CELEX: 31978L0365
Language: cs
Date: 1978-03-31 00:00:00
Title: Směrnice Komise ze dne 31. března 1978, kterou se podruhé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/318/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se plynoměrů

Důležité právní upozornění

|

31978L0365

Směrnice Komise ze dne 31. března 1978, kterou se podruhé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/318/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se plynoměrů  

Úřední věstník L 104 , 18/04/1978 S. 0026 - 0031 Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 8 S. 0127 - 132  Řecké zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 7 S. 0112 - 117  Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 8 S. 0127 - 132  Španělské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 8 S. 0175 - 180  Portugalské zvláštní vydání Kapitola 13 Svazek 8 S. 0175 - 180  CS.ES Kapitola 13 Svazek 005 S. 83  - 88 ET.ES Kapitola 13 Svazek 005 S. 83  - 88 HU.ES Kapitola 13 Svazek 005 S. 83  - 88 LT.ES Kapitola 13 Svazek 005 S. 83  - 88 LV.ES Kapitola 13 Svazek 005 S. 83  - 88 MT.ES Kapitola 13 Svazek 005 S. 83  - 88 PL.ES Kapitola 13 Svazek 005 S. 83  - 88 SK.ES Kapitola 13 Svazek 005 S. 83  - 88 SL.ES Kapitola 13 Svazek 005 S. 83  - 88

		Směrnice Komiseze dne 31. března 1978,kterou se podruhé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/318/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se plynoměrů(78/365/EHS)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,s ohledem na směrnici Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly [1], naposledy pozměněné aktem o přistoupení, a zejména na články 17, 18 a 19 uvedené směrnice;s ohledem na směrnici Rady 71/318/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se plynoměrů [2] ve znění směrnice Komise 74/331/EHS [3];vzhledem k tomu, že s ohledem na technický rozvoj v dané oblasti je nezbytné změnit směrnici 71/318/EHS;vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení směrnic o odstraňování technických překážek obchodu s měřicími přístroji technickému pokroku,PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1V příloze směrnice Rady 71/318/EHS se znění oddílu 3, bodů 4.1, 8.2.3 a oddílu 9 kapitoly I.B, bodu 6.3 kapitoly II a oddílů 2, 4 a 5 kapitoly II mění v souladu s přílohou této směrnice.Body 5.2, 7.2.7 kapitoly II a bod 6.2.3 kapitoly III obsažené v příloze této směrnice se vkládají do přílohy směrnice 71/318/EHS.Článek 21. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí tak, aby tyto předpisy nabyly účinku jeden rok po oznámení této směrnice. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.Článek 3Tato směrnice je určena členským státům.V Bruselu dne 31. března 1978.Za KomisiEtienne davignončlen Komise[1] Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1.[2] Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 21.[3] Úř. věst. L 189, 12.7.1974, s. 9.