CELEX: 
Language: es
Date: 2017-03-01
Title: Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión

Consejo de la
               Unión Europea
                                                      Bruselas, 6 de marzo de 2017
                                                      (OR. en)
                                                      10729/3/16
   Expediente interinstitucional:                     REV 3
         2012/0267 (COD)
                                                      PHARM 44
                                                      SAN 285
                                                      MI 479
                                                      COMPET 403
                                                      CODEC 978
ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS
Asunto:           Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del
                  REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre
                  los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la
                  Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión
10729/3/16 REV 3                                                GR/laa/fm/laa
                                          DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---                                     REGLAMENTO (UE) 2017/…
                      DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
                                                de…
                      sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro
    y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión
                                 (Texto pertinente a efectos del EEE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114 y su
artículo 168, apartado 4, letra c),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 1,
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario 2,
1
        Dictamen de 14 de febrero de 2013 (DO C 133 de 9.5.2013, p. 52).
2
        Posición del Parlamento Europeo de 2 de abril de 2014 (no publicada aún en el Diario
        Oficial) y posición del Consejo en primera lectura de … (no publicada aún en el Diario
        Oficial).
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa              1
                                               DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- Considerando lo siguiente:
(1)     La Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 1 constituye el marco
        normativo de la Unión para los productos sanitarios para diagnóstico in vitro. No obstante,
        es necesario revisar a fondo dicha Directiva para establecer un marco normativo sólido,
        transparente, previsible y sostenible para los productos sanitarios para diagnóstico in vitro
        que garantice un elevado nivel de seguridad y de protección de la salud, apoyando al
        mismo tiempo la innovación.
(2)     El presente Reglamento tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento del mercado
        interior por lo que se refiere a los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, tomando
        como base un elevado nivel de protección de la salud de pacientes y usuarios y teniendo en
        cuenta los intereses de las pequeñas y medianas empresas que desarrollan sus actividades
        en este sector. Al mismo tiempo, el presente Reglamento fija normas elevadas de calidad y
        seguridad sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro con objeto de responder a las
        preocupaciones comunes de seguridad que plantean. Ambos objetivos se persiguen
        simultánea e indisociablemente, y revisten la misma importancia. Por lo que se refiere al
        artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el presente
        Reglamento armoniza las normas aplicables a la introducción en el mercado y la puesta en
        servicio en la Unión de productos sanitarios para diagnóstico in vitro y sus accesorios,
        permitiendo así que se acojan al principio de libre circulación de mercancías. En cuanto al
        artículo 168, apartado 4, letra c), del TFUE, el presente Reglamento fija normas elevadas
        de calidad y seguridad sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, garantizando,
        entre otras cosas, que los datos generados en estudios del funcionamiento clínico sean
        fiables y sólidos y que se proteja la seguridad de los sujetos que participen en estos
        estudios.
1
      Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre
      productos sanitarios para diagnóstico in vitro (DO L 331 de 7.12.1998, p. 1).
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                  2
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- (3)     El presente Reglamento no pretende armonizar las normas relativas a la comercialización
        de productos sanitarios para diagnóstico in vitro después de que hayan sido puestos en
        servicio, por ejemplo en el contexto de las ventas de segunda mano.
(4)     Deben reforzarse significativamente algunos elementos clave del enfoque normativo
        vigente, como la supervisión de los organismos notificados, la clasificación del riesgo, los
        procedimientos de evaluación de la conformidad, la evaluación del funcionamiento y los
        estudios del funcionamiento, la vigilancia de los productos y el control del mercado, al
        tiempo que se introducen disposiciones que garanticen la transparencia y trazabilidad en lo
        que respecta a los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, para proteger mejor la
        salud y mejorar la seguridad.
(5)     En la medida de lo posible, deben tenerse en cuenta las directrices para los productos
        sanitarios para diagnóstico in vitro adoptadas a escala internacional, en particular en el
        Grupo de Trabajo sobre Armonización Mundial y su iniciativa se seguimiento, el Foro
        Internacional de los Reguladores de Productos Sanitarios, a fin de fomentar una
        convergencia mundial de las normas que contribuya a un elevado nivel de seguridad y
        protección en todo el mundo y que facilite el comercio, en particular en las disposiciones
        sobre identificación única de productos (UDI), requisitos generales de seguridad y
        funcionamiento, documentación técnica, reglas de clasificación, procedimientos de
        evaluación de la conformidad y pruebas clínicas.
(6)     Tanto los productos sanitarios para diagnóstico in vitro como su sector tienen
        características específicas, en particular en términos de clasificación de riesgos,
        procedimientos de evaluación de la conformidad y pruebas clínicas, que requieren una
        legislación específica distinta de la relativa a otros productos sanitarios, si bien los aspectos
        horizontales comunes a ambos sectores deben tratarse paralelamente.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                    3
                                                DGB 2C                                               ES
 ---pagebreak--- (7)     El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe estar claramente delimitado frente a
        otra legislación como la de productos sanitarios, artículos de uso general en laboratorio o
        productos destinados exclusivamente a la investigación.
(8)     Debe ser responsabilidad de los Estados miembros decidir en cada caso si un producto
        entra o no en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Para garantizar unas
        decisiones de cualificación coherentes al respecto en todos los Estados miembros, en
        especial en lo que se refiere a los casos frontera, la Comisión debe estar autorizada para
        decidir en cada caso, por propia iniciativa o en respuesta a una solicitud debidamente
        justificada de un Estado miembro, y previa consulta al Grupo de Coordinación de
        Productos Sanitarios (MDCG), si un producto específico, categoría o grupo de productos
        entra o no en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Al deliberar sobre la
        condición normativa de los productos en los casos frontera en los que intervienen
        medicamentos, células y tejidos humanos, biocidas o productos alimenticios, la Comisión
        debe garantizar un nivel adecuado de consulta de la Agencia Europea de Medicamentos, la
        Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas y la Autoridad Europea de Seguridad
        Alimentaria, según proceda.
(9)     Resulta posible que disposiciones nacionales divergentes relativas al suministro de
        información y asesoramiento en relación con los ensayos genéticos solo tengan una
        incidencia en el buen funcionamiento del mercado interior en una medida limitada. Por lo
        tanto, procede establecer solo requisitos limitados a este respecto en el presente
        Reglamento, habida cuenta de la necesidad de garantizar un respeto permanente de los
        principios de proporcionalidad y subsidiariedad.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 4
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- (10)    Se precisa aclarar que todas las pruebas que proporcionan información sobre la
        predisposición a una dolencia o enfermedad, como las pruebas genéticas, o las que
        proporcionan información para predecir la respuesta o reacción al tratamiento, como las
        pruebas diagnósticas para selección terapéutica, se consideran productos sanitarios para
        diagnóstico in vitro.
(11)    Las pruebas diagnósticas para selección terapéutica son esenciales para determinar la
        admisibilidad de los pacientes a tratamientos específicos con un medicamento mediante la
        determinación cuantitativa o cualitativa de marcadores específicos que identifiquen sujetos
        con alto riesgo de presentar una reacción adversa al medicamento de que se trate o que
        identifiquen pacientes en la población para la cual se ha estudiado adecuadamente el
        producto terapéutico, concluyendo que es seguro y eficaz. Estos marcadores biológicos
        pueden estar presentes en personas sanas o en pacientes.
(12)    Los productos sanitarios que se utilicen en la supervisión del tratamiento con un
        medicamento para garantizar que la concentración de sustancias pertinentes en el cuerpo
        humano se mantiene en el rango terapéutico del medicamento no deben considerarse
        pruebas diagnósticas para selección terapéutica.
(13)    La exigencia de reducir al máximo los riesgos debe cumplirse teniendo en cuenta los
        conocimientos actuales generalmente reconocidos en el ámbito de la medicina.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                5
                                              DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- (14)    Los aspectos de seguridad regulados por la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo
        y del Consejo 1 son parte integrante de los requisitos generales de seguridad y
        funcionamiento establecidos en el presente Reglamento para los productos. Por
        consiguiente, el presente Reglamento debe considerarse normativa específica en relación
        con dicha Directiva.
(15)    El presente Reglamento debe contener requisitos relativos al diseño y la fabricación de
        productos que emiten radiaciones ionizantes, sin perjuicio de la aplicación de la
        Directiva 2013/59/Euratom del Consejo 2, la cual persigue otros objetivos.
(16)    El presente Reglamento debe contener requisitos relativos a las características de seguridad
        y funcionamiento de los productos que estén desarrollados de tal modo que prevengan
        lesiones laborales, incluida la protección contra la radiación.
(17)    Es necesario aclarar que los programas informáticos propiamente dichos, cuando estén
        específicamente destinados por el fabricante a ser utilizados para una o más de las
        finalidades médicas establecidas en la definición de «producto sanitario para diagnóstico in
        vitro», se consideran producto sanitario para diagnóstico in vitro, mientras que los
        destinados a finalidades generales, aunque se utilicen en un centro asistencial, y los que
        están destinados a fines de bienestar, no se consideran producto sanitario para diagnóstico
        in vitro. La calificación de un programa informático, bien como producto sanitario o como
        accesorio, es independiente de la ubicación del programa informático y del tipo de
        interconexión entre el programa informático y el producto.
1
      Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
      sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
      compatibilidad electromagnética (DO L 96 de 29.3.2014, p. 79).
2
      Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen
      normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la
      exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom,
      90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom (DO L 13
      de 17.1.2014, p. 1).
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 6
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- (18)    A fin de fomentar la seguridad jurídica, deben adaptarse las definiciones del presente
        Reglamento relacionadas con los propios productos, la puesta a disposición de los
        productos, los agentes económicos, los usuarios y procedimientos específicos, la
        evaluación de la conformidad, las pruebas clínicas, el seguimiento poscomercialización, la
        vigilancia de los productos y el control del mercado, las normas y otras especificaciones
        técnicas, a prácticas ya consolidadas en el sector en la Unión y a nivel internacional.
(19)    Conviene aclarar que es fundamental que los productos ofrecidos a personas en la Unión a
        través de servicios de la sociedad de la información, con arreglo a la Directiva
        (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo 1, y los utilizados en el contexto de
        una actividad comercial para prestar un servicio diagnóstico o terapéutico a personas en la
        Unión cumplan los requisitos del presente Reglamento cuando el producto en cuestión se
        introduzca en el mercado o el servicio se preste en la Unión.
1
      Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre
      de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas
      y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la
      información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                  7
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- (20)    A fin de reconocer el importante papel de la normalización en el ámbito de los productos
        sanitarios para diagnóstico in vitro, conviene que la conformidad con normas armonizadas
        con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 1, sea
        para los fabricantes un medio de demostrar el cumplimiento de los requisitos generales de
        seguridad y funcionamiento, así como otros requisitos legales, como los de calidad y
        gestión de riesgos, establecidos en el presente Reglamento.
(21)    La Directiva 98/79/CE permite a la Comisión adoptar especificaciones técnicas comunes
        para determinadas categorías de productos sanitarios para diagnóstico in vitro. En ámbitos
        para los que no existen normas armonizadas o estas son insuficientes, la Comisión debe
        estar facultada para establecer especificaciones comunes que proporcionen un medio de
        cumplir los requisitos generales de seguridad y funcionamiento y los requisitos de los
        estudios del funcionamiento y la evaluación del funcionamiento o el seguimiento clínico
        poscomercialización establecidos en el presente Reglamento.
(22)    Deben elaborarse especificaciones comunes, previa consulta a los interesados y teniendo
        en cuenta las normas europeas e internacionales.
1
      Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
      de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE
      y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,
      98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y
      del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión
      n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 12).
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 8
                                               DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- (23)    Las normas aplicables a los productos deben adaptarse, según proceda, al nuevo marco
        legislativo para la comercialización de los productos, que consta del Reglamento (CE)
        n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 1 y de la Decisión n.º 768/2008/CE del
        Parlamento Europeo y del Consejo 2.
(24)    Las normas sobre control del mercado de la Unión y control de los productos que se
        introducen en dicho mercado establecidas en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 son
        aplicables a los productos regulados por el presente Reglamento, lo que no impide que los
        Estados miembros designen a las autoridades competentes encargadas de ejercer esas
        funciones.
(25)    Conviene establecer claramente las obligaciones generales de los diferentes agentes
        económicos, incluidos los importadores y distribuidores, sobre la base del nuevo marco
        legislativo para la comercialización de los productos, sin perjuicio de las obligaciones
        específicas que establezcan las distintas partes del presente Reglamento, con objeto de
        aumentar la comprensión de los requisitos establecidos en el presente Reglamento y, de
        esta manera, mejorar el cumplimiento de la normativa por parte de los agentes pertinentes.
(26)    A los efectos del presente Reglamento, debe entenderse que las actividades de los
        distribuidores incluyen la adquisición, la tenencia y el suministro de productos.
1
      Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio
      de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado
      relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
      n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
2
      Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008,
      sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la
      Decisión 93/465/CEE del Consejo (DO L 218 de 13.8.2008, p. 82).
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               9
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- (27)    Algunas obligaciones de los fabricantes, como la evaluación de funcionamiento o las
        notificaciones en el marco de la vigilancia de los productos, que solo se regulaban en los
        anexos de la Directiva 98/79/CE, deben incorporarse a la parte dispositiva del presente
        Reglamento, a fin de facilitar su aplicación.
(28)    Para garantizar la máxima protección de la salud, conviene aclarar y reforzar las normas
        sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro fabricados y utilizados en un único
        centro sanitario. Dicha utilización se entiende que incluye mediciones y entrega de
        resultados.
(29)    Los centros sanitarios deben tener la posibilidad de fabricar, modificar y utilizar productos
        a nivel interno y atender así, a escala no industrial, las necesidades específicas de los
        grupos de pacientes destinatarios que no puedan satisfacerse con el nivel de
        funcionamiento adecuado mediante otro producto equivalente disponible en el mercado.
        En este contexto, conviene establecer que determinadas normas del presente Reglamento
        no deben aplicarse respecto de los productos fabricados y utilizados exclusivamente en
        centros sanitarios, incluidos los hospitales, o en instituciones tales como laboratorios e
        institutos de salud pública, que apoyen el sistema sanitario o atiendan a las necesidades de
        los pacientes pero no estén autorizados para tratar o asistir directamente a los pacientes,
        dado que los objetivos del presente Reglamento se seguirían alcanzando de manera
        proporcionada. Debe tenerse en cuenta que el concepto de centro sanitario no incluye a los
        establecimientos que pretenden principalmente perseguir intereses o estilos de vida
        saludables, tales como los gimnasios, los balnearios, los centros de salud y bienestar y los
        centros de preparación física. En consecuencia, la exención aplicable a los centros
        sanitarios no se aplica a dichos establecimientos.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa               10
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- (30)    Teniendo en cuenta el hecho de que las personas físicas o jurídicas pueden reclamar
        indemnizaciones por daños y perjuicios causados por un producto defectuoso con arreglo
        al Derecho de la Unión y nacional aplicable, conviene exigir a los fabricantes que tomen
        medidas para proporcionar suficiente cobertura financiera a su posible responsabilidad en
        virtud de la Directiva 85/374/CEE 1. Dichas medidas deben ser proporcionadas a la clase de
        riesgo, el tipo de producto y el tamaño de la empresa. En este contexto, también conviene
        establecer normas para que una autoridad competente facilite la puesta a disposición de
        información a las personas que puedan haber sufrido perjuicio por un producto defectuoso.
(31)    Todos los fabricantes deben tener un sistema de gestión de calidad y un sistema de
        seguimiento poscomercialización, que deben ser proporcionados a la clase de riesgo y al
        tipo de producto de que se trate, a fin de garantizar que los productos fabricados en serie
        sigan siendo conformes con los requisitos del presente Reglamento y que la experiencia
        adquirida en el uso de los productos que fabrican se tenga en cuenta para el proceso de
        producción. Además, a fin de reducir al mínimo los riesgos y prevenir incidentes
        relacionados con los productos, los fabricantes deben establecer un sistema para la gestión
        de riesgos y un sistema para notificar incidentes y acciones correctivas de seguridad.
1
      Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las
      disposiciones legales , reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia
      de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO L 210, de
      7.8.1985, p. 29).
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 11
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- (32)    El sistema de gestión de riesgos debe estar cuidadosamente adaptado al proceso de
        evaluación del funcionamiento del producto y reflejarse en él, incluidos los riesgos clínicos
        que deben tenerse en cuenta como parte de los estudios del funcionamiento, la evaluación
        del funcionamiento y el seguimiento del funcionamiento poscomercialización. La gestión
        de riesgos y los procesos de evaluación del funcionamiento deben ser interdependientes y
        deben actualizarse periódicamente.
(33)    Debe garantizarse que la supervisión y el control de la fabricación de los productos, así
        como las actividades de seguimiento poscomercialización y de vigilancia de los productos,
        sean realizados en la organización del fabricante por una persona responsable del
        cumplimiento de la normativa que cumpla unas condiciones mínimas de cualificación.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 12
                                             DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- (34)    Para los fabricantes que no están establecidos en la Unión, el representante autorizado
        desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar la conformidad de los productos
        que fabrican, y les sirve de persona de contacto establecida en la Unión. Habida cuenta d
        ese papel fundamental, a efectos de la ejecución conviene que el representante autorizado
        sea jurídicamente responsable de los productos defectuosos en caso de que un fabricante
        establecido fuera de la Unión no cumpla sus obligaciones generales. La responsabilidad del
        representante autorizado prevista en el presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las
        disposiciones de la Directiva 85/374/CEE 1 del Consejo y, en consecuencia, el
        representante autorizado debe ser conjunta y solidariamente responsable junto con el
        importador y el fabricante. Las tareas del representante autorizado deben definirse en un
        mandato escrito. Considerando el papel de los representantes autorizados, deben quedar
        claramente definidos los requisitos mínimos que deben cumplir, incluido el de disponer de
        una persona que cumpla unas condiciones mínimas de cualificación similares a las exigidas
        para la persona responsable del cumplimiento de la normativa del fabricante.
(35)    A fin de garantizar la seguridad jurídica en relación con las obligaciones de los agentes
        económicos, es necesario aclarar cuándo un distribuidor, importador o cualquier otra
        persona debe considerarse fabricante de un producto.
1
      Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las
      disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia
      de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO L 210
      de 7.8.1985, p. 29).
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               13
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- (36)    El comercio paralelo de productos ya introducidos en el mercado es una forma legítima de
        comercio en el mercado interior en virtud del artículo 34 del TFUE, sujeto a las
        limitaciones derivadas de la necesidad de protección de la salud y la seguridad y de la
        necesidad de protección de los derechos de propiedad industrial y comercial, previstas en
        el artículo 36 del TFUE. No obstante, la aplicación del principio de comercio paralelo está
        sujeta a interpretaciones diversas en los Estados miembros. Por lo tanto, en el presente
        Reglamento deben especificarse las condiciones y, en particular, los requisitos de
        reetiquetado y reembalado, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 1
        en otros sectores pertinentes y las buenas prácticas en el ámbito de los productos sanitarios
        para diagnóstico in vitro.
(37)    Como norma general, los productos deben ir provistos del marcado CE para indicar su
        conformidad con el presente Reglamento, de manera que puedan circular libremente dentro
        de la Unión y puedan ponerse en servicio con arreglo a su finalidad prevista. Los Estados
        miembros no deben crear obstáculos a la introducción en el mercado o puesta en servicio
        de productos que cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento. No
        obstante, los Estados miembros deben tener la facultad de decidir si restringen o no el uso
        de un tipo específico de producto en relación con aspectos no regulados por el presente
        Reglamento.
1
      Sentencia de 28 de julio de 2011, en los casos acumulados Orifarm y Paranova, C-400/09 y
      C-207/10, ECLI:EU:C:2011:519.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 14
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- (38)    La trazabilidad de los productos mediante un sistema de identificación única del producto
        (sistema UDI) basado en directrices internacionales debe hacer que aumente de manera
        significativa la efectividad de las actividades de poscomercialización relacionadas con la
        seguridad para productos, al hacer posible una mejor notificación de incidentes, unas
        acciones correctivas de seguridad más precisas y una mejor supervisión por parte de las
        autoridades competentes. Asimismo ha de contribuir a reducir los errores médicos y a
        combatir los productos falsificados. El uso del sistema de identificación única del producto
        debe también mejorar las políticas de compras y de eliminación de residuos, y la gestión de
        las existencias de los centros sanitarios y otros operadores económicos y, en la medida de
        lo posible, ser compatible con otros sistemas de autentificación ya existentes en esos
        entornos.
(39)    El sistema de identificación única del producto debe aplicarse a todos los productos
        comercializados con excepción de los productos para estudios del funcionamiento, y estar
        basado en unos principios reconocidos internacionalmente, incluyendo definiciones, que
        sean compatibles con las utilizadas por los principales socios comerciales. A fin de que el
        sistema de identificación única del producto sea funcional en el momento de la aplicación
        del presente Reglamento, deben establecerse en el mismo unas normas detalladas, así como
        en el Reglamento (UE) 2017/… del Parlamento Europeo y del Consejo 1+.
1
      Reglamento (UE) 2017/… del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, sobre los
      productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE)
      n.º 178/2002 y el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas
      90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO L …).
+
      DO: insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento 10728/16 y las
      referencias de publicación en la nota a pie de página.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                15
                                                DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- (40)    La transparencia y un acceso adecuado a la información, convenientemente presentada
        para el usuario a quien se destine, son esenciales para el interés público, para proteger la
        salud pública, hacer que los pacientes y los profesionales de la salud tengan opciones y
        puedan decidir con conocimiento de causa, proporcionar una base sólida para la adopción
        de decisiones normativas y crear confianza en el sistema normativo.
(41)    Un aspecto clave para alcanzar los objetivos del presente Reglamento es la creación de una
        base de datos europea sobre productos sanitarios (Eudamed) que integre distintos sistemas
        electrónicos para recabar y tratar información sobre los productos comercializados, así
        como sobre los agentes económicos pertinentes, determinados aspectos de la evaluación de
        la conformidad, organismos notificados, certificados, estudios del funcionamiento,
        vigilancia de los productos y control del mercado. Los objetivos de la base de datos son
        aumentar la transparencia general, entre otros medios con un mejor acceso a la información
        para la población y los profesionales de la salud, evitar la multiplicación de requisitos de
        información, reforzar la coordinación entre los Estados miembros y racionalizar y facilitar
        el flujo de información entre agentes económicos, organismos notificados o promotores y
        Estados miembros, así como entre los propios Estados miembros y con la Comisión. En el
        mercado interior, esto solo puede lograrse eficazmente a nivel de la Unión y la Comisión
        debe, por lo tanto, desarrollar y gestionar la base de datos europea sobre productos
        sanitarios creada por la Decisión 2010/227/UE de la Comisión 1.
1
      Decisión 2010/227/UE de la Comisión, de 19 de abril de 2010, relativa a la Base de Datos
      Europea sobre Productos Sanitarios (DO L 102 de 23.4.2010, p. 45).
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 16
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- (42)    A fin de facilitar el funcionamiento de la base Eudamed, debe ponerse a disposición
        gratuita de los fabricantes y otras personas físicas y jurídicas obligadas a utilizarla en
        virtud del presente Reglamento una nomenclatura de productos sanitarios reconocida a
        escala internacional. Además, dicha nomenclatura también debe ponerse a disposición de
        forma gratuita, cuando ello sea razonablemente viable, de otros interesados.
(43)    Los sistemas electrónicos de Eudamed sobre la oferta de productos en el mercado, los
        agentes económicos pertinentes y los certificados deben hacer posible que la población esté
        bien informada sobre los productos comercializados en la Unión. El sistema electrónico
        sobre los estudios del funcionamiento debe servir para la cooperación entre los Estados
        miembros y para que los promotores que así lo deseen puedan presentar una solicitud única
        para varios Estados miembros y notificar acontecimientos adversos graves, deficiencias del
        producto y actualizaciones relacionadas. El sistema electrónico sobre vigilancia de los
        productos debe permitir a los fabricantes notificar incidentes graves y demás
        acontecimientos notificables y contribuir a coordinar la evaluación de dichos incidentes y
        acontecimientos por parte de las autoridades competentes. El sistema electrónico sobre
        control del mercado debe ser un instrumento de intercambio de información entre
        autoridades competentes.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                17
                                               DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- (44)    En lo que respecta a los datos recabados y tratados a través de los sistemas electrónicos de
        Eudamed, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 1 se aplica al
        tratamiento de datos personales efectuado en los Estados miembros, bajo la supervisión de
        las autoridades competentes de los Estados miembros y, en particular, a las autoridades
        públicas independientes designadas por los Estados miembros. El Reglamento (CE)
        n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo 2 se aplica al tratamiento de datos
        personales efectuado por la Comisión en el marco del presente Reglamento, bajo la
        supervisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Con arreglo al Reglamento
        (CE) n.º 45/2001, debe designarse como responsable de Eudamed y sus sistemas
        electrónicos a la Comisión.
(45)    Cuando se trate de productos de las clases C y D, los fabricantes deben resumir los
        principales aspectos de seguridad y funcionamiento del producto y el resultado de la
        evaluación del funcionamiento en un documento que debe ser público.
1
      Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995,
      relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
      personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
2
      Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
      de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
      datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación
      de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                18
                                              DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- (46)    El correcto funcionamiento de los organismos notificados es fundamental para garantizar
        un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad, así como la confianza de los
        ciudadanos en el sistema. Por lo tanto, la designación y supervisión de los organismos
        notificados por los Estados miembros, de acuerdo con criterios detallados y estrictos,
        deben estar sujetas a control a escala de la Unión.
(47)    Las evaluaciones de la documentación técnica de los fabricantes por parte de los
        organismos notificados, en particular de su documentación sobre evaluación del
        funcionamiento, deben ser evaluadas críticamente por la autoridad responsable de los
        organismos notificados. Esta evaluación, que debe formar parte del enfoque basado en el
        riesgo de las actividades de vigilancia y de supervisión de los organismos notificados, debe
        basarse en un muestreo de la documentación pertinente.
(48)    Conviene reforzar la posición de los organismos notificados con respecto a los fabricantes,
        incluso con respecto a su derecho y su deber de llevar a cabo auditorías sobre el terreno sin
        previo aviso y de realizar pruebas físicas o analíticas en los productos a fin de garantizar
        que los fabricantes mantengan la conformidad después de recibida la certificación original.
(49)    Con objeto de aumentar la transparencia respecto de la vigilancia de los organismos
        notificados por parte de las autoridades nacionales, las autoridades responsables de los
        organismos notificados deben publicar información sobre las medidas nacionales que rigen
        la evaluación, designación y supervisión de los organismos notificados. De conformidad
        con las buenas prácticas administrativas, las autoridades nacionales deben mantener esta
        información actualizada, en particular para que refleje las modificaciones relevantes,
        significativas o sustanciales de los procedimientos correspondientes.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 19
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- (50)    El Estado miembro en el que esté establecido el organismo notificado debe ser responsable
        del cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento con respecto a dicho
        organismo notificado.
(51)    Habida cuenta, en particular, de la responsabilidad de los Estados miembros en la
        organización y prestación de servicios sanitarios y de atención médica, se les debe
        autorizar a que dispongan requisitos adicionales en relación con los organismos notificados
        designados para la evaluación de la conformidad de productos establecidos en su territorio
        por lo que se refiere a cuestiones que no están reguladas en el presente Reglamento.
        Ningún requisito adicional establecido debe afectar a la legislación horizontal de la Unión
        más específica sobre organismos notificados e igualdad de trato de los organismos
        notificados.
(52)    Cuando se trate de productos de la clase D, las autoridades competentes deben ser
        informadas sobre los certificados expedidos por los organismos notificados y debe dárseles
        derecho a comprobar la evaluación llevada a cabo por los organismos notificados.
(53)    Para los productos de la clase D para los que no existan especificaciones comunes,
        conviene disponer que, en caso de que sea la primera certificación de ese tipo concreto de
        producto y no exista ningún producto similar en el mercado con la misma finalidad
        prevista y basado en tecnologías similares, los organismos notificados deban estar
        obligados a solicitar que, además de los ensayos de laboratorio sobre el funcionamiento
        declarado por el fabricante y la conformidad del producto declarada por laboratorios de
        referencia de la UE, paneles de expertos examinen sus informes de evaluación de la
        evaluación del funcionamiento. La consulta a paneles de expertos en relación con la
        evaluación del funcionamiento debe conducir a una evaluación armonizada de los
        productos sanitarios para diagnóstico in vitro de alto riesgo mediante la puesta en común
        de los conocimientos técnicos sobre aspectos del funcionamiento y desarrollando
        especificaciones comunes relativas a las categorías de productos que se hayan sometido a
        este proceso de consulta.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               20
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- (54)    Para mejorar la seguridad de los pacientes y tener debidamente en cuenta el progreso
        tecnológico, es necesario cambiar radicalmente el actual sistema de clasificación de riesgos
        de los productos que figura en la Directiva 98/79/CE, con arreglo a las prácticas
        internacionales, y es preciso adaptar en consecuencia los correspondientes procedimientos
        de evaluación de la conformidad.
(55)    Es necesario, en particular a los efectos de los procedimientos de evaluación de la
        conformidad, clasificar los productos en cuatro clases de riesgo y establecer un conjunto de
        normas de clasificación precisas y basadas en el riesgo, conforme a las prácticas
        internacionales.
(56)    Los procedimientos de evaluación de la conformidad para los productos de la clase A
        deben llevarse a cabo, como norma general, bajo la exclusiva responsabilidad de los
        fabricantes, pues presentan un riesgo bajo para los pacientes. En el caso de los productos
        de las clases B, C y D, debe ser obligatorio un nivel apropiado de intervención de un
        organismo notificado.
(57)    Conviene reforzar y racionalizar en mayor grado los procedimientos de evaluación de la
        conformidad de los productos, y los requisitos de resultados de las evaluaciones que
        efectúan los organismos notificados deben especificarse claramente, a fin de garantizar
        condiciones de competencia equitativas.
(58)    Conviene que los certificados de libre venta contengan información que permita utilizar la
        base Eudamed a fin de obtener información acerca del producto, en particular sobre si está
        comercializado, se ha retirado del mercado o se ha recuperado, así como sobre cualquier
        certificado relativo a su conformidad.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 21
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- (59)    Es necesario aclarar los requisitos de verificación de la liberación de lotes de los productos
        de riesgo más elevado.
(60)    Los laboratorios de referencia de la Unión Europea han de poder verificar, mediante
        pruebas de laboratorio, el funcionamiento declarado por el fabricante y si los productos que
        presentan el riesgo más elevado cumplen las especificaciones comunes aplicables, cuando
        dichas especificaciones comunes existan, o si se ajustan a otras soluciones elegidas por el
        fabricante para garantizar un nivel al menos equivalente de seguridad y de funcionamiento.
(61)    Para garantizar un alto nivel de seguridad y de funcionamiento, la demostración del
        cumplimiento de los requisitos generales al respecto establecidos en el presente
        Reglamento debe basarse en pruebas clínicas. Es necesario aclarar los requisitos para la
        demostración de las pruebas clínicas, que se basan en datos sobre la validez científica, y el
        funcionamiento analítico y funcionamiento clínico del producto. A fin de permitir un
        proceso estructurado y transparente que genere datos fiables y sólidos, la procedencia y la
        evaluación de la información científica disponible y los datos generados en estudios del
        funcionamiento deben basarse en un plan de evaluación del funcionamiento.
(62)    Como norma general, las pruebas clínicas deben derivarse de estudios del funcionamiento
        realizados bajo la responsabilidad de un promotor. Debe ser posible que tanto el fabricante
        como otra persona física o jurídica sea el promotor que asuma la responsabilidad del
        estudio del funcionamiento.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                22
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- (63)    Es necesario asegurarse de que las pruebas clínicas de los productos se actualicen durante
        todo su ciclo de vida. Dicha actualización implica el seguimiento planificado de los
        avances científicos y de los cambios en la práctica médica por parte del fabricante. Nueva
        información pertinente debe dar lugar a una reevaluación de las pruebas clínicas de los
        productos, garantizando así la seguridad y el funcionamiento mediante un proceso continuo
        de evaluación del funcionamiento.
(64)    Debe reconocerse que el concepto de beneficios clínicos de los productos sanitarios para
        diagnóstico in vitro difiere fundamentalmente del que se aplica en el caso de los productos
        farmacéuticos o productos sanitarios terapéuticos, pues el beneficio de los productos
        sanitarios para diagnóstico in vitro se basa en facilitar información médica precisa sobre
        los pacientes, en su caso evaluada con respecto a información médica obtenida mediante la
        utilización de otras opciones de diagnóstico y tecnologías, mientras que el resultado clínico
        final para el paciente depende de otras posibles opciones de diagnóstico y/o terapéuticas
        que puedan estar disponibles.
