatai.V1 : Figyelőüveg.V2 : Az 1.1.8. pontban meghatározott, gázkijelzőként is szolgáló figyelőüveg.at : Megfelelő keresztmetszetű folyamatos légnyomás-kiegyenlítésre szolgáló légnyomás-kiegyenlítő, amely biztosítja, hogy a mérőeszközben a nyomás legalább a légköri nyomással egyenlő legyen.Tartós légnyomás-kiegyenlítést lehet biztosítani egy szelep nélküli függőleges csővel. Ha ezt a csövet összekötik a tartály tetejével, nincs szükség a "car" visszacsapó szelepre.H : A folyadék felső szintje.h : A tartály aljának magassága az átadás-átvételi pont felett. Ennek elegendő nagynak kell lennie ahhoz, hogy legalább olyan áramlási sebességet biztosítson, amely megegyezik a mérő által mérendő legkisebb áramlási sebességgel, amíg a tartály ki nem ürül.Lehetővé teszi: | a)a mért szállítást (üres tömlős);b)a mérés nélküli szállítást, a tartály kiürítését és feltöltését a folyadéknak a mérőn való áthaladása nélkül. |+++++ TIFF +++++Magyarázat az S 2 vázlatrajzhozA rekeszek és a mérőrendszer között a csövezésnek olyannak kell lennie, amely biztosítja a tartós összeköttetést.A : Örvénylésgátló készülék.R : Két-útú szelep, amely lehetővé teszi a mért szállítást, a mérés nélküli szállítást, a tartály kiürítését és feltöltését a folyadéknak a mérőn történő áthaladása nélkül.A szelep használata megengedett. Helyettesíthető közvetlen összeköttetéssel is.F : Szűrő. A leeresztő szelep beépítése a rendszerbe csak akkor engedélyezett, ha visszacsapó szelepet foglal magában, ami megakadályozza, hogy gáz jusson be a mérőrendszerbe.Pgs : Az 1.1.5. pontban meghatározott különleges gázelszívó.V1 : A különleges gázelszívó figyelőüvege.T1, T2, T3, T4 T1 : visszatérés a tartályba,T2 : légtelenítés a légkörbe,T3 : a gázok által elsodort folyadékrészecskéket felfogó edény,T4 : lefúvó szelep.C : Mérő.va : A különleges gázelszívót automatikusan lezáró szelep, amikor a nyomás nem elegendő ahhoz, hogy megakadályozza a gázkiválasztást a mérőeszközben, vagy amikor gáz gyűlik össze a speciális gázelszívóban. Ezenkívül ennek a szelepnek zárnia kell, amennyiben hiba van a vezérlő rendszerben.I. és II. I. változat : figyelőüveg V2,II. változat : Az 1.1.8. pontban meghatározott, a gázkijelző V3 feladatát is ellátó figyelőüveg.Vm : Működtető szelepA "va" automatikus szelepet és a "Vm" működtető szelepet egyesíteni lehet egy speciális szeleppé, amely mindkét feladatot ellátja. Ebben az esetben a két feladatnak egymástól függetlennek kell lennie.A II. változatban a speciális szelepet a V3 figyelőüveg után kell elhelyezni.at : Kézi vezérlésű légnyomás-kiegyenlítés. Automatikus is lehet (pl. automatikusan lezár a mérés közben és kinyit a mérés elvégzését követően).H : A folyadék felső szintje.h : A tartály aljának magassága az átadás-átvételi pont felett. Ennek elegendő nagynak kell lennie ahhoz, hogy legalább olyan áramlási sebességet biztosítson, amely megegyezik a mérő által mérendő legkisebb áramlási sebességgel, amíg a tartály ki nem ürül.Lehetővé teszi: | a)a mért szállítást szivattyúval (teli tömlős);b)a mérés nélküli szállítást (szivattyúval vagy anélkül), a tartály kiürítést és feltöltését folyadéknak a mérőn való áthaladása nélkül. |+++++ TIFF +++++Magyarázat az S 3 vázlatrajzhozR1 : Két-útú szelep, amely lehetővé teszi a mért szállítást, a mérés nélküli szállítást, továbbá a tartály kiürítését és feltöltését a folyadéknak a mérőn történő áthaladása nélkül.A szelep használata megengedett, de helyettesíthető közvetlen összeköttetéssel is.P : Szivattyú. A szivattyú mindkét áramlási irányban