CELEX: 31975L0107
Language: es
Date: 1974-12-19 00:00:00
Title: Directiva 75/107/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las botellas utilizadas como recipientes de medida

Avis juridique important

|

31975L0107

Directiva 75/107/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las botellas utilizadas como recipientes de medida  

Diario Oficial n° L 042 de 15/02/1975 p. 0014 - 0020 Edición especial en finés : Capítulo 15 Tomo 1 p. 0214  Edición especial griega: Capítulo 13 Tomo 3 p. 0045  Edición especial sueca: Capítulo 15 Tomo 1 p. 0214  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 4 p. 0067  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 4 p. 0067 

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 19 de diciembre de 1974    relativa a la aproximación de las legislaciones   de los Estados miembros sobre las botellas utilizadas   como recipientes de medida     ( 75/107/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica   Europea y , en particular , su artículo 100 ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1) ,    Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2) ,    Considerando que , en varios Estados miembros , tanto la   fabricación como el control de las botellas que se   utilizan como recipientes de medida están sometidos a   disposiciones reglamentarias imperativas que difieren de un   Estado miembro a otro , y obstaculizan , en consecuencia ,   los intercambios comerciales de dicho tipo de botellas ; que   es necesario , por consiguiente , proceder a la   aproximación de dichas disposiciones ;    Considerando que las botellas que se utilizan como   recipientes de medida deberán poseer cualidades   metrológicas especiales , y que conviene establecer , a   tal efecto , los errores máximos tolerables en función de   su capacidad nominal , así como un procedimiento de   control de referencia que permitirá controlar tales   errores ;    Considerando que es indispensable que las botellas que se   utilizan como recipientes de medida lleven consignadas , de   acuerdo con las condiciones que se especifican en la   presente Directiva , además de la indicación de su   capacidad nominal , las indicaciones necesarias para su   llenado ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    La presente Directiva se aplicará a los   recipientes , comúnmente llamados botellas ,   fabricados con vidrio o cualquier otro material que   presente características de rigidez y   estabilidad y ofrezca las mismas garantías   metrológicas que el vidrio , cuando dichos recipientes :    1 . estando taponados o siendo susceptibles de   taponamiento , se destinen al almacenamiento , transporte o   suministro de líquidos ,    2 . posean una capacidad nominal igual o superior a   0,05 litros e inferior o igual a 5 litros ,    3 . posean cualidades metrológicas ( características   de construcción y regularidad de fabricación ) que   permitan su utilización como recipientes de medida , es   decir , que permitan medir su contenido con precisión   suficiente , cuando se llenen hasta un nivel o porcentaje   determinados de su capacidad .    Dicho recipientes reciben la denominación de   « botellas recipientes de medida » .    Artículo 2    Las botellas recipientes de medida en las que podrá   estamparse el signo CEE a que se refiere el tercer   párrafo del número 5 del Anexo 1 , son las que cumplen   las prescripciones de la presente Directiva .    Dichas botellas recipientes de medida se someterán a   control metrológico de acuerdo con las condiciones   establecidas en los Anexos .    Artículo 3    Los Estados miembros no podrán denegar , prohibir o   restringir la comercialización ni la utilización como   recipientes de medida de las botellas que cumplan las   prescripciones y controles de la presente Directiva , por   motivos relacionados con sus volúmenes , la determinación   de los mismos , o su método de control .    Artículo 4    1 . Los Estados miembros aplicarán las disposiciones   legales , reglamentarias y administrativas necesarias para   cumplir la presente Directiva en un plazo de dieciocho meses   a partir del día de su notificación e informarán de   ello inmediatamente a la Comisión .    