(65)    En caso de que un producto específico no tenga un funcionamiento analítico o clínico, o de
        que no sean de aplicación determinados requisitos del funcionamiento, procede justificar
        en el plan de evaluación del funcionamiento y en los informes conexos las omisiones
        relacionadas con dichos requisitos.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               23
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- (66)    Las normas relativas a los estudios del funcionamiento deben estar en consonancia con
        directrices internacionales ya consolidadas en este ámbito, como la norma internacional
        ISO 14155:2011, «Investigación clínica de productos sanitarios para humanos. Buenas
        prácticas clínicas», a fin de facilitar que los resultados de los estudios del funcionamiento
        realizados en la Unión sean aceptados como documentación fuera de la Unión y facilitar
        que los resultados de los estudios del funcionamiento realizados fuera de la Unión de
        conformidad con las directrices internacionales puedan ser aceptados dentro de la Unión.
        Además, las normas deben estar en consonancia con la versión más reciente de los
        «Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos», recogidos en la
        Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial.
(67)    Corresponde al Estado miembro donde se vaya a desarrollar un estudio del funcionamiento
        determinar cuál es la autoridad adecuada para intervenir en la evaluación de la solicitud
        dirigida a realizar un estudio del funcionamiento y organizar la participación de los
        comités éticos dentro de los plazos de autorización de dicho estudio del funcionamiento
        establecidos en el presente Reglamento. Dichas decisiones corresponden a una cuestión de
        organización interna de cada Estado miembro. En ese contexto, los Estados miembros
        deben velar por la participación de profanos, en particular pacientes u organizaciones de
        pacientes. Deben velar asimismo por que se disponga de los conocimientos técnicos
        necesarios.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                24
                                                 DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- (68)    Es preciso establecer un sistema electrónico en la Unión para que todo estudio
        intervencionista del funcionamiento clínico y de otro tipo que entrañe riesgos para los
        sujetos de ensayo se registre y comunique en una base de datos de acceso público. A fin de
        respetar el derecho a la protección de los datos de carácter personal, reconocido en el
        artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo,
        «Carta»), en dicho sistema electrónico no se registrará ningún dato personal de los sujetos
        de un estudio del funcionamiento. Para generar sinergia con los ensayos clínicos de
        medicamentos, el sistema electrónico de estudios del funcionamiento debe ser compatible
        con la futura base de datos de la UE sobre los ensayos clínicos con medicamentos de uso
        humano.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               25
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- (69)    Cuando un estudio intervencionista del funcionamiento clínico o de otro tipo que entrañe
        riesgos para los sujetos de ensayo se lleve a cabo en más de un Estado miembro, el
        promotor debe tener la posibilidad de presentar una solicitud única para reducir la carga
        administrativa. Para que se puedan compartir recursos y se garantice la coherencia en la
        evaluación de los aspectos de salud y seguridad del producto a los efectos del estudio del
        funcionamiento y del diseño científico de dicho estudio, el procedimiento de evaluación de
        la citada solicitud única debe coordinarse entre los Estados miembros, bajo la dirección de
        un Estado miembro coordinador. Dicha evaluación coordinada no debe incluir la
        evaluación de aspectos de carácter intrínsecamente nacional, local y ético de los estudios
        del funcionamiento, incluyendo el consentimiento informado. Durante un período inicial
        de siete años a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento, los Estados
        miembros deben poder participar de forma voluntaria en la evaluación coordinada.
        Transcurrido ese plazo, todos los Estados miembros deben estar obligados a participar en
        la evaluación coordinada. Conviene que la Comisión, basándose en la experiencia
        adquirida a partir de la coordinación voluntaria entre Estados miembros, elabore un
        informe sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes relativas al procedimiento de
        evaluación coordinada. En caso de que las conclusiones del informe fueran negativas, la
        Comisión debe presentar una propuesta para ampliar el período de participación voluntaria
        en el procedimiento de evaluación coordinada.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                26
                                                DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- (70)    Los promotores deben comunicar determinados acontecimientos adversos y deficiencias de
        los productos, que se produzcan en los estudios intervencionistas del funcionamiento
        clínico y otros estudios del funcionamiento que entrañen riesgos para los sujetos de ensayo,
        a los Estados miembros en los que se lleven a cabo dichos estudios. Los Estados miembros
        deben poder finalizar o suspender los estudios o revocar la autorización de dichos estudios
        si lo consideran necesario para garantizar un elevado nivel de protección de los sujetos
        participantes en tales estudios. Dicha información debe ser comunicada a los demás
        Estados miembros.
(71)    En un estudio del funcionamiento, el promotor debe presentar dentro de los plazos
        establecidos en el presente Reglamento un resumen de los resultados de dicho estudio que
        sea fácilmente comprensible para el usuario a quien se destine, junto con el informe del
        estudio del funcionamiento cuando proceda. Cuando por motivos científicos no sea posible
        presentar el resumen de los resultados dentro de los plazos establecidos, el promotor debe
        justificarlo y especificar cuándo se presentarán los resultados.
(72)    Exceptuando algunos requisitos generales, el presente Reglamento debe únicamente
        aplicarse a los estudios del funcionamiento cuyo propósito sea recopilar datos científicos
        con objeto de demostrar la conformidad de los productos.
(73)    Es preciso aclarar que los estudios del funcionamiento que utilicen muestras sobrantes no
        requieren autorización. No obstante, los requisitos generales y demás requisitos adicionales
        relativos a la protección de datos y los requisitos aplicables a los procedimientos que se
        realizan de conformidad con la legislación nacional, como la revisión ética, deben seguir
        aplicándose a todos los estudios del funcionamiento, incluso cuando se utilicen muestras
        sobrantes.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               27
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- (74)    Deben observarse los principios de reemplazo, reducción y refinamiento en el ámbito de la
        experimentación con animales establecidos en la Directiva 2010/63/UE del Parlamento
        Europeo y del Consejo 1. En particular, debe evitarse la duplicación innecesaria de ensayos
        y estudios.
(75)    Los fabricantes deben desempeñar un papel activo durante la fase de poscomercialización
        recabando de manera sistemática y activa información sobre la experiencia
        poscomercialización con sus productos con objeto de actualizar su documentación técnica
        y colaborar con las autoridades nacionales competentes encargadas de las actividades de
        vigilancia de los productos y control del mercado. Con este fin, los fabricantes deben
        establecer un sistema de seguimiento poscomercialización general en el marco de su
        sistema de gestión de calidad, y basado en un plan de seguimiento poscomercialización.
        Los datos y la información pertinentes recabados por medio del sistema de seguimiento
        poscomercialización, así como las principales conclusiones extraídas de cualquier acción
        preventiva o correctiva aplicada, deben utilizarse para actualizar cualquier parte pertinente
        de la documentación técnica, como la relativa a la evaluación del riesgo y la evaluación del
        funcionamiento, y deben atender además a los objetivos de transparencia.
(76)    A fin de mejorar la seguridad y la protección de la salud en lo relativo a los productos
        comercializados, el sistema electrónico de vigilancia de los productos debe hacerse más
        eficaz creando un portal central de la Unión para notificar incidentes graves y acciones
        correctivas de seguridad.
1
      Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010,
      relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos (DO L 276
      de 20.10.2010, p. 33).
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 28
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- (77)    Los Estados miembros deben tomar todas las medidas pertinentes para sensibilizar a los
        profesionales de la salud, los usuarios y los pacientes sobre la importancia de comunicar
        los incidentes. Los profesionales de la salud, los usuarios y los pacientes deben estar
        habilitados para notificar cualquier sospecha de incidente grave a nivel nacional mediante
        formularios armonizados, y se les debe alentar a que lo hagan. Las autoridades nacionales
        competentes deben informar a los fabricantes de cualquier incidente grave sospechoso y,
        cuando un fabricante confirme que dicho incidente puede haber ocurrido, las autoridades
        de que se trate deben garantizar que se ha tomado la medida de seguimiento adecuada para
        reducir al mínimo el riesgo de que se reproduzca dicho incidente.
(78)    La evaluación de los incidentes graves notificados y de las acciones correctivas de
        seguridad debe realizarse a nivel nacional, pero debe haber coordinación cuando se hayan
        producido incidentes similares o si han de realizarse en más de un Estado miembro
        acciones correctivas de seguridad, a fin de compartir recursos y garantizar la coherencia de
        las acciones correctivas.
(79)    En el contexto de la investigación de incidentes, las autoridades competentes deben tener
        en cuenta, cuando proceda, la información facilitada por los interesados, entre ellos las
        organizaciones de pacientes y de profesionales de la salud y las asociaciones de
        fabricantes, y los puntos de vista de estos.
(80)    Procede distinguir claramente entre la notificación de acontecimientos adversos graves o
        de deficiencias del producto que se produzcan en los estudios intervencionistas del
        funcionamiento clínico y de otros estudios de funcionamiento que entrañen riesgos para los
        sujetos de ensayo y la notificación de incidentes graves posteriores a la introducción en el
        mercado de un producto, para evitar la doble notificación.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                29
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- (81)    Deben incluirse en el presente Reglamento normas sobre control del mercado, para
        reforzar los derechos y obligaciones de las autoridades nacionales competentes, garantizar
        la coordinación eficaz de sus actividades de control del mercado y establecer claramente
        los procedimientos aplicables.
(82)    Todo aumento estadísticamente significativo del número o la gravedad de incidentes no
        graves, o de resultados erróneos esperados, que pueda tener consecuencias significativas en
        la determinación de la relación entre beneficios y riesgos y pueda conducir a riesgos
        inaceptables, debe notificarse a las autoridades competentes para que estas puedan
        evaluarlo y adoptar las medidas adecuadas.
(83)    Conviene crear un comité de expertos, el MDCG, cuyos miembros designen los Estados
        miembros por su función y experiencia en el ámbito de los productos sanitarios y de los
        productos sanitarios para diagnóstico in vitro, que debe establecerse con arreglo a las
        condiciones y modalidades definidos en el Reglamento (UE) 2017/… +, para desempeñar
        las tareas que le encomiendan el presente Reglamento y el Reglamento (UE) 2017/…+,
        para asesorar a la Comisión y asistir a la Comisión y a los Estados miembros a la hora de
        garantizar la aplicación armonizada del presente Reglamento. El MDCG debe poder
        establecer subgrupos para tener acceso a los profundos conocimientos técnicos que se
        requieren en el ámbito de los productos sanitarios, incluidos los productos sanitarios para
        diagnóstico in vitro. Al crear los subgrupos debe tenerse debidamente en cuenta la
        posibilidad de que en ellos participen grupos existentes a escala de la Unión en el sector de
        los productos sanitarios.
+
      DO: insértese el número del Reglamento que figura en el documento 10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 30
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- (84)    Para garantizar un nivel uniforme y elevado de seguridad y protección de la salud en el
        mercado interior, en particular en los ámbitos de los estudios del funcionamiento y la
        vigilancia de los productos, es esencial una coordinación más estrecha entre las autoridades
        nacionales competentes, mediante intercambio de información y evaluaciones coordinadas
        bajo la dirección de una autoridad de coordinación. El principio de intercambio de
        información y evaluación coordinados debe aplicarse también a otras actividades de la
        autoridad definidas en el presente Reglamento, como la designación de los organismos
        notificados, y debe ser fomentado en el ámbito del control del mercado de los productos.
        El trabajo conjunto, la coordinación y la comunicación de actividades también deben
        llevar, a escala nacional, a un uso más eficiente de los recursos y los conocimientos
        técnicos.
(85)    La Comisión debe prestar apoyo técnico, científico y logístico a las autoridades nacionales
        de coordinación y velar por que el sistema normativo de los productos se aplique de
        manera eficaz y uniforme en la Unión sobre la base de datos científicos solventes.
(86)    La Unión y, cuando corresponda, los Estados miembros deben participar activamente en la
        cooperación normativa internacional en el ámbito de los productos para facilitar el
        intercambio de información sobre su seguridad, y promover el desarrollo de directrices
        normativas internacionales que fomenten la adopción en otros territorios de normativa que
        conduzca a un nivel de seguridad y protección de la salud equivalente al establecido en el
        presente Reglamento.
(87)    Los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que se
        apliquen las disposiciones del presente Reglamento, incluso estableciendo sanciones
        efectivas, proporcionadas y disuasorias para las infracciones que se cometan.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               31
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- (88)    Si bien el presente Reglamento no cuestiona la facultad de los Estados miembros para
        cobrar tasas por actividades a nivel nacional, con objeto de garantizar la transparencia,
        estos deben informar a la Comisión y a los demás Estados miembros antes decidir el nivel
        y la estructura de dichas tasas. También en aras de la transparencia, la estructura y nivel de
        las tasas se comunicarán previa solicitud.
(89)    El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios
        reconocidos en particular por la Carta y, en especial, la dignidad humana, la integridad de
        la persona, la protección de los datos de carácter personal, la libertad de las artes y de las
        ciencias, la libertad de empresa y el derecho a la propiedad. Los Estados miembros deben
        aplicar el presente Reglamento de conformidad con dichos derechos y principios.
(90)    La facultad para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del TFUE
        debe ser delegada a la Comisión con el fin de modificar determinados elementos no
        esenciales del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a
        cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que
        dichas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo
        interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación 1. En particular, a
        fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el
        Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo
        que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a
        las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de
        los actos delegados.
1
      DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                    32
                                               DGB 2C                                               ES
 ---pagebreak--- (91)    A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben
        conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse
        de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del
        Consejo 1.
(92)    Debe utilizarse el procedimiento consultivo para la adopción de los actos de ejecución que
        establezcan la forma y presentación de los datos consignados en los resúmenes de
        seguridad y funcionamiento de los fabricantes, así como el modelo para los certificados de
        libre venta, pues dichos actos de ejecución son de carácter procedimental y no tienen un
        impacto directo en la salud y la seguridad a escala de la Unión.
(93)    La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en casos
        debidamente justificados relacionados con la extensión a todo el territorio de la Unión de
        una excepción nacional a los procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables,
        así lo exijan razones imperiosas de urgencia.
(94)    Deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión para que pueda designar a las
        entidades emisoras y los laboratorios de referencia de la UE.
1
      Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero
      de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las
      modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias
      de ejecución de la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                33
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- (95)    Con el fin de que los agentes económicos, en especial las pymes, los organismos
        notificados, los Estados miembros y la Comisión puedan adaptarse a los cambios que
        introduce el presente Reglamento y garantizar su correcta aplicación, conviene prever un
        período transitorio suficiente que permita dicha adaptación, así como la adopción de las
        disposiciones organizativas necesarias. No obstante, determinadas partes del Reglamento
        que afectan directamente a los Estados miembros y a la Comisión deben aplicarse lo antes
        posible. Es también especialmente importante que para la fecha de aplicación del presente
        Reglamento se haya designado un número suficiente de organismos notificados de
        conformidad con los nuevos requisitos, de modo que se evite una escasez de productos en
        el mercado. No obstante, es necesario que cualquier designación de un organismo
        notificado de conformidad con los requisitos del presente Reglamento antes de su fecha de
        aplicación se entienda sin perjuicio de la validez de la designación de dichos organismos
        notificados con arreglo a la Directiva 98/79/CE, ni de la capacidad de seguir expidiendo
        certificados válidos en virtud de dicha Directiva hasta la fecha de aplicación del presente
        Reglamento.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 34
                                              DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- (96)    Para garantizar una transición fluida hacia las nuevas normas en materia de registro de
        productos y certificados, la obligación de introducir la información pertinente en los
        sistemas electrónicos establecidos a escala de la Unión en virtud del presente Reglamento
        solo debe hacerse plenamente efectiva, en caso de que los sistemas informáticos
        correspondientes se implanten de acuerdo con lo previsto, dieciocho meses después de la
        fecha de aplicación del mismo. Durante este período transitorio, deben seguir en vigor
        determinadas disposiciones de la Directiva 98/79/CE. No obstante, para evitar una
        multiplicidad de registros, procede considerar que los agentes económicos y los
        organismos notificados que se registran en los sistemas electrónicos establecidos a escala
        de la Unión en virtud del presente Reglamento cumplen los requisitos de registro
        adoptados por los Estados miembros en virtud de esas disposiciones.
(97)    Con el fin de facilitar la introducción del sistema de identificación única del producto, el
        momento de aplicar la obligación de indicar el soporte de la identificación única en la
        etiqueta del producto debe oscilar entre uno y cinco años a partir de la fecha de aplicación
        del presente Reglamento, dependiendo de la clase de producto.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 35
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- (98)    Procede derogar la Directiva 98/79/CE a fin de garantizar que solo se aplica un conjunto de
        normas a la introducción en el mercado de los productos sanitarios para diagnóstico in
        vitro y a los aspectos relacionados regulados por el presente Reglamento. No obstante,
        procede seguir aplicando las obligaciones de los fabricantes relativas a la puesta a
        disposición de la documentación relativa a los productos que han puesto en el mercado y
        las obligaciones de los fabricantes y los Estados miembros relativas a las actividades de
        vigilancia respecto a los productos puestos en el mercado en virtud de dicha Directiva.
        Dado que conviene dejar a los Estados miembros decidir la manera de organizar las
        actividades de vigilancia, es deseable que tengan la posibilidad de informar acerca de los
        incidentes relativos a los productos puestos en el mercado en virtud de dicha Directiva
        utilizando las mismas herramientas que aquellas para la notificación relativa a los
        productos puestos en el mercado en virtud del presente Reglamento. La
        Decisión 2010/227/UE, adoptada en aplicación de dicha Directiva, y las Directivas
        90/385/CEE 1 y 93/42/CEE 2 del Consejo deben también derogarse a partir de la fecha en
        que la base Eudamed sea plenamente operativa.
(99)    A partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento, los requisitos que este
        establece deben ser aplicables a todos los productos a efectos de su introducción en el
        mercado o su puesta en servicio. No obstante, a fin de facilitar una transición fluida, debe
        ser posible, durante un período de tiempo limitado a partir de esa fecha, que los productos
        a los que dichos requisitos son aplicables y para los que se ha expedido un certificado
        conforme a la Directiva 98/79/CE sean introducidos en el mercado o puestos en servicio.
1
      Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las
      legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos sanitarios implantables activos
      (DO L 189 de 20.7.1990, p. 17).
2
      Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios
      (DO L 169 de 12.7.1993, p. 1).
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 36
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- (100)   El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha emitido un dictamen 1 con arreglo al
        artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001.
(101)   Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, garantizar el buen
        funcionamiento del mercado interior por lo que se refiere a los productos sanitarios para
        diagnóstico in vitro y promover normas elevadas de calidad y seguridad de dichos
        productos sanitarios, garantizando así un elevado nivel de seguridad y protección de la
        salud de los pacientes, los usuarios y otras personas, no pueden ser alcanzados de manera
        suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y a sus efectos,
        pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el
        principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.
        De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el
        presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
1
      DO C 358 de 7.12.2013, p. 10.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               37
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---                                            Capítulo I
                              Disposiciones introductorias
                                            SECCIÓN 1
                          ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
                                              Artículo 1
                                   Objeto y ámbito de aplicación
1.      El presente Reglamento establece normas relativas a la introducción en el mercado, la
        comercialización y la puesta en servicio de productos sanitarios para diagnóstico in vitro
        de uso humano y accesorios de dichos productos en la Unión. El presente Reglamento
        también se aplica a los estudios del funcionamiento de los productos sanitarios para
        diagnóstico in vitro y accesorios de dichos productos que se lleven a cabo en la Unión.
2.      A los efectos del presente Reglamento, los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y
        los accesorios de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro se denominarán en lo
        sucesivo «productos».
3.      El presente Reglamento no será aplicable a:
        a)    los artículos de uso general en laboratorio o los utilizados únicamente para fines de
              investigación, salvo cuando, por sus características, el fabricante los destine
              específicamente a su utilización para un examen diagnóstico in vitro;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                38
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         b)     los productos invasivos de toma de muestras o los productos que se aplican
               directamente al cuerpo humano con el fin de obtener una muestra;
        c)     el material de referencia certificado internacionalmente;
        d)     el material utilizado para los programas de evaluación externa de la calidad.
4.      Todo producto que, cuando se introduzca en el mercado o se ponga en servicio, incorpore
        como parte integrante un producto sanitario tal como se define en el artículo 2, punto 1, del
        Reglamento (UE) 2017/… +, se le aplicará dicho Reglamento. Los requisitos del presente
        Reglamento serán aplicables a la parte del producto que constituye un producto sanitario
        para diagnóstico in vitro.
5.      El presente Reglamento constituye legislación específica de la Unión a los efectos del
        artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2014/30/UE.
6.      Los productos que sean también máquinas en el sentido del artículo 2, párrafo segundo,
        letra a), de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 1, deberán
        cumplir asimismo, cuando exista un peligro a los efectos de dicha Directiva, los requisitos
        esenciales de seguridad y de salud previstos en el anexo I de la misma, en la medida en que
        tales requisitos sean más específicos que los requisitos generales de seguridad y
        funcionamiento previstos en el capítulo II del anexo I del presente Reglamento.
+
      DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
1
      Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006,
      relativa a las máquinas (DO L 157 de 9.6.2006, p. 24).
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 39
                                                 DGB 2C                                         ES
 ---pagebreak--- 7.       El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de la Directiva 2013/59/Euratom.
8.       El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros
         para restringir el uso de cualquier tipo concreto de producto en relación con aspectos no
         regulados por el presente Reglamento.
9.       El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio del Derecho nacional relativo a la
         organización, prestación o financiación de servicios sanitarios y atención médica, como el
         requisito de que determinados productos puedan suministrarse solo bajo prescripción
         médica, el requisito de que solo determinados profesionales de la salud o centros sanitarios
         puedan dispensar o utilizar determinados productos o de que su uso tenga que ir
         acompañado de asesoramiento profesional específico.
10.      Ningún elemento del presente Reglamento restringirá la libertad de prensa ni la libertad de
         expresión en los medios de comunicación en la medida en que dichas libertades están
         garantizadas en la Unión y en los Estados miembros, en particular en virtud del artículo 11
         de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
                                                Artículo 2
                                              Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1)       «producto sanitario»: un «producto sanitario» según se define en el artículo 2, punto 1, del
         Reglamento (UE) 2017/… +;
+
        DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                40
                                                 DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- 2)      «producto sanitario para diagnóstico in vitro»: cualquier producto sanitario que consista en
        un reactivo, producto reactivo, calibrador, material de control, kit, instrumento, aparato,
        pieza de equipo, programa informático o sistema, utilizado solo o en combinación,
        destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes
        del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre y tejidos, única o principalmente
        con el fin de proporcionar información sobre uno o varios de los elementos siguientes:
        a)    relativa a un proceso o estado fisiológico o patológico;
        b)    relativa a deficiencias físicas o mentales congénitas;
        c)    relativa a la predisposición a una dolencia o enfermedad;
        d)    para determinar la seguridad y compatibilidad con posibles receptores;
        e)    para predecir la respuesta o reacción al tratamiento;
        f)    para establecer o supervisar las medidas terapéuticas.
        Los recipientes para muestras se considerarán también productos sanitarios para
        diagnóstico in vitro;
3)      «recipientes para muestras»: los productos, tanto si en ellos se ha hecho el vacío como si
        no, destinados específicamente por el fabricante a la contención directa y a la conservación
        de muestras procedentes del cuerpo humano para un examen diagnóstico in vitro;
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa               41
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 4)      «accesorio de un producto sanitario para diagnóstico in vitro»: un artículo que, sin ser en sí
        mismo un producto sanitario para diagnóstico in vitro, está destinado por su fabricante a
        ser usado de forma conjunta con uno o varios de dichos productos, para permitir
        específicamente que el producto o productos sanitarios para diagnóstico in vitro puedan
        utilizarse con arreglo a su finalidad prevista o para contribuir específica y directamente a la
        funcionalidad médica del producto o productos sanitarios para diagnóstico in vitro a
        efectos de su finalidad prevista;
5)      «producto para autodiagnóstico»: todo producto destinado por el fabricante a ser utilizado
        por profanos, con inclusión de los productos utilizados para los servicios de
        autodiagnóstico que se ofrecen a profanos a través de servicios de la sociedad de la
        información;
6)      « prueba diagnóstica en el lugar de asistencia al paciente»: todo producto no destinado al
        autodiagnóstico, sino a la realización de las pruebas fuera del laboratorio, generalmente
        cerca del paciente o a la cabecera del paciente, por un profesional sanitario;
7)      «prueba diagnóstica para selección terapéutica»: un producto que resulte indispensable
        para la utilización segura y eficaz de un medicamento determinado con el fin de:
        a)     determinar, antes o durante el tratamiento, qué pacientes tienen más posibilidades de
               beneficiarse del medicamento correspondiente; o
        b)     determinar, antes o durante el tratamiento, qué pacientes pueden tener un riesgo
               mayor de presentar reacciones adversas graves como resultado del tratamiento con el
               medicamento correspondiente;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 42
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 8)      «grupo genérico de productos»: un conjunto de productos con idénticas o similares
        finalidades previstas o tecnología común, que permitan clasificarlos de forma genérica sin
        mencionar sus características específicas;
9)      «producto de un solo uso»: el destinado a usarse durante un procedimiento único;
10)     «producto falsificado»: todo producto con una presentación falsa de su identidad o de su
        origen o de sus certificados de marcado CE o de los documentos relativos a los
        procedimientos de marcado CE. La presente definición no comprende el incumplimiento
        involuntario y se entiende sin perjuicio de las vulneraciones de los derechos de propiedad
        intelectual e industrial;
11)     «kit»: un conjunto de elementos embalados juntos y destinados a ser utilizados para
        realizar un examen diagnóstico in vitro específico o una parte de este;
12)     «finalidad prevista»: el uso al que se destina un producto según los datos facilitados por el
        fabricante en el etiquetado, en las instrucciones de uso o en el material o declaraciones de
        promoción o venta, o según lo indicado por el fabricante en la evaluación del
        funcionamiento;
13)     «etiqueta»: la información escrita, impresa o gráfica que figura en el propio producto, en el
        embalaje de cada unidad o en el embalaje de varios productos;
14)     «instrucciones de uso»: la información facilitada por el fabricante para informar al usuario
        sobre la finalidad prevista de un producto, su uso correcto y las precauciones que deban
        tomarse;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 43
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 15)     «identificador único del producto» o «UDI (por sus siglas en inglés de Unique Device
        Identifier»: una serie de caracteres numéricos o alfanuméricos que se crea atendiendo a
        normas de identificación de productos y codificación internacionalmente aceptadas y hace
        posible la identificación inequívoca de productos específicos en el mercado;
16)     «riesgo»: la combinación de la probabilidad de que se produzca un daño y la gravedad de
        dicho daño;
17)     «determinación de la relación beneficio-riesgo»: el análisis de todas las evaluaciones del
        beneficio y del riesgo que puedan ser pertinentes a efectos del uso del producto para la
        finalidad prevista, cuando se utilice de acuerdo con la finalidad prevista por el fabricante;
18)     «compatibilidad»: la capacidad de un producto, incluidos los programas informáticos,
        cuando se utiliza junto con uno o varios productos de acuerdo con su finalidad prevista,
        para:
        a)     funcionar sin perder ni comprometer su facultad de funcionar del modo previsto, y/o
        b)     integrar y/o funcionar sin necesidad de cambio o de adaptación de ninguna de las
               partes de los productos combinados, y/o
        c)     ser utilizado junto con otro sin conflicto o interferencia ni reacción adversa;
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa               44
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 19)     «interoperabilidad»: la facultad de dos o varios productos, incluidos los programas
        informáticos, del mismo fabricante o de diferentes fabricantes, para:
        a)     intercambiar información y utilizar la información intercambiada para la ejecución
               correcta de una función concreta sin cambiar el contenido de los datos, y/o
        b)     la comunicación de los productos entre sí, y/o
        c)     el funcionamiento conjunto del modo previsto;
20)     «comercialización»: todo suministro remunerado o gratuito, en el transcurso de una
        actividad comercial, de un producto, que no esté destinado a un estudio del
        funcionamiento, para su distribución, consumo o uso en el mercado de la Unión;
21)     «introducción en el mercado»: la primera comercialización en la Unión de un producto que
        no esté destinado a un estudio del funcionamiento;
22)     «puesta en servicio»: la fase en la que un producto que no esté destinado a un estudio del
        funcionamiento se ha puesto a disposición del usuario final como producto listo para ser
        utilizado en el mercado de la Unión por primera vez con arreglo a su finalidad prevista;
23)     «fabricante»: una persona física o jurídica que fabrica, renueva totalmente o manda
        diseñar, fabricar o renovar totalmente un producto, y lo comercializa con su nombre o
        marca comercial;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 45
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 24)     «renovación total»: a los efectos de la definición de «fabricante», la restauración completa
        de un producto ya introducido en el mercado o puesto en servicio, o la construcción de un
        producto nuevo a partir de productos usados, a fin de ponerlo en conformidad con el
        presente Reglamento, en combinación con la asignación de una nueva vida útil al producto
        renovado;
25)     «representante autorizado»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que ha
        recibido y aceptado un mandato escrito de un fabricante, situado fuera de la Unión, para
        actuar en nombre del fabricante en relación con tareas específicas por lo que respecta a las
        obligaciones de este en virtud del presente Reglamento;
26)     «importador»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que introduce un
        producto procedente de un tercer país en el mercado de la Unión;
27)     «distribuidor»: toda persona física o jurídica de la cadena de suministro, distinta del
        fabricante o el importador, que comercializa un producto, hasta el momento de ponerlo en
        servicio;
28)     «agente económico»: un fabricante, un representante autorizado, un importador o un
        distribuidor;
29)     «centro sanitario»: una organización cuya finalidad primaria es la asistencia o el
        tratamiento de los pacientes o la promoción de la salud pública;
30)     «usuario»: todo profesional de la salud o profano que utiliza un producto;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 46
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 31)     «profano»: una persona que no posee educación formal en un determinado ámbito de la
        asistencia sanitaria o una disciplina médica;
32)     «evaluación de la conformidad»: el procedimiento por el que se demuestra si un producto
        satisface los requisitos del presente Reglamento;
33)     «organismo de evaluación de la conformidad»: un organismo independiente que
        desempeña actividades de evaluación de la conformidad como calibración, ensayo,
        certificación e inspección;
34)     «organismo notificado»: un organismo de evaluación de la conformidad designado con
        arreglo al presente Reglamento;
35)     «marcado CE de conformidad» o «marcado CE»: un marcado por el que un fabricante
        indica que un producto es conforme con los requisitos aplicables establecidos en el
        presente Reglamento y otra legislación de armonización de la Unión aplicable que prevea
        su colocación;
36)     «pruebas clínicas»: los datos clínicos y resultados de evaluaciones del funcionamiento
        correspondientes a un producto que permiten cuantitativa y cualitativamente efectuar una
        evaluación cualificada sobre si el producto es seguro y logra los beneficios clínicos
        previstos cuando se utiliza conforme a la finalidad prevista por el fabricante;
37)     «beneficio clínico»: el efecto positivo de un producto respecto de su función, como el
        cribado, la monitorización, el diagnóstico o la ayuda al diagnóstico de los pacientes, o un
        efecto positivo en la atención al paciente o en la salud pública;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                47
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 38)     «validez científica de un analito»: la asociación de un analito con un estado clínico o
        fisiológico;
39)     «funcionamiento de un producto»: la capacidad de un producto para alcanzar la finalidad
        prevista indicada por el fabricante. Comprende el funcionamiento analítico y, en su caso, el
        funcionamiento clínico que contribuyen a la finalidad prevista del producto;
40)     «funcionamiento analítico»: la capacidad de un producto para detectar o medir
        correctamente un analito concreto;
41)     «funcionamiento clínico»: la capacidad de un producto para producir resultados
        correlacionados con un estado clínico o con un proceso o estado fisiológico o patológico
        concretos en función de la población de referencia y el usuario previsto;
42)     «estudio del funcionamiento»: el que se emprende para establecer o confirmar el
        funcionamiento analítico o clínico de un producto;
43)     «plan del estudio del funcionamiento»: un documento que expone la justificación, los
        objetivos, el diseño, la metodología, la supervisión, las consideraciones estadísticas, la
        organización y el desarrollo de un estudio del funcionamiento;
44)     «evaluación del funcionamiento»: una evaluación y análisis de los datos para establecer o
        confirmar la validez científica, el funcionamiento analítico y, en su caso, el funcionamiento
        clínico de un producto;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 48
                                               DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 45)     «producto para un estudio del funcionamiento»: todo producto destinado por el fabricante a
        ser utilizado en un estudio del funcionamiento.
        No se considerará un producto para un estudio del funcionamiento aquel que se destine a la
        investigación, sin un objetivo médico.