--------------------------------------------------PŘÍLOHAKAPITOLA I. B3. Přídavná zařízení3.1 Plynoměry mohou být vybaveny:a) zařízeními pro platbu předem;b) vestavnými generátory impulsů, na jejich výstupech musí být uvedena hodnota jednoho impulsu ve tvaru:"1 imp+++++ TIFF +++++… m3(nebo dm3)"nebo"1 m3+++++ TIFF +++++… imp.".Tato přídavná zařízení, jsou-li zabudována, tvoří nedílnou část plynoměru; měla by být zabudována v plynoměru v době EHS prvotního ověření. Zvláštní požadavky, pokud jde o jejich vliv na měřicí vlastnosti plynoměrů, nejsou.3.2 Plynoměry mohou být vybaveny hnacími hřídelemi, to znamená výstupními hřídelemi nebo jinými zařízeními pro pohon oddělitelných přídavných zařízení. Točivý moment, který musí plynoměr vyvinout, aby mohl pohánět použitá přídavná zařízení, nesmí způsobit změny údajů větší, než je uvedeno v bodu 5.2.1 kapitoly II a v bodu 5.2.1 kapitoly III.3.2.1 Má-li plynoměr pouze jednu hnací hřídel, musí být uvedena jeho konstanta ve tvaru"1 tr+++++ TIFF +++++… m3(nebo dm3)", maximální dovolený točivý moment ve tvaru "Mmax =… N.mm" a směr otáčení.3.2.2 Má-li plynoměr několik hnacích hřídelí, musí být pro každou hřídel označenou písmenem M s dolním indexem "M1, M2,…, Mn" uvedena její konstanta ve tvaru"1 tr+++++ TIFF +++++… m3(nebo dm3)"a směr otáčení.Na plynoměru, nejlépe na štítku, musí být uveden tento vzorec:k1M1 + k2M2 +… + knMn ≤ A N.mm,kdeA představuje číselnou hodnotu maximálního dovoleného točivého momentu platnou pro hnací hřídel s nejvyšší konstantou, pokud je zatížena pouze tato hřídel. Tato hřídel musí být charakterizována symbolem M1.ki (i = 1, 2,…, n) představuje číselnou hodnotu stanovenou jako:k=;Mi (i = 1, 2,…, n) představuje točivý moment platný pro hnací hřídel označenou symbolem Mi;Ci (i = 1; 2;… n) představuje konstantu pro hnací hřídel označenou symbolem Mi.3.2.3 Vývod hnacích hřídelí musí být chráněn pomocí zaplombovaného víčka nebo pomocí zaplombovaného spoje mezi přídavným zařízením a plynoměrem.3.2.4 Přenos mezi měřicím zařízením a mezilehlým převodem nesmí být přerušen nebo ovlivněn, jestliže dojde k zatížení točivým momentem rovným trojnásobku dovoleného točivého momentu stanoveného v bodech 3.2.1 a 3.2.2 kapitoly I.B.4. Nápisy4.1 Na každém plynoměru musí být uvedeny tyto nápisy – buď na štítku počitadla, nebo na speciálním štítku s údaji, nebo na těchto štítcích odděleně:a) značka EHS schválení typu;b) identifikační značka nebo jméno výrobce;c) číslo a rok výroby plynoměru;d) označení velikosti plynoměru: ve tvaru velkého tiskacího písmene G s číslem, které je stanoveno v kapitole II nebo III;e) maximální průtok ve tvaru: Qmax =… m3/h;f) minimální průtok ve tvaru: Qmin =… m3/h (nebo dm3/h);g) maximální provozní tlak ve tvaru: pmax =… MPa (nebo kPa nebo Pa nebo bar nebo mbar);h) u objemových plynoměrů jmenovitá hodnota cyklického objemu ve tvaru: V… (nebo dm3);i) popřípadě také nápisy uvedené v bodech 3.1 a 3.2 kapitoly I.B; tyto nápisy však mohou být na jiných štítcích nebo na samotném plynoměru.Tyto nápisy musí být jasně viditelné, snadno čitelné a za běžných podmínek používání plynoměru nesmazatelné.8.2.3 Ověřovací značky nebo plomby by měly být umístěny:a) na všech štítcích s nápisem požadovaným touto přílohou;b) na všech částech tělesa plynoměru, které nemohou být jinak chráněny proti zásahům, které by mohly:- ovlivnit nebo pozměnit zobrazování na indikačním zařízení plynoměru,- pozměnit nebo přerušit spojení mezi měřicím zařízením a indikačním zařízením,- odstranit nebo přemístit metrologicky důležité části plynoměru.9. EHS schválení typu a EHS prvotní ověřeníEHS schválení typu a EHS prvotní ověření plynoměrů se provádí v souladu s požadavky směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly.9.1 EHS schválení typu9.1.1 K žádosti o EHS schválení typu musí být přiloženy tyto dokumenty:- popis plynoměru udávající jeho technické vlastnosti a princip měření,- perspektivní nákres