működtethető. Ebben az esetben visszacsapó szelepet kell alkalmazni az R2 szelep és az Sg gázleválasztó között.R2 : Választható két-útú szelep, a mérés nélküli szállításhoz.F : Szűrő. A szűrő ellátható leeresztő szeleppel.Sg : Gázleválasztó, e melléklet 1.6.2.1.4. pontja szerint. A gázleválasztóban a folyadékszintnek magasabbnak kell lennie, mint a mérőben.T1, T2 T1 : közvetlen visszatérés a tartályba,T2 : visszatérés a tartályba a gázok által elsodort folyadékrészecskéket felfogó edényen keresztül.C : Mérő.Vm : Működtető szelep.cl : Visszacsapó szelep.fl1 : Teli tömlő a dobon.fl2 : Adott esetben egy második, nagyon rövid teli tömlő a dobon a nagy áramlási sebességű szállításhoz.cla : A teli tömlő kiürülését megakadályozó szelep.R3 : Olyan készülék, amely lehetővé teszi a szállítást a tömlők bármelyikében, egy kéttömlős mérőrendszerben. A készüléknek meg kell felelnie az 1.10.1. pont első bekezdése, valamint a 2.2.4. pont második bekezdése követelményeinek.Lehetővé teszi: | a)a mért szállítást szivattyúval (teli vagy üres tömlős);b)a mért gravitációs szállítást (üres tömlős);c)a mérés nélküli szállítást (szivattyúval vagy anélkül), a tartály kiürítést és feltöltését a folyadéknak a mérőn való áthaladása nélkül. |+++++ TIFF +++++Magyarázat az S 4 vázlatrajzhozR1 : Két-útú szelep, amely lehetővé teszi a mért szállítást, a mérés nélküli szállítást, továbbá a feltöltést a folyadéknak a mérőn történő áthaladása nélkül.Ez a szelep szabadon választható, de helyettesíteni lehet közvetlen összeköttetéssel is.P : Szivattyú. A szivattyú mindkét áramlási irányban működtethető. Ebben az esetben visszacsapó szelepet kell alkalmazni az R2 szelep és az Sg gázleválasztó között.B : Választható megkerülő ág, amely mért gravitációs (üres tömlős) szállítást is lehetővé tesz. Ez a megkerülő ág csak akkor engedélyezett, ha nincs R1 szelep.R2 : Választható két-útú szelep a mérés nélküli szállításhoz.F : Szűrő. A szűrő ellátható leeresztő szeleppel.Sg : Gázleválasztó, e melléklet 1.6.2.1.4. pontja szerint. A gázleválasztóban a folyadékszintnek magasabbnak kell lennie, mint a mérőben.car : Visszacsapó szelep a gáz áramlásának megakadályozására (üres tömlős szállítás esetében).C : Mérő.M : Nyomásmérő-csatlakoztatás, az alkalmazása csak akkor kötelező, ha van megkerülő ág.A nyomásmérő-csatlakoztatás lehetővé teszi nyomásmérő felszerelését, amely műszerrel az első hitelesítés során ellenőrizhető, hogy a mérőeszközben a nyomás legalább egyenlő legyen a légköri nyomással a gravitációs szállítás alatt.at : Automatikus vagy kézzel állítható légnyomás-kiegyenlítés. Ha van megkerülő ág, akkor ennek a légnyomás-kiegyenlítésnek automatikusnak kell lennie és elegendő keresztmetszetűnek, hogy biztosítsa, hogy a mérőeszközben a nyomás legalább egyenlő legyen a légköri nyomással.Vm : Működtető szelep.I. és II. I. változat : üres tömlős,II. változat : egy üres és egy teli tömlős kombinációja.cl : Visszacsapó szelep.V1 : Figyelőüveg.V2 : A gázkijelző feladatát is ellátó, az 1.1.8. pontban meghatározott figyelőüveg.fl1 : Teli tömlő a dobon.cla : Szelep, amely megakadályozza, hogy a teli tömlő kiürüljön.R3 : Készülék, amely lehetővé teszi a szállítást az üres vagy a teli tömlőn keresztül. A készüléknek meg kell felelnie a 1.10.1. pont első bekezdése, valamint a 2.2.4. pont második bekezdése követelményeinek.