46)     «estudio intervencionista del funcionamiento clínico»: aquel cuyos resultados pueden
        influir en las decisiones de atención al paciente o utilizarse para informar decisiones
        terapéuticas;
47)     «sujeto de ensayo»: una persona que participa en un estudio del funcionamiento y cuyas
        muestras se someten a un examen in vitro mediante un producto para estudio del
        funcionamiento o un producto utilizado con fines de control;
48)     «investigador»: una persona encargada de la realización de un estudio del funcionamiento
        en un centro de estudios del funcionamiento;
49)     «especificidad diagnóstica»: la capacidad de un producto para reconocer la ausencia de un
        marcador específico asociado a una determinada enfermedad o dolencia;
50)     «sensibilidad diagnóstica»: la capacidad de un producto para detectar la presencia de un
        marcador específico asociado a una determinada enfermedad o dolencia;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa             49
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 51)     «valor predictivo»: la probabilidad de que una persona que da positivo en una prueba con
        un producto tenga realmente la dolencia que se está estudiando, o de que una persona que
        da negativo en tal prueba no la tenga;
52)     «valor predictivo positivo»: la capacidad de un producto de discernir entre resultados
        positivos verdaderos y resultados positivos falsos para un atributo determinado en una
        población determinada;
53)     «valor predictivo negativo»: la capacidad de un producto de discernir entre resultados
        negativos verdaderos y resultados negativos falsos para un atributo determinado en una
        población determinada;
54)     «cociente de verosimilitud»: la probabilidad de que se produzca un determinado resultado
        en una persona que presenta un estado clínico o fisiológico determinado frente a la
        probabilidad de que se produzca ese mismo resultado en una persona que no presenta dicho
        estado;
55)     «calibrador»: el material de medición de referencia utilizado en la calibración de un
        producto;
56)     «material de control»: toda sustancia, material o artículo destinados por su fabricante a
        verificar las características del funcionamiento de un producto;
57)     «promotor»: un particular, empresa, institución u organización responsable del inicio, de la
        gestión y de la organización de la financiación del estudio del funcionamiento;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 50
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 58)     «consentimiento informado»: la expresión libre y voluntaria por parte de un sujeto de
        ensayo de su voluntad de participar en un determinado estudio del funcionamiento, tras
        haber sido informado de todos los aspectos del mismo que sean pertinentes para su
        decisión de participar, o, en el caso de sujetos de ensayo menores o incapaces, una
        autorización o acuerdo de sus representantes legalmente designados para que sean
        incluidos en el estudio del funcionamiento;
59)     «comité ético»: un organismo independiente establecido en un Estado miembro de
        conformidad con el Derecho de dicho Estado miembro y facultado para formular
        dictámenes a los efectos del presente Reglamento, teniendo en cuenta los puntos de vista
        de los profanos, en particular los pacientes o las organizaciones de pacientes;
60)     «acontecimiento adverso»: todo incidente médico perjudicial, decisión inadecuada en
        materia de atención al paciente, enfermedad o lesión no prevista o signo clínico
        desfavorable, incluido un resultado analítico anómalo, que se produce en sujetos de
        ensayo, usuarios u otras personas en el contexto de un estudio del funcionamiento, tenga o
        no relación con el producto objeto del estudio del funcionamiento;
61)     «acontecimiento adverso grave»: todo acontecimiento adverso que haya tenido alguna de
        las siguientes consecuencias:
        a)     una decisión de atención al paciente que da lugar al fallecimiento de la persona
               objeto de la prueba, a una situación de peligro inminente para la vida de esa persona
               o al fallecimiento de su descendencia,
        b)     fallecimiento,
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                51
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         c)     deterioro grave de la salud de la persona objeto de la prueba o del receptor de
               donaciones o materiales objeto de la prueba, que cause:
               i)    enfermedad o lesión potencialmente mortales,
               ii)   deterioro permanente de una estructura o una función anatómica,
               iii)  hospitalización o prolongación de la hospitalización del paciente,
               iv)   intervención médica o quirúrgica para evitar una enfermedad o lesión
                     potencialmente mortales o el deterioro permanente de una función anatómica o
                     de una estructura anatómica,
               v)    enfermedad crónica,
        d)     sufrimiento fetal, muerte fetal o una deficiencia física o psíquica o malformación
               congénitas;
62)     «deficiencia de un producto»: toda inadecuación de la identidad, la calidad, la durabilidad,
        la fiabilidad, la seguridad o el funcionamiento de un producto destinado al estudio del
        funcionamiento, con inclusión de su funcionamiento defectuoso, errores de utilización o la
        inadecuación de la información facilitada por el fabricante;
63)     «seguimiento poscomercialización»: todas las actividades realizadas por fabricantes en
        cooperación con otros agentes económicos para instaurar y actualizar un procedimiento
        sistemático destinado a recopilar y examinar de forma proactiva la experiencia obtenida
        con productos que introducen en el mercado, comercializan o ponen en servicio, con objeto
        de detectar la posible necesidad de aplicar inmediatamente cualquier tipo de medida
        correctiva o preventiva;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               52
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 64)     «control del mercado»: las actividades llevadas a cabo y medidas tomadas por las
        autoridades públicas para controlar y garantizar que los productos cumplan los requisitos
        establecidos por la legislación de armonización de la Unión pertinente y no pongan en
        peligro la salud, la seguridad ni otros aspectos de la protección del interés público;
65)     «recuperación»: toda medida destinada a obtener la devolución de un producto ya puesto a
        disposición del usuario final;
66)     «retirada»: toda medida destinada a impedir que se siga comercializando un producto que
        se encuentra en la cadena de suministro;
67)     «incidente»: todo funcionamiento defectuoso o deterioro de las características o el
        funcionamiento de un producto comercializado, incluidos los errores de uso debidos a
        características ergonómicas, así como cualquier inadecuación de la información facilitada
        por el fabricante y cualquier daño como consecuencia de la decisión médica o la acción
        emprendida u omitida sobre la base de la información o los resultados proporcionados por
        el producto;
68)     «incidente grave»: todo incidente que, directa o indirectamente, haya podido tener o haya
        tenido alguna de las siguientes consecuencias:
        a)    el fallecimiento de un paciente, usuario u otra persona,
        b)    el deterioro grave, temporal o permanente, de la salud de un paciente, usuario u otra
              persona,
        c)    una grave amenaza para la salud pública;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               53
                                                DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- 69)     «amenaza grave para la salud pública»: un acontecimiento que podría tener como resultado
        un riesgo inminente de muerte, deterioro grave de la salud de una persona o enfermedad
        grave que pueda requerir una actuación correctiva rápida y que pueda causar morbilidad o
        mortalidad significativa en los seres humanos, o que sea poco frecuente o imprevisto en
        relación con el lugar y el momento de que se trate;
70)     «acción correctiva»: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial o real
        u otra situación indeseable;
71)     «acción correctiva de seguridad»: acción correctiva efectuada por un fabricante por
        motivos técnicos o médicos para evitar o reducir el riesgo de incidente grave en relación
        con un producto comercializado;
72)     «nota de seguridad»: una comunicación enviada por un fabricante a los usuarios o clientes
        en relación con una acción correctiva de seguridad;
73)     «norma armonizada»: una norma europea tal como se define en el artículo 2, punto 1,
        letra c), del Reglamento (UE) n.º 1025/2012;
74)     «especificaciones comunes»: un conjunto de requisitos técnicos o clínicos, distintos de una
        norma, que proporciona un medio para cumplir las obligaciones jurídicas aplicables a un
        producto, proceso o sistema.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                 54
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---                                             SECCIÓN 2
         SITUACIÓN REGLAMENTARIA DE LOS PRODUCTOS Y ASESORAMIENTO
                                             Artículo 3
                             Situación reglamentaria de los productos
1.      En respuesta a una solicitud debidamente justificada de un Estado miembro, y previa
        consulta al Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios establecido en virtud del
        artículo 103 del Reglamento (UE) 2017… + (en lo sucesivo, «MDCG», por sus siglas en
        ingles de Medical Device Coordination Group), la Comisión, mediante actos de ejecución,
        determinará si son aplicables a un producto o a una categoría o grupo de productos
        específicos las definiciones de «producto sanitario para diagnóstico in vitro» o «accesorio
        de un producto sanitario para diagnóstico in vitro». Dichos actos de ejecución se adoptarán
        con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107, apartado 3, del
        presente Reglamento.
2.      Por iniciativa propia, y previa consulta al MDCG, la Comisión, mediante actos de
        ejecución, también podrá pronunciarse sobre las cuestiones mencionadas en el apartado 1
        del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento
        de examen a que se refiere el artículo 107, apartado 3.
+
      DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                55
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 3.      La Comisión velará por que los Estados miembros compartan conocimientos
        especializados en el ámbito de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, los
        productos sanitarios, los medicamentos, las células y los tejidos humanos, los cosméticos,
        los biocidas, los alimentos y, en caso necesario, otros productos, a fin de determinar la
        situación reglamentaria adecuada de un producto o una categoría o grupo de productos.
4.      Al deliberar sobre la posible condición normativa de los productos en los que intervienen
        medicamentos, células y tejidos humanos, biocidas o productos alimenticios, la Comisión
        garantizará un nivel adecuado de consulta de la Agencia Europea de Medicamentos
        (EMA), la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y la Autoridad
        Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), según proceda.
                                              Artículo 4
                 Información genética, asesoramiento y consentimiento informado
1.      Los Estados miembros velarán por que, cuando una prueba genética se utilice en personas,
        en el contexto de la asistencia sanitaria tal como se define en el artículo 3, letra a), de la
        Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 1 y con finalidades médicas
        de diagnóstico, mejora del tratamiento, pruebas predictivas o prenatales, la persona que sea
        objeto de la prueba o, en su caso, su representante legalmente designado, disponga de la
        información pertinente relativa a la naturaleza, la importancia y las consecuencias de la
        prueba genética, según corresponda.
1
      Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011,
      relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria
      transfronteriza (DO L 88 de 4.4.2011, p. 45).
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                    56
                                               DGB 2C                                                ES
 ---pagebreak--- 2.      En el contexto de las obligaciones a que se refiere el apartado 1, los Estados miembros
        garantizarán, en particular, un acceso adecuado al asesoramiento en el caso de la
        utilización de pruebas genéticas que aporten información sobre la predisposición genética a
        dolencias o enfermedades que se considere de manera general que no pueden tratarse con
        arreglo a los conocimientos actuales en ciencia y tecnología.
3.      No se aplicará el apartado 2 cuando el diagnóstico de una dolencia o enfermedad que ya se
        sepa que padece la persona objeto de la prueba quede confirmado por una prueba genética
        o cuando se utilice una prueba diagnóstica para selección terapéutica.
4.      Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá a los Estados miembros adoptar o
        mantener medidas nacionales más protectoras de pacientes, más específicas o que se
        refieran al consentimiento informado.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              57
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                            Capítulo II
           Comercialización y puesta en servicio de los productos,
obligaciones de los agentes económicos, marcado CE, libre circulación
                                              Artículo 5
                          Introducción en el mercado y puesta en servicio
1.      Un producto únicamente podrá ser introducido en el mercado o puesto en servicio si
        cumple lo dispuesto en el presente Reglamento siempre que se suministre debidamente y
        se instale, mantenga y utilice correctamente conforme a su finalidad prevista.
2.      Los productos cumplirán los requisitos generales de seguridad y funcionamiento que
        figuran en el anexo I que les sean aplicables, habida cuenta de su finalidad prevista.
3.      La demostración de la conformidad con los requisitos generales de seguridad y
        funcionamiento deberá incluir una evaluación del funcionamiento con arreglo al
        artículo 56.
4.      Los productos fabricados y utilizados en centros sanitarios, con excepción de los productos
        para estudios del funcionamiento, se considerarán puestos en servicio.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa               58
                                               DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- 5.      Con la excepción de los correspondientes requisitos generales de seguridad y
        funcionamiento establecidos en el anexo I, los requisitos del presente Reglamento no se
        aplicarán a los productos fabricados y utilizados exclusivamente en centros sanitarios
        establecidos en la Unión, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
        a)    que los productos no se cedan a otras personas jurídicas,
        b)    que la fabricación y uso de los productos tengan lugar en el marco de sistemas de
              gestión de calidad apropiados,
        c)    que el laboratorio del centro sanitario sea conforme a la norma ISO 15189 o, en su
              caso, a las disposiciones nacionales aplicables, incluidas las relativas a la
              acreditación.
        d)    que el centro sanitario justifique en su documentación que no pueden satisfacerse las
              necesidades específicas del grupo de pacientes al que se destinan los productos, o no
              pueden satisfacerse con el nivel de funcionamiento adecuado, mediante otro producto
              equivalente comercializado,
        e)    que el centro sanitario facilite a su autoridad competente, previa solicitud,
              información sobre el uso de dichos productos, en la que se incluirá una justificación
              de su fabricación, modificación y uso,
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               59
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         f)   que el centro sanitario formule una declaración, que hará pública, en la que consten:
             i)     el nombre y la dirección del centro sanitario fabricante;
             ii)    los datos necesarios para identificar los productos;
             iii)   una declaración de que los productos cumplen los requisitos generales de
                    seguridad y funcionamiento establecidos en el anexo I del presente Reglamento
                    y, en su caso, información sobre los requisitos que no se satisfacen plenamente,
                    junto con una justificación motivada al respecto;
        g)   en cuanto a los productos de la clase D de conformidad con las reglas establecidas en
             el anexo VIII, que el centro sanitario elabore una documentación que permita
             comprender la instalación de fabricación, el proceso de fabricación, el diseño y los
             datos de funcionamiento de los productos, incluida la finalidad prevista, de manera
             suficientemente detallada para que la autoridad competente pueda determinar si se
             satisfacen los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el
             anexo I del presente Reglamento. Los Estados miembros podrán aplicar la presente
             disposición también a los productos de las clases A, B o C de conformidad con las
             reglas establecidas en el anexo VIII;
        h)   que el centro sanitario adopte todas las medidas necesarias para garantizar que todos
             los productos se fabrican de conformidad con la documentación indicada en la
             letra g), y
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                60
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         i)     que el centro sanitario examine la experiencia adquirida con el uso clínico de los
               productos y emprenda todas las acciones correctivas necesarias.
        Los Estados miembros podrán exigir que dichos centros sanitarios presenten a la autoridad
        competente toda la información adicional pertinente sobre los productos que hayan sido
        fabricados y utilizados en su territorio. Los Estados miembros conservarán la facultad de
        restringir la fabricación y el uso de cualquier tipo específico de productos de este tipo y se
        les permitirá el acceso a las actividades de los centros sanitarios a fines de inspección.
        El presente apartado no se aplicará a los productos fabricados a escala industrial.
6.      Para garantizar la aplicación uniforme del anexo I, la Comisión podrá adoptar actos de
        ejecución en la medida en que sea necesario para resolver cuestiones de divergencias en la
        interpretación y de aplicación práctica. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo
        al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107, apartado 3.
                                               Artículo 6
                                          Ventas a distancia
1.      Un producto ofrecido a través de servicios de la sociedad de la información, tal como se
        definen en el artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535, a una persona
        física o jurídica establecida en la Unión deberá cumplir lo dispuesto en el presente
        Reglamento.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                61
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 2.      Sin perjuicio del Derecho nacional relativo al ejercicio de la profesión médica, un producto
        no introducido en el mercado pero utilizado en el contexto de una actividad comercial, bien
        sea de forma remunerada o gratuita, para prestar un servicio diagnóstico o terapéutico a
        través de servicios de la sociedad de la información, tal como se definen en el artículo 1,
        apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535, o de otros medios, directamente o a
        través de intermediarios, a una persona física o jurídica establecida en la Unión deberá
        cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento.
3.      A petición de una autoridad competente, toda persona física o jurídica que ofrezca un
        producto de conformidad con el apartado 1, o que preste un servicio de conformidad con el
        apartado 2, facilitará una copia de la declaración UE de conformidad del producto.
4.      Por motivos de protección de la salud pública, un Estado miembro podrá exigir al
        prestador de un servicio de la sociedad de la información tal como se define en el
        artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535, que cese en su actividad.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 62
                                                 DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---                                                Artículo 7
                                             Declaraciones
En el etiquetado, instrucciones de utilización, comercialización, puesta en servicio y publicidad de
los productos, estará prohibido el uso de textos, denominaciones, marcas comerciales, fotografías e
imágenes u otros signos que puedan inducir a error al usuario o al paciente en cuanto a la finalidad
prevista, la seguridad y el funcionamiento del producto por alguno de los siguientes medios:
a)       atribuir al producto funciones y propiedades que no posee;
b)       crear una falsa impresión sobre tratamiento o diagnóstico, funciones o propiedades que el
         producto no posee;
c)       no informar al usuario o al paciente sobre los posibles riesgos que conlleva la utilización
         del producto conforme a su finalidad prevista;
d)       dar a entender usos del producto diferentes de los indicados como parte de la finalidad
         prevista para la que se realizó la evaluación de la conformidad.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                  63
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                              Artículo 8
                                    Uso de normas armonizadas
1.      Se considerará que los productos conformes a las correspondientes normas armonizadas, o
        a partes pertinentes de dichas normas, cuyas referencias se hayan publicado en el Diario
        Oficial de la Unión Europea, cumplen los requisitos del presente Reglamento que dichas
        normas o partes de ellas contemplan.
        El párrafo primero se aplicará también a los requisitos de sistemas o procesos que deben
        cumplir, de conformidad con el presente Reglamento, los agentes económicos o los
        promotores, incluidos los relativos a los sistemas de gestión de la calidad, la gestión de
        riesgos, los sistemas de seguimiento poscomercialización, los estudios del funcionamiento,
        las pruebas clínicas o el seguimiento del funcionamiento poscomercialización.
        Las referencias en el presente Reglamento a normas armonizadas deberán entenderse en el
        sentido de las normas armonizadas cuyas referencias se hayan publicado en el Diario
        Oficial de la Unión Europea.
2.      Las referencias en el presente Reglamento a normas armonizadas también incluirán las
        monografías de la Farmacopea Europea adoptadas con arreglo al Convenio sobre la
        Elaboración de una Farmacopea Europea, siempre que las referencias de dichas
        monografías se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                  64
                                               DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---                                                Artículo 9
                                      Especificaciones comunes
1.      Cuando no existan normas armonizadas o cuando las correspondientes normas
        armonizadas no sean suficientes, o bien cuando sea necesario hacer frente a problemas de
        salud pública, y previa consulta al MDCG, la Comisión, mediante actos de ejecución,
        podrá adoptar especificaciones comunes relativas a los requisitos generales de seguridad y
        funcionamiento que figuran en el anexo I, a la documentación técnica indicada en los
        anexos II y III, a la evaluación del funcionamiento y el seguimiento del funcionamiento
        poscomercialización mencionados en el anexo XIII o a los requisitos generales relativos a
        los estudios del funcionamiento que figuran en el anexo XIII. Dichos actos de ejecución se
        adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107,
        apartado 3.
2.      Se considerará que los productos conformes con las especificaciones comunes a las que se
        refiere el apartado 1 cumplen los requisitos del presente Reglamento que contemplan
        dichas especificaciones comunes o las partes pertinentes de esas especificaciones.
3.      Los fabricantes deberán cumplir las especificaciones comunes a las que se refiere el
        apartado 1 salvo que puedan justificar debidamente que han adoptado soluciones que
        garantizan un nivel de seguridad y de funcionamiento al menos equivalente.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa               65
                                                DGB 2C                                         ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 10
                             Obligaciones generales de los fabricantes
1.      Cuando introduzcan sus productos en el mercado o los pongan en servicio, los fabricantes
        se asegurarán de que han sido diseñados y fabricados con arreglo a los requisitos del
        presente Reglamento.
2.      Los fabricantes establecerán, documentarán, aplicarán y mantendrán un sistema de gestión
        de riesgos como el descrito en la sección 3 del anexo I.
3.      Los fabricantes llevarán a cabo una evaluación del funcionamiento con arreglo a los
        requisitos establecidos en el artículo 56 y en el anexo XIII, incluido el seguimiento del
        funcionamiento poscomercialización.
4.      Los fabricantes elaborarán y actualizarán la documentación técnica para dichos productos.
        La documentación técnica permitirá que se evalúe la conformidad del producto con los
        requisitos del presente Reglamento. La documentación técnica contendrá los elementos
        que se especifican en los anexos II y III.
        La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 108 que,
        habida cuenta del progreso técnico, modifiquen los anexos II y III.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                66
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 5.      Cuando, tras el correspondiente procedimiento de evaluación de la conformidad, haya
        quedado demostrada la conformidad con los requisitos aplicables, los fabricantes de
        productos no destinados a estudios del funcionamiento redactarán una declaración UE de
        conformidad con el artículo 17, y colocarán el marcado CE con arreglo al artículo 18.
6.      Los fabricantes cumplirán las obligaciones relativas al sistema de identificación única del
        producto a que se refiere el artículo 24 y las obligaciones de registro a que se refieren los
        artículos 26 y 28.
7.      Los fabricantes tendrán a disposición de las autoridades competentes la documentación
        técnica, la declaración UE de conformidad y, en su caso, una copia del certificado
        correspondiente, incluidas sus modificaciones y suplementos, expedido con arreglo al
        artículo 51, durante un período de al menos diez años a partir de la introducción en el
        mercado del último producto cubierto por la declaración UE de conformidad.
        A petición de una autoridad competente, el fabricante presentará, según se indique en la
        petición, la documentación técnica en su totalidad o un resumen de esta.
        Con el fin de permitir a su representante autorizado desempeñar las tareas mencionadas en
        el artículo 11, apartado 3, los fabricantes que tengan el domicilio social fuera de la Unión
        velarán por que dicho representante disponga de la documentación necesaria
        permanentemente.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                   67
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 8.      Los fabricantes se asegurarán de que existen procedimientos para que la producción en
        serie mantenga la conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. Deberán
        tomarse debidamente en consideración, en tiempo oportuno, los cambios en el diseño o las
        características del producto y los cambios en las normas armonizadas o en las
        especificaciones comunes con arreglo a las cuales se declara la conformidad de un
        producto. Los fabricantes de productos no destinados a estudios del funcionamiento
        establecerán, documentarán, aplicarán, mantendrán, actualizarán y mejorarán
        continuamente un sistema de gestión de calidad que garantice el cumplimiento de lo
        dispuesto en el presente Reglamento de la manera más eficaz posible y de una forma que
        guarde proporción con la clase de riesgo y el tipo de producto.
        El sistema de gestión de calidad abarcará todas las partes y elementos de la organización
        del fabricante que se ocupen de la calidad de los procesos, procedimientos y productos.
        Regirá la estructura, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos de gestión
        requeridos para poner en práctica los principios y acciones necesarios para lograr el
        cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento.
        El sistema de gestión de calidad abordará, como mínimo, los siguientes aspectos:
        a)     una estrategia para el cumplimiento de la normativa, incluido el cumplimiento de los
               procedimientos de evaluación de conformidad y de los procedimientos de gestión de
               las modificaciones de los productos incluidos en el sistema;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               68
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         b)   la determinación de los requisitos generales de seguridad y funcionamiento
             aplicables y la exploración de las opciones para cumplirlos;
        c)   la responsabilidad de la dirección;
        d)   la gestión de recursos, como la selección y el control de proveedores y
             subcontratistas;
        e)   la gestión de riesgos como se recoge en la sección 3 del anexo I;
        f)   la evaluación del funcionamiento de conformidad con el artículo 56 y el anexo XIII,
             incluido el seguimiento del funcionamiento poscomercialización;
        g)   la realización de los productos, incluida la planificación, diseño, desarrollo,
             producción y prestación de servicios;
        h)   la verificación de las asignaciones de números de identificación única del producto
             efectuadas de conformidad con el artículo 24, apartado 3, a todos los productos
             pertinentes garantizando la coherencia y validez de la información facilitada con
             arreglo al artículo 26;
        i)   el establecimiento, aplicación y mantenimiento de un sistema de seguimiento
             poscomercialización con arreglo al artículo 78;
        j)   la tramitación de la comunicación con las autoridades competentes, los organismos
             notificados, los demás operadores económicos, los clientes y otros interesados;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa               69
                                              DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         k)     los procesos de notificación de incidentes graves y acciones correctivas de seguridad
               en el contexto de la vigilancia de los productos;
        l)     la gestión de las acciones correctivas y preventivas y la comprobación de su eficacia;
        m)     los procesos de seguimiento y medición de la producción, análisis de los datos y
               mejora del producto.
9.      Los fabricantes de productos aplicarán y mantendrán actualizado el sistema de seguimiento
        poscomercialización contemplado en el artículo 78.
10.     Los fabricantes velarán por que el producto vaya acompañado de la información indicada
        en la sección 20 del anexo I en una lengua oficial de la Unión determinada por el Estado
        miembro en el que el producto se ponga a disposición del usuario o paciente. Los datos de
        la etiqueta serán indelebles, fácilmente legibles y claramente comprensibles por el usuario
        o paciente previstos.
        En el caso de productos de autodiagnóstico o pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia
        al paciente, la información facilitada con arreglo a la sección 20 del anexo I será de fácil
        compresión y se presentará en la lengua o las lenguas oficiales de la Unión determinadas
        por el Estado miembro en que el producto se ponga a disposición del usuario o paciente.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 70
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 11.     Los fabricantes que consideren o tengan motivos para creer que un producto que han
        introducido en el mercado o puesto en servicio no es conforme con el presente Reglamento
        adoptarán inmediatamente las acciones correctivas necesarias para ponerlo en
        conformidad, retirarlo del mercado o recuperarlo, según proceda. Informarán de ello a los
        distribuidores del producto en cuestión y, en su caso, al representante autorizado y a los
        importadores.
        Cuando el producto presente un riesgo grave, los fabricantes informarán inmediatamente a
        las autoridades competentes de los Estados miembros en que se comercializó el producto y,
        en su caso, al organismo notificado que hubiera expedido el certificado del producto con
        arreglo a lo dispuesto en el artículo 51, en particular, sobre el incumplimiento y las
        acciones correctivas adoptadas.
12.     Los fabricantes contarán con un sistema para registrar e informar sobre incidentes y
        acciones correctivas de seguridad como se describe en los artículos 82 y 83.
13.     A petición de una autoridad competente, los fabricantes facilitarán toda la información y
        documentación necesarias para demostrar la conformidad del producto en una lengua
        oficial de la Unión determinada por el Estado miembro de que se trate. La autoridad
        competente del Estado miembro en el que el fabricante tenga su domicilio social podrá
        solicitar a este muestras gratuitas del producto o, cuando resulte impracticable, acceso al
        producto. Los fabricantes cooperarán con la autoridad competente, a petición de esta, en
        cualquier acción correctiva adoptada para eliminar o, si no fuera posible, mitigar los
        riesgos que planteen productos que hayan introducido en el mercado o puesto en servicio.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                71
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         En caso de que el fabricante no colabore o de que la información o documentación que
        facilite sea incompleta o incorrecta, la autoridad competente podrá, a fin de garantizar la
        protección de la salud pública y la seguridad de los pacientes, tomar todas las medidas
        adecuadas para prohibir o restringir la comercialización del producto en su mercado
        nacional, retirarlo de dicho mercado o recuperarlo hasta que el fabricante colabore o
        facilite información completa y correcta.
        Si una autoridad competente considera o tiene motivos para creer que un producto ha
        causado daños, deberá, previa solicitud, facilitar el suministro de la información y la
        documentación a que se refiere el párrafo primero al paciente o usuario potencialmente
        perjudicado y, en su caso, al derechohabiente del paciente o usuario, a la compañía de
        seguros del paciente o usuario o a otros terceros afectados por los daños causados al
        paciente o usuario, sin perjuicio de las normas sobre protección de datos y, a menos que
        exista un interés público superior que justifique la revelación, sin perjuicio de la protección
        de los derechos de propiedad intelectual.
        Las autoridades competentes podrán no cumplir la obligación que se establece en el
        párrafo tercero si la revelación de la información y documentación mencionada en el
        párrafo primero se trata habitualmente en el contexto de procedimientos judiciales.
14.     Si los fabricantes mandan diseñar o fabricar sus productos por otra persona física o
        jurídica, los datos sobre la identidad de esa persona figurarán en la información que se
        presente con arreglo al artículo 27, apartado 1.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                  72
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 15.     Las personas físicas o jurídicas podrán reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios
        causados por un producto defectuoso con arreglo al Derecho de la Unión o nacional
        aplicable.
        Los fabricantes establecerán, de una forma que guarde proporción con la clase de riesgo, el
        tipo de producto y el tamaño de la empresa, medidas para ofrecer una cobertura financiera
        suficiente en relación con su posible responsabilidad en virtud de la Directiva 85/374/CEE,
        sin perjuicio de la adopción de medidas más protectoras en virtud del Derecho nacional.
                                              Artículo 11
                                       Representante autorizado
1.      Cuando el fabricante de un producto no esté establecido en un Estado miembro, el
        producto únicamente podrá introducirse en el mercado de la Unión si el fabricante designa
        un único representante autorizado.
2.      Tal designación constituirá el mandato del representante autorizado, solo será válida una
        vez aceptada por escrito por el representante autorizado y será por lo menos efectiva para
        todos los productos de un mismo grupo genérico.
3.      El representante autorizado desempeñará las tareas especificadas en el mandato acordado
        entre él y el fabricante. El representante autorizado facilitará una copia del mandato a la
        autoridad competente a petición de esta.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                73
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         El mandato exigirá, y el fabricante permitirá, que el representante autorizado realice, en
        relación con los productos que cubra, como mínimo las tareas siguientes:
        a)    verificar que se han elaborado la declaración UE de conformidad y la documentación
              técnica del producto y, cuando proceda, que el fabricante ha seguido el
              procedimiento pertinente de evaluación de la conformidad;
        b)    mantener a disposición de las autoridades competentes una copia de la
              documentación técnica, la declaración UE de conformidad y, en su caso, una copia
              del certificado correspondiente, incluidas sus modificaciones y suplementos,
              expedido con arreglo al artículo 51, durante el período establecido en el artículo 10,
              apartado 7;
        c)    cumplir con las obligaciones de registro establecidas en el artículo 28 y comprobar
              que el fabricante ha cumplido con las obligaciones de registro establecidas en el
              artículo 26;
        d)    en respuesta a una solicitud de una autoridad competente, facilitarle toda la
              información y documentación necesarias para demostrar la conformidad del producto
              en una lengua oficial de la Unión determinada por el Estado miembro de que se trate;
        e)    transmitir al fabricante cualquier solicitud de muestras o de acceso a un producto por
              parte de una autoridad competente del Estado miembro en el que el representante
              autorizado tenga su domicilio social, y comprobar que dicha autoridad las reciba o
              que se le conceda el acceso;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 74
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         f)     cooperar con las autoridades competentes en cualquier acción preventiva o correctiva
               que se adopte para eliminar o, si no fuera posible, mitigar los riesgos que planteen los
               productos;
        g)     comunicar inmediatamente al fabricante las reclamaciones y los informes de
               profesionales de la salud, pacientes o usuarios sobre supuestos incidentes
               relacionados con un producto para el que haya sido designado;
        h)     dar por terminado el mandato si el fabricante actúa en contra de las obligaciones que
               le incumben en virtud del presente Reglamento.
4.      El mandato a que se refiere el apartado 3 del presente artículo no delegará las obligaciones
        del fabricante establecidas en el artículo 10, apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11.
5.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo, cuando el fabricante no
        esté establecido en ningún Estado miembro y no haya cumplido las obligaciones
        establecidas en el artículo 10, el representante autorizado será responsable legalmente de
        los productos defectuosos en las mismas condiciones, conjunta y solidariamente, que el
        fabricante.
6.      Un representante autorizado que ponga fin su mandato por los motivos mencionados en el
        apartado 3, letra h), comunicará inmediatamente a la autoridad competente del Estado
        miembro en que esté establecido y, en su caso, al organismo notificado que hubiera
        participado en la evaluación de la conformidad del producto, la terminación del mandato y
        las razones para este.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 75
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 7.      Toda referencia que se haga en el presente Reglamento a la autoridad competente del
        Estado miembro en que el fabricante tenga su domicilio social se entenderá como
        referencia a la de aquel en que tenga su domicilio social el representante autorizado
        designado por un fabricante a que se refiere el apartado 1.
                                              Artículo 12
                                  Cambio de representante autorizado
Las disposiciones detalladas para cambiar de representante autorizado se definirán claramente en un
acuerdo entre el fabricante, el representante autorizado anterior cuando sea posible y el nuevo.
Dicho acuerdo abordará, como mínimo, los siguientes aspectos:
a)      la fecha de terminación del mandato del representante autorizado anterior y la de comienzo
        del mandato del nuevo;
b)      la fecha hasta la cual el representante autorizado anterior puede figurar en la información
        facilitada por el fabricante, incluido cualquier material publicitario;
c)      la transferencia de documentos, incluidos los aspectos de confidencialidad y de derechos
        de propiedad;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                76
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- d)      la obligación del representante autorizado anterior, después de concluido su mandato, de
        transmitir al fabricante o al nuevo representante autorizado cualesquiera reclamaciones o
        informes de profesionales de la salud, pacientes o usuarios sobre supuestos incidentes
        relacionados con un producto para el que había sido designado como representante
        autorizado.
                                             Artículo 13
                             Obligaciones generales de los importadores
1.      Los importadores introducirán en el mercado de la Unión solamente productos conformes
        con el presente Reglamento.
2.      A fin de introducir un producto en el mercado, los importadores comprobarán que:
        a)    el producto tiene el marcado CE y se ha elaborado la declaración UE de conformidad
              del producto;
        b)    el fabricante está identificado y ha designado un representante autorizado con arreglo
              al artículo 11;
        c)    el producto va etiquetado con arreglo al presente Reglamento y acompañado de las
              instrucciones de uso necesarias;
        d)    en su caso, el fabricante ha asignado al producto un identificador único con arreglo al
              artículo 24;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                77
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         Si un importador considera o tiene motivos para creer que un producto no es conforme con
        el presente Reglamento, no lo introducirá en el mercado hasta que el producto haya sido
        puesto en conformidad e informará al fabricante y al representante autorizado de este.