2 . Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el   texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que   adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva .    Artículo 5    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 19 de diciembre de 1974 .    Por el Consejo    El Presidente    J. P. FOURCADE    (1) DO n º C 56 de 2 . 6 . 1972 , p. 35 .    (2) DO n º C 123 de 27 . 11 . 1972 , p. 7 .    ANEXO I    1 . Las botellas recipientes de medida se   caracterizarán por las capacidades siguientes ,   siempre con referencia a la temperatura de 20 ° C :    1.1 . la capacidad nominal V n será el volumen que   se indica en la botella , es decir , el volumen de   líquido que se supone ha de contener la botella   cuando se llena en las condiciones de uso a las que   está destinada ,    1.2 . la capacidad de colmo de una botella será   el volumen de líquido que contenga cuando se llene hasta   el borde superior ,    1.3 . la capacidad efectiva de una botella será   el volumen de líquido que contenga realmente cuando   se llene exactamente en las condiciones que   corresponden teóricamente a la capacidad nominal .    2 . Las botellas recipientes de medida se llenarán   según dos procedimientos :    1 . llenado a nivel constante ,    2 . llenado en vacío constante .    La distancia entre el nivel de llenado   teórico a la capacidad nominal y el nivel del   borde superior , y la diferencia entre la capacidad   de colmo y la capacidad nominal , denominada   volumen de expansión o de vacío , tendrán   que ser casi constantes en todas las botellas de   un mismo modelo , es decir , en todas las botellas   que se fabriquen con arreglo al mismo diseño .    3 . Con el fin de que , teniendo en cuenta la   incertidumbre normal de llenado , las botellas   recipientes de medida permitan medir el volumen de su   contenido con suficiente precisión , en particular ,   la establecida por las directivas referentes a los envases   preparados , los errores máximos tolerados ( en más   o en menos ) respecto a la capacidad de una botella   recipiente de medida , es decir , las máximas   diferencias toleradas ( en más o en menos ) , a   la temperatura de 20 ° C y en las condiciones de   control establecidas en el Anexo II , entre la   capacidad efectiva y la capacidad nominal V n , se   determinarán con arreglo al cuadro siguiente :    Capacidad nominal V n en mililitros * Errores   máximos tolerados *     * en % de V n * en mililitros *    de 50 a 100 * - * 3 *    de 100 a 200 * 3 * - *    de 200 a 300 * - * 6 *    de 300 a 500 * 2 * - *    de 500 a 1 000 * - * 10 *    de 1 000 a 5 000 * 1 * - *    El error máximo tolerado en la capacidad de colmo   será el mismo que el error máximo tolerado en   la capacidad nominal correspondiente .    Queda prohibido aprovechar de modo sistemático   las tolerancias .    4 . En la práctica , la capacidad efectiva   de una botella recipiente de medida se controlará   determinando la cantidad de agua a 20 ° C que la   botella contenga realmente cuando se llene hasta el nivel   que corresponda teóricamente a la capacidad   nominal . Podrá también controlarse indirectamente   mediante un método de precisión equivalente .    5 . Los fabricantes de botellas recipientes de   medida deberán someter a la aprobación del   servicio competente un signo que permita identificarlas .    Una vez concedida la aprobación , dicho servicio   informará de ello a los servicios competentes de los   demás Estados miembros y a la Comisión en el plazo   de un mes .    El fabricante estampará , bajo su responsabilidad ,   el signo e ( épsilon invertida ) a que alude   el artículo 6 de la Directiva 71/316/CEE del   Consejo , de 26 de julio de 1971 , relativa a la   aproximación de las legislaciones de los   Estados miembros sobre las disposiciones comunes a los   instrumentos de medida y a los métodos de control   metrológico (1) modificada últimamente por el   Acta de adhesión (2) , atestiguando que la   botella se ajusta a las disposiciones de la presente   Directiva y de sus Anexos ; no obstante , no se   exigirán las indicaciones relativas a fecha ,   origen y número de referencia previstos en el   número 6.3 del Anexo I de dicha Directiva .    