+++++ TIFF +++++Magyarázat az S 5 vázlatrajzhozHa a tartálynak több rekesze van, a mérőrendszert közvetlenül és tartósan össze kell kötni egy pontosan meghatározott rekesszel, gyűjtővezeték nélkül.A : Örvénylésgátló készülék.V : "Nyitott vagy zárt" típusú szelep, amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi a szivattyú szívóoldalán történő lefojtását.M : Nyomásmérő, amely ellenőrzi, hogy a szivattyúbemenetnél a nyomás soha nem kisebb, mint a légköri nyomás.P : Szivattyú.F : Szűrő.Leeresztő szelep csak akkor alkalmazható, ha van benne visszacsapó szelep, amely megakadályozza, hogy gáz jusson be a mérőrendszerbe.Pg : Gázelszívó. Két változat, T1 és T2 és csak a légtelenítő készülékhez engedélyezett.T1 : Közvetlen összeköttetés a gázelszívó és a tartály között. Ebben az esetben a csöveknek be kell vezetniük a tartályba a fal mentén, ami megkönnyíti a folyadékrészecskék és a gázok leválasztását.T2 : Visszatérés a tartályba a gázok által elsodort folyadékrészecskéket felfogó edényen keresztül.C : Mérő.Vn : Működtető szelep.cl : Visszacsapó szelep.fl1 : Teli tömlő a dobon.fl2 : Lehetőség egy második, nagyon rövid tömlő használatára a nagy áramlási sebességű szállításokhoz.cla : A teli tömlő kiürülését megakadályozó szelep.R : Készülék, amely lehetővé teszi, hogy bármelyik tömlővel lehessen szállítani egy kéttömlős mérőrendszerben. A készüléknek meg kell felelni az 1.10.1. pont első bekezdése, valamint a 2.2.4. pont második bekezdése követelményeinek.Lehetővé teszi: | a)a mért szállítást szivattyúval (teli vagy üres tömlős);b)a mérés nélküli szállítást szivattyúval vagy szivattyú nélkül, a folyadéknak a mérőn történő áthaladása nélkül, továbbá a tartály kiürítést és feltöltését a folyadéknak a mérőn való áthaladása nélkül. |+++++ TIFF +++++Magyarázat az S 6 vázlatrajzhozR1 : Két-útú szelep, amely lehetővé teszi a mért szállítást, a mérés nélküli szállítást szivattyúval, és a tartály kiürítését és feltöltését a folyadéknak a mérőn való áthaladása nélkül.A szelep használata megengedett. Helyettesíthető közvetlen összeköttetéssel is.F : Szűrő.SgP : Tápszivattyúval kombinált gázleválasztó a 1.6.2.1.2. pont első bekezdése szerint. Teljesítenie kell az 1.6.2.1.4. pontban rögzített követelményeket. EGK-típusjóváhagyással kell rendelkeznie.cl1 : Visszacsapó szelep. Ez a szelep lehet a mérő után.R2 : Választható két-útú szelep a mérés nélküli szállításhoz.C : Mérő.I., II., III. I. : egy vagy két teli tömlős,II. : üres tömlős,III. : egy teli és egy üres tömlős kombinációja.Vm : Működtető szelep.V1 : Figyelőüveg.V2 : A gázkijelző feladatát is ellátó, az 1.1.8. pontban meghatározott figyelőüveg.fl1 : Teli tömlő.fl2 : Adott esetben egy második (nagyon rövid) tömlő a nagy áramlási sebességű szállításokhoz.cla : A teli tömlő kiürülését megakadályozó szelep.cl2 : Visszacsapó szelep.at : Automatikus vagy kézi vezérlésű légnyomás-kiegyenlítés.R3 : Készülék, amely lehetővé teszi a két rendelkezésre álló szállítási módszer bármelyikével történő szállítást. A készülék feleljen meg a 1.10.1. pont első bekezdése, valamint a 2.2.4. pont második bekezdése követelményeinek.Lehetővé teszi: | a)a mért szállítást szivattyúval (teli vagy üres tömlős);b)a mért gravitációs szállítást (üres tömlős);c)a mérés nélküli szállítást szivattyúval vagy anélkül, a folyadéknak a mérőn történő áthaladása nélkül, és a tartály kiürítését és feltöltését a folyadéknak a mérőn való áthaladása nélkül. |+++++ TIFF +++++Magyarázat az S 7 vázlatrajzhozHa a tartálynak több rekesze van, és ha lehetséges gyűjtővezeték használata, a rekeszek aljában lévő szelepeknek és a bemenő cső szelepeinek "nyitott vagy zárt" típusúaknak kell lenniük. A rekeszek és a mérőrendszer közötti csöveket tartósan kell