        Cuando el importador considere o tenga motivos para creer que el producto presenta un
        riesgo grave o está falsificado, informará asimismo a la autoridad competente del Estado
        miembro en el que esté establecido.
3.      Los importadores indicarán en el producto o en su embalaje o en un documento que
        acompañe al producto su nombre, nombre comercial registrado o marca registrada, su
        domicilio social y la dirección en la que se les puede contactar y que permite localizarlos.
        Velarán por que la información de la etiqueta proporcionada por el fabricante no quede
        oculta por otras etiquetas.
4.      Los importadores comprobarán que el producto esté registrado en el sistema electrónico
        con arreglo al artículo 26. Los importadores añadirán sus datos al registro de conformidad
        con el artículo 28.
5.      Mientras sean responsables de un producto, los importadores se asegurarán de que las
        condiciones de almacenamiento o transporte no comprometan el cumplimiento de los
        requisitos generales de seguridad y funcionamiento del anexo I y cumplirán las
        condiciones establecidas por el fabricante, cuando estén disponibles.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 78
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 6.      Los importadores mantendrán un registro de las reclamaciones, de los productos no
        conformes y de las recuperaciones y retiradas de productos, y facilitarán al fabricante, al
        representante autorizado y a los distribuidores cualquier información que les soliciten, a fin
        de permitirles investigar las reclamaciones.
7.      Los importadores que consideren o tengan motivos para creer que un producto que han
        introducido en el mercado no es conforme con el presente Reglamento lo comunicarán
        inmediatamente al fabricante y a su representante autorizado. Los importadores cooperarán
        con el fabricante, con el representante autorizado del fabricante y con las autoridades
        competentes con el fin de garantizar que se adopten las acciones correctivas necesarias
        para ponerlo en conformidad, retirarlo del mercado o recuperarlo. Cuando el producto
        presente un riesgo grave, también lo comunicarán inmediatamente a las autoridades
        competentes de los Estados miembros en que se comercializó el producto y, en su caso, al
        organismo notificado que hubiera expedido el certificado del producto de que se trate con
        arreglo a lo dispuesto en el artículo 51, y detallarán, en particular, la no conformidad y las
        acciones correctivas adoptadas.
8.      Los importadores que hayan recibido reclamaciones o informes de profesionales de la
        salud, pacientes o usuarios sobre supuestos incidentes relacionados con un producto que
        han introducido en el mercado transmitirán inmediatamente esta información al fabricante
        y a su representante autorizado.
9.      Los importadores conservarán, durante el período mencionado en el artículo 10,
        apartado 7, una copia de la declaración UE de conformidad y en su caso, una copia del
        certificado correspondiente, incluidas sus modificaciones y suplementos, expedido con
        arreglo al artículo 51.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                79
                                               DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 10.     Los importadores cooperarán con las autoridades competentes, a petición de estas, en
        cualquier acción destinada a eliminar o, si esto no es posible, mitigar los riesgos que
        plantean los productos que han introducido en el mercado. Los importadores, a petición de
        una autoridad competente del Estado miembro en que tengan su domicilio social,
        facilitarán muestras gratuitas del producto o, cuando resulte impracticable, darán acceso al
        producto.
                                              Artículo 14
                             Obligaciones generales de los distribuidores
1.      Al comercializar un producto, los distribuidores actuarán, en el marco de sus actividades,
        con el debido cuidado en relación con los requisitos aplicables.
2.      Antes de comercializar un producto, los distribuidores comprobarán que se cumplen todos
        los requisitos siguientes:
        a)     el producto tiene el marcado CE y se ha elaborado la declaración UE de conformidad
               del producto;
        b)     el producto va acompañado de la información que debe facilitar el fabricante en
               virtud del artículo 10, apartado 10;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                80
                                                DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---         c)     si se trata de productos importados, el importador ha respetado los requisitos del
               artículo 13, apartado 3;
        d)     en su caso, el fabricante ha asignado al producto un identificador único.
        Para cumplir los requisitos a que se refieren las letras a), b) y d) del párrafo primero, el
        distribuidor podrá aplicar un método de muestreo representativo de los productos
        suministrados por dicho distribuidor.
        Si un distribuidor considera o tiene motivos para creer que un producto no es conforme con
        los requisitos del presente Reglamento, no podrá comercializarlo hasta que el producto
        haya sido puesto en conformidad, e informará de ello al fabricante y, si ha lugar, a su
        representante autorizado, y al importador. Cuando el distribuidor considere o tenga
        motivos para creer que el producto presenta un riesgo grave o está falsificado, informará
        asimismo a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido.
3.      Mientras sean responsables del producto, los distribuidores se asegurarán de que se
        cumplen las condiciones de almacenamiento o transporte establecidas por el fabricante.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                 81
                                                DGB 2C                                               ES
 ---pagebreak--- 4.      Los distribuidores que consideren o tengan motivos para creer que un producto que han
        comercializado no es conforme con el presente Reglamento lo comunicarán
        inmediatamente al fabricante y, en su caso, a su representante autorizado y al importador.
        Los distribuidores cooperarán con el fabricante y, cuando proceda, con su representante
        autorizado y con el importador, y con las autoridades competentes, con el fin de garantizar
        que se adopten las acciones correctivas necesarias para ponerlo en conformidad, retirarlo
        del mercado o recuperarlo, según proceda. Cuando el distribuidor considere o tenga
        motivos para creer que el producto presenta un riesgo grave, también lo comunicará
        inmediatamente a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que haya
        comercializado el producto y detallará, en particular, la no conformidad y las acciones
        correctivas adoptadas.
5.      Los distribuidores que hayan recibido reclamaciones o informes de profesionales de la
        salud, pacientes o usuarios sobre supuestos incidentes relacionados con un producto que
        han comercializado transmitirán inmediatamente esta información al fabricante y, en su
        caso, a su representante autorizado y al importador. Llevarán un registro de las
        reclamaciones, de los productos no conformes y de las recuperaciones y retiradas de
        productos, y mantendrán informado de dicho seguimiento al fabricante y, en su caso, al
        representante autorizado y al importador, y les facilitarán cualquier información que
        soliciten.
6.      Previa solicitud de una autoridad competente, los distribuidores facilitarán toda la
        información y documentación de la que dispongan que sean necesaria para demostrar la
        conformidad del producto.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               82
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         Se considerará que los distribuidores han cumplido la obligación a que se refiere el párrafo
        primero cuando el fabricante o, en su caso, el representante autorizado para el producto en
        cuestión presente la información requerida. Los distribuidores cooperarán con las
        autoridades competentes, a petición de estas, en cualquier acción destinada a eliminar los
        riesgos que plantean los productos que han comercializado. Los distribuidores, a petición
        de una autoridad competente, facilitarán muestras gratuitas del producto o, cuando ello no
        sea posible, darán acceso al producto.
                                              Artículo 15
                      Persona responsable del cumplimiento de la normativa
1.      En la organización del fabricante tendrá que haber al menos una persona responsable del
        cumplimiento de la normativa que cuente con la competencia necesaria en el ámbito de los
        productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Esta competencia necesaria se demostrará
        mediante alguna de las siguientes cualificaciones:
        a)    un diploma, certificado u otra prueba de cualificación formal, obtenido por haber
              completado estudios universitarios o estudios reconocidos como equivalentes por el
              Estado miembro de que se trate, en Derecho, Medicina, Farmacia, Ingeniería u otra
              disciplina científica pertinente, y al menos un año de experiencia profesional en
              asuntos reglamentarios o en sistemas de gestión de la calidad relativos a productos
              sanitarios para diagnóstico in vitro;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                83
                                                DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---         b)    cuatro años de experiencia profesional en asuntos reglamentarios o en sistemas de
              gestión de la calidad relativos a productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
2.      Las microempresas y pequeñas empresas, en el sentido de la
        Recomendación 2003/361/CE 1 de la Comisión, no estarán obligadas a contar con una
        persona responsable del cumplimiento de la normativa en su organización, pero deberán
        poder disponer de tal persona de forma permanente y continua.
3.      La persona responsable del cumplimiento de la normativa se encargará, como mínimo, de
        garantizar que:
        a)    antes de que se comercialice un producto, se compruebe adecuadamente su
              conformidad de acuerdo con el sistema de gestión de la calidad que se emplee en su
              fabricación;
        b)    se hayan preparado y estén actualizadas la documentación técnica y la declaración
              UE de conformidad;
        c)    se cumplan las obligaciones de seguimiento poscomercialización con arreglo al
              artículo 10, apartado 9;
        d)    se cumplan las obligaciones de notificación a que se refieren los artículos 82 a 86;
1
      Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de
      microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                84
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         e)    se haya efectuado la declaración a que se refiere el anexo XIV, sección 4.1, en el
              caso de los productos destinados a estudios del funcionamiento que vayan a utilizarse
              en estudios intervencionistas del funcionamiento clínico u otro tipo de estudios del
              funcionamiento que entrañen riesgos para los sujetos de ensayo.
4.      En caso de responsabilidad conjunta de varias personas por el cumplimiento de la
        normativa con arreglo a los apartados 1, 2 y 3, deberá establecerse por escrito el ámbito de
        responsabilidad de cada una.
5.      La persona responsable del cumplimiento de la normativa no deberá verse perjudicada
        dentro de la organización del fabricante para el desempeño adecuado de sus funciones, con
        independencia de que dicha persona sea o no empleada de la organización.
6.      Los representantes autorizados tendrán permanente y continuamente a su disposición al
        menos una persona responsable del cumplimiento de la normativa con la competencia
        necesaria en requisitos normativos de la Unión para los productos sanitarios para
        diagnóstico in vitro. Esta competencia necesaria se demostrará mediante alguna de las
        siguientes cualificaciones:
        a)    un diploma, certificado u otra prueba de cualificación formal, obtenido por haber
              completado estudios universitarios o estudios reconocidos como equivalentes por el
              Estado miembro de que se trate, en Derecho, Medicina, Farmacia, Ingeniería u otra
              disciplina científica pertinente, y al menos un año de experiencia profesional en
              asuntos reglamentarios o en sistemas de gestión de la calidad relativos a productos
              sanitarios para diagnóstico in vitro;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 85
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         b)    cuatro años de experiencia profesional en asuntos reglamentarios o en sistemas de
              gestión de la calidad relativos a productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
                                             Artículo 16
                    Casos en que las obligaciones de los fabricantes se aplican
                        a los importadores, distribuidores u otras personas
1.      Un distribuidor, importador u otra persona física o jurídica asumirá las obligaciones del
        fabricante cuando haga algo de lo siguiente:
        a)    comercializar un producto con su propio nombre, nombre comercial registrado o
              marca registrada, salvo en los casos en los que un distribuidor o importador llegue a
              un acuerdo con el fabricante por el que el fabricante se identifique como tal en la
              etiqueta y sea responsable de cumplir los requisitos establecidos para los fabricantes
              en el presente Reglamento;
        b)    cambiar la finalidad prevista de un producto ya introducido en el mercado o puesto
              en servicio;
        c)    modificar un producto ya introducido en el mercado o puesto en servicio de un modo
              que pueda afectar al cumplimiento de los requisitos aplicables.
        El párrafo primero no se aplicará a la persona que, sin ser considerada fabricante según la
        definición del artículo 2, punto 23, monte o adapte para un paciente determinado un
        producto que ya está en el mercado sin cambiar su finalidad prevista.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                86
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 2.      A efectos del apartado 1, letra c), no se considerará modificación de un producto que pueda
        afectar al cumplimiento de los requisitos aplicables:
        a)    el suministro, incluida la traducción, de la información facilitada por el fabricante
              con arreglo al anexo I, sección 20, sobre un producto ya introducido en el mercado, y
              de la información adicional que sea necesaria para comercializarlo en el
              correspondiente Estado miembro;
        b)    los cambios en el embalaje exterior de un producto ya introducido en el mercado,
              incluido el cambio de tamaño del embalaje, si el reembalado es necesario para
              comercializarlo en el correspondiente Estado miembro y si se realiza en condiciones
              tales que no pueda verse afectado el estado original del producto. En el caso de los
              productos introducidos en el mercado en condiciones estériles, se considerará que el
              estado original del producto se ve negativamente afectado si el embalaje que es
              necesario para mantener la esterilidad es abierto, dañado o deteriorado de otro modo
              por el reembalado.
3.      El distribuidor o importador que realice alguna de las actividades mencionadas en el
        apartado 2, letras a) y b), indicará en el producto o, cuando ello no sea posible, en su
        embalaje o en un documento que acompañe al producto, la actividad realizada junto con su
        nombre, su nombre comercial registrado o marca registrada, su domicilio social y la
        dirección en la que se le puede contactar y que permite localizarlo.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 87
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         Los distribuidores e importadores garantizarán que disponen de un sistema de gestión de la
        calidad con procedimientos que garanticen que la traducción de la información es exacta y
        está actualizada, y que las actividades mencionadas en el apartado 2, letras a) y b), se
        realizan por medios y en condiciones que preservan el estado original del producto, y que
        el reembalado no es defectuoso, de mala calidad ni descuidado. El sistema de gestión de la
        calidad abarcará, entre otras cosas, procedimientos que garanticen la información al
        distribuidor o al importador sobre cualquier medida correctiva que adopte el fabricante en
        relación con el producto para responder a cuestiones de seguridad o para hacer que el
        producto sea conforme con el presente Reglamento.
4.      Como mínimo 28 días antes de comercializar el producto reetiquetado o reembalado, los
        distribuidores o importadores que lleven a cabo alguna de las actividades previstas en
        apartado 2, letras a) y b), informarán al fabricante y a la autoridad competente del Estado
        miembro donde tengan previsto comercializar dicho producto de su intención y, previa
        solicitud, entregarán al fabricante y a la autoridad competente una muestra o boceto del
        producto reetiquetado o reembalado, incluidas las etiquetas e instrucciones de utilización
        traducidas. En el mismo período de 28 días, el distribuidor o el importador presentarán a la
        autoridad competente un certificado expedido por un organismo notificado, específico para
        el tipo de productos que son objeto de las actividades mencionadas en el apartado 2,
        letras a) y b), que acredite que el sistema de gestión de la calidad del distribuidor o
        importador cumple los requisitos establecidos en el apartado 3.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               88
                                                 DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---                                              Artículo 17
                                  Declaración UE de conformidad
1.      En la declaración UE de conformidad constará que se han cumplido los requisitos
        especificados en el presente Reglamento. El fabricante actualizará continuamente la
        declaración UE de conformidad. La declaración UE de conformidad contendrá, como
        mínimo, la información indicada en el anexo IV y se traducirá a la lengua o lenguas
        oficiales de la Unión que requiera el Estado miembro en que se comercialice el producto.
2.      Cuando, en lo que atañe a aspectos que no son objeto del presente Reglamento, un
        producto esté sometido a otras disposiciones legislativas de la Unión que también
        requieran por parte del fabricante una declaración UE de conformidad que acredite el
        cumplimiento de los requisitos de dicha legislación, se establecerá una única
        declaración UE de conformidad relativa a todos los actos de la Unión aplicables al
        producto. La declaración contendrá toda la información necesaria para determinar la
        legislación de la Unión a la que se refiere la declaración.
3.      Al elaborar la declaración UE de conformidad, el fabricante asume la responsabilidad del
        cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento y demás actos
        legislativos de la Unión aplicables al producto.
4.      La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 108 que,
        habida cuenta del progreso técnico, modifiquen el contenido mínimo de la declaración UE
        de conformidad establecido en el anexo IV.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa              89
                                               DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---                                              Artículo 18
                                    Marcado CE de conformidad
1.      Los productos no destinados a estudios del funcionamiento, considerados conformes con
        los requisitos del presente Reglamento, llevarán el marcado CE de conformidad que figura
        en el anexo V.
2.      El marcado CE estará sujeto a los principios generales contemplados en el artículo 30 del
        Reglamento (CE) n.º 765/2008.
3.      El marcado CE se colocará de manera visible, legible e indeleble en el producto o en su
        envase estéril. Cuando tal colocación no sea posible o no pueda garantizarse por la
        naturaleza del producto, el marcado CE se colocará en el envase. El marcado CE figurará
        asimismo en todas las instrucciones de uso y en todo envase de venta.
4.      El marcado CE se colocará antes de que el producto se introduzca en el mercado. Podrá ir
        seguido de un pictograma u otra marca que indique un riesgo o uso especial.
5.      En su caso, el marcado CE irá seguido del número de identificación del organismo
        notificado responsable del procedimiento de evaluación de la conformidad establecido en
        el artículo 48. El número de identificación figurará también en todo material publicitario
        que mencione que un producto cumple los requisitos del marcado CE.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                  90
                                              DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 6.      Cuando los productos estén sujetos a otras disposiciones legislativas de la Unión que
        también requieran la colocación del marcado CE, este indicará que los productos también
        cumplen los requisitos de esas otras disposiciones legislativas.
                                            Artículo 19
                                  Productos con finalidad especial
1.      Los Estados miembros no pondrán obstáculo a los productos destinados a estudios del
        funcionamiento que se suministran a tal efecto a laboratorios u otros centros, si cumplen
        las condiciones establecidas en los artículos 56 a 76 y en los actos de ejecución que se
        adopten en virtud del artículo 77.
2.      Los productos a que se refiere el apartado 1 no llevarán el marcado CE, con la excepción
        de aquellos a los que hace referencia el artículo 70.
3.      En ferias, exposiciones, demostraciones o actos similares, los Estados miembros no
        pondrán obstáculo a que se presenten productos que no cumplan lo dispuesto en el presente
        Reglamento, siempre que un cartel visible indique claramente que solo están destinados a
        su presentación o muestra y no pueden comercializarse mientras no se hayan puesto en
        conformidad con el presente Reglamento.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               91
                                              DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 20
                                         Partes y componentes
1.      Toda persona física o jurídica que comercialice un elemento destinado específicamente a
        sustituir una parte integrante o un componente idéntico o similar de un producto
        defectuoso o desgastado para mantener o restablecer su funcionamiento, sin cambiar su
        funcionamiento ni sus características de seguridad ni su finalidad prevista, velará por que
        el elemento no afecte negativamente a la seguridad y al funcionamiento del producto. Se
        tendrán pruebas justificativas de ello a disposición de las autoridades competentes de los
        Estados miembros.
2.      Un elemento destinado específicamente a sustituir una parte o un componente de un
        producto que modifique significativamente su funcionamiento, características de seguridad
        o finalidad prevista, se considerará un producto y cumplirá los requisitos establecidos en el
        presente Reglamento.
                                              Artículo 21
                                           Libre circulación
Salvo cuando se disponga de otro modo en el presente Reglamento, los Estados miembros no
podrán denegar, prohibir o restringir la comercialización o puesta en servicio en su territorio de
productos que cumplan los requisitos del presente Reglamento.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 92
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                           Capítulo III
                 Identificación y trazabilidad de los productos,
           registro de los productos y de los agentes económicos,
             resumen sobre seguridad y funcionamiento clínico,
               base de datos europea sobre productos sanitarios
                                             Artículo 22
                             Identificación en la cadena de suministro
1.      Los distribuidores e importadores cooperarán con los fabricantes o con sus representantes
        autorizados para obtener un nivel apropiado de trazabilidad de los productos.
2.      Los agentes económicos deberán poder identificar ante la autoridad competente, durante el
        período a que hace referencia el artículo 10, apartado 7, lo siguiente:
        a)    todo agente económico al que hayan suministrado directamente un producto;
        b)    todo agente económico que les haya suministrado directamente un producto;
        c)    todo centro sanitario o profesional de la salud al que hayan suministrado
              directamente un producto.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa             93
                                              DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 23
                               Nomenclatura de los productos sanitarios
Para facilitar el funcionamiento de la Base de Datos Europea sobre Productos Sanitarios (Eudamed)
a que hace referencia el artículo 33 del Reglamento (UE) 2017/… +, la Comisión velará por que se
establezca una nomenclatura de productos sanitarios reconocida internacionalmente que esté a
disposición gratuita de los fabricantes y demás personas físicas o jurídicas a las que el presente
Reglamento exija utilizar dicha nomenclatura. La Comisión procurará garantizar también que la
nomenclatura esté a disposición gratuita de otros interesados cuando ello sea razonablemente
practicable.
                                              Artículo 24
                             Sistema de identificación única del producto
1.       El sistema de identificación única del producto («sistema UDI»), descrito en el anexo VI,
         parte C, permitirá la identificación y facilitará la trazabilidad de los productos no
         destinados a estudios del funcionamiento, y constará de lo siguiente:
         a)     creación de un identificador único del producto («UDI») con los siguientes
                elementos:
                i)    un identificador de producto («UDI-DI»), específico para un fabricante y un
                      producto, que permita acceder a la información mencionada en el anexo VI,
                      parte B;
+
        DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                         GR/laa/fm/laa              94
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---               ii)   un identificador de producción («UDI-PI») que identifique la unidad de
                    producción del producto y, en su caso, los productos embalados, según se
                    detalla en el anexo VI, parte C;
        b)    colocación del UDI en la etiqueta del producto o en su embalaje;
        c)    almacenamiento del UDI por los agentes económicos, los centros sanitarios y los
              profesionales de la salud, de conformidad con las condiciones establecidas en los
              apartados 8 y 9 respectivamente;
        d)    creación de un sistema electrónico de identificación única del producto («base de
              datos UDI») de conformidad con el artículo 28 del Reglamento (UE) 2017/… +.
2.      La Comisión, mediante actos de ejecución, designará una o varias entidades que gestionen
        un sistema de asignación de UDIs con arreglo al presente Reglamento (en lo sucesivo,
        «entidad emisora»). Dicha entidad o entidades deberán cumplir todos los criterios
        siguientes:
        a)    que la entidad sea una organización con personalidad jurídica;
        b)    que su sistema de asignación de UDIs sea adecuado para identificar un producto a lo
              largo de toda su cadena de distribución y uso, con arreglo a los requisitos del
              presente Reglamento;
        c)    que su sistema de asignación de UDIs se ajuste a las normas internacionales
              pertinentes;
+
      DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa               95
                                              DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         d)    que la entidad dé acceso a su sistema de asignación de UDIs a todos los usuarios
              interesados, conforme a una serie de condiciones preestablecidas y transparentes;
        e)    que la entidad se comprometa a:
              i)     explotar su sistema de asignación de UDIs como mínimo durante diez años a
                     partir de su designación;
              ii)    poner a disposición de la Comisión y de los Estados miembros, cuando lo
                     soliciten, la información sobre su sistema de asignación de UDIs;
              iii)   seguir cumpliendo los criterios y las condiciones de designación.
        Cuando designe entidades emisoras, la Comisión intentará garantizar que los soportes
        físicos del UDI, que se definen en el anexo VI, parte C, sean universalmente legibles,
        independientemente del sistema utilizado por la entidad emisora, con el fin de reducir al
        mínimo la carga financiera y administrativa sobre los agentes económicos, centros
        sanitarios y los profesionales de la salud.
3.      Antes de introducir en el mercado un producto no destinado al estudio del funcionamiento,
        el fabricante asignará a dicho producto y, en su caso, a todos los niveles superiores de
        embalaje, un UDI creado de acuerdo con las normas de una entidad o entidades emisoras
        designadas por la Comisión con arreglo al apartado 2.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               96
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         Antes de introducir en el mercado un producto no destinado al estudio del funcionamiento
        el fabricante garantizará que la información contemplada en la parte B del anexo V del
        producto en cuestión se presenta y transmite correctamente a la base de datos UDI
        mencionada en el artículo 25.
4.      El soporte físico del UDI figurará en la etiqueta del producto y en todos los niveles
        superiores de embalado. Los contenedores para transporte no se considerarán niveles
        superiores de embalaje.
5.      Los UDIs se utilizarán para notificar incidentes graves y acciones correctivas de seguridad
        con arreglo al artículo 82.
6.      El identificador de producto básico («UDI-DI básico»), tal como se define en el anexo VI,
        parte C, aparecerá en la declaración de conformidad de la UE mencionada en el
        artículo 17.
7.      Como parte de la documentación técnica mencionada en el anexo II, el fabricante
        conservará una lista actualizada de todos los UDIs que haya asignado.
8.      Los agentes económicos almacenarán y conservarán, preferiblemente por medios
        electrónicos, el UDI de los productos que hayan suministrado o que les hayan
        suministrado, si dichos productos pertenecen a los productos, categorías o grupos de
        productos determinados por una medida contemplada en el apartado 11, letra a).
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                97
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 9.      Los Estados miembros fomentarán, y podrán exigir, que los centros sanitarios almacenen y
        conserven, preferiblemente por medios electrónicos, el UDI de los productos que se les
        hayan suministrado.
        Los Estados miembros fomentarán, y podrán exigir, que los profesionales sanitarios
        almacenen y conserven, preferiblemente por medios electrónicos, el UDI de los productos
        que se les hayan suministrado.
10.     La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo a lo dispuesto en el
        artículo 108 que:
        a)    habida cuenta del progreso técnico, modifiquen la lista de datos que figura en la
              parte B del anexo VI; y
        b)    habida cuenta de la evolución internacional y el progreso técnico en el ámbito de la
              identificación única del producto, modifiquen el anexo VI.
11.     La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá precisar las disposiciones detalladas y los
        aspectos de procedimiento del sistema UDI a fin de garantizar su aplicación armonizada en
        relación con cualquiera de las siguientes cuestiones:
        a)    la determinación de los productos, categorías o grupos de productos a los que se haya
              de aplicar la obligación indicada en el apartado 8;
        b)    la especificación de los datos que hayan de incluirse en el UDI-PI de productos o
              grupos de productos concretos.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                98
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         Los actos de ejecución a que se refiere el párrafo primero se adoptarán con arreglo al
        procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107, apartado 3.
12.     Al adoptar las medidas a que hace referencia el apartado 11, la Comisión tendrá en cuenta
        todo lo que se indica a continuación:
        a)    la confidencialidad y la protección de datos a que se refieren los artículos 102 y 103,
              respectivamente;
        b)    el planteamiento basado en el riesgo;
        c)    la relación entre coste y eficacia de las medidas;
        d)    la convergencia con otros sistemas internacionales de identificación única;
        e)    la necesidad de evitar duplicidades en el sistema de identificación única;
        f)    las necesidades de los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y,
              siempre que sea posible, la compatibilidad con otros sistemas de identificación de
              productos sanitarios empleados por los interesados.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 99
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                                Artículo 25
                                           Base de datos UDI
La Comisión, previa consulta al MDCG, pondrá en marcha y gestionará una base de datos UDI con
arreglo a las condiciones y disposiciones detalladas previstas en el artículo 28 del Reglamento (UE)
2017/… +.
                                               Artículo 26
                                        Registro de los productos
1.       Antes de introducir un producto en el mercado, el fabricante, de conformidad con las
         normas de la entidad emisora a que se refiere el artículo 24, apartado 2, asignará al
         producto un UDI-DI básico, tal como se define en el anexo VI, parte C, y lo transmitirá a
         la base de datos UDI junto con los demás elementos de los datos fundamentales relativos a
         dicho producto a que se refiere el anexo VI, parte B.
2.       Para los productos que sean objeto de una evaluación de la conformidad, con arreglo a lo
         dispuesto en el artículo 48, apartados 3 y 4, el artículo 48, apartado 7, párrafo segundo, el
         artículo 48, apartado 8, y el artículo 48, apartado 9, párrafo segundo, la asignación del
         UDI-DI básico a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se producirá antes de que
         el fabricante solicite la evaluación de la conformidad al organismo notificado.
+
        DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa               100
                                                 DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         Para los productos mencionados en el párrafo primero, el organismo notificado hará
        referencia al UDI-DI básico en el certificado que expida de conformidad con el anexo XII,
        sección 4, letra a), y confirmará en Eudamed que la información mencionada en el
        anexo VI, parte A, sección punto 2.2 es correcta. Una vez expedido el certificado
        correspondiente y antes de introducir el producto en el mercado, el fabricante transmitirá el
        UDI-DI básico a la base de datos UDI junto con los demás elementos de los datos
        fundamentales relativos a dicho producto a que se refiere el anexo VI, parte B.
3.      Antes de introducir un producto en el mercado, el fabricante introducirá o, si ya se ha
        proporcionado, verificará en Eudamed la información mencionada en el anexo VI, parte A,
        sección 2, con la excepción de su sección 2.2, y posteriormente mantendrá actualizada
        dicha información.
                                             Artículo 27
                        Sistema electrónico de registro de agentes económicos
1.      La Comisión, previa consulta al MDCG, creará y gestionará un sistema electrónico para
        crear el número de registro único mencionado en el artículo 28, apartado 2, y para recabar
        y tratar la información necesaria y proporcionada para identificar al fabricante y, en su
        caso, al representante autorizado y al importador. Los detalles sobre la información que los
        agentes económicos deben facilitar a dicho sistema electrónico se establecen en el
        anexo VI, parte A, sección 1.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                101
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 2.      Los Estados miembros mantendrán o introducirán disposiciones nacionales sobre el
        registro de distribuidores de los productos que hayan sido comercializados en su territorio.
3.      En las dos semanas siguientes a la introducción en el mercado de un producto, los
        importadores comprobarán que el fabricante o el representante autorizado han transmitido
        al sistema electrónico la información a la que se refiere el apartado 1.
        Cuando la información contemplada en el apartado 1 no se haya incluido o sea incorrecta,
        los importadores informarán de ello al correspondiente representante autorizado o
        fabricante. Los importadores añadirán sus datos a la entrada o entradas pertinentes.
                                             Artículo 28
                Registro de fabricantes, representantes autorizados e importadores
1.      Antes de introducir un producto en el mercado, los fabricantes, sus representantes
        autorizados y los importadores, a fin de registrarse, introducirán en el sistema electrónico
        contemplado en el artículo 30 la información indicada en el anexo VI, parte A, sección 1,
        siempre que no se hayan registrado anteriormente con arreglo a lo previsto en el presente
        artículo. Cuando el procedimiento de evaluación de la conformidad exija la participación
        de un organismo notificado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48, la información
        indicada en el anexo VI, parte A, sección 1, se transmitirá a dicho sistema electrónico antes
        de presentar la solicitud de evaluación de la conformidad al organismo notificado.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                102
                                              DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 2.      Una vez verificados los datos introducidos de conformidad con el apartado 1, la autoridad
        competente obtendrá un número de registro único (o «SRN», por sus siglas en inglés de
        single registration number) desde el sistema electrónico a que se refiere el artículo 27 y se
        lo asignará al fabricante, al representante autorizado o al importador.
3.      El fabricante utilizará dicho número de registro único para solicitar a un organismo
        notificado una evaluación de la conformidad y para acceder a Eudamed a efectos de
        cumplir sus obligaciones en virtud del artículo 26.
4.      En el plazo de una semana a partir de toda modificación de la información a que se refiere
        el apartado 1 del presente artículo, el agente económico actualizará los datos en el sistema
        electrónico contemplado en el artículo 27.
5.      A más tardar un año después de la presentación de la información con arreglo al
        apartado 1, y posteriormente cada dos años, el agente económico confirmará la exactitud
        de los datos. De no hacerlo antes de transcurridos seis meses a partir de la finalización de
        dichos plazos, cualquier Estado miembro podrá adoptar medidas correctivas apropiadas en
        su territorio hasta que el agente económico en cuestión cumpla tal obligación.
6.      Sin perjuicio de la responsabilidad del agente económico respecto a los datos, la autoridad
        competente comprobará los datos confirmados a que se refiere el anexo VI, parte A,
        sección 1.
7.      Los datos introducidos con arreglo al apartado 1 del presente artículo en el sistema
        electrónico a que se refiere el artículo 27 estarán accesibles para el público.
8.      La autoridad competente podrá hacer uso de los datos para aplicar una tasa al fabricante, al
        representante autorizado o al importador de conformidad con el artículo 104.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               103
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                              Artículo 29
                             Resumen sobre seguridad y funcionamiento
1.      Para los productos de las clases C y D no destinados a estudios del funcionamiento, el
        fabricante elaborará un resumen sobre seguridad y funcionamiento.
        El resumen sobre seguridad y funcionamiento estará escrito de manera clara para el usuario
        al que esté destinado y, en su caso, para el paciente, y se pondrá a disposición del público a
        través de Eudamed.
        El borrador de dicho resumen sobre seguridad y funcionamiento formará parte de la
        documentación que debe presentarse al organismo notificado que vaya a evaluar la
        conformidad con arreglo al artículo 48, y será validado por dicho organismo. Después de
        su validación, el organismo notificado cargará el resumen en Eudamed. El fabricante lo
        mencionará en la etiqueta o en las instrucciones de uso cuando dicho resumen esté
        disponible.