nebo fotografie plynoměru,- seznam dílů s popisem základních materiálů těchto dílů,- nákres sestavy s popisem dílů uvedených na seznamu,- rozměrový náčrtek,- schéma vyznačující umístění ověřovacích značek a plomb,- schéma indikačního zařízení s mechanismy pro seřízení,- rozměrový náčrtek metrologicky důležitých částí,- schéma štítku počítadla a uspořádání nápisů,- popřípadě plánek přídavných zařízení uvedených v bodu 3.1 kapitoly I.B,- popřípadě tabulku s údaji o hnacích hřídelích (bod 3.2 kapitoly I.B),- seznam přiložených dokumentů,- prohlášení, jež výslovně uvádí, že plynoměry vyrobené ve shodě s tímto typem vyhovují požadavkům na bezpečnost, zejména těm, jež se týkají maximálního provozního tlaku vyznačeného na hlavním štítku.9.1.2 Na certifikátu EHS schválení typu se uvedou tyto údaje:- jméno a adresa osoby, pro kterou je certifikát EHS schválení typu vydán,- typ a/nebo obchodní označení,- základní technické a metrologické vlastnosti, jako je minimální průtok, maximální provozní tlak, vnitřní jmenovitý průměr spojovacích částí a v případě objemových plynoměrů jmenovitá hodnota cyklického objemu,- značka EHS schválení typu,- doba platnosti EHS schválení typu,- v případě plynoměrů, které jsou vybaveny hnacími hřídelemi:a) údaje o hřídeli podle bodu 3.2.1 kapitoly I. (je-li pouze jedna hnací hřídel);b) údaje o každé hřídeli a vzorec uvedený v bodu 3.2.2 kapitoly I.B (jsou-li dvě hnací hřídele nebo více hnacích hřídelí);- informace o umístění značek EHS schválení typu, značek a plomb prvotního EHS prvotního ověření (může být v podobě fotografií nebo nákresů),- seznam dokumentů přiložených k certifikátu EHS schválení typu,- jiné zvláštní poznámky.9.2 EHS prvotní ověření9.2.1 Plynoměry předložené k prvotnímu EHS prvotnímu ověření musí být v provozním stavu.EHS prvotní ověření nezaručuje ani řádnou činnost ani přesnost zobrazování jakýchkoli přídavných zařízení, která mohou být připojena k plynoměru, jak je uvedeno v bodech 3.1 a 3.2 kapitoly I.B.K takovémuto přídavnému zařízení se nesmí připojit značky EHS ověření nebo plomby EHS.KAPITOLA II5.2 Zvláštní ustanovení5.2.1 Jestliže se hnací hřídele zatíží maximálními točivými momenty, které jsou vyznačeny na plynoměru a které odpovídají bodům 3.2.1 a 3.2.2 kapitoly I.B, nesmí se zobrazovaný údaj plynoměru při Qmin odchylovat o více než 0,5 %.6.3 Zvláštní ustanovení6.3.1 Pro plynoměry, u nichž provozní tlak přesahuje 0,1 MPa (1 bar), platí ustanovení bodu 6.2 kapitoly II týkající se mechanické tlakové ztráty, ale nebere se v úvahu celková tlaková ztráta tohoto plynoměru, uvedená v bodu 6.1 kapitoly II..6.3.2 Připojení přídavných zařízení nesmí způsobit pokles tlaku o více než 20 Pa (0,2 bar).7.2.7 U plynoměrů s jednou hnací hřídelí nebo více hnacími hřídelemi musí být vyzkoušeny vzduchem o hustotě 1,2 kg/m3 (viz bod 6.2 kapitoly I.B) nejméně tři plynoměry o každé velikosti G, zda vyhovují požadavkům bodu 3.2.4 kapitoly I.B a bodů 5.2.1 a 6.3.2 kapitoly II.U plynoměrů s několika hnacími hřídelemi musí být zkouška provedena na hřídeli, která vykazuje nejméně příznivý výsledek.U plynoměrů téže velikosti G se nejnižší hodnota točivého momentu získaná při zkouškách použije jako maximální dovolená hodnota točivého momentu.Jestliže daný typ zahrnuje plynoměry různých velikostí G, zkoušku točivého momentu stačí provádět pouze na plynoměrech o nejmenší velikosti G, a to za předpokladu, že točivý moment stejné