Dicho signo deberá tener una altura mínima   de 3 mm .    6 . Los servicios competentes de los Estados   miembros controlarán la conformidad de las botellas   recipientes de medida con las disposiciones de la   presente Directiva , mediante un sondeo llevado a   cabo en el establecimiento del fabricante o , en caso   de imposibilidad práctica , en el del importador   o su mandatario establecido en la Comunidad .    Dicho control estadístico mediante muestreo se   efectuará con arreglo a las normas de aplicación   en materia de control de calidad . Tal control poseerá   una eficacia comparable a la del método de   referencia que se establece en el Anexo II .    7 . La presente Directiva no será obstáculo   para los controles que los servicios competentes de   los Estados miembros puedan practicar en el comercio .    8 . La botella recipiente de medida deberá llevar   de forma indeleble , fácilmente legibles y visibles las   inscripciones siguientes :    8.1 . en la superficie lateral , en el borde   inferior o en el fondo :    8.1.1 . la indicación de la capacidad nominal ,   utilizando como unidades de medida el litro , el   centilitro o el mililitro , mediante cifras de una   altura mínima de 6 mm , cuando la capacidad nominal   sea superior a 100 cl , de 4 mm cuando esté   comprendida entre 100 cl inclusive y 20 cl exclusive ,   y de 3 mm cuando sea igual o inferior a 20 cl ,   debiendo las cifras ir seguidas del símbolo de   la unidad de medida utilizada o , en su caso , de su   nombre , con arreglo a la Directiva 71/354/CEE del   Consejo , de 18 de octubre de 1971 , relativa a la   aproximación de las legislaciones de los Estados   miembros sobre las unidades de medida (3) , modificada   por el Acta de adhesión .    8.1.2 . el signo de identificación del fabricante   a que se alude en el primer párrafo del número 5 ,    8.1.3 . el signo previsto en el tercer párrafo   del número 5 ;    8.2 . en el fondo o en el borde inferior , de forma   que no induzca a confusión con la indicación   precedente , mediante cifras que tengan la misma   altura mínima que las que expresan la capacidad   nominal correspondiente , de acuerdo con el método   o métodos que se sigan para llenar la botella ;    8.2.1 . la indicación de la capacidad de colmo ,   expresada en centilitros y no seguida del símbolo cl ,    8.2.2 . y/o seguida del símbolo mm , la indicación   de la distancia en milímetros entre el borde superior   y el nivel de llenado correspondiente a la capacidad   nominal .    Podrán consignarse en la botella otras indicaciones ,   siempre que no induzcan a confusión con las   inscripciones obligatorias .    (1) DO n º L 202 de 6 . 9 . 1972 , p. 1 .    (2) DO n º L 73 de 27 . 3 . 1972 , p. 14 .    (3) DO n º L 243 de 29 . 10 . 1972 , p. 29 .    ANEXO II    En este Anexo se determinan las modalidades   del control estadístico de las botellas recipientes   de medida a fin de cumplir las disposiciones del   artículo 2 de la Directiva y del número 6 del Anexo I .    1 . MÉTODO DE MUESTREO    Se tomará una muestra de botellas recipientes   de medida de igual modelo y fabricación , de un lote   que corresponda , en principio , a la producción   de una hora .    Cuando no sea satisfactorio el resultado del control   efectuado sobre un lote que corresponda a la producción   de una hora , podrá efectuarse un segundo examen ,   bien sobre otra muestra tomada de un lote que corresponda   a una producción de mayor duración , bien sobre   los resultados anotados en las tarjetas de control del   fabricante , cuando la fabricación haya sido objeto   de un control admitido por los servicios competentes   del Estado miembro .    El número de botellas recipientes de medida que   constituirán la muestra será de 35 o 40 , según   que los Estados miembros elijan uno u otro de los   dos métodos de utilización de los resultados a los   que se alude en el número 3 .    