2.      El resumen sobre seguridad y funcionamiento incluirá, como mínimo, los siguientes
        aspectos:
        a)    la identificación del producto y del fabricante, incluidos el UDI-DI básico y, si ya se
              ha asignado, el número de registro único;
        b)    la finalidad prevista del producto y cualesquiera indicaciones, contraindicaciones y
              poblaciones destinatarias;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                104
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         c)    una descripción del producto, incluida una referencia a la generación o generaciones
              anteriores o a las variantes, en caso de que existan, y una descripción de las
              diferencias, así como, en su caso, una descripción de los accesorios u otros productos
              que estén destinados a utilizarse en combinación con el producto;
        d)    la referencia a las normas armonizadas y las especificaciones comunes aplicadas;
        e)    el resumen de la evaluación de funcionamiento a que se refiere el anexo XIII, e
              información pertinente sobre el seguimiento del funcionamiento
              poscomercialización;
        f)    la trazabilidad metrológica de los valores asignados;
        g)    recomendaciones en cuanto al perfil y la formación de los usuarios;
        h)    información sobre cualquier tipo de riesgos residuales y efectos no deseados,
              advertencias y precauciones.
3.      La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá establecer la forma y presentación de la
        información que debe figurar en el resumen sobre seguridad y funcionamiento. Dichos
        actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo a que se refiere el
        artículo 107, apartado 2.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              105
                                                DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---                                              Artículo 30
                          Base de datos europea sobre productos sanitarios
1.      La Comisión, previa consulta al MDCG, creará, mantendrá y gestionará la Base de Datos
        Europea de Productos Sanitarios («Eudamed») con arreglo a las condiciones y
        disposiciones detalladas previstas en los artículos 33 y 34 del Reglamento (UE) 2017/… +.
2.      Eudamed incluirá los sistemas electrónicos siguientes:
        a)    el sistema electrónico de registro de productos a que se refiere el artículo 26;
        b)    la base de datos UDI a que se refiere el artículo 25;
        c)    el sistema electrónico de registro de los agentes económicos a que se refiere el
              artículo 27;
        d)    el sistema electrónico relativo a los organismos notificados y los certificados a que se
              refiere el artículo 52;
        e)    el sistema electrónico de estudios del funcionamiento a que se refiere el artículo 69;
        f)    el sistema electrónico de vigilancia y de seguimiento poscomercialización a que se
              refiere el artículo 87;
        g)    el sistema electrónico de control del mercado a que se refiere el artículo 95.
+
      DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                106
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                            Capítulo IV
                                 Organismos notificados
                                             Artículo 31
                      Autoridades responsables de los organismos notificados
1.      Todo Estado miembro que se proponga designar un organismo de evaluación de la
        conformidad como organismo notificado o que haya designado un organismo notificado
        para desempeñar actividades de evaluación de la conformidad con arreglo al presente
        Reglamento nombrará una autoridad (en lo sucesivo, «autoridad responsable de los
        organismos notificados»), que puede consistir en autoridades constitutivas distintas en
        virtud del Derecho nacional y que será responsable de establecer y llevar a cabo los
        procedimientos necesarios para la evaluación, designación y notificación de los
        organismos de evaluación de la conformidad y de la supervisión de los organismos
        notificados, incluidos sus subcontratistas y filiales.
2.      La autoridad responsable de los organismos notificados se establecerá, se organizará y
        funcionará de manera que se garantice la objetividad e imparcialidad de sus actividades y
        se evite todo conflicto de interés con los organismos de evaluación de la conformidad.
3.      La autoridad responsable de los organismos notificados se organizará de forma que toda
        decisión relativa a una designación o notificación sea adoptada por personas distintas de
        las que hayan llevado a cabo la evaluación.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                107
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 4.      La autoridad responsable de los organismos notificados no realizará ninguna actividad que
        efectúen los organismos notificados en condiciones comerciales o de competencia.
5.      La autoridad responsable de los organismos notificados preservará los aspectos
        confidenciales de la información que obtenga. Sin embargo, intercambiará información
        sobre los organismos notificados con otros Estados miembros, la Comisión y, cuando se
        requiera, con otras autoridades reguladoras.
6.      La autoridad responsable de los organismos notificados dispondrá permanentemente de
        suficiente personal competente para desempeñar adecuadamente sus tareas.
        Cuando la autoridad responsable de los organismos notificados sea una autoridad distinta
        de la autoridad nacional competente en materia de productos sanitarios para diagnóstico in
        vitro, deberá asegurarse de que se consulte a esta última sobre las cuestiones pertinentes.
7.      Los Estados miembros pondrán a disposición del público información general sobre sus
        medidas que regulen la evaluación, designación y notificación de los organismos de
        evaluación de la conformidad y de supervisión de los organismos notificados, y sobre los
        cambios que tengan un efecto significativo en dichas funciones.
8.      La autoridad responsable de los organismos notificados participará en las actividades de
        revisión por pares previstas en el artículo 44.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                108
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 32
                           Requisitos relativos a los organismos notificados
1.      Los organismos notificados desempeñarán las funciones para las que han sido designados
        con arreglo al presente Reglamento. Satisfarán los requisitos organizativos y generales, así
        como los de gestión de la calidad, recursos y procesos que sean necesarios para el
        desempeño de dichas funciones. En particular, los organismos notificados cumplirán lo
        dispuesto en el anexo VII.
        A fin de cumplir los requisitos a que se refiere el párrafo primero, los organismos
        notificados deberán disponer permanentemente de suficiente personal administrativo,
        técnico y científico, de conformidad con el anexo VII, sección 3.1.1, y de personal con la
        suficiente competencia clínica, de conformidad con el anexo VII, sección 3.2.4, contratado
        siempre que sea posible por el propio organismo notificado.
        El personal a que hace referencia el anexo VII, secciones 3.2.3 y 3.2.7, deberá estar
        contratado por el propio organismo notificado, y no deberá tratarse de expertos externos o
        subcontratistas.
2.      Los organismos notificados podrán a disposición de la autoridad responsable de los
        organismos notificados, y se la presentarán cuando se les pida, toda la documentación
        pertinente, incluida la documentación del fabricante de modo que dicha autoridad pueda
        ejercer sus funciones de evaluación, designación, notificación, supervisión y seguimiento y
        a fin de facilitar la evaluación descrita en el presente capítulo.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa            109
                                                DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- 3.      Para garantizar la aplicación uniforme de los requisitos establecidos en el anexo VII, la
        Comisión podrá adoptar actos de ejecución en la medida en que sea necesario para resolver
        cuestiones de divergencias en la interpretación y de aplicación práctica. Dichos actos de
        ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el
        artículo 107, apartado 3.
                                              Artículo 33
                                      Filiales y subcontratación
1.      Cuando un organismo notificado recurra a una filial o subcontrate tareas específicas
        relativas a la evaluación de la conformidad, comprobará que la filial o el subcontratista
        cumplen los requisitos aplicables del anexo VII e informará de ello a la autoridad
        responsable de los organismos notificados.
2.      El organismo notificado asumirá la plena responsabilidad de las tareas realizadas en su
        nombre por los subcontratistas o las filiales.
3.      El organismo notificado pondrá a disposición del público una lista de sus filiales.
4.      Las filiales o los subcontratistas solo podrán realizar actividades de evaluación de la
        conformidad cuando se haya informado de ello a la persona jurídica o física que la solicitó.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa              110
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 5.      El organismo notificado tendrá a disposición de la autoridad responsable de los organismos
        notificados todos los documentos relativos a la verificación de las cualificaciones del
        subcontratista o de la filial y a las tareas que estos han realizado con arreglo al presente
        Reglamento.
                                                Artículo 34
      Solicitud de designación por parte de los organismos de evaluación de la conformidad
1.      Los organismos de evaluación de la conformidad presentarán una solicitud de designación
        a la autoridad responsable de los organismos notificados.
2.      La solicitud especificará las actividades de evaluación de la conformidad definidas en el
        presente Reglamento y los tipos de productos para los que el organismo solicita ser
        designado, y contendrá documentación acreditativa de que cumple lo dispuesto en el
        anexo VII.
        Por lo que respecta a los requisitos organizativos, generales y de gestión de la calidad
        establecidos en el anexo VII, secciones 1 y 2, podrá presentarse un certificado acreditativo
        válido acompañado del correspondiente informe de evaluación emitido por un organismo
        nacional de acreditación conforme al Reglamento (CE) n.º 765/2008 y se tendrán en cuenta
        para la evaluación contemplada en el artículo 35. No obstante, cuando se le solicite, el
        solicitante presentará toda la documentación a que se refiere el párrafo primero para
        acreditar el cumplimiento de dichos requisitos.
10729/3/16 REV 3                                                         GR/laa/fm/laa               111
                                                  DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 3.      El organismo notificado actualizará la documentación a que se refiere el apartado 2
        siempre que se produzcan cambios significativos, de modo que la autoridad responsable de
        los organismos notificados pueda supervisar y comprobar que se siguen cumpliendo todos
        los requisitos establecidos en el anexo VII.
                                              Artículo 35
                                      Evaluación de la solicitud
1.      La autoridad responsable de los organismos notificados comprobará en un plazo de treinta
        días que la solicitud a que se refiere el artículo 34 está completa y pedirá al solicitante que
        facilite cualquier información que falte. Una vez completada la solicitud, dicha autoridad
        nacional la remitirá a la Comisión.
        La autoridad responsable de los organismos notificados examinará la solicitud y la
        documentación de apoyo de acuerdo con sus propios procedimientos y elaborará un
        informe de evaluación preliminar.
2.      La autoridad responsable de los organismos notificados presentará el informe de
        evaluación preliminar a la Comisión, que lo transmitirá inmediatamente al MDCG.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 112
                                                DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 3.      En el plazo de catorce días a partir de la presentación mencionada en el apartado 2 del
        presente artículo, la Comisión, junto con el MDCG, nombrará un equipo de evaluación
        conjunta compuesto por tres expertos, a menos que las circunstancias específicas exijan un
        número diferente de expertos, elegidos de la lista mencionada en el artículo 36. Uno de los
        expertos será un representante de la Comisión que coordinará las actividades del equipo de
        evaluación conjunta. Los otros dos provendrán de Estados miembros distintos de aquel en
        el que tenga su sede el organismo de evaluación de la conformidad solicitante.
        El equipo de evaluación conjunta estará compuesto por expertos que sean competentes
        para evaluar las actividades de evaluación de la conformidad y los tipos de productos que
        son objeto de la solicitud o, en particular cuando el procedimiento de evaluación se inicie
        con arreglo al artículo 43, apartado 3, que garanticen que la cuestión específica se puede
        evaluar de manera adecuada.
4.      Dentro del plazo de noventa días a partir de su nombramiento, el equipo de evaluación
        conjunta examinará la documentación presentada con la solicitud con arreglo al
        artículo 34. El equipo de evaluación conjunta podrá facilitar información o pedir
        aclaraciones a la autoridad responsable de los organismos notificados sobre la solicitud y la
        evaluación in situ prevista.
        La autoridad responsable de los organismos notificados, junto con el equipo de evaluación
        conjunta, planificará y realizará una evaluación in situ del organismo de evaluación de la
        conformidad solicitante y, en su caso, de toda filial o subcontratista, situados dentro o fuera
        de la Unión, que vayan a participar en el proceso de evaluación de la conformidad.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 113
                                               DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         La evaluación in situ del organismo solicitante será dirigida por la autoridad responsable
        de los organismos notificados.
5.      Si en dicho proceso de evaluación se concluye que el organismo de evaluación de la
        conformidad solicitante no cumple los requisitos establecidos en el anexo VII, la cuestión
        se planteará y se discutirá entre la autoridad responsable de los organismos notificados y el
        equipo de evaluación conjunta con el fin de consensuar y resolver toda divergencia de
        opiniones sobre la evaluación de la solicitud.
        Al término de la evaluación in situ, la autoridad responsable de los organismos notificados
        presentará al organismo de evaluación de la conformidad solicitante una lista de
        incumplimientos resultante de la evaluación y un resumen de la evaluación del equipo de
        evaluación conjunta.
        Dentro de un plazo señalado, el organismo de evaluación de la conformidad solicitante
        deberá enviar a la autoridad nacional un plan de acciones correctivas y preventivas para
        hacer frente a los incumplimientos.
6.      El equipo de evaluación conjunta, dentro de los treinta días siguientes a que se complete la
        evaluación in situ, documentará todas las opiniones divergentes que siga habiendo respecto
        a la evaluación y las remitirá a la autoridad responsable de los organismos notificados.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              114
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 7.      La autoridad responsable de los organismos notificados, a raíz de la recepción de un plan
        de acciones correctivas y preventivas del organismo solicitante, evaluará si se han
        abordado adecuadamente los incumplimientos detectados durante la evaluación. En el plan
        se indicará la causa originaria del incumplimiento detectado y se fijará un plazo para la
        aplicación de las medidas que establezca.
        La autoridad responsable de los organismos notificados, una vez aceptado el plan de
        acciones correctivas y preventivas, lo remitirá, junto con su dictamen al respecto, al equipo
        de evaluación conjunta. Este podrá pedir más aclaraciones y modificaciones a la autoridad
        responsable de los organismos notificados.
        La autoridad responsable de los organismos notificados redactará su informe de evaluación
        final, que incluirá:
        –      el resultado de la evaluación,
        –      la confirmación de que las acciones correctivas y preventivas se han puesto en
               práctica, y cuando proceda aplicado, de manera apropiada,
        –      las opiniones divergentes que subsistan con el equipo de evaluación conjunta,
        –      el ámbito de designación recomendado, cuando proceda.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                115
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 8.      La autoridad responsable de los organismos notificados presentará su informe de
        evaluación final, y en su caso el proyecto de designación, a la Comisión, al MDCG y al
        equipo de evaluación conjunta.
9.      El equipo de evaluación conjunta proporcionará a la Comisión un dictamen final sobre el
        informe de evaluación preparado por la autoridad responsable de los organismos
        notificados, y en su caso el proyecto de designación, en un plazo de veintiún días a partir
        de su recepción, y la Comisión lo transmitirá inmediatamente al MDCG. En el plazo
        de cuarenta y dos días a partir de la recepción del dictamen del equipo de evaluación
        conjunta, el MDCG emitirá una recomendación relativa al proyecto de designación, que la
        autoridad responsable de los organismos notificados tendrá debidamente en cuenta al
        decidir sobre la designación del organismo notificado.
10.     La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá adoptar medidas que indiquen las
        disposiciones detalladas que especifiquen los procedimientos y los informes para la
        solicitud de designación a que se refiere el artículo 34 y para la evaluación de la solicitud
        que se contempla en el presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con
        arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107, apartado 3.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 116
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                                Artículo 36
      Nombramiento de expertos para la evaluación conjunta de las solicitudes de notificación
1.       Los Estados miembros y la Comisión nombrarán a expertos cualificados en la evaluación
         de los organismos de evaluación de conformidad en el ámbito de los productos sanitarios
         para diagnóstico in vitro, a fin de que participen en las actividades a que se refieren los
         artículos 35 y 44.
2.       La Comisión llevará una lista de expertos nombrados con arreglo al apartado 1 del presente
         artículo, junto con información sobre sus ámbitos de competencia y conocimientos
         especializados específicos. Dicha lista se pondrá a disposición de las autoridades
         competentes de los Estados miembros a través del sistema electrónico previsto en el
         artículo 52.
                                               Artículo 37
                                         Requisitos lingüísticos
Todos los documentos necesarios con arreglo a los artículos 34 y 35 se redactarán en la lengua o
lenguas que determine el Estado miembro de que se trate.
Al aplicar el párrafo primero, los Estados miembros considerarán la posibilidad de aceptar y utilizar
una lengua comúnmente entendida en el ámbito sanitario para la totalidad o una parte de la
documentación de que se trate.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                117
                                                DGB 2C                                               ES
 ---pagebreak--- La Comisión facilitará traducciones de la documentación contemplada en los artículos 34 y 35, o de
partes de esta, a una de las lenguas oficiales de la Unión, según sea necesario para que el equipo de
evaluación conjunta nombrado con arreglo al artículo 35, apartado 3, pueda entenderla fácilmente.
                                               Artículo 38
                              Procedimiento de designación y notificación
1.       Los Estados miembros solo designarán organismos de evaluación de la conformidad para
         los cuales se haya realizado la evaluación prevista en el artículo 35 y que cumplan lo
         dispuesto en el anexo VII.
2.       Mediante el sistema de notificación electrónica de la base de datos de organismos
         notificados creada y gestionada por la Comisión (NANDO), los Estados miembros
         notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros los organismos de evaluación
         de la conformidad que hayan designado.
3.       La notificación especificará claramente, utilizando los códigos mencionados en el
         apartado 13 del presente artículo, el alcance de la designación, con indicación de las
         actividades de evaluación de la conformidad que se definen en el presente Reglamento y de
         los tipos de productos que el organismo notificado esté autorizado a evaluar, así como, sin
         perjuicio del artículo 40, de toda condición asociada a la designación.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               118
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 4.      La notificación irá acompañada del informe final de evaluación de la autoridad responsable
        de los organismos notificados, del dictamen final del equipo de evaluación conjunta
        mencionado en el artículo 35, apartado 9, y de la recomendación del MDCG. Cuando el
        Estado miembro notificante no siga la recomendación del MDCG, lo justificará debida y
        razonadamente.
5.      Sin perjuicio del artículo 40, el Estado miembro notificante informará a la Comisión y a los
        demás Estados miembros de toda condición relacionada con la designación y facilitará
        pruebas documentales de las disposiciones adoptadas para garantizar la supervisión
        periódica del organismo notificado y el cumplimiento por este de los requisitos
        establecidos en el anexo VII.
6.      En un plazo de veintiocho días a partir de la notificación a que se refiere el apartado 2, un
        Estado miembro o la Comisión podrán formular objeciones, argumentadas y por escrito,
        respecto del organismo notificado o de su supervisión por la autoridad responsable de los
        organismos notificados. En caso de no formularse objeciones, la Comisión publicará en
        NANDO la notificación en un plazo de cuarenta y dos días a partir de la notificación a que
        se refiere el apartado 2.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 119
                                               DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 7.      Cuando un Estado miembro o la Comisión formulen objeciones con arreglo al apartado 6,
        la Comisión someterá el asunto al MDCG en un plazo de diez días a partir de la expiración
        del plazo establecido en el apartado 6. Previa consulta a los interesados, el MDCG emitirá
        su dictamen antes de transcurridos cuarenta días a partir de que se le haya sometido el
        asunto. Si el MDCG considera que la notificación puede ser aceptada, la Comisión
        publicará en NANDO la notificación en un plazo de 14 días.
8.      Cuando el MDCG, tras haber sido consultado con arreglo al apartado 7, confirme la
        objeción existente o formule otra, el Estado miembro notificante facilitará una respuesta
        por escrito al dictamen del MDCG en un plazo de cuarenta días a partir de su recepción. La
        respuesta abordará las objeciones formuladas en el dictamen y expondrá las razones por las
        que el Estado miembro notificante tiene la intención de designar o no designar al
        organismo de evaluación de la conformidad.
9.      Cuando el Estado miembro notificante decida mantener su decisión de designar al
        organismo de evaluación de la conformidad, tras haber expuesto sus razones con arreglo al
        apartado 8, la Comisión publicará en NANDO la notificación en un plazo de 14 días a
        partir de haber sido informada de la ella.
10.     Al publicar la notificación en NANDO, la Comisión introducirá en el sistema electrónico
        mencionado en el artículo 52 la información relativa a la notificación del organismo
        notificado, junto con los documentos que menciona el apartado 4 del presente artículo y el
        dictamen y la respuesta contemplados en los apartados 7 y 8 del presente artículo.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              120
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 11.     La designación será válida el día siguiente al de la publicación de la notificación en
        NANDO. La notificación publicada incluirá el alcance de la actividad de evaluación de la
        conformidad legal del organismo notificado.
12.     El organismo de evaluación de la conformidad solo podrá realizar las tareas de un
        organismo notificado una vez que la designación sea válida con arreglo al apartado 11.
13.     La Comisión, mediante actos de ejecución, elaborará a más tardar el … [seis meses
        después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] una lista de códigos y los
        correspondientes tipos de productos para especificar el alcance de la designación de los
        organismos notificados. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
        procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107, apartado 3. La Comisión, previa
        consulta al MDCG, podrá actualizar la lista, basándose, entre otros datos, en la
        información obtenida gracias a las actividades de coordinación contempladas en el
        artículo 44.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              121
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 39
                     Número de identificación y lista de organismos notificados
1.      La Comisión asignará un número de identificación a cada organismo notificado cuya
        notificación sea válida con arreglo al artículo 38, apartado 11. Asignará un número de
        identificación único incluso si el organismo es notificado con arreglo a varios actos de la
        Unión. Los organismos notificados en virtud de la Directiva 98/79/CE, en caso de ser
        designados de conformidad con el presente Reglamento, conservarán el número de
        identificación que tuvieran asignado con arreglo a dicha Directiva.
2.      La Comisión hará pública en NANDO la lista de organismos notificados en virtud del
        presente Reglamento, junto con los números de identificación que les hayan sido asignados
        y las actividades de evaluación de la conformidad que se definen en el presente
        Reglamento y los tipos de productos para los que hayan sido notificados. También
        introducirá esa lista en el sistema electrónico a que hace referencia el artículo 52. La
        Comisión se asegurará de que dicha lista se mantiene actualizada.
                                              Artículo 40
                     Supervisión y reevaluación de los organismos notificados
1.      Los organismos notificados comunicarán a la autoridad responsable de los organismos
        notificados sin demora, y a más tardar en un plazo de quince días, cualquier cambio que
        pueda afectar al cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo VII o a su
        capacidad para llevar a cabo las actividades de evaluación de la conformidad de los
        productos para los que han sido designados.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               122
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 2.      Las autoridades responsables de los organismos notificados supervisarán a los organismos
        notificados establecidos en su territorio y a sus filiales y subcontratistas para garantizar que
        siguen cumpliendo los requisitos y obligaciones que figuran en el presente Reglamento.
        Los organismos notificados, previa solicitud de la autoridad responsable de los mismos,
        facilitarán toda la información y los documentos pertinentes necesarios para que la
        autoridad, la Comisión y los demás Estados miembros puedan comprobar dicho
        cumplimiento.
3.      En caso de que la Comisión o la autoridad de un Estado miembro presente una solicitud a
        un organismo notificado establecido en el territorio de otro Estado miembro en relación
        con una evaluación de la conformidad realizada por ese organismo notificado, remitirá una
        copia de dicha solicitud a la autoridad responsable de los organismos notificados de ese
        otro Estado miembro. El organismo notificado de que se trate responderá a la solicitud sin
        demora, y a más tardar en un plazo de quince días. La autoridad responsable de los
        organismos notificados del Estado miembro en que el organismo esté establecido
        garantizará que el organismo notificado atienda las solicitudes presentadas por las
        autoridades de cualquier otro Estado miembro o por la Comisión, a menos que exista una
        razón legítima para no hacerlo, en cuyo caso la cuestión podrá derivarse al MDCG.
4.      Al menos una vez al año, las autoridades nacionales responsables de los organismos
        notificados volverán a evaluar si los organismos notificados establecidos en sus respectivos
        territorios y, en su caso, las filiales y subcontratistas bajo su responsabilidad siguen
        reuniendo los requisitos y cumpliendo las obligaciones establecidos en el anexo VII. Dicha
        revisión incluirá una auditoría in situ de cada organismo notificado y, en caso necesario, de
        sus filiales y subcontratistas.
10729/3/16 REV 3                                                         GR/laa/fm/laa               123
                                                  DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         La autoridad responsable de los organismos notificados realizará sus actividades de
        supervisión y evaluación de acuerdo con un plan de evaluación anual a fin de garantizar
        que puede supervisar eficazmente que el organismo notificado sigue cumpliendo los
        requisitos del presente Reglamento. Ese plan incluirá un calendario motivado de la
        frecuencia de la evaluación del organismo notificado y, en particular, de las filiales y los
        subcontratistas asociados. La autoridad presentará su plan anual de supervisión o
        evaluación de cada organismo notificado del que sea responsable al MDCG y a la
        Comisión.
5.      La supervisión de los organismos notificados por la autoridad responsable de los
        organismos notificados incluirá auditorías observadas del personal del organismo
        notificado, incluido cuando sea necesario el personal de las filiales y los subcontratistas, en
        la medida en que dicho personal realice evaluaciones del sistema de gestión de la calidad
        en las instalaciones de un fabricante.
6.      La supervisión de los organismos notificados realizada por la autoridad responsable de
        estos tendrá en cuenta los datos derivados del control del mercado, de la vigilancia y del
        seguimiento poscomercialización para ayudar a orientar sus actividades.
        La autoridad responsable de los organismos notificados dispondrá un seguimiento
        sistemático de las reclamaciones y otra información, incluidas las procedentes de otros
        Estados miembros, que puedan indicar que un organismo notificado ha incumplido las
        obligaciones o se ha apartado de la práctica común o idónea.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 124
                                               DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 7.      La autoridad responsable de los organismos notificados podrá llevar a cabo, además dela
        supervisión periódica y las evaluaciones in situ, revisiones avisadas con poca antelación,
        sin previo aviso o ad hoc si fueran necesarias para abordar un problema específico o
        comprobar el cumplimiento.
8.      La autoridad responsable de los organismos notificados revisará las evaluaciones
        realizadas por organismos notificados de la documentación técnica y de la documentación
        de la evaluación del funcionamiento de los fabricantes, tal como se especifica en el
        artículo 41.
9.      La autoridad responsable de los organismos notificados documentará y registrará toda
        conclusión relativa al incumplimiento por parte del organismo notificado de los requisitos
        establecidos en el anexo VII y supervisará la aplicación oportuna de las acciones
        correctivas y preventivas.
10.     Tres años después de la notificación de un organismo notificado, y cada cuatro años a
        continuación, la autoridad responsable de los organismos notificados del Estado miembro
        en el que el organismo esté establecido y un equipo de evaluación conjunta nombrado a
        efectos del procedimiento indicado en los artículos 34 y 35 efectuarán una reevaluación
        completa para determinar si el organismo notificado sigue cumpliendo los requisitos
        establecidos en el anexo VII.
11.     La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el
        artículo 108 con el fin de modificar el apartado 10 del presente artículo para cambiar la
        frecuencia con la que se tiene que efectuar la reevaluación completa a que hace referencia
        dicho apartado.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               125
                                              DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 12.      Los Estados miembros informarán a la Comisión y al MDCG, al menos una vez al año, de
         sus actividades de supervisión y evaluación in situ relativas a los organismos notificados y,
         en su caso, a las filiales y subcontratistas. En el informe se detallará el resultado de dichas
         actividades, incluidas las realizadas en virtud del apartado 7, y será tratado como
         confidencial por el MDCG y la Comisión; no obstante, contendrá un resumen que estará a
         disposición pública.
         El resumen del informe se cargará en el sistema electrónico a que hace referencia el
         artículo 52.
                                               Artículo 41
    Revisión de la evaluación realizada por el organismo notificado de la documentación técnica
                       y la documentación de la evaluación del funcionamiento
1.       Como parte de su supervisión permanente de los organismos notificados, la autoridad
         responsable de estos revisará un número apropiado de evaluaciones efectuadas por los
         organismos notificados de la documentación técnica y en particular la documentación de la
         evaluación del funcionamiento de los fabricantes a fin de comprobar las conclusiones
         extraídas por el organismo notificado sobre la base de la información facilitada por el
         fabricante. Dichas revisiones efectuadas por la autoridad responsable de los organismos se
         llevarán a cabo tanto in situ como a distancia.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                 126
                                                 DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 2.      El muestreo de los expedientes que se hayan de revisar de conformidad con el apartado 1
        estará planificado y será representativo de los tipos y el riesgo de los productos certificados
        por el organismo notificado, en particular de los productos de alto riesgo, y estará
        adecuadamente justificado y documentado en un plan de muestreo que facilitará la
        autoridad responsable de los organismos notificados al MDCG previa solicitud.
3.      La autoridad responsable de los organismos notificados revisará si la evaluación por parte
        del organismo notificado se ha realizado de manera adecuada y comprobará los
        procedimientos utilizados, la documentación asociada y las conclusiones del organismo
        notificado. Esta comprobación incluirá la documentación técnica y la documentación de la
        evaluación del funcionamiento del fabricante sobre las que haya basado su evaluación el
        organismo notificado. Dichas revisiones se efectuarán utilizando especificaciones
        comunes.
4.      Esas revisiones formarán asimismo parte de la reevaluación de los organismos notificados,
        de conformidad con el artículo 40, apartado 10, y de las actividades conjuntas de
        evaluación que contempla el artículo 43, apartado 3. Las revisiones se efectuarán
        empleando las competencias adecuadas.
5.      Basándose en los informes de esas revisiones y evaluaciones de la autoridad responsable
        de los organismos notificados o de los equipos de evaluación conjunta, en las aportaciones
        procedentes de las actividades de control del mercado, vigilancia de los productos y
        seguimiento poscomercialización que se describen en el capítulo VII, o en el seguimiento
        permanente del progreso técnico, o en la detección de motivos de preocupación y de
        cuestiones emergentes en materia de seguridad y funcionamiento de los productos, el
        MDCG podrá recomendar que el muestreo realizado en virtud del presente artículo cubra
        una proporción mayor o menor de documentación técnica y de documentación de la
        evaluación del funcionamiento evaluadas por un organismo notificado.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                127
                                               DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 6.      La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá adoptar medidas que indiquen las
        disposiciones detalladas, los documentos asociados para la revisión de las evaluaciones de
        la documentación técnica y la documentación de la evaluación del funcionamiento, así
        como la coordinación de dicha revisión, tal como se contempla en el presente artículo.
        Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se
        refiere el artículo 107, apartado 3.
                                             Artículo 42
                            Cambios en las designaciones y notificaciones
1.      La autoridad responsable de los organismos notificados notificará a la Comisión y a los
        demás Estados miembros todos los cambios que afecten a la designación de un organismo
        notificado.
        Los procedimientos descritos en los artículos 35 y 38 se aplicarán a las ampliaciones del
        alcance de la designación.
        En lo que atañe a cambios relativos a la designación distintos de la ampliación de su
        alcance, se aplicarán los procedimientos establecidos en los siguientes apartados.
2.      La Comisión publicará inmediatamente en NANDO la notificación modificada e
        introducirá inmediatamente información relativa a los cambios de la designación del
        organismo notificado en el sistema electrónico previsto en el artículo 52.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa              128
                                              DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 3.      Cuando un organismo notificado decida poner fin a sus actividades de evaluación de la
        conformidad, informará de ello a la autoridad responsable de los organismos notificados y
        a los fabricantes afectados tan pronto como sea posible y, en el caso de un cese planeado,
        un año antes de cesar sus actividades. Los certificados podrán seguir siendo válidos
        durante un plazo de nueve meses después del cese de las actividades del organismo
        notificado, siempre que otro organismo notificado haya confirmado por escrito que
        asumirá la responsabilidad de los productos cubiertos por dichos certificados. Antes de
        expedir nuevos certificados para esos productos, el nuevo organismo notificado realizará
        una evaluación completa de los productos afectados antes del vencimiento de ese plazo.
        Cuando el organismo notificado haya cesado en su actividad, la autoridad responsable de
        los organismos notificados retirará la designación.
4.      Cuando una autoridad responsable de los organismos notificados haya comprobado que un
        organismo notificado ya no satisface los requisitos establecidos en el anexo VII, o no está
        cumpliendo sus obligaciones, o no ha tomado las medidas correctivas necesarias, la
        autoridad suspenderá, limitará o retirará la designación total o parcialmente, en función de
        la gravedad del incumplimiento. La suspensión no excederá de un año y será renovable una
        vez por el mismo período.
        La autoridad responsable de los organismos notificados comunicará inmediatamente a la
        Comisión y a los demás Estados miembros toda suspensión, limitación o retirada de una
        designación.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               129
                                              DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 5.      Cuando su designación haya sido suspendida, limitada o retirada total o parcialmente, el
        organismo notificado informará a los fabricantes afectados a más tardar en un plazo de
        diez días.
6.      En caso de limitación, suspensión o retirada de una designación, la autoridad responsable
        de los organismos notificados tomará las medidas necesarias para garantizar que se
        conservan los archivos del organismo notificado de que se trate y los pondrá a disposición
        de las autoridades de otros Estados miembros responsables de los organismos notificados y
        de las autoridades responsables del control del mercado, a petición de estas.
7.      En caso de limitación, suspensión o retirada de una designación, la autoridad responsable
        de los organismos notificados:
        a)    evaluará las repercusiones en los certificados expedidos por el organismo notificado;
        b)    presentará a la Comisión y a los demás Estados miembros un informe con sus
              conclusiones en un plazo de tres meses a partir de la notificación de los cambios de
              la designación;
        c)    exigirá al organismo notificado para que suspenda o retire, en un plazo razonable
              determinado por la autoridad, todo certificado indebidamente expedido, a fin de
              garantizar la seguridad de los productos en el mercado;
        d)    introducirá en el sistema electrónico contemplado en el artículo 52 información
              relativa a los certificados cuya suspensión o retirada haya ordenado;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              130
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         e)    informará a la autoridad competente en materia de productos sanitarios para
              diagnóstico in vitro del Estado miembro en el que tenga su domicilio social el
              fabricante, a través del sistema electrónico previsto en el artículo 52, de los
              certificados cuya suspensión o retirada haya ordenado. Cuando sea necesario para
              evitar un riesgo potencial para la salud o la seguridad de los pacientes, usuarios u
              otras personas, dicha autoridad competente tomará las medidas oportunas.