velikosti je použit i pro plynoměry s větší velikostí G a že hnací hřídel plynoměrů s větší velikostí G má tutéž nebo větší konstantu.Kapitola III2. Měřicí rozsah2.1 Plynoměry mohou mít pouze rozsahy vyplývající z této tabulky, a to v závislosti na velikosti G:G | Qmax (m3/h) | Měřicí rozsah |malý | střední | velký || Qmin (m3/h) | |16 | 25 | 5 | 2,5 | 1,3 |25 | 40 | 8 | 4 | 2 |40 | 65 | 13 | 6 | 3 |65 | 100 | 20 | 10 | 5 |100 | 160 | 32 | 16 | 8 |160 | 250 | 50 | 25 | 13 |250 | 400 | 80 | 40 | 20 |400 | 650 | 130 | 65 | 32 |650 | 1000 | 200 | 100 | 50 |1000 | 1600 | 320 | 160 | 80 |a dekadické násobky posledních pěti řádků.4. Kontrolní prvek4.1 V souladu s ustanoveními bodu 5.2.2 písm. a) a písm. b) kapitoly I.B nesmí hodnota dílku stupnice kontrolního prvku překročit tyto hodnoty:pro G 16 až G 65 včetně | 0,002 | m3 |pro G 100 až G 650 včetně | 0,02 | m3 |pro G 1000 až G 6500 včetně | 0,2 | m3 |pro G 10000 a vyšší | 2,0 | m3 |4.2 Stupnice kontrolního prvku musí být očíslována v intervalu, jehož hodnota nepřekročí:pro G 16 až G 65 včetně | 0,01 | m3 |pro G 100 až G 650 včetně | 0,1 | m3 |pro G 1000 až G 6500 včetně | 1,0 | m3 |pro G 10000 a vyšší | 10,0 | m3 |5. Maximální dovolené chyby5.1 Všeobecná ustanovení5.1.1 Maximální dovolené kladné i záporné chyby jsou uvedeny v této tabulce:QPrůtok | Maximální dovolená chyba při EHS prvotním ověření || | | | | || Qmin | ≤ | Q | < | 0,2Qmax | 2 % |0,2 | Qmax | ≤ | Q | ≤ | Qmax | 1 % |5.1.2 Chyby nesmějí v úhrnu přesahovat polovinu maximální dovolené chyby, jsou-li všechny stejného znaménka.5.2 Zvláštní ustanovení5.2.1 Jestliže se hnací hřídele zatíží maximálními točivými momenty, které jsou vyznačeny na plynoměru a které odpovídají bodům 3.2.1 a 3.2.2 kapitoly I.B, při Qmin nesmí změny údaje zobrazeného na plynoměru přesáhnout hodnoty uvedené v této tabulce:Qmin | QminOdchylky zobrazování při |0,05 | Qmax | 1 | % |0,1 | Qmax | 0,5 | % |0,2 | Qmax | 0,25 | % |6.2.3 Plynoměry s hnacími hřídelemi pro přídavná zařízení6.2.3.1 U plynoměrů s jednou hnací hřídelí nebo více hnacími hřídelemi musí být vyzkoušeny vzduchem o hustotě 1,2 kg/m3 (viz bod 6.2 kapitoly I.B bod 6.2) nejméně tři plynoměry o každé velikosti G, zda vyhovují požadavkům bodu 3.2.4 kapitoly I.B a bodu 5.2.1 kapitoly III..U plynoměrů s několika hnacími hřídelemi musí být zkouška provedena na hřídeli, která vykazuje nejméně příznivý výsledek.U plynoměrů téže velikosti G se nejnižší hodnota točivého momentu získaná při zkouškách použije jako maximální dovolená hodnota točivého momentu.Jestliže daný typ zahrnuje plynoměry různých velikostí G, zkoušku točivého momentu stačí provádět pouze na plynoměrech o nejmenší velikosti G, a to za předpokladu, že točivý moment stejné velikosti je použit i pro plynoměry s větší velikostí G a že hnací hřídel plynoměrů s větší velikostí G má tutéž nebo větší konstantu.6.2.3.2 U plynoměrů s několika hodnotami Qmin stačí zkoušku popsanou v bodu 6.2.3.1 kapitoly III provádět pouze pro nejmenší hodnotu Qmin. Přípustné točivé momenty pro jiné průtoky se mohou vypočítat z výsledku této zkoušky.Převod na jiné hodnoty Qmin se řídí těmito pravidly:a) při konstantním průtoku je odchylka chyby přímo úměrná točivému momentu;b) při konstantním točivém momentu je odchylka chyby pro rotační plynoměry nepřímo úměrná průtoku a pro turbínové plynoměry nepřímo úměrná druhé mocnině průtoku.--------------------------------------------------