csatlakoztatni.A : Örvénylésgátló készülék.R1 : Két-útú szelep, amely lehetővé teszi a mért szállítást, a mérés nélküli szállítást és a tartály kiürítését és feltöltését a folyadéknak a mérőn való áthaladása nélkül.A szelep használata megengedett, de helyettesíthető közvetlen összeköttetéssel is.P : Szivattyú. A szivattyú mindkét áramlási irányban működtethető. Ebben az esetben visszacsapó szelepet kell alkalmazni az R2 szelep és a PgS gázleválasztó között.B : Választható megkerülő ág, amely lehetővé teszi a mért gravitációs szállítást (üres tömlős). Ez a megkerülő ág csak akkor engedélyezett, ha nincs R1 szelep.R2 : Választható két-útú szelep a mérés nélküli szállításhoz.F : Szűrő. Leeresztő szelep csak akkor engedélyezett, ha van benne visszacsapó szelep, amely megakadályozza, hogy gáz jusson be a mérőrendszerbe.PgS : Különleges, az 1.1.5. pont szerinti gázelszívó.V1 : A különleges gázelszívó figyelőüvege.T1, T2, T3 T1 : edény a gázok által elsodort folyadékrészecskék felfogásához,T2 : visszatérés a tartályba,T3 : lefúvó szelep.C : Mérő.va : Szelep, amelyet automatikusan lezár a különleges gázelszívó, amikor a nyomás nem elegendő ahhoz, hogy megakadályozza a gázkiválasztást a mérőben, vagy amikor gázok halmozódnak fel az elszívóban. A szelepnek zárnia kell a vezérlő rendszerben előforduló hiba esetén is.I., II., III. I. : egy vagy két teli tömlős,II. : üres tömlős,III. : egy üres és egy teli tömlős kombinációja.Vm : Működtető szelep.A "va" automatikus szelep és a "Vm" működtető szelep lehetnek egy speciális szeleppé kombinálva, amely mindkét feladatot ellátja. Ebben az esetben a két feladatnak egymástól függetlennek kell lennie. Ezt a speciális szelepet a "V3" figyelőüveg után kell elhelyezni, azokban a változatokban (II. és III.), amelyekben van ilyen.cl : Visszacsapó szelep.V2 : Figyelőüveg.V3 : A gázkijelző feladatát is ellátó, az 1.1.8. pontban meghatározott figyelőüveg.fl1 : Teli tömlő a dobon.fl2 : Adott esetben egy második, nagyon rövid tömlő a nagy áramlási sebességű szállításokhoz.cla : Szelep, amely megakadályozza, hogy a teli tömlő kiürüljön.at : Automatikus vagy kézi vezérlésű légnyomás-kiegyenlítés.R3 : Készülék, amely lehetővé teszi a szállításokat a két rendelkezésre álló szállítási módszerrel. A készülék feleljen meg a 1.10.1. pont első bekezdése, valamint a 2.2.4. pont második bekezdése követelményeinek.Lehetővé teszi: | a)a mért szállítást szivattyúval (teli vagy üres tömlős);b)a gravitációs szállítást (üres tömlős);c)a mérés nélküli szállítást szivattyúval vagy anélkül, a folyadéknak a mérőn történő áthaladása nélkül, és a tartály kiürítését és feltöltését a folyadéknak a mérőn való áthaladása nélkül. |+++++ TIFF +++++Magyarázat az S 8 vázlatrajzhozHa a tartálynak több rekesze van, és ha lehetséges gyűjtővezeték használata, a rekeszek aljában lévő szelepeknek és a bemenő cső szelepeinek "nyitott vagy zárt" típusúaknak kell lenniük. A rekeszek és a mérőrendszer közötti csöveket tartósan kell csatlakoztatni.A : Örvénylésgátló készülék.P : SzivattyúRo 1. mért vagy mérés nélküli szállítást szivattyúval (teli vagy üres tömlős),2. mért vagy mérés nélküli gravitációs szállítást (üres tömlős), a tartály kiürítését és feltöltését,3. a tartály feltöltését a P szivattyú segítségével.R1 : Választható két-útú szelep. Helyettesíthető közvetlen összeköttetéssel is.F : Szűrő.Leeresztő szelep csak akkor engedélyezett, ha van benne visszacsapó szelep, amely megakadályozza, hogy gáz jusson be a mérőrendszerbe.cl1 : Visszacsapó szelep.PgS : Különleges, az. 