8.      Con excepción de los certificados expedidos indebidamente y cuando una designación
        haya sido suspendida o limitada, los certificados mantendrán su validez en las
        circunstancias siguientes:
        a)    cuando en el plazo de un mes a partir de la suspensión o la limitación, la autoridad
              responsable de los organismos notificados haya confirmado que no se suscita
              ninguna cuestión de seguridad en relación con los certificados afectados por la
              suspensión o la limitación y haya fijado un calendario y previsto medidas para
              subsanar la suspensión o limitación, o bien:
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                131
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         b)    cuando la autoridad responsable de los organismos notificados haya confirmado que
              no se expedirán, modificarán ni volverán a expedir certificados relacionados con la
              suspensión mientras dure la suspensión o limitación, y declare si el organismo
              notificado tiene o no la capacidad de seguir supervisando y siendo responsable de los
              certificados existentes expedidos para el período de la suspensión o limitación.
              Cuando la autoridad responsable de los organismos notificados determine que el
              organismo notificado no tiene capacidad de respaldar los certificados expedidos, el
              fabricante deberá proporcionar a las autoridades competentes en materia de
              productos sanitarios para diagnóstico in vitro del Estado miembro en el que tenga su
              domicilio social el fabricante del producto objeto del certificado, en un plazo de tres
              meses a partir de la suspensión o limitación, una confirmación por escrito de que otro
              organismo notificado cualificado asume temporalmente las funciones del organismo
              notificado para supervisar y seguir siendo responsable de los certificados durante el
              período de suspensión o limitación.
9.      Salvo en el caso de certificados expedidos indebidamente, y cuando se haya retirado una
        designación, los certificados seguirán siendo válidos durante nueve meses, en las
        circunstancias siguientes:
        a)    cuando la autoridad competente en materia de productos sanitarios para diagnóstico
              in vitro del Estado miembro en el que tenga su domicilio social el fabricante del
              producto objeto del certificado haya confirmado que no se suscita ninguna cuestión
              de seguridad asociada con dichos productos, y
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 132
                                              DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         b)     otro organismo notificado haya confirmado por escrito que asumirá la
               responsabilidad inmediata de dichos productos y que habrá completado su
               evaluación en el plazo de doce meses a partir de la retirada de la designación.
        En las circunstancias a que se refiere el párrafo primero, la autoridad nacional competente
        en materia de productos sanitarios para diagnóstico in vitro del Estado miembro en el que
        tenga su domicilio social el fabricante del producto objeto del certificado podrá prorrogar
        la validez provisional de los certificados por plazos adicionales de tres meses, sin exceder
        de doce meses en total.
        La autoridad o el organismo notificado que haya asumido las funciones del organismo
        notificado afectado por el cambio de designación informarán inmediatamente a la
        Comisión, a los demás Estados miembros y a los demás organismos notificados del cambio
        relativo a dichas funciones.
                                              Artículo 43
                   Cuestionamiento de la competencia de organismos notificados
1.      La Comisión, junto con el MDCG, investigará todos los casos en los que se hayan puesto
        en su conocimiento motivos de preocupación acerca de si un organismo notificado, o uno o
        varios de sus subcontratistas o filiales, sigue cumpliendo los requisitos establecidos en el
        anexo VII o las obligaciones que le incumben. Se cerciorará de que se informe a la
        correspondiente autoridad responsable de los organismos notificados y de que se le dé la
        oportunidad de investigar dichos motivos de preocupación.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                133
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 2.      El Estado miembro notificante facilitará a la Comisión, a petición de esta, toda la
        información relativa a la designación del organismo notificado en cuestión.
3.      La Comisión, junto con el MDCG, podrá iniciar en su caso el procedimiento de evaluación
        contemplado en el artículo 35, apartados 3 y 5, cuando existan motivos de preocupación
        razonables acerca de que sigan cumpliendo los requisitos establecidos en el anexo VII un
        organismo notificado o una filial o subcontratista y se considere que la investigación de la
        autoridad responsable de los organismos notificados no ha abordado plenamente esos
        motivos de preocupación, o previa solicitud de la autoridad responsable de los organismos
        notificados. El informe y los resultados de ese procedimiento de evaluación se atendrán a
        los principios previstos en el artículo 35. Como alternativa, y dependiendo de la gravedad
        del asunto, la Comisión, junto con el MDCG, podrá pedir que la autoridad responsable de
        los organismos notificados permita la participación de hasta dos expertos de la lista
        elaborada con arreglo al artículo 36 en una evaluación in situ como parte de las actividades
        de supervisión y evaluación planificadas de conformidad con el artículo 40 y tal como se
        establece en el plan anual de evaluación previsto en dicho artículo 40, apartado 4.
4.      Cuando la Comisión compruebe que un organismo notificado ya no cumple los requisitos
        de designación, lo comunicará al Estado miembro notificante y le pedirá que adopte las
        medidas correctivas necesarias, que podrán llegar, si es necesario, a la suspensión,
        limitación o retirada de la designación.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              134
                                                DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---         Si el Estado miembro no adopta las medidas correctivas necesarias, la Comisión, mediante
        actos de ejecución, podrá suspender, limitar o retirar la designación. Dichos actos de
        ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el
        artículo 107, apartado 3. La Comisión comunicará su decisión al Estado miembro afectado
        y actualizará el NANDO y el sistema electrónico contemplado en el artículo 52.
5.      La Comisión garantizará que toda información confidencial recabada en el transcurso de
        sus investigaciones se trate en consecuencia.
                                             Artículo 44
                          Revisión por pares e intercambio de experiencia
                 entre las autoridades responsables de los organismos notificados
1.      La Comisión se encargará de la organización del intercambio de experiencias y la
        coordinación de las prácticas administrativas entre las autoridades responsables de los
        organismos notificados. Dicho intercambio incluirá elementos como:
        a)    la elaboración de documentos de buenas prácticas relacionados con las actividades de
              las autoridades responsables de los organismos notificados;
        b)    la elaboración de documentos de orientación para los organismos notificados en
              relación con la aplicación del presente Reglamento;
        c)    la formación y la cualificación de los expertos a que se refiere el artículo 36;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa             135
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         d)    el seguimiento de las tendencias relativas a los cambios en las designaciones y
              notificaciones de organismos notificados y las tendencias en la retirada de
              certificados y transferencias entre organismos notificados;
        e)    el seguimiento de la aplicación y la aplicabilidad de los códigos de alcance a que se
              refiere el artículo 38, apartado 13;
        f)    la creación de un mecanismo para la revisión por pares entre las autoridades y
              la Comisión;
        g)    los métodos de comunicación al público sobre las actividades de supervisión y
              vigilancia de las autoridades y la Comisión en relación con los organismos
              notificados.
2.      Las autoridades responsables de los organismos notificados participarán cada tres años en
        una revisión por pares por medio del mecanismo creado con arreglo al apartado 1 del
        presente artículo. Dichas revisiones se llevarán a cabo normalmente en paralelo con las
        evaluaciones conjuntas in situ previstas en el artículo 35. Como alternativa, una autoridad
        nacional podrá optar por que dichas revisiones tengan lugar como parte de sus actividades
        de supervisión a que se refiere el artículo 40.
3.      La Comisión participará en la organización y apoyará la puesta en práctica del mecanismo
        de revisión por pares.
4.      La Comisión elaborará un informe sucinto anual de las actividades de revisión por pares,
        que se pondrá a disposición del público.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              136
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 5.       La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá adoptar medidas que indiquen las
         disposiciones detalladas y los documentos relacionados para los mecanismos de revisión
         por pares, y la formación y la cualificación, tal como se contempla en el apartado 1 del
         presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de
         examen a que se refiere el artículo 107, apartado 3.
                                              Artículo 45
                             Coordinación de los organismos notificados
La Comisión velará por que se establezca y mantenga una coordinación y cooperación adecuadas
entre los organismos notificados a través del grupo de coordinación de los organismos notificados,
tal como se contempla en el artículo 49 del Reglamento (UE) 2017/… +.
Los organismos notificados en virtud del presente Reglamento participarán en el trabajo de dicho
grupo.
                                              Artículo 46
                                       Lista de tasas aplicables
Los organismos notificados elaborarán listas de las tasas que se apliquen normalmente a las
actividades de evaluación de la conformidad que realicen y harán que dichas listas estén disponibles
para el público.
+
        DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               137
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                            Capítulo V
                  Clasificación y evaluación de la conformidad
                                            SECCIÓN 1
                                         CLASIFICACIÓN
                                             Artículo 47
                                  Clasificación de los productos
1.      Los productos se clasificarán en las clases A, B, C y D, teniendo en cuenta la finalidad
        prevista de los productos y sus riesgos inherentes. La clasificación se llevará a cabo de
        conformidad con el anexo VIII.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               138
                                              DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 2.      Cualquier controversia entre el fabricante y el organismo notificado que se derive de la
        aplicación del anexo VIII se someterá a la decisión a la autoridad competente del Estado
        miembro en que el fabricante tenga su domicilio social. Si el fabricante no tiene domicilio
        social en la Unión y todavía no ha designado a un representante autorizado, el asunto se
        remitirá a la autoridad competente del Estado miembro en que tenga su domicilio social el
        representante autorizado a que se refiere el anexo IX, sección 2.2, párrafo segundo,
        letra b). Cuando el organismo notificado esté establecido en un Estado miembro distinto
        del Estado miembro del fabricante, la autoridad competente adoptará su decisión previa
        consulta a la autoridad competente del Estado miembro que haya designado al organismo
        notificado.
        La autoridad competente del Estado miembro en el que el fabricante tenga su domicilio
        social notificará al MDCG y a la Comisión su decisión. La decisión deberá facilitarse
        previa solicitud.
3.      A petición de un Estado miembro, y previa consulta al MDCG, la Comisión, mediante
        actos de ejecución, decidirá sobre:
        a)     la aplicación del anexo VIII a un producto, o a una categoría o grupo de productos
               concreto, para determinar la clasificación de dichos productos;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              139
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         b)    la reclasificación de un producto, o de una categoría o grupo de productos, por
              razones de salud pública basadas en nuevas pruebas científicas, o en toda
              información de que se disponga en el transcurso de las actividades de vigilancia y
              control del mercado, como excepción al anexo VIII.
4.      Por iniciativa propia y previa consulta al MDCG, la Comisión, mediante actos de
        ejecución, también podrá decidir sobre los asuntos mencionados en el apartado 3, letras a)
        y b).
5.      Para garantizar una aplicación uniforme del anexo VIII, y teniendo en cuenta los
        dictámenes científicos correspondientes de los comités científicos pertinentes, la Comisión
        podrá adoptar actos de ejecución en la medida necesaria para resolver cuestiones de
        divergencias en la interpretación y de aplicación práctica.
6.      Los actos de ejecución indicados en los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo se
        adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107,
        apartado 3.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa               140
                                              DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---                                              SECCIÓN 2
                             EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
                                              Artículo 48
                          Procedimientos de evaluación de la conformidad
1.      Antes de introducir un producto en el mercado, los fabricantes realizarán una evaluación de
        la conformidad del producto, de conformidad con los procedimientos aplicables de
        evaluación de la conformidad establecidos en los anexos IX a XI.
2.      Antes de poner en servicio un producto que no se haya introducido en el mercado, con
        excepción de los productos fabricados con arreglo al artículo 5, apartado 5, los fabricantes
        realizarán una evaluación de la conformidad del producto, de conformidad con los
        procedimientos aplicables de evaluación de la conformidad establecidos en los anexos IX
        a XI.
3.      Los fabricantes de productos de la clase D no destinados a estudios del funcionamiento,
        estarán sujetos a una evaluación de la conformidad tal como se indica en los capítulos I y
        II, excepto la sección 5, y en el anexo IX, capítulo III.
        Además de los procedimientos a que se refiere el párrafo primero, en el caso de los
        productos para autodiagnóstico y pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al paciente,
        el fabricante seguirá el procedimiento de evaluación de la documentación técnica
        establecido en el anexo IX, sección 5.1.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                 141
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         Además de los procedimientos a que se refieren los párrafos primero y segundo, en el caso
        de pruebas diagnósticas para selección terapéutica, el organismo notificado consultará a
        una autoridad competente designada por los Estados miembros de conformidad con la
        Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 1 o al EMA, según proceda,
        de conformidad con el procedimiento establecido en el anexo IX, sección 5.2.
4.      Los fabricantes de productos de clase D no destinados a estudios del funcionamiento,
        podrán, en lugar del procedimiento de evaluación de la conformidad aplicable en virtud del
        apartado 3, decidir aplicar una evaluación de la conformidad como se especifica en el
        anexo X junto con una evaluación de la conformidad como se especifica en el anexo XI.
        Para las pruebas diagnósticas para selección terapéutica, el organismo notificado podrá
        consultar en particular a una autoridad competente designada por los Estados miembros de
        conformidad con la Directiva 2001/83/CE o al EMA, según proceda, de conformidad con
        el procedimiento establecido en el anexo X, sección 3, letra k).
1
      Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001,
      por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano
      (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa              142
                                              DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 5.      En particular, y sin perjuicio de cualesquiera de las obligaciones en virtud de los otros
        procedimientos a que se refieren los apartados 3 y 4, para los productos para los que se
        hayan designado uno o más laboratorios de referencia de la UE, con arreglo al artículo 100,
        el organismo notificado que lleve a cabo la evaluación de la conformidad solicitará que
        uno de dichos laboratorios de referencia de la UE verifique, mediante pruebas de
        laboratorio, el funcionamiento declarado por el fabricante y la conformidad del producto
        con las especificaciones comunes u otras soluciones elegidas por el fabricante para
        garantizar un nivel al menos equivalente de seguridad y de funcionamiento, como se
        especifica en el anexo IX, sección 4.9, y en el anexo X, sección 3, letra j). Las pruebas de
        laboratorio realizadas por un laboratorio de referencia de la UE se centrarán en particular
        en la sensibilidad analítica y diagnóstica mediante la utilización de los mejores materiales
        de referencia disponibles.
6.      Además de los requisitos de procedimiento aplicables en virtud de los apartados 3 y 4,
        cuando no se disponga de especificaciones comunes para productos de la clase D y cuando
        se trate además de la primera certificación de ese tipo específico de producto, el organismo
        notificado consultará a los expertos pertinentes a que se refiere el artículo 106 del
        Reglamento (UE) 2017/… + sobre el informe de evaluación del funcionamiento del
        fabricante. A tal fin, el organismo notificado presentará el informe de evaluación del
        funcionamiento del fabricante al panel de expertos en un plazo de cinco días después de
        haberlo recibido del fabricante. Los expertos, bajo la supervisión de la Comisión,
        presentarán sus opiniones al organismo notificado de conformidad con el anexo IX,
        sección 4.9, o el anexo X, sección 3., letra j), según corresponda, dentro del plazo allí
        indicado para la presentación del dictamen científico por parte del laboratorio de referencia
        de la UE.
+
      DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento 10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                143
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 7.      Los fabricantes de productos de la clase C no destinados a estudios del funcionamiento
        estarán sujetos a una evaluación de la conformidad, como se especifica en los capítulos I
        y III del anexo IX, que incluirá una evaluación de la documentación técnica, como se
        especifica en las secciones 4.4 a 4.8 de dicho anexo, de al menos un producto
        representativo por grupo genérico de productos.
        Además de los procedimientos a que se refiere el párrafo primero, en el caso de los
        productos para autodiagnóstico y pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al paciente
        el fabricante seguirá el procedimiento establecido en el anexo IX, sección 5.1.
        Además de los procedimientos a que se refieren los párrafos primero y segundo, en el caso
        de las pruebas diagnósticas para selección terapéutica, el organismo notificado seguirá para
        cada producto el procedimiento previsto para la evaluación de la documentación técnica
        establecido en el anexo IX, sección5.2, y aplicará el procedimiento para la evaluación de la
        documentación técnica establecido en el anexo IX, secciones 4.1 a 4.8, y consultará a una
        autoridad competente designada por los Estados miembros con arreglo a la
        Directiva 2001/83/CE o a la EMA, según proceda, con arreglo a los procedimientos
        descritos en el anexo IX, sección 5.2.
8.      Los fabricantes de productos de clase C no destinados a estudios del funcionamiento
        podrán, en lugar del procedimiento de evaluación de la conformidad aplicable en virtud del
        apartado 7, decidir aplicar una evaluación de la conformidad como se especifica en el
        anexo X junto con una evaluación de la conformidad como se especifica en el anexo XI,
        excepto su sección 5.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa               144
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         Para las pruebas diagnósticas para selección terapéutica, el organismo notificado podrá en
        particular para cada producto consultar a una autoridad competente designada por los
        Estados miembros de conformidad con la Directiva 2001/83/CE o al EMA, según proceda,
        de conformidad con el procedimiento establecido en el anexo X, sección 3, letra k).
9.      Los fabricantes de productos de la clase B no destinados a estudios del funcionamiento,
        estarán sujetos a una evaluación de la conformidad, tal como se especifica en los
        capítulos I y III del anexo IX, que incluirá asimismo una evaluación de la documentación
        técnica, tal como se especifica en las secciones 4.4 a 4.8 de dicho anexo para al menos un
        producto representativo por categoría de productos.
        Además de los procedimientos a que se refiere el párrafo primero, en el caso de los
        productos para autodiagnóstico y pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al paciente,
        el fabricante seguirá el procedimiento establecido en el anexo IX, sección 5.1.
10.     Los fabricantes de productos de la clase A no destinados a estudios del funcionamiento,
        declararán la conformidad de sus productos emitiendo la declaración UE de conformidad a
        que se refiere el artículo 17 tras haber elaborado la documentación técnica especificada en
        los anexos II y III.
        No obstante, si dichos productos se introducen en el mercado en condiciones estériles, el
        fabricante aplicará los procedimientos establecidos en el anexo IX o en el anexo XI. La
        participación del organismo notificado se limitará a los aspectos que se refieran al
        establecimiento, protección y mantenimiento de las condiciones de esterilidad.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              145
                                                DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- 11.     Los productos para los estudios del funcionamiento estarán sujetos a los requisitos
        establecidos en los artículos 57 a 77.
12.     El Estado miembro en que el organismo notificado esté establecido podrá requerir que
        todos o parte de los documentos, incluida la documentación técnica, así como los informes
        de auditoría, de evaluación o de inspección, relativos a los procedimientos contemplados
        en los apartados 1 a 10, estén disponibles en la lengua o lenguas oficiales de la Unión que
        haya determinado dicho Estado miembro. En ausencia de tal requerimiento, dichos
        documentos estarán disponibles en cualquier lengua oficial de la Unión aceptable para el
        organismo notificado.
13.     La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá especificar las disposiciones detalladas y
        los aspectos de procedimiento que garanticen una aplicación armonizada de los
        procedimientos de evaluación de la conformidad por los organismos notificados, para
        cualesquiera de los siguientes aspectos:
        a)    la frecuencia y la base de muestreo para la evaluación representativa de la
              documentación técnica, con arreglo al anexo IX, sección 2.3, párrafo tercero, y
              sección 3.5, cuando se trate de productos de la clase C;
        b)    la frecuencia mínima de las auditorías sobre el terreno sin previo aviso y ensayos por
              muestreo que habrán de realizar los organismos notificados con arreglo al anexo IX,
              sección 3.4, teniendo en cuenta la clase de riesgo y el tipo de producto;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              146
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         c)    la frecuencia del muestreo de productos o lotes de productos de la clase D fabricados
              que deben enviarse a un laboratorio de referencia de la UE designado en virtud del
              artículo 100, con arreglo al anexo IX, sección 4.12, y al anexo XI, sección 5.1; o
        d)    las pruebas físicas, analíticas u otras que deban realizar los organismos notificados en
              sus ensayos por muestreo, evaluación de la documentación técnica y exámenes de
              tipo, con arreglo al anexo IX, secciones 3.4 y 4.3, y al anexo X, sección 3, letras f)
              y g).
        Los actos de ejecución a que se refiere el párrafo primero se adoptarán con arreglo al
        procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107, apartado 3.
                                              Artículo 49
                            Participación de los organismos notificados
                      en los procedimientos de evaluación de la conformidad
1.      Cuando el procedimiento de evaluación de la conformidad requiera la participación de un
        organismo notificado, el fabricante podrá presentar su solicitud al organismo notificado
        que desee, siempre que el elegido se designe para llevar a cabo las actividades de
        evaluación de la conformidad relativas a los tipos de productos de que se trate. El
        fabricante no podrá presentar en paralelo una solicitud a otro organismo notificado para el
        mismo procedimiento de evaluación de la conformidad.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                147
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 2.      Mediante el sistema electrónico a que hace referencia el artículo 52, el organismo
        notificado informará a los demás organismos notificados de todo fabricante que haya
        retirado su solicitud antes de que el organismo notificado haya tomado una decisión sobre
        la evaluación de la conformidad.
3.      Cuando presenten una solicitud a un organismo notificado con arreglo al apartado 1, los
        fabricantes declararán si han retirado una solicitud presentada ante otro organismo
        notificado con anterioridad a la decisión de dicho organismo notificado y facilitarán
        información sobre cualquier otra solicitud anterior para la misma evaluación de
        conformidad que haya sido denegada por otro organismo notificado.
4.      El organismo notificado podrá solicitar del fabricante toda información o datos necesarios
        para llevar a cabo correctamente el procedimiento elegido de evaluación de la
        conformidad.
5.      Los organismos notificados y su personal llevarán a cabo las actividades de evaluación de
        la conformidad con el máximo nivel de integridad profesional y con la competencia técnica
        y científica exigida para el campo específico de que se trate, y estarán libres de cualquier
        presión o incentivo, especialmente de índole financiera, que pudiera influir en su
        apreciación o en el resultado de sus actividades de evaluación de la conformidad, en
        particular la que pudieran ejercer personas o grupos de personas que tengan algún interés
        en los resultados de esas actividades.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 148
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                              Artículo 50
   Mecanismo de escrutinio de las evaluaciones de la conformidad de los productos de la clase D
1.      Los organismos notificados comunicarán a la autoridad competente los certificados que
        han concedido para productos de la clase D, salvo los destinados a completar o renovar
        certificados. Tal comunicación se realizará mediante el sistema electrónico a que se refiere
        el artículo 52, e irá acompañada de las instrucciones de uso a que se refiere el anexo I,
        sección 20.4, el resumen sobre seguridad y funcionamiento a que se refiere el artículo 29,
        el informe de evaluación del organismo notificado y, en su caso, los ensayos de laboratorio
        y el dictamen científico realizados por el laboratorio de referencia de la UE, según lo
        dispuesto en el artículo 48, apartado 3, párrafo segundo, y, en su caso, las opiniones
        manifestadas de conformidad con el artículo 48, apartado 4, por los expertos a que se
        refiere el artículo 106 del Reglamento (UE) 2017/… + En caso de divergencia de opiniones
        entre el organismo notificado y los expertos, también incluirá una justificación completa.
2.      Las autoridades competentes, y en su caso la Comisión, por motivos de preocupación
        razonables, podrán aplicar procedimientos adicionales con arreglo a los artículos 40, 41,
        42, 43 o 89 y, en caso necesario, adoptar las medidas adecuadas con arreglo a los
        artículos 90 y 92.
3.      El MDCG y, en su caso, la Comisión, podrán solicitar, por motivos de preocupación
        razonables, asesoramiento científico de paneles de expertos en relación con la seguridad y
        el funcionamiento de cualquier producto.
+
      DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento 10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               149
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 51
                                     Certificados de conformidad
1.      Los certificados expedidos por los organismos notificados con arreglo a los anexos IX, X
        y XI se redactarán en una lengua oficial de la Unión determinada por el Estado miembro en
        el que tiene su domicilio social el organismo notificado, o, en su defecto, en una lengua
        oficial de la Unión aceptada por este último. El contenido mínimo de los certificados se
        atendrá a lo indicado en el anexo XII.
2.      Los certificados serán válidos para el período que indican, que no excederá de cinco años.
        A solicitud del fabricante, la validez del certificado podrá prorrogarse por períodos
        adicionales no superiores a cinco años, sobre la base de una nueva evaluación con arreglo a
        los procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables. Todo suplemento de un
        certificado será válido mientras el certificado al que complementa lo sea.
3.      Los organismos notificados podrán imponer restricciones al uso previsto de un producto
        para determinados grupos de pacientes o usuarios, o exigir que los fabricantes lleven a
        cabo estudios específicos de seguimiento del funcionamiento poscomercialización, con
        arreglo a la parte B del anexo XIII.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               150
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 4.      Si un organismo notificado observa que el fabricante ya no cumple los requisitos del
        presente Reglamento, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, suspenderá o
        retirará el certificado expedido o le impondrá restricciones, a menos que se garantice el
        cumplimiento de los requisitos porque el fabricante adopte las acciones correctivas
        adecuadas en un plazo adecuado determinado por el organismo notificado. El organismo
        notificado motivará su decisión.
5.      El organismo notificado introducirá en el sistema electrónico a que hace referencia el
        artículo 52 cualquier información relativa a los certificados expedidos, incluidas sus
        modificaciones y suplementos, así como a los certificados suspendidos, restablecidos,
        retirados, denegados o a los que se han impuesto limitaciones. Dicha información estará
        accesible para el público.
6.      La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 108 que,
        habida cuenta del progreso técnico, modifiquen el contenido mínimo de los certificados
        establecidos en el anexo XII.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               151
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---                                                   Artículo 52
   Sistema electrónico relativo a los organismos notificados y a los certificados de conformidad
A los efectos del presente Reglamento, en el sistema electrónico creado en virtud del artículo 57 del
Reglamento (UE) 2017/… +, se recabará y tratará, conforme a lo dispuesto en dicho artículo, la
siguiente información:
a)       la lista de filiales a que se refiere el artículo 33, apartado 2;
b)       la lista de expertos a que se refiere el artículo 36, apartado 2;
c)       la información relativa a la notificación contemplada en el artículo 38, apartado 10, y las
         notificaciones modificadas a que se refiere el artículo 42, apartado 2;
d)       la lista de organismos notificados a que se refiere el artículo 39, apartado 2;
e)       el resumen del informe a que se refiere el artículo 40, apartado 12;
f)       las notificaciones para evaluaciones de conformidad y certificados a que se refiere el
         artículo 50, apartado 1;
g)       la retirada o denegación de solicitudes de certificados a que se refiere el artículo 49,
         apartado 2, y el anexo VII, sección 4.3;
+
        DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                           GR/laa/fm/laa           152
                                                   DGB 2C                                         ES
 ---pagebreak--- h)      la información relativa a los certificados a que se refiere el artículo 51, apartado 5;
i)      el resumen de seguridad y funcionamiento a que se refiere el artículo 29.
                                              Artículo 53
                             Cambio voluntario de organismo notificado
1.      Si un fabricante pone fin a su contrato con un organismo notificado y concluye otro con un
        organismo notificado distinto para la evaluación de la conformidad del mismo producto,
        las disposiciones detalladas para el cambio de organismo notificado estarán claramente
        definidas en un acuerdo entre el fabricante, el nuevo organismo notificado y, cuando sea
        posible, el anterior. Dicho acuerdo incluirá, como mínimo, los siguientes aspectos:
        a)     la fecha en que pierden validez los certificados expedidos por el organismo
               notificado anterior;
        b)     la fecha hasta la cual el número de identificación del organismo notificado anterior
               puede figurar en la información facilitada por el fabricante, incluido cualquier
               material publicitario;
        c)     la transferencia de documentos, incluidos los aspectos de confidencialidad y los
               derechos de propiedad;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa              153
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         d)     la fecha a partir de la cual se atribuyen al nuevo organismo notificado las tareas de
               evaluación de la conformidad del organismo notificado anterior;
        e)     el último número de serie o número de lote del que es responsable el organismo
               notificado anterior.
2.      El organismo notificado anterior retirará los certificados que haya expedido para el
        producto de que se trate en la fecha en que pierdan validez.
                                                Artículo 54
                  Exención de los procedimientos de evaluación de la conformidad
1.      No obstante lo dispuesto en el artículo 48, la autoridad competente podrá autorizar, a raíz
        de una petición debidamente justificada, la introducción en el mercado o puesta en servicio
        en el territorio del Estado miembro afectado de un producto específico que no se haya
        sometido al procedimiento establecido en dicho artículo, pero cuya utilización redunde en
        beneficio de la salud pública o de la seguridad o la salud de los pacientes.
2.      El Estado miembro comunicará a la Comisión y a los demás Estados miembros cualquier
        decisión de autorizar la introducción en el mercado o puesta en servicio de un producto con
        arreglo al apartado 1 cuando se conceda para más de un único paciente.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               154
                                                  DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 3.      A raíz de una comunicación con arreglo al apartado 2 del presente artículo, en casos
        excepcionales relacionados con la salud pública o la salud o la seguridad de los pacientes,
        la Comisión, mediante actos de ejecución, podrá ampliar al territorio de la Unión, por un
        período de tiempo limitado, la validez de una autorización concedida por un Estado
        miembro con arreglo al apartado 1 del presente artículo, y establecer las condiciones de
        introducción en el mercado o puesta en servicio del producto. Dichos actos de ejecución se
        adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107,
        apartado 3.
        Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas relacionadas con la salud y la
        seguridad de las personas, la Comisión adoptará actos de ejecución de aplicación inmediata
        con arreglo al procedimiento a que se refiere el artículo 107, apartado 4.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa               155
                                             DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 55
                                      Certificado de libre venta
1.      Con fines de exportación y a petición de un fabricante o de un representante autorizado, el
        Estado miembro en que el fabricante o su representante autorizado tengan su domicilio
        social expedirá un certificado de libre venta que indique que el fabricante o el
        representante autorizado, según corresponda, tiene su sede social en su territorio y que el
        producto de que se trate, que lleva el marcado CE con arreglo al presente Reglamento,
        puede comercializarse en la Unión. El certificado de libre venta contendrá el identificador
        de producto básico para el producto tal como se haya suministrado a la base de datos de
        identificación única de productos con arreglo al artículo 26. Cuando un organismo
        notificado haya expedido un certificado con arreglo al artículo 51, el certificado de libre
        venta incluirá el número único de identificación del certificado expedido por el organismo
        notificado, como se contempla en el anexo XII, capítulo II, sección 3.
2.      La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá establecer un modelo de certificado de
        libre venta teniendo en cuenta las prácticas internacionales sobre utilización de dichos
        certificados. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento
        consultivo a que se refiere el artículo 107, apartado 2.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 156
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                            Capítulo VI
                Pruebas clínicas, evaluación del funcionamiento
                              y estudios del funcionamiento
                                              Artículo 56
                         Evaluación del funcionamiento y pruebas clínicas
1.      La confirmación de la conformidad con los requisitos generales de seguridad y
        funcionamiento que figuran en el anexo I, en particular los relativos a las características del
        funcionamiento a que se refiere el capítulo I y la sección 9 del anexo I en las condiciones
        normales del uso previsto del producto, así como la evaluación de las interferencias y
        reacciones cruzadas y de la aceptabilidad de la relación beneficio-riesgo-beneficio a que se
        refieren el anexo I, secciones 1 y 8, se basarán en datos sobre validez científica y
        funcionamiento analítico y clínico que aporten pruebas clínicas suficientes, incluidos, en su
        caso, los datos pertinentes a que se refiere el anexo III.
        El fabricante especificará y justificará el nivel de pruebas clínicas necesario para demostrar
        la conformidad con los correspondientes requisitos generales de seguridad y
        funcionamiento. Dicho nivel de las pruebas clínicas será el adecuado habida cuenta de las
        características del producto y su finalidad prevista.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               157
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         A tal fin, los fabricantes planificarán, llevarán a cabo y documentarán una evaluación del
        funcionamiento con arreglo al presente artículo y a la parte A del anexo XIII.
2.      Las pruebas clínicas sustentarán la finalidad prevista del producto declarada por el
        fabricante y se basarán en un proceso continuo de evaluación del funcionamiento con
        arreglo a un plan de evaluación del funcionamiento.
3.      La evaluación del funcionamiento seguirá un procedimiento definido y metodológicamente
        fundado destinado a demostrar, de conformidad con el presente artículo y la parte A del
        anexo XIII, los siguientes elementos:
        a)    validez científica;
        b)    funcionamiento analítico;
        c)    funcionamiento clínico.
        Los datos y conclusiones extraídos de la evaluación de dichos elementos constituirán las
        pruebas clínicas de dicho producto. Las pruebas clínicas deberán demostrar
        científicamente, por referencia a los conocimientos médicos más recientes, que se van a
        obtener los beneficios clínicos previstos y que el producto es seguro. Las pruebas clínicas
        derivadas de la evaluación del funcionamiento deberán aportar una garantía de validez
        científica de que, en condiciones normales de uso, se cumplen los correspondientes
        requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el anexo I.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              158
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 4.      Se realizarán estudios del funcionamiento clínico de conformidad con el anexo XIII,
        parte A, sección 2, salvo que esté debidamente justificado basarse en otras fuentes de datos
        del funcionamiento clínico.
5.      Los datos sobre la validez científica, funcionamiento analítico y funcionamiento clínico,
        así como su evaluación y las pruebas clínicas que de ellos se deriven se documentarán en el
        informe de evaluación del funcionamiento a que se refiere el anexo XIII, parte A,
        sección 1.3.2. El informe de evaluación del funcionamiento formará parte de la
        documentación técnica, indicada en el anexo II, relativa al producto de que se trate.
6.      La evaluación del funcionamiento y su documentación se actualizarán durante todo el ciclo
        de vida del producto con datos obtenidos de la aplicación del plan de seguimiento del
        funcionamiento poscomercialización establecido por el fabricante de conformidad con el
        anexo XIII, parte B, y del plan de seguimiento poscomercialización a que se refiere el
        artículo 79.
        El informe de evaluación del funcionamiento de los productos de las clases C y D se
        actualizará siempre que sea necesario, pero como mínimo cada año, con los datos a que se
        refiere el párrafo primero. El resumen sobre seguridad y funcionamiento a que se refiere el
        artículo 29, apartado 1, se actualizará lo antes posible, cuando sea necesario.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              159
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 7.      Para garantizar la aplicación uniforme del anexo XIII, la Comisión podrá, teniendo
        debidamente en cuenta el progreso científico y técnico, adoptar actos de ejecución en la
        medida en que sea necesario para resolver cuestiones de divergencias en la interpretación y
        de aplicación práctica. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
        procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107, apartado 3.
                                             Artículo 57
                  Requisitos generales relativos a los estudios del funcionamiento
1.      El fabricante velará por que todo producto utilizado para estudios del funcionamiento
        cumpla los requisitos generales de seguridad y funcionamiento que figuran en el anexo I,
        con excepción de los aspectos relativos al propio estudio del funcionamiento, y por que, en
        relación con esos aspectos, se adopten todas las precauciones para proteger la salud y la
        seguridad de los pacientes, usuarios y demás personas.
2.      Cuando sea indicado, los estudios del funcionamiento se efectuarán en condiciones
        similares a las condiciones normales de utilización del producto.
3.      Los estudios del funcionamiento se diseñarán y llevarán a cabo de forma que los derechos,
        la seguridad, la dignidad y el bienestar de los sujetos de ensayo que participen en dichos
        estudios queden protegidos y prevalezcan sobre cualquier otro interés, y de forma que los
        datos generados sean científicamente válidos, sólidos y fiables.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               160
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         Los estudios del funcionamiento, incluidos los que utilicen muestras sobrantes, se
        realizarán con arreglo a la legislación aplicable en materia de protección de datos.
                                              Artículo 58
              Requisitos adicionales para determinados estudios del funcionamiento
1.      Todo estudio del funcionamiento:
        a)    en el que se efectúe una toma de muestras quirúrgicamente invasiva únicamente a
              efectos del estudio;
        b)    que constituya un estudio intervencionista del funcionamiento clínico según se define
              en el artículo 2, punto 46; o
        c)    en el que la realización del estudio implique procedimientos invasivos adicionales u
              otros riesgos para los sujetos de ensayo de los estudios,
        además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 y en el anexo XIII, deberán
        estar diseñados, autorizados, realizados, registrados y notificados de conformidad con el
        presente artículo y con los artículos 59 a 77 y con el anexo XIV.
2.      Los estudios del funcionamiento que incluyan pruebas diagnósticas para selección
        terapéutica estarán sujetos a los mismos requisitos que los estudios del funcionamiento
        enumerados en el apartado 1. Lo anterior no se aplicará a los estudios del funcionamiento
        que incluyan pruebas diagnósticas para selección terapéutica que solo utilicen muestras
        sobrantes. Estos estudios, no obstante, deberán ser notificados a las autoridades
        competentes.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              161
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 3.      Los estudios del funcionamiento estarán sujetos a examen científico y ético. Llevará a cabo
        el examen ético un comité ético con arreglo al Derecho nacional. Los Estados miembros
        velarán por que los procedimientos para el examen por parte de comités éticos sean
        compatibles con los procedimientos establecidos en el presente Reglamento para la
        evaluación de la solicitud de autorización de un estudio del funcionamiento. En el examen
        ético participará al menos un profano.
4.      Cuando el promotor de un estudio del funcionamiento no esté establecido en la Unión,
        deberá garantizar que haya una persona física o jurídica establecida en la Unión que sea su
        representante legal. Dicho representante legal será responsable de garantizar el
        cumplimiento de las obligaciones que incumben al promotor en virtud del presente
        Reglamento, y será el destinatario de todas las notificaciones al promotor previstas en el
        presente Reglamento. Toda notificación enviada a dicho representante legal será
        considerada notificación al promotor.
        Los Estados miembros podrán decidir no aplicar el párrafo primero a los estudios del
        funcionamiento que vayan a realizarse únicamente en su territorio, o en su territorio y el de
        un tercer país, siempre que garanticen que el promotor designa al menos una persona de
        contacto en su territorio en relación con el estudio del funcionamiento de que se trate, que
        será el destinatario de todas las notificaciones al promotor previstas en el presente
        Reglamento.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               162
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 5.      Los estudios del funcionamiento a que se refiere el apartado 1 podrán efectuarse solamente
        cuando concurran todas las condiciones siguientes:
        a)   que el estudio del funcionamiento cuente con la autorización del Estado miembro o
             Estados miembros en los que vaya a realizarse, de conformidad con el presente
             Reglamento, salvo que se disponga de otro modo;
        b)   que un comité ético independiente, creado de conformidad con la legislación
             nacional, no haya emitido un dictamen negativo en relación con el estudio del
             funcionamiento, con validez para todo ese Estado miembro en virtud de su Derecho
             nacional;
        c)   que el promotor o su representante legal o su persona de contacto con arreglo al
             apartado 4 esté establecido en la Unión;
        d)   que se proteja adecuadamente a poblaciones y sujetos de ensayo vulnerables según lo
             establecido en los artículos 59 a 64;
        e)   que los beneficios previstos para los sujetos de ensayo o para la salud pública
             justifiquen los riesgos y los inconvenientes previsibles y se supervise de forma
             constante el cumplimiento de esta condición;
        f)   que el sujeto de ensayo o, cuando este no pueda dar su consentimiento informado, su
             representante legalmente designado, haya dado su consentimiento informado con
             arreglo al artículo 59;
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa              163
                                              DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---         g)   que se haya facilitado al sujeto de ensayo o, cuando este no pueda dar su
             consentimiento informado, a su representante legalmente designado, los datos de
             contacto de una entidad que pueda proporcionarle información adicional en caso de
             necesidad;
        h)   que se respeten los derechos del sujeto de ensayo a su integridad física y mental y a
             su intimidad, así como a la protección de los datos que le conciernan, de
             conformidad con la Directiva 95/46/CE;
        i)   que el estudio del funcionamiento se haya diseñado para reducir al mínimo el dolor,
             la incomodidad, el miedo y cualquier otro riesgo previsible para los sujetos de
             ensayo, y tanto el nivel de riesgo como el grado de incomodidad estén
             específicamente definidos en el plan del estudio del funcionamiento y bajo
             supervisión constante;
        j)   que la atención médica prestada a los sujetos de ensayo sea responsabilidad de un
             médico suficientemente cualificado o, cuando proceda, de cualquier otra persona
             autorizada por el Derecho nacional a prestar dicha atención al paciente en
             condiciones de estudio del funcionamiento;
        k)   que no se ejerza sobre el sujeto de ensayo o, en su caso, sobre sus representantes
             legales o legalmente designados, ninguna influencia indebida, incluida la de carácter
             económico, para que participe en el estudio del funcionamiento;
        l)   que, cuando sea indicado, se hayan realizado los ensayos de seguridad biológica que
             reflejen el conocimiento científico más reciente o cualquier otro ensayo que se
             considere necesario a la luz de la finalidad prevista del producto;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa              164
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         m)    en el caso de los estudios del funcionamiento clínico, que el funcionamiento analítico
              haya quedado demostrado teniendo en cuenta los conocimientos más recientes;
        n)    en el caso de los estudios intervencionistas del funcionamiento clínico, que el
              funcionamiento analítico y la validez científica hayan quedado demostradas teniendo
              en cuenta los conocimientos más recientes. Cuando no se haya establecido la validez
              científica de las pruebas diagnósticas para selección terapéutica, se facilitará la
              justificación científica de la utilización del biomarcador;
        o)    que se haya demostrado la seguridad técnica del producto en relación con su uso,
              teniendo en cuenta los conocimientos más recientes y las disposiciones en materia de
              seguridad laboral y de prevención de accidentes;
        p)    que se cumplan los requisitos del anexo XIV.
6.      Cualquier sujeto de ensayo o, cuando él no sea capaz de dar su consentimiento informado,
        su representante legalmente designado, podrá abandonar el estudio del funcionamiento en
        todo momento, revocando su consentimiento informado, sin sufrir por ello perjuicio alguno
        ni tener que aportar ninguna justificación. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
        Directiva 95/46/CE, la retirada del consentimiento informado no afectará a las actividades
        que ya se hayan realizado ni a la utilización de los datos obtenidos basándose en el
        consentimiento informado, antes de su retirada.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               165
                                                 DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 7.      El investigador será una persona que ejerza una profesión reconocida en el Estado
        miembro de que se trate y que se considere cualificada para la función de investigador por
        reunir los conocimientos científicos y la experiencia necesarios en el ámbito de atención al
        paciente o de medicina de laboratorio. El resto del personal que participe en la realización
        de un estudio del funcionamiento estará adecuadamente cualificado, por su educación,
        formación o experiencia en la especialidad médica y en la metodología de investigación
        clínica correspondientes, para desempeñar sus tareas.
8.      Cuando proceda, las instalaciones donde se vaya a realizar el estudio del funcionamiento
        con sujetos de ensayo deberán ser adecuadas para el estudio y similares a las instalaciones
        en las que el producto está destinado a ser utilizado.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                166
                                              DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 59
                                     Consentimiento informado
1.      El consentimiento informado constará por escrito, estará fechado y firmado por la persona
        que realice la entrevista contemplada en el apartado 2, letra c), y por el sujeto de ensayo o,
        cuando este no sea capaz de dar su consentimiento informado, por su representante
        legalmente designado tras haber sido debidamente informado de conformidad con el
        apartado 2. En caso de que el sujeto de ensayo no pueda escribir, podrá dar y registrar su
        consentimiento utilizando los medios alternativos adecuados en presencia de al menos un
        testigo imparcial. En ese caso, el testigo firmará y fechará el documento de consentimiento
        informado. El sujeto de ensayo o, cuando este no sea capaz de dar su consentimiento
        informado, su representante legalmente designado, recibirá una copia del documento o de
        su registro, según corresponda, por el que otorga su consentimiento informado. El
        consentimiento informado deberá estar documentado. Se concederá al sujeto de ensayo, o a
        su representante legalmente designado, un plazo suficiente para que considere su decisión
        de participar en el estudio del funcionamiento.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                167
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 2.      La información que se dé al sujeto de ensayo o, cuando este no sea capaz de dar su
        consentimiento informado, a su representante legalmente designado con el fin de obtener
        su consentimiento informado:
        a)    permitirá al sujeto de ensayo o a su representante legalmente designado entender:
              i)    la naturaleza y los objetivos, beneficios, consecuencias, riesgos e
                    inconvenientes del estudio del funcionamiento;
              ii)   los derechos y garantías del sujeto de ensayo en lo que respecta a su
                    protección, en particular su derecho a negarse a participar y su derecho a
                    abandonar el estudio del funcionamiento en cualquier momento sin sufrir por
                    ello perjuicio alguno y sin tener que proporcionar ninguna justificación;
              iii)  las condiciones en las que se va llevar a cabo el estudio del funcionamiento,
                    incluida la duración prevista de la participación del sujeto de ensayo en el
                    estudio; y
              iv)   las posibles alternativas de tratamiento, incluidas las medidas de seguimiento
                    en caso de que la participación del sujeto de ensayo en el estudio del
                    funcionamiento se vea interrumpida;
        b)    será completa, sucinta, clara, pertinente y comprensible para elsujeto de ensayo o su
              representante legalmente designado;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               168
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         c)     se facilitará en una entrevista previa con un miembro del equipo de investigación
               debidamente cualificado en virtud del Derecho nacional;
        d)     incluirá información sobre el mecanismo aplicable de indemnización por daños y
               perjuicios, contemplado en el artículo 65;
        e)     incluirá el número de identificación único para toda la Unión para el estudio del
               funcionamiento a que se refiere el artículo 66, apartado 1, e información sobre la
               disponibilidad de los resultados del estudio del funcionamiento de conformidad con
               el apartado 6 del presente artículo.
3.      La información a que se refiere el apartado 2 se preparará por escrito y estará a disposición
        del sujeto de ensayo o, cuando este no sea capaz de dar su consentimiento informado, de su
        representante legalmente designado.
4.      En la entrevista contemplada en el apartado 2, letra c), se prestará especial atención a las
        necesidades de información de colectivos de pacientes específicos y de sujetos de ensayo a
        título Individual, así como a los métodos utilizados para proporcionar dicha información.
5.      En la entrevista contemplada en el apartado 2, letra c), se comprobará que el sujeto de
        ensayo haya entendido la información.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                169
                                                 DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 6.      Se informará al sujeto de ensayo de que, de conformidad con el artículo 73, apartado 5,
        estarán disponibles en el sistema electrónico de estudios del funcionamiento a que se
        refiere el artículo 69 un informe del estudio del funcionamiento y un resumen redactado de
        forma comprensible para el usuario previsto, con independencia del resultado del estudio, y
        se le informará, en la medida de lo posible, de cuándo estarán disponibles.
7.      El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de que el Derecho nacional, además de
        exigir el consentimiento informado del representante legalmente designado, disponga que
        un menor capaz de formarse una opinión y de evaluar la información que se le facilita debe
        asimismo prestar su consentimiento para participar en un estudio del funcionamiento.
                                             Artículo 60
                    Estudios del funcionamiento con sujetos de ensayo incapaces
1.      Solo podrá realizarse un estudio del funcionamiento con un sujeto de ensayo incapaz que
        no haya dado, ni se haya negado a dar, su consentimiento informado antes de sobrevenirle
        la incapacidad si, además de las condiciones establecidas en el artículo 58, apartado 5, se
        cumplen todas las siguientes condiciones:
        a)     se ha obtenido de su representante legalmente designado el consentimiento
               informado;
        b)     el sujeto de ensayo incapaz ha recibido la información a que se refiere el artículo 59,
               apartado 2, de una forma adaptada a su capacidad para entenderla;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 170
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         c)   el investigador respeta el deseo explícito de un sujeto de ensayo incapaz, pero que
             puede formarse una opinión y evaluar la información a que se refiere el artículo 59,
             apartado 2, de negarse a participar en el estudio del funcionamiento o de retirarse en
             cualquier momento;
        d)   no se ofrece ningún incentivo o estímulo económico al sujeto de ensayo ni a su
             representante legalmente designado, salvo una compensación por los gastos y la
             pérdida de ingresos directamente relacionados con la participación en el estudio del
             funcionamiento;
        e)   el estudio del funcionamiento es esencial por lo que respecta a los sujetos incapaces
             y no pueden obtenerse datos de validez comparable en estudios del funcionamiento
             con personas capaces de dar su consentimiento informado, o por otros métodos de
             investigación;
        f)   el estudio del funcionamiento está directamente relacionado con una dolencia del
             sujeto de ensayo;
        g)   hay motivos científicos por los que cabe esperar que su participación en el estudio
             del funcionamiento genere:
             i)     beneficios directos para el sujeto de ensayo incapaz superiores a los riesgos e
                    inconvenientes que le suponga; o
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                171
                                              DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                ii)   algún beneficio para la población representada por el sujeto de ensayo incapaz
                     y el estudio del funcionamiento entraña solo un riesgo y un inconveniente
                     mínimos para el sujeto incapaz en comparación con el tratamiento estándar de
                     la condición del sujeto incapaz.
2.      El sujeto de ensayo participará, en la medida de lo posible, en el procedimiento de
        consentimiento informado.
3.      El apartado 1, letra g), inciso ii), se entenderá sin perjuicio de normativas nacionales más
        estrictas que prohíban la realización de estudios del funcionamiento con sujetos de ensayo
        incapaces cuando no haya motivos científicos por los que quepa esperar que su
        participación en el estudio del funcionamiento vaya a generar beneficios directos para el
        sujeto de ensayo superiores a los riesgos e inconvenientes que le suponga.
                                                Artículo 61
                              Estudios del funcionamiento con menores
1.      Solo podrá realizarse un estudio del funcionamiento con menores si, además de las
        condiciones establecidas en el artículo 58, apartado 5, se cumplen todas las condiciones
        siguientes:
        a)     que se haya obtenido de su representante legalmente designado el consentimiento
               informado;
        b)     que el menor haya recibido la información a que se refiere el artículo 59, apartado 2,
               de un modo adaptado a su edad y madurez mental, y esa información la hayan
               proporcionado investigadores o miembros del equipo de investigación con formación
               o experiencia en el trato con menores;
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa              172
                                                 DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         c)   que el investigador respete el deseo explícito de un menor, que sea capaz de formarse
             una opinión y evaluar la información a que se refiere el artículo 59, apartado 2, de
             negarse a participar en el estudio del funcionamiento o de retirarse en cualquier
             momento;
        d)   que no se ofrezca ningún incentivo o estímulo económico al sujeto de ensayo ni a su
             representante legalmente designado, salvo una compensación por los gastos y la
             pérdida de ingresos directamente relacionados con la participación en el estudio del
             funcionamiento;
        e)   que el propósito del estudio del funcionamiento sea investigar tratamientos para una
             dolencia que solo padecen menores o el estudio sea esencial para validar, por lo que
             respecta a menores, datos obtenidos en estudios del funcionamiento con personas
             capaces de dar su consentimiento informado o por otros métodos de investigación;
        f)   que el estudio del funcionamiento esté directamente relacionado con una dolencia del
             menor o sea de tal naturaleza que solo pueda efectuarse con menores;
        g)   que haya motivos científicos por los que quepa esperar que su participación en el
             estudio del funcionamiento genere:
             i)    beneficios directos para el menor superiores a los riesgos e inconvenientes que
                   le suponga; o
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                173
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                ii)    algún beneficio para la población representada por el menor y dicho estudio del
                      funcionamiento entrañe solo un riesgo y un inconveniente mínimos para el
                      menor en comparación con el tratamiento estándar de la condición del menor;
        h)     que el menor participe en el procedimiento de consentimiento informado de un modo
               adaptado a su edad y madurez mental;
        i)     si, durante el estudio del funcionamiento, el menor alcanza la edad legal para prestar
               su consentimiento informado tal como se defina en el Derecho nacional, que se
               recabe su consentimiento informado expreso antes de que dicho sujeto de ensayo
               pueda continuar participando en el estudio del funcionamiento.
2.      El apartado 1, letra g), inciso ii), se entenderá sin perjuicio de normas nacionales más
        estrictas que prohíban la realización de estudios del funcionamiento con menores cuando
        no haya motivos científicos por los que quepa esperar que su participación en el estudio
        vaya a generar beneficios directos para el sujeto de ensayo superiores a los riesgos e
        inconvenientes que le suponga.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa             174
                                                 DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 62
          Estudios del funcionamiento con mujeres embarazadas o en período de lactancia
Solo podrá realizarse un estudio del funcionamiento con mujeres embarazadas o en período de
lactancia si, además de las condiciones establecidas en el artículo 58, apartado 5, se cumplen todas
las condiciones siguientes:
a)       que el estudio del funcionamiento pueda generar un beneficio directo para la mujer
         embarazada o en período de lactancia, o para su embrión, feto o niño tras el nacimiento,
         superior a los riesgos e inconvenientes que supone;
b)       si el estudio del funcionamiento no genera un beneficio directo para la mujer embarazada o
         en período de lactancia, ni para su embrión, feto o niño tras el nacimiento, que solo se
         efectúe en el supuesto de que:
         i)     no pueda realizarse un estudio del funcionamiento de eficacia comparable con
                mujeres que no estén embarazadas o en período de lactancia;
         ii)    el estudio del funcionamiento contribuya a la consecución de resultados que puedan
                ser beneficiosos para las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o para otras
                mujeres en relación con la reproducción o para otros embriones, fetos o niños; y
         iii)   el estudio del funcionamiento presente un riesgo mínimo y suponga un inconveniente
                mínimo para la mujer embarazada o en período de lactancia, y para su embrión, feto
                o niño tras el nacimiento;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa              175
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- c)       cuando se realice una investigación con mujeres en período de lactancia, que se ponga
         especial cuidado en evitar cualquier repercusión negativa en la salud del niño;
d)       que no se ofrezca ningún incentivo o estímulo económico al sujeto de ensayo, salvo una
         compensación por los gastos y la pérdida de ingresos directamente relacionados con la
         participación en el estudio del funcionamiento.
                                              Artículo 63
                                 Disposiciones nacionales adicionales
Los Estados miembros podrán mantener disposiciones adicionales en relación con las personas que
estén prestando el servicio militar obligatorio, personas privadas de libertad, personas que, a raíz de
una decisión judicial, no puedan participar en estudios del funcionamiento, o personas que residan
en centros asistenciales.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                176
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                                Artículo 64
                       Estudios del funcionamiento en situaciones de urgencia
1.      No obstante lo dispuesto en el artículo 58, apartado 5, letra f), en el artículo 60, apartado 1,
        letras a) y b), y en el artículo 61, apartado 1, letras a) y b), podrá recabarse el
        consentimiento informado para participar en un estudio del funcionamiento, y se podrá
        proporcionar información sobre ese tipo de estudios, una vez adoptada la decisión de
        incluir al sujeto en dicho estudio, siempre que esa decisión se haya tomado en el momento
        de la primera intervención en el sujeto de ensayo de conformidad con el plan del estudio
        del funcionamiento clínico de que se trate, cuando se cumplan todas las condiciones
        siguientes:
        a)     que, por la urgencia de la situación, causada por una dolencia súbita que pone en
               peligro la vida o por otra dolencia súbita grave, el sujeto de ensayo no sea capaz de
               otorgar su consentimiento informado previo ni de recibir información previa sobre el
               estudio del funcionamiento;
        b)     que exista una base científica para esperar que la participación del sujeto en el
               estudio del funcionamiento puede generar un beneficio directo clínicamente
               significativo para el sujeto de ensayo que se traduzca en una mejora mensurable
               relacionada con la salud que alivie el sufrimiento y/o mejore la salud del sujeto de
               ensayo o el diagnóstico de su dolencia;
        c)     que no sea posible proporcionar dentro del margen terapéutico toda la información
               previa al representante legalmente designado y recabar su consentimiento informado
               previo;
10729/3/16 REV 3                                                          GR/laa/fm/laa             177
                                                 DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         d)     que el investigador certifique que no le consta que el sujeto de ensayo haya
               formulado previamente objeciones a participar en el estudio del funcionamiento;
        e)     que el estudio del funcionamiento esté directamente relacionado con la dolencia del
               sujeto de ensayo, debido al cual no sea posible, dentro del margen terapéutico,
               recabar previamente el consentimiento informado del sujeto o de su representante
               legalmente designado y proporcionarle información previa, y el estudio del
               funcionamiento sea de tal naturaleza que solo pueda efectuarse en situaciones de
               urgencia;
        f)     que el estudio del funcionamiento presente un riesgo mínimo para el sujeto de ensayo
               y le imponga un inconveniente mínimo en comparación con el tratamiento estándar
               de la dolencia del sujeto.
2.      Tras una intervención conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, se
        solicitará el consentimiento informado con arreglo al artículo 59 para que el sujeto
        continúe participando en el estudio del funcionamiento, y se proporcionará la información
        sobre el estudio del funcionamiento con arreglo a los siguientes requisitos:
        a)     en el caso de los sujetos de ensayo incapaces y de los menores, el investigador
               solicitará el consentimiento informado al representante legalmente designado sin
               dilación indebida, y se proporcionará cuanto antes al sujeto y a su representante
               legalmente designado la información a que se refiere el artículo 59, apartado 2;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa             178
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         b)     en el caso de otros sujetos de ensayo, el investigador solicitará sin dilación indebida
               el consentimiento informado al sujeto de ensayo o a su representante legalmente
               designado, según sea más rápido, y se proporcionará cuanto antes al sujeto de ensayo
               o a su representante legalmente designado, según lo que corresponda, la información
               a que se refiere el artículo 59, apartado 2.
        A los efectos de la letra b), cuando el consentimiento informado se haya obtenido del
        representante legalmente designado, el consentimiento informado para continuar
        participando en el estudio del funcionamiento se recabará del propio sujeto en cuanto sea
        capaz de darlo.
3.      Si el sujeto de ensayo o, en su caso, su representante legalmente designado no otorga su
        consentimiento, será informado de su derecho a oponerse al uso de los datos obtenidos del
        estudio del funcionamiento.
                                               Artículo 65
                                 Indemnización por daños y perjuicios
1.      Los Estados miembros velarán por que existan mecanismos de indemnización de los daños
        y perjuicios que pueda sufrir un sujeto de ensayo como consecuencia de la participación en
        un estudio del funcionamiento realizado en su territorio, en forma de seguro, garantía o un
        mecanismo similar que sea equivalente en cuanto a su finalidad y acorde a la naturaleza y
        alcance del riesgo.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                179
                                                 DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 2.      El promotor y el investigador recurrirán al mecanismo a que se refiere el apartado 1 en la
        forma que corresponda al Estado miembro en el que se está realizando el estudio del
        funcionamiento.
                                              Artículo 66
                     Solicitudes de realización de estudios del funcionamiento
1.      El promotor de un estudio del funcionamiento contemplado en el artículo 58, apartados 1
        y 2, presentará la solicitud al Estado o Estados miembros en que se vaya a realizar el
        estudio del funcionamiento (en lo sucesivo, a los efectos del presente artículo, «Estado
        miembro»), junto con la documentación que figura en el anexo XIII, secciones 2 y 3, y el
        anexo XIV.
        La solicitud se presentará mediante el sistema electrónico a que se refiere el artículo 69 que
        generará un número de identificación único para toda la Unión para ese estudio del
        funcionamiento, que se utilizará para toda comunicación pertinente en relación con ese
        estudio. En el plazo de diez días a partir de la recepción de la solicitud, el Estado miembro
        comunicará al promotor si el estudio del funcionamiento entra en el ámbito de aplicación
        del presente Reglamento y si la solicitud está completa de conformidad con el anexo XIV,
        capítulo I.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               180
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 2.      Dentro de una semana a partir de cualquier cambio de la documentación que figura en el
        anexo XIV, capítulo I, el promotor actualizará los datos correspondientes en el sistema
        electrónico mencionado en el artículo 69 y marcará claramente dicho cambio de la
        documentación. El Estado miembro recibirá notificación de la actualización por medio de
        dicho sistema electrónico.
3.      Si el Estado miembro considera que el estudio del funcionamiento objeto de la solicitud no
        entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento o que la solicitud no está
        completa, lo comunicará al promotor y le dará un plazo máximo de diez días para que
        envíe sus observaciones o complete la solicitud por medio del sistema electrónico a que se
        refiere el artículo 69. El Estado miembro podrá prorrogar ese plazo hasta un máximo de
        veinte días, cuando sea oportuno.
        Cuando el promotor no haya presentado observaciones ni completado la solicitud en el
        plazo previsto en el párrafo primero, la solicitud se considerará extinta. En caso de que el
        promotor considere que la solicitud entra dentro del ámbito de aplicación del presente
        Reglamento o está completa, pero el Estado miembro no esté de acuerdo, se considerará
        denegada la solicitud. El Estado miembro establecerá un procedimiento de recurso contra
        dicha denegación.
        El Estado miembro notificará al promotor en el plazo de cinco días a partir de la recepción
        de las observaciones o de la información adicional solicitada, si se considera que el estudio
        del funcionamiento entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y si la
        solicitud está completa.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               181
                                              DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 4.      El Estado miembro podrá también prorrogar el plazo contemplado en los apartados 1 y 3
        de cinco días más en cada caso.
5.      A efectos del presente capítulo, la fecha de notificación al promotor con arreglo a lo
        dispuesto en los apartados 1 o 3 será la fecha de validación de la solicitud. Si no hay
        notificación al promotor, la fecha de validación será el último día de los plazos
        mencionados en los apartados 1, 3 y 4, respectivamente.
6.      Durante el período en que se evalúe la solicitud, el Estado miembro podrá pedir al
        promotor información adicional. La expiración del plazo con arreglo al apartado 7, letra b),
        se suspenderá a partir de la fecha de la primera petición hasta que se haya recibido la
        información adicional.
7.      El promotor podrá iniciar el estudio del funcionamiento en las siguientes circunstancias:
        a)    en el caso de los estudios del funcionamiento realizados con arreglo al artículo 58,
              apartado 1, letra a), y cuando la recogida de muestras no represente un riesgo clínico
              significativo para el sujeto de ensayo, salvo que se disponga de otro modo en
              Derecho nacional, inmediatamente después de la fecha de validación de la solicitud
              prevista en el apartado 5 del presente artículo, siempre que un comité ético del
              Estado miembro de que se trate no haya emitido un dictamen negativo en relación
              con el estudio del funcionamiento que sea válido para todo ese Estado miembro de
              conformidad con su Derecho nacional;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               182
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         b)    en el caso de los estudios del funcionamiento realizados con arreglo al artículo 58,
              apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, o de los estudios del funcionamiento distintos
              de los contemplados en la letra a) del presente apartado, tan pronto como el Estado
              miembro haya notificado al promotor su autorización y siempre que un comité ético
              del Estado miembro de que se trate no haya emitido un dictamen negativo en
              relación con el estudio del funcionamiento que sea válido para todo ese Estado
              miembro de conformidad con su Derecho nacional. El Estado miembro notificará al
              promotor su autorización en el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de
              validación de la solicitud contemplada en el apartado 5. El Estado miembro podrá
              también prorrogar ese plazo de veinte días más a fin de consultar a expertos.
8.      La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 108 que,
        habida cuenta del progreso técnico y la evolución mundial de la normativa, modifiquen los
        requisitos establecidos en el capítulo I del anexo XIV.
9.      A fin de garantizar la aplicación uniforme de los requisitos establecidos en el capítulo I del
        anexo XIV, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución en la medida en que sea
        necesario para resolver cuestiones de divergencias en la interpretación y de aplicación
        práctica. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a
        que se refiere el artículo 107, apartado 3.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               183
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                              Artículo 67
                                Evaluación por los Estados miembros
1.      Los Estados miembros velarán por que las personas que validen y evalúen la solicitud o
        decidan sobre esta no tengan conflictos de intereses, sean independientes del promotor, de
        los investigadores implicados y de las personas físicas o jurídicas que financien el estudio
        del funcionamiento, y estén libres de cualquier otra influencia indebida.
2.      Los Estados miembros se asegurarán de que la evaluación la realiza conjuntamente un
        número razonable de personas que reúnan entre todas las cualificaciones y la experiencia
        necesarias.
3.      Los Estados miembros evaluarán si el estudio del funcionamiento se ha diseñado de forma
        que, tras reducir al mínimo los riesgos, se justifiquen los posibles riesgos restantes para los
        sujetos de ensayo o para terceros una vez ponderados con los beneficios clínicos esperados.
        Teniendo en cuenta las especificaciones comunes aplicables o las normas armonizadas,
        examinarán en particular lo siguiente:
        a)    la demostración de que el producto o productos para el estudio del funcionamiento se
              ajustan a los requisitos generales aplicables de seguridad y funcionamiento, con
              excepción de los aspectos objeto del estudio, y de que, en relación con estos, se han
              adoptado todas las precauciones para proteger la salud y salvaguardar la seguridad de
              los sujetos de ensayo. Ello incluirá, en el caso de los estudios del funcionamiento, la
              evaluación del funcionamiento analítico, y en el caso de los estudios
              intervencionistas del funcionamiento clínico, la evaluación del funcionamiento
              analítico, el funcionamiento clínico y la validez científica, teniendo en cuenta los
              conocimientos más recientes;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                184
                                               DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         b)   si las soluciones para reducir al mínimo el riesgo utilizadas por el promotor están
             descritas en normas armonizadas y, en aquellos casos en que el promotor no aplique
             normas armonizadas, si las soluciones para reducir al mínimo los riesgos
             proporcionan un nivel de protección que sea equivalente al proporcionado por las
             normas armonizadas;
        c)   si las medidas previstas para la instalación, la puesta en servicio y el mantenimiento
             seguros del producto para el estudio del funcionamiento son adecuadas;
        d)   la fiabilidad y solidez de los datos obtenidos en el estudio del funcionamiento,
             teniendo en cuenta el planteamiento estadístico, la concepción del estudio del
             funcionamiento y su metodología, incluidos el tamaño de la muestra, el comparador
             y los criterios de valoración;
        e)   si se cumplen los requisitos del anexo XIV.
4.      Los Estados miembros denegarán la autorización del estudio del funcionamiento cuando:
        a)   la solicitud presentada en virtud del artículo 66, apartado 3, esté incompleta;
        b)   el producto o la documentación presentada, en especial el plan del estudio del
             funcionamiento y el manual del investigador, no correspondan al estado de los
             conocimientos científicos, y el estudio del funcionamiento, en particular, no sea
             adecuado para demostrar la seguridad, las características del funcionamiento o el
             beneficio del producto para los sujetos de ensayo o los pacientes;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              185
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         c)    se incumplan los requisitos del artículo 58, o
        d)    cualquiera de las evaluaciones realizadas conforme al apartado 3 sea negativa.