2 . MEDICIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS BOTELLAS   RECIPIENTES DE MEDIDA DE LA MUESTRA    Las botellas recipientes de medida se pesarán vacías .    A continuación se llenarán de agua a 20 ° C   con una masa volumétrica conocida , hasta el nivel   de llenado que corresponda al método de control   que se utilice .    Luego se pesarán llenas .    El control se efectuará mediante un instrumento   de medición legal , adecuado a la naturaleza de las   operaciones que hayan de efectuarse .    El error de medición de la capacidad no podrá   ser superior a la quinta parte del error máximo tolerado   correspondiente a la capacidad nominal de la botella   recipiente de medida .    3 . UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS    3.1 . Utilización del método de desviación típica    La muestra estará constituida por 35 botellas   recipientes de medida .    3.1.1 . Se calculará ( véase 3.1.4 . ) :    3.1.1.1 . la media x de las capacidades reales x i   de las botellas de la muestra ,    3.1.1.2 . la estimación s de la desviación típica   de las capacidades reales x i de las botellas del lote .    3.1.2 . Se calculará :    3.1.2.1 . el límite superior T i : suma de la   capacidad indicada ( véase el número 8 del Anexo I )   y del error máximo tolerado que corresponde a dicha   capacidad ,    3.1.2.2 . el límite inferior T i : diferencia   entre la capacidad indicada y el error máximo tolerado   que corresponde a dicha capacidad ,    3.1.3 . Criterios de aceptación :    Se declarará que el lote se atiene a la Directiva   si los números x y s cumplen simultáneamente   las tres inecuaciones siguientes :    x + k · s * T s    x - k · s * T i    s * F ( T s - T i )    en las que k = 1,57    y F = 0,266 .    3.1.4 . Cálculo de la media x y de la estimación   de la desviación típica s del lote .    Se calculará :     - la suma de las 35 mediciones de las capacidades   reales x i : S x i     - la media de las 35 mediciones : x = S x i/35     - la suma de los cuadrados de las 35 mediciones :   S x i²     - el cuadrado de la suma de las 35 mediciones :   (S x i)² , de donde , (S x i)²/35     - la suma corregida : SC = S x i² - 1/35 (S x i)²     - la estimación de la varianza : v = SC/34     - la estimación de la desviación típica   será : s = * v    3.2 . Utilización del método del recorrido medio    La muestra estará constituida por 40 botellas   recipientes de medida .    3.2.1 . Se calculará ( véase 3.2.4 ) :    3.2.1.1 . la media x de las capacidades reales x i   de las botellas de la muestra ,    3.2.1.2 . el recorrido medio R de las capacidades   reales x i de las botellas de la muestra .    3.2.2 . Se calculará :    3.2.2.1 . el límite superior T s : suma de la   capacidad indicada y del error máximo tolerado que   corresponde a dicha capacidad ,    3.2.2.2 . el límite inferior T i : diferencia   entre la capacidad indicada y el error máximo tolerado   que corresponde a dicha capacidad .    3.2.3 . Criterio de aceptación :    Se declarará que el lote se atiene a la Directiva   si los números x y R cumplen simultáneamente   las tres inecuaciones siguientes :    x + k' · R * T s    x - k' · R * T i    R * F' ( T s - T i )    en las que k' = 0,668    y F' = 0,628 .    3.2.4 . Cálculo de la media x y del recorrido   medio R respecto a las 40 botellas recipientes de   medida que constituyen la muestra .    3.2.4.1 . Para obtener x , se calculará :     - la suma de 40 mediciones de las capacidades   reales x i : S x i     - la media de dichas 40 mediciones : x = S x i/40    3.2.4.2 . Para obtener R ,    se distribuirá la muestra según el orden cronológico   del muestreo , en 8 submuestras de 5 botellas recipientes   de medida cada una ;    se calculará :     - el recorrido de cada una de las submuestras ,   es decir , la diferencia entre las capacidades reales   de la mayor y la menor de las 5 botellas de la submuestra ;   de este modo se obtendrán 8 recorridos R i , R2 , ... ,   R8 ,     - la suma de los recorridos de las 8 submuestras :    S R i = R1 + R2 + ... + R8    El recorrido medio será : R = S R i/8