1.1.5 pontban meghatározott gázelszívó.V1 : Figyelőüveg a speciális gázelszívóhoz.T1, T2, T3 T1 : edény a gázok által elsodort folyadékrészecskék felfogásához,T2 : visszatérés a tartályba,T3 : lefúvó szelep.C : Mérő.va : Szelep, amelyet automatikusan lezár a speciális gázelszívó, amikor a nyomás nem elegendő ahhoz, hogy megakadályozza a gázkiválasztást a mérőeszközben, vagy amikor gázok halmozódnak fel az elszívóban. A szelepnek zárnia kell a vezérlő rendszerben előforduló hiba esetén is.I., II., III. I. : egy vagy két teli tömlős,II. : üres tömlős,III. : egy üres és egy teli tömlős kombinációja.Vm : Működtető szelep.A "va" automatikus szelep és a "Vm" működtető szelep lehetnek egy speciális szeleppé kombinálva, amely mindkét feladatot ellátja. Ebben az esetben a két feladatnak egymástól függetlennek kell lennie. Ezt a speciális szelepet a "V3" figyelőüveg után kell elhelyezni, azokban a változatokban (II és III), amelyekben van ilyen.cl2 : Visszacsapó szelep.V2 : Figyelőüveg.V3 : A gázkijelző feladatát is ellátó, az 1.1.8. pontban meghatározott figyelőüveg.fl1 : Teli tömlő a dobon.fl2 : Adott esetben egy második (nagyon rövid) teli tömlő, a nagy áramlási sebességű szállításokhoz.cla : A teli tömlő kiürülését megakadályozó szelep.at : Automatikus vagy kézi vezérlésű légnyomás-kiegyenlítés.R2 : Készülék, amely lehetővé teszi a szállításokat a két rendelkezésre álló szállítási módszerrel. A készülék feleljen meg a 1.10.1. pont első bekezdése, valamint a 2.2.4. pont második bekezdése követelményeinek.Lehetővé teszi: | a)a mért szállítást szivattyúval (teli tömlős);b)a mérés nélküli szállítást szivattyúval vagy szivattyú nélkül, a folyadéknak a mérőn történő áthaladása nélkül, és a tartály kiürítését és feltöltését a folyadéknak a mérőn való áthaladása nélkül. |+++++ TIFF +++++Magyarázat az S 9 vázlatrajzhozR1 : Két-útú szelep a mért szállításhoz, a tartály kiürítéséhez és feltöltéséhez a folyadéknak a mérőn való áthaladása nélkül.A szelep használata megengedett. Helyettesíthető közvetlen összeköttetéssel is.P : Szivattyú.B : Állítható megkerülő ág, a tartállyal összekötve.R2 : Választható két-útú szelep, a mérés nélküli szállításhoz.cl1 : Visszacsapó szelep, amelyet a 2.4.1. pont ír elő. Elhelyezhető a szűrő és a gázleválasztó között is.F : Szűrő.Sg : Gázleválasztó, e melléklet 1.6.2.1.4. pontja, vagy a 2.4.3.1. pont második bekezdése szerint. Ez a légtelenítő készülék a tartály gázfázisával van összeköttetésben. vas: Biztonsági okokból felszerelhető szelep az Sg gázleválasztó készülékre, a tartály és a "vamp" szelephez vezető leágazás közé.C : Mérő.vamp : Automatikus nyomásfenntartó szelep, amely úgy van beállítva, hogy legalább 100 kPa-lal magasabb nyomást tartson fenn, mint a tartályban lévő telített gőz nyomása.Vm : Működtető szelep.cl2 : Visszacsapó szelep.Z : A jármű tartályrekeszének gázterében lévő cső, amely csak a folyadék betöltésére és visszanyerésére szolgál a mérőrendszer hitelesítése során.Th : Hőmérő. A hőmérőnek a mérő közelében kell lennie, vagy a gázleválasztóban, vagy a mérő be- vagy kimeneti oldalán.M : Kötelező nyomásmérő.M0 : Választható nyomásmérő.Megjegyzés:a) A 2.4.5. pontban előírt követelményeknek történő megfelelés érdekében egyértelműen fel kell tüntetni egy adattáblán, hogy a jármű tartályának gáztere és a vevő tartályának gáztere nem állhatnak kapcsolatban egymással.b) Be lehet építeni biztonsági szelepeket, ebben az esetben ezeknek meg kell felelni a 2.4.6. pont követelményeinek.--------------------------------------------------