        Los Estados miembros establecerán un procedimiento de recurso contra una denegación en
        virtud del párrafo primero.
                                             Artículo 68
                            Realización de un estudio del funcionamiento
1.      El promotor y el investigador velarán por que el estudio del funcionamiento se realice con
        arreglo al plan del estudio del funcionamiento aprobado.
2.      A fin de comprobar que se protegen los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos
        de ensayo, que los datos notificados son fiables y sólidos, y que el estudio del
        funcionamiento se realiza conforme a los requisitos que establece el presente Reglamento,
        el promotor garantizará una supervisión adecuada de la realización del estudio.
        Determinará el alcance y la naturaleza de la supervisión basándose en una evaluación que
        tenga en cuenta todas las características del estudio del funcionamiento, incluidas las
        siguientes:
        a)    el objetivo y la metodología del estudio del funcionamiento, y
        b)    en qué medida la intervención se desvía de la práctica clínica habitual.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa             186
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 3.      El promotor o el investigador, según corresponda, registrará, procesará, tratará y
        conservará toda la información del estudio del funcionamiento, de modo que esta se pueda
        comunicar, interpretar y verificar con exactitud, al tiempo que se protege la
        confidencialidad de los registros y de los datos personales de los sujetos de ensayo, de
        conformidad con el Derecho aplicable en materia de protección de datos de carácter
        personal.
4.      Se tomarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para que la información y los
        datos personales que sean objeto de tratamiento estén protegidos frente a todo acceso,
        revelación, difusión, modificación o destrucción no autorizados o ilícitos, o frente a una
        pérdida accidental, en particular cuando el tratamiento conlleve una transmisión a través de
        una red.
5.      Los Estados miembros inspeccionarán, a un nivel adecuado, la instalación o instalaciones
        en que se realizan los estudios del funcionamiento para comprobar que estos se realizan de
        conformidad con los requisitos del presente Reglamento y con el plan de investigación
        aprobado.
6.      El promotor establecerá un procedimiento para situaciones de urgencia que permita la
        identificación inmediata y, en su caso, la recuperación inmediata de los productos
        utilizados en el estudio.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                187
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                              Artículo 69
                         Sistema electrónico de estudios del funcionamiento
1.      La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, creará, gestionará y mantendrá
        un sistema electrónico:
        a)    para generar los números de identificación únicos de los estudios del funcionamiento
              previstos en el artículo 66, apartado 2;
        b)    que se utilizará como punto de entrada para la presentación de todas las solicitudes
              de estudios del funcionamiento a que se refieren los artículos 66, 70, 71 y 74, así
              como para cualquier otra presentación o tratamiento de datos en este contexto;
        c)    para el intercambio de información relativa a los estudios del funcionamiento
              conforme al presente Reglamento entre los Estados miembros y entre estos y la
              Comisión, incluido el intercambio de información indicado en los artículos y 72
              y 74;
        d)    para que el promotor informe con arreglo al artículo 73, incluido el informe del
              estudio del funcionamiento y su resumen exigidos en el apartado 5de dicho artículo;
        e)    para comunicar los acontecimientos adversos graves y las deficiencias del producto y
              las actualizaciones conexas a que se refiere el artículo 76.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               188
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 2.      Al crear el sistema electrónico mencionado en el apartado 1 del presente artículo, la
        Comisión velará por que sea interoperable con la base de datos de la UE sobre ensayos
        clínicos con medicamentos de uso humano creada con arreglo al artículo 81 del
        Reglamento (UE) n.º 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 1 en lo referente a los
        estudios del funcionamiento de pruebas diagnósticas para selección terapéutica.
3.      La información a que se refiere la letra c) del apartado 1 solo será accesible a los Estados
        miembros y a la Comisión. La información indicada en otras letras de dicho apartado
        estará accesible para el público, a menos que esté justificada su confidencialidad total o
        parcial por alguno de los motivos siguientes:
        a)    protección de los datos personales, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 45/2001;
        b)    protección de información comercial confidencial, en especial en el manual del
              investigador, y en particular teniendo en cuenta el estado de la evaluación de
              conformidad del producto, a menos que exista un interés público superior que
              justifique su revelación;
        c)    supervisión eficaz de la realización del estudio del funcionamiento por los Estados
              miembros afectados.
1
      Reglamento (UE) n.º 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril
      de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga
      la Directiva 2001/20/CE (DO L 158 de 27.5.2014, p. 1).
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                189
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 4.      No será de acceso público ningún dato personal de los sujetos de ensayo.
5.      La interfaz del usuario del sistema electrónico a que hace referencia el apartado 1 estará
        disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión.
                                              Artículo 70
              Estudios del funcionamiento sobre productos que llevan el marcado CE
1.      Cuando vaya a realizarse un estudio del funcionamiento para evaluar más detenidamente,
        dentro del ámbito de su finalidad prevista, un producto que ya lleve el marcado CE de
        conformidad con el artículo 18, apartado 1, (en lo sucesivo, «estudio de seguimiento del
        funcionamiento poscomercialización»), y cuando el estudio del funcionamiento requiera
        someter a los sujetos de ensayo a procedimientos adicionales a los realizados en
        condiciones normales de uso del producto y tales procedimientos adicionales sean
        invasivos o gravosos, el promotor lo comunicará a los Estados miembros afectados al
        menos treinta días antes de su comienzo, por medio del sistema electrónico mencionado en
        el artículo 69. El promotor incluirá la documentación a que se refiere el anexo XIII,
        parte A, sección 2, y el anexo XIV. El artículo 58, apartado 5, letras b) a l) y p), los
        artículos 71, 72 y 73, el artículo 76, apartado 5, y las disposiciones pertinentes de los
        anexos XIII y XIV se aplicarán a los estudios de seguimiento del funcionamiento
        poscomercialización.
2.      Cuando deba realizarse un estudio del funcionamiento para evaluar, al margen del ámbito
        de su finalidad prevista, un producto que ya lleve el marcado CE de conformidad con el
        artículo 18, apartado 1, se aplicarán los artículos 58 a 77.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa              190
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 71
                   Modificaciones sustanciales de los estudios del funcionamiento
1.      Si un promotor se propone introducir en un estudio del funcionamiento modificaciones que
        puedan tener una incidencia sustancial en la seguridad, la salud o los derechos de los
        sujetos de ensayo, o en la solidez o fiabilidad de los datos generados por el estudio,
        comunicará al Estado o Estados miembros en los que se esté realizando o se vaya a realizar
        el estudio del funcionamiento, en el plazo de una semana y por medio del sistema
        electrónico mencionado en el artículo 69, las razones y la naturaleza de esas
        modificaciones. El promotor incluirá una versión actualizada de la documentación
        correspondiente a la que hace referencia el anexo XIV como parte de la notificación. Las
        modificaciones de la documentación correspondiente deberán ser claramente
        identificables.
2.      El Estado miembro evaluará toda modificación sustancial del estudio del funcionamiento
        de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 67.
3.      El promotor podrá aplicar las modificaciones contempladas en el apartado 1, como muy
        pronto, treinta y ocho días después de la notificación prevista en dicho apartado, a menos
        que:
        a)     el Estado miembro en el que se esté realizando o se vaya a realizar el estudio del
               funcionamiento haya notificado al promotor su denegación por las razones indicadas
               en el artículo 67, apartado 4, o atendiendo a consideraciones de salud pública, de
               salud y seguridad de los usuarios, o de política pública; o
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               191
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         b)     un comité ético de dicho Estado miembro haya emitido un dictamen negativo en
               relación con la modificación sustancial del estudio del funcionamiento que, de
               conformidad con el Derecho nacional, sea válido en todo el territorio de ese Estado
               miembro.
4.      El Estado miembro afectado podrá también prorrogar el plazo indicado en el apartado 3 de
        siete días más a fin de consultar a expertos.
                                             Artículo 72
                   Medidas correctivas que deben adoptar los Estados miembros
          e intercambio de información entre estos sobre los estudios del funcionamiento
1.      Si un Estado miembro en que se esté realizando o vaya a realizarse un estudio del
        funcionamiento tiene razones para considerar que no se cumplen los requisitos establecidos
        en el presente Reglamento, podrá adoptar en su territorio como mínimo cualquiera de las
        medidas siguientes:
        a)     revocar la autorización para el estudio del funcionamiento;
        b)     suspender o poner fin al estudio del funcionamiento;
        c)     exigir al promotor una modificación de cualquier aspecto del estudio del
               funcionamiento.
2.      Antes de adoptar cualquiera de las medidas a que se refiere el apartado 1, y salvo que se
        requiera una acción inmediata, el Estado miembro afectado pedirá la opinión del promotor,
        la del investigador o la de ambos. Esa opinión deberá proporcionarse en un plazo de siete
        días.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa               192
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 3.      Cuando un Estado miembro haya adoptado una de las medidas contempladas en el
        apartado 1 del presente artículo, o haya rechazado un estudio del funcionamiento, o haya
        recibido del promotor una notificación de finalización anticipada de un estudio del
        funcionamiento por razones de seguridad, comunicará la decisión correspondiente y sus
        motivos a todos los Estados miembros y a la Comisión mediante el sistema electrónico a
        que se refiere el artículo 69.
4.      Si el promotor retira una solicitud antes de la decisión de un Estado miembro, dicha
        información se pondrá a disposición de todos los Estados miembros y de la Comisión
        mediante el sistema electrónico mencionado en el artículo 69.
                                             Artículo 73
         Información por parte del promotor al término de un estudio del funcionamiento
                o en caso de paralización temporal o finalización anticipada de este
1.      Cuando el promotor paralice temporalmente un estudio del funcionamiento o le ponga fin
        anticipadamente, informará de ello dentro de los quince días siguientes al Estado miembro
        en el que se haya paralizado temporalmente o puesto fin anticipadamente a dicho estudio, a
        través del sistema electrónico indicado en el artículo 69. En caso de que el promotor haya
        paralizado temporalmente o puesto fin anticipadamente al estudio del funcionamiento por
        motivos de seguridad, informará de ello a todos los Estados miembros en los que se está
        realizando dicho estudio en un plazo de veinticuatro horas.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa             193
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 2.      La finalización de un estudio del funcionamiento se considerará que coincide con la última
        visita del último sujeto de ensayo, a menos que en el plan del estudio del funcionamiento
        se fije otro momento para dicha finalización.
3.      El promotor notificará a cada Estado miembro en el que se estaba realizando el estudio del
        funcionamiento su finalización en ese Estado miembro. Esta notificación se efectuará
        dentro del plazo de quince días a partir de la finalización del estudio del funcionamiento en
        ese Estado miembro.
4.      Si un estudio del funcionamiento se realiza en más de un Estado miembro, el promotor
        notificará a todos los Estados miembros en los que se estaba realizando su finalización en
        todos esos Estados. La notificación se realizará dentro del plazo de quince días a partir de
        la finalización del estudio del funcionamiento.
5.      Con independencia del resultado del estudio del funcionamiento, en el plazo de un año a
        partir de su finalización o en el plazo de tres meses a partir de su finalización anticipada o
        paralización temporal, el promotor presentará a los Estados miembros en los que se estaba
        realizando dicho estudio el informe del estudio del funcionamiento a que se refiere el
        anexo XIII, parte A, sección 2.3.3.
        El informe del estudio del funcionamiento irá acompañado de un resumen redactado de
        forma que resulte de fácil comprensión para el usuario a quien se destine. El promotor
        presentará el informe y el resumen a través del sistema electrónico a que se refiere el
        artículo 69.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                194
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         Cuando, por razones científicas, no sea posible presentar el informe del estudio del
        funcionamiento en el plazo de un año a partir de la finalización del estudio, se presentará
        en cuanto esté disponible. En tal caso, en el plan del estudio del funcionamiento clínico a
        que se refiere el anexo XIII, parte A, sección 2.3.2, se indicará cuándo van a estar
        disponibles los resultados del estudio del funcionamiento, junto con una justificación.
6.      La Comisión formulará unas directrices en relación con el contenido y la estructura del
        resumen del informe del estudio del funcionamiento.
        Además, la Comisión podrá formular directrices con respecto al formato y la puesta en
        común de datos primarios para aquellos casos en que el promotor decida voluntariamente
        comunicar esos datos. Dichas directrices podrán basarse en directrices existentes sobre la
        puesta en común de los datos primarios en el ámbito de los estudios del funcionamiento y,
        cuando sea posible, podrán adaptarlas.
7.      El resumen y el informe del estudio del funcionamiento previstos en el apartado 5 serán
        accesibles para el público a través del sistema electrónico indicado en el artículo 69, a más
        tardar cuando el producto se registre de conformidad con el artículo 26 y antes de su
        introducción en el mercado. En caso de finalización anticipada o paralización temporal, el
        resumen y el informe serán accesibles para el público inmediatamente después de su
        presentación.
        Si no se registra el producto de conformidad con el artículo 26 en el plazo de un año a
        partir de la introducción del resumen y del informe del estudio del funcionamiento en el
        sistema electrónico de conformidad con el apartado 5, estos pasarán a ser públicamente
        accesibles en ese momento.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                195
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 74
            Procedimiento de evaluación coordinada para estudios del funcionamiento
1.      Mediante el sistema electrónico indicado en el artículo 69, el promotor de un estudio del
        funcionamiento que vaya a efectuarse en más de un Estado miembro podrá presentar, a los
        efectos del artículo 66, una solicitud única que, en el mismo momento de su recepción, se
        transmitirá por vía electrónica a todos los Estados miembros en los que vaya a realizarse el
        citado estudio.
2.      El promotor propondrá en la solicitud única indicada en el apartado 1 que uno de los
        Estados miembros en los que se vaya a realizar el estudio del funcionamiento actúe como
        coordinador. Los Estados miembros en los que vaya a realizarse el estudio, en el plazo de
        seis días a partir de la presentación de la solicitud, acordarán que uno de ellos asuma la
        función de Estado miembro coordinador. Si no acuerdan un Estado miembro coordinador,
        el Estado miembro que haya sido propuesto por el promotor asumirá dicha función.
3.      Bajo la dirección del Estado miembro coordinador a que hace referencia el apartado 2, los
        Estados miembros afectados coordinarán su evaluación de la solicitud, en particular la
        documentación a que hace referencia el capítulo I del anexo XIV.
        No obstante, la completitud de la documentación a que se refiere el anexo XIII, parte A,
        sección 2.3.2, letra c), y el anexo XIV, capítulo I, secciones 1.13, 4.2, 4.3 y 4.4, será
        evaluada por separado por cada Estado miembro afectado, de conformidad con el
        artículo 66, apartados 1 a 5.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               196
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 4.      Por lo que respecta a la documentación distinta de la mencionada en el apartado 3, párrafo
        segundo, el Estado miembro coordinador:
        a)    comunicará al promotor, dentro del plazo de seis días a partir de la recepción de la
              solicitud única, su condición de Estado coordinador (en lo sucesivo, «fecha de
              notificación»);
        b)    a efectos de validación de la solicitud, tendrá en cuenta cualesquiera observaciones
              presentadas en el plazo de siete días a partir de la fecha de notificación por cualquier
              Estado miembro afectado;
        c)    en un plazo de diez días a partir de la fecha de notificación, evaluará si el estudio del
              funcionamiento entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y si la
              solicitud está completa, y lo comunicará al promotor en consecuencia. El artículo 66,
              apartados 1 y 3 a 5, se aplicará al Estado miembro coordinador por lo que se refiere a
              dicha evaluación.
        d)    presentará los resultados de su evaluación en un proyecto de informe de evaluación
              que transmitirá a los Estados miembros afectados en un plazo de veintiséis días desde
              la fecha de validación. A más tardar el trigésimo octavo día siguiente a la fecha de
              validación, los demás Estados miembros afectados transmitirán sus observaciones y
              propuestas sobre el proyecto de informe de evaluación y la solicitud en la que se basa
              al Estado miembro coordinador, que las tendrá debidamente en cuenta al ultimar el
              informe de evaluación definitivo, el cual se transmitirá al promotor y a los Estados
              miembros afectados en un plazo de 45 días a partir de la fecha de validación.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                197
                                               DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         Todos los Estados miembros afectados tendrán en cuenta el informe de evaluación
        definitivo al tomar una decisión sobre la solicitud del promotor con arreglo al artículo 66,
        apartado 7.
5.      En cuanto a la evaluación de la documentación mencionada en el apartado 3, párrafo
        segundo, todo Estado miembro afectado podrá solicitar, en una sola ocasión, información
        complementaria al promotor. El promotor enviará la información complementaria
        solicitada en el plazo establecido por el Estado miembro afectado, que no excederá de doce
        días a partir de la recepción de la solicitud. La expiración del plazo con arreglo al
        apartado 4, letra d), se suspenderá a partir la fecha de la solicitud hasta que se haya
        recibido la información complementaria.
6.      En el caso de los productos de las clases C y D, el Estado miembro coordinador podrá
        también prorrogar los plazos contemplados en el apartado 4 de otros cincuenta días a fin de
        consultar a expertos.
7.      La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá especificar más los procedimientos y
        plazos para una evaluación coordinada que los Estados miembros afectados deberán tener
        en cuenta al tomar una decisión sobre la solicitud del promotor. Dichos actos de ejecución
        podrán establecer también los procedimientos y plazos para una evaluación coordinada en
        caso de modificaciones sustanciales con arreglo al apartado 12 del presente artículo, y en
        caso de notificación de acontecimientos adversos con arreglo al artículo 76, apartado 4, y
        en caso de estudios del funcionamiento que incluyan pruebas diagnósticas para selección
        terapéutica cuando los medicamentos sean objeto de una evaluación coordinada paralela de
        un ensayo clínico en virtud del Reglamento (UE) n.º 536/2014. Dichos actos de ejecución
        se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107,
        apartado 3.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa             198
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 8.      Si la conclusión del Estado miembro coordinador en lo que se refiere a la parte de
        evaluación coordinada es que la realización del estudio del funcionamiento es aceptable, o
        aceptable a reserva del cumplimiento de determinadas condiciones, esa conclusión se
        considerará la de todos los Estados miembros afectados.
        No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, un Estado miembro afectado solo podrá
        manifestar su desacuerdo con la conclusión del Estado miembro coordinador por lo que se
        refiere a la parte de evaluación coordinada por los siguientes motivos:
        a)     cuando considere que la participación en el estudio del funcionamiento supondría
               que los sujetos de ensayo recibieran un tratamiento inferior al recibido según la
               práctica clínica habitual en el Estado miembro afectado;
        b)     incumplimiento del Derecho nacional; o
        c)     consideraciones relacionadas con la seguridad del sujeto de ensayo y con la
               fiabilidad y la solidez de los datos presentados conforme al apartado 4, letra d).
        Si uno de los Estados miembros afectados, ateniéndose a lo indicado en el párrafo segundo
        del presente apartado, está en desacuerdo con la conclusión, comunicará su desacuerdo a la
        Comisión, a todos los demás Estados miembros y al promotor, a través del sistema
        electrónico indicado en el artículo 69, con una justificación detallada.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               199
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 9.      Si la conclusión del Estado miembro coordinador en lo que se refiere a la parte de
        evaluación coordinada es que el estudio del funcionamiento no es aceptable, esa
        conclusión se considerará la de todos los Estados miembros afectados.
10.     Un Estado miembro afectado denegará la autorización de un estudio del funcionamiento si
        está en desacuerdo con la conclusión del Estado miembro coordinador por lo que se refiere
        a cualquiera de los motivos indicados en el apartado 8, párrafo segundo, o si considera, por
        motivos debidamente justificados, que los aspectos que se tratan en el anexo XIV,
        capítulo I, secciones 1.13, 4.2, 4.3 y 4.4 no se cumplen, o si un comité ético ha emitido un
        dictamen negativo en relación con dicho estudio del funcionamiento que, de conformidad
        con su Derecho nacional, sea válido en todo el territorio de ese Estado miembro. Ese
        Estado miembro establecerá un procedimiento de recurso contra dicha denegación.
11.     Cada Estado miembro afectado comunicará al promotor a través del sistema electrónico a
        que se refiere el artículo 69 si el estudio del funcionamiento se autoriza, si se autoriza con
        condiciones o si la autorización se ha denegado. La notificación se efectuará mediante una
        decisión única, en el plazo de cinco días a partir de la transmisión por el Estado miembro
        coordinador del informe final de evaluación, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4,
        letra d), del presente artículo. Cuando la autorización de un estudio del funcionamiento
        esté sujeta a condiciones, dichas condiciones se limitarán a aquellas que, por su naturaleza,
        no pueden cumplirse en el momento de esa autorización.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 200
                                                 DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 12.      Cualquier modificación sustancial a que haga referencia el artículo 71 se notificará a los
         Estados miembros afectados mediante el sistema electrónico al que se refiere el artículo 69.
         Toda evaluación de si existen los motivos de desacuerdo a los que se refiere el apartado 8,
         párrafo segundo, del presente artículo se llevará a cabo bajo la dirección del Estado
         miembro coordinador, a excepción de las modificaciones sustanciales que afecten al
         anexo XIII, parte A, sección 2.3.2, letra c), y al anexo XIV, capítulo I, secciones 1.13, 4.2,
         4.3 y 4.4, que evaluará por separado cada Estado miembro afectado.
13.      La Comisión prestará apoyo administrativo al Estado miembro coordinador en el ejercicio
         de sus funciones con arreglo al presente capítulo.
14.      El procedimiento establecido en el presente artículo se aplicará, hasta el … [siete años
         después de la fecha de aplicación del presente Reglamento], únicamente a aquellos Estados
         miembros en los que vayan a realizarse los estudios del funcionamiento, que hayan dado su
         acuerdo para aplicarlo. Después del …[siete años después de la fecha de aplicación del
         presente Reglamento], se exigirá la aplicación de dicho procedimiento a todos los Estados
         miembros.
                                              Artículo 75
                        Revisión del procedimiento de evaluación coordinada
A más tardar el… [seis años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento], la
Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la experiencia adquirida
con la aplicación del artículo 74 y, en caso necesario, propondrá una revisión del artículo 74,
apartado 14, y del artículo 113, apartado 3, letra g).
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 201
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 76
   Registro y comunicación de acontecimientos adversos durante los estudios del funcionamiento
1.       El promotor registrará detalladamente cualesquiera de los siguientes elementos:
         a)    todo acontecimiento adverso señalado en plan del estudio del funcionamiento como
               crítico para la evaluación de los resultados de dicho estudio;
         b)    todo acontecimiento adverso grave;
         c)    toda deficiencia de un producto que habría podido conducir a un acontecimiento
               adverso grave si no se hubieran tomado las medidas adecuadas, no se hubiera
               intervenido, o si las circunstancias hubieran sido menos favorables;
         d)    toda nueva conclusión sobre cualquier acontecimiento mencionado en las letras a)
               a c).
2.       El promotor comunicará sin demora a todos los Estados miembros en los que esté
         realizando un estudio del funcionamiento, por medio del sistema electrónico indicado en el
         artículo 69, lo siguiente:
         a)    todo acontecimiento adverso grave que tenga o pueda razonablemente tener relación
               causal con el producto, el comparador o la metodología del estudio;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa            202
                                                DGB 2C                                         ES
 ---pagebreak---         b)    toda deficiencia de un producto que habría podido conducir a un acontecimiento
              adverso grave si no se hubieran tomado las medidas adecuadas, no se hubiera
              intervenido, o las circunstancias hubieran sido menos favorables;
        c)    toda nueva conclusión sobre cualquier acontecimiento mencionado en las letras a)
              y b).
        El plazo de notificación dependerá de la gravedad del acontecimiento. Cuando sea preciso
        para garantizar una notificación oportuna, el promotor podrá presentar un informe inicial
        incompleto, seguido de uno completo.
        A petición del Estado miembro en el que se esté realizando el estudio del funcionamiento,
        el promotor facilitará toda la información a que se refiere el apartado 1.
3.      El promotor también notificará a los Estados miembros en los que se esté realizando el
        estudio del funcionamiento todo acontecimiento previsto en el apartado 2 del presente
        artículo que se haya producido en terceros países en los que se realice un estudio del
        funcionamiento siguiendo el mismo plan aplicado a los estudios del funcionamiento
        cubiertos por el presente Reglamento, por medio del sistema electrónico indicado en el
        artículo 69.
4.      El promotor que haya recurrido a la solicitud única indicada en el artículo 74 para un
        estudio del funcionamiento comunicará todo acontecimiento mencionado en el apartado 2
        del presente artículo por el sistema electrónico indicado en el artículo 69. En cuanto se
        reciba, este informe se transmitirá por vía electrónica a todos los Estados miembros en los
        que se esté realizando el estudio del funcionamiento.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               203
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         Bajo la dirección del Estado miembro coordinador indicado en el artículo 74, apartado 2,
        los Estados miembros coordinarán su evaluación de los acontecimientos adversos graves y
        las deficiencias de un producto para determinar si procede modificar, suspender o poner fin
        al estudio del funcionamiento o si revocan la autorización para ese estudio del
        funcionamiento.
        El presente apartado se entenderá sin perjuicio de la facultad de los demás Estados
        miembros para realizar su propia evaluación y adoptar medidas con arreglo al presente
        Reglamento a fin de garantizar la protección de la salud pública y la seguridad de los
        pacientes. En tal caso, los Estados miembros comunicarán al Estado miembro coordinador
        y a la Comisión los resultados de su evaluación y las medidas que adopten.
5.      En el caso de los estudios de seguimiento del funcionamiento poscomercialización a que se
        refiere el artículo 70, apartado 1, las disposiciones sobre vigilancia de los productos
        establecidas en los artículos 82 a 85 y en los actos de ejecución adoptados de conformidad
        con el artículo 86 se aplicarán en lugar del presente artículo.
6.      No obstante lo dispuesto en el apartado 5, el presente artículo será de aplicación cuando se
        haya comprobado una relación causal entre el acontecimiento adverso grave y el estudio
        del funcionamiento que lo precede.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa             204
                                                 DGB 2C                                         ES
 ---pagebreak---                                              Artículo 77
                                          Actos de ejecución
La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá establecer las disposiciones detalladas y los
aspectos de procedimiento concretos necesarios para la aplicación del presente capítulo en las
cuestiones siguientes:
a)       formularios electrónicos armonizados de solicitud de realización y evaluación de estudios
         del funcionamiento tal como se contemplan en los artículos 66 y 74, teniendo en cuenta
         determinadas categorías o grupos de productos;
b)       el funcionamiento del sistema electrónico a que se refiere el artículo 69;
c)       formularios electrónicos armonizados de notificación de los estudios de seguimiento del
         funcionamiento poscomercialización mencionados en el artículo 70, apartado 1, y de las
         modificaciones sustanciales mencionadas en el artículo 71;
d)       el intercambio de información entre los Estados miembros, contemplado en el artículo 72;
e)       formularios electrónicos armonizados de notificación de acontecimientos adversos graves
         y deficiencias de un producto a que se refiere el artículo 76;
f)       los plazos de notificación de acontecimientos adversos graves y deficiencias de un
         producto, teniendo en cuenta la gravedad del acontecimiento que se tiene que notificar
         como se contempla en el artículo 76;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa            205
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- g)      la aplicación uniforme de los requisitos relativos a las pruebas clínicas o los datos
        necesarios para demostrar el cumplimiento de los requisitos generales de seguridad y
        funcionamiento que figuran en el anexo I.
Los actos de ejecución a que se refiere el párrafo primero se adoptarán de conformidad con el
procedimiento de examen indicado en el artículo 107, apartado 3.
                                          Capítulo VII
   Seguimiento poscomercialización, vigilancia y control del mercado
                                             SECCIÓN 1
                           SEGUIMIENTO POSCOMERCIALIZACIÓN
                                              Artículo 78
                    Sistema de seguimiento poscomercialización del fabricante
1.      Para cada producto los fabricantes planificarán, establecerán, documentarán, aplicarán,
        mantendrán y actualizarán un sistema de seguimiento poscomercialización de un modo
        proporcionado a la clase de riesgo y adecuado al tipo de producto. Dicha planificación será
        parte integrante del sistema de gestión de calidad del fabricante indicado en el artículo 10,
        apartado 8.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                206
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 2.      El sistema de seguimiento poscomercialización deberá ser adecuado para recabar, registrar
        y analizar activa y sistemáticamente datos pertinentes sobre calidad, funcionamiento y
        seguridad de un producto durante todo su ciclo de vida, extraer las conclusiones pertinentes
        y determinar, aplicar y supervisar cualquier acción preventiva y correctiva.
3.      Los datos recogidos por el sistema de seguimiento poscomercialización del fabricante se
        utilizarán en particular para:
        a)     actualizar la determinación de la relación beneficio-riesgo y mejorar la gestión de
               riesgos a que se refiere el capítulo I del anexo I;
        b)     actualizar información sobre diseño y fabricación, instrucciones de uso y etiquetado;
        c)     actualizar la evaluación del funcionamiento;
        d)     actualizar el resumen sobre seguridad y funcionamiento mencionado en el
               artículo 29;
        e)     detectar necesidades de acciones preventivas, correctivas o acciones correctivas de
               seguridad;
        f)     determinar opciones para mejorar la utilización, el funcionamiento y la seguridad del
               producto;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                207
                                                 DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---          g)     cuando sea oportuno, contribuir al seguimiento poscomercialización de otros
                productos; y
         h)     detectar tendencias e informar sobre estas, conforme al artículo 83.
         La documentación técnica se actualizará en consecuencia.
4.       Si en el transcurso del seguimiento poscomercialización se determina que es necesaria una
         acción preventiva, correctiva o ambas, el fabricante aplicará las medidas adecuadas e
         informará a las autoridades competentes afectadas y, en su caso, al organismo notificado.
         Cuando se determine que se ha producido un incidente grave o se aplique una acción
         correctiva de seguridad, se informará de ello con arreglo al artículo 82.
                                              Artículo 79
                               Plan de seguimiento poscomercialización
El sistema de seguimiento poscomercialización mencionado en el artículo 78 estará basado en un
plan de seguimiento poscomercialización cuyos requisitos se establecen en el anexo III, sección 1.
El plan de seguimiento poscomercialización formará parte de la documentación técnica mencionada
en el anexo II.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa             208
                                                DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---                                                Artículo 80
                           Informe sobre el seguimiento poscomercialización
El fabricante de productos de las clases A y B preparará un informe sobre el seguimiento
poscomercialización que resuma los resultados y las conclusiones de los análisis de los datos de
seguimiento poscomercialización recogidos como resultado del plan de seguimiento
poscomercialización indicado en el artículo 79 junto con una explicación de los motivos de todas
las acciones preventivas y correctivas emprendidas y una descripción de las mismas. El informe se
actualizará cuando sea necesario y se pondrá a disposición del organismo notificado y de la
autoridad competente previa solicitud.
                                               Artículo 81
                              Informe periódico de seguridad actualizado
1.       Los fabricantes de productos de las clases C y D prepararán un informe periódico de
         seguridad actualizado para cada producto y, en su caso, para cada categoría o grupo de
         productos, que resuma los resultados y conclusiones de los análisis de los datos de
         seguimiento poscomercialización recogidos como resultado del plan de seguimiento
         poscomercialización indicado en el artículo 79, junto con una explicación de los motivos y
         una descripción de todas las acciones preventivas y correctivas emprendidas. Durante todo
         el ciclo de vida del producto, se irán consignando en dicho informe periódico:
         a)     las conclusiones que deben utilizarse en la determinación de la relación beneficio-
                riesgo;
         b)     los principales resultados a efectos del informe de evaluación del seguimiento del
                funcionamiento poscomercialización; y
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               209
                                                 DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         c)    el volumen de ventas de productos y una estimación del tamaño y otras
              características de la población que usa el producto y, si es factible, la frecuencia de
              uso del producto.
        Los fabricantes de los productos de las clases C y D actualizarán el informe periódico de
        seguridad cuando sea necesario y como mínimo una vez cada año. Este informe periódico
        de seguridad actualizado formará parte de la documentación técnica mencionada en los
        anexos II y III.
2.      Los fabricantes de productos de la clase D presentarán el informe periódico de seguridad
        actualizado a través del sistema electrónico mencionado en el artículo 87 al organismo
        notificado que interviene en la evaluación de conformidad de tales productos conforme al
        artículo 48. El organismo notificado examinará el informe e introducirá su evaluación en
        dicho sistema electrónico, con indicación de cualquier acción emprendida. Dicho informe
        periódico de seguridad actualizado y la evaluación del organismo notificado se pondrán a
        disposición de las autoridades competentes a través del sistema electrónico.
3.      En el caso de los productos de la clase C, los fabricantes pondrán los informes periódicos
        de seguridad actualizados a disposición del organismo notificado que interviene en la
        evaluación de conformidad y de las autoridades competentes que lo soliciten.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 210
                                               DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---                                            SECCIÓN 2
                              VIGILANCIA DE LOS PRODUCTOS
                                            Artículo 82
               Información de incidentes graves y acciones correctivas de seguridad
1.      Los fabricantes de productos comercializados en el mercado de la Unión no destinados a
        estudios del funcionamiento informarán a las autoridades competentes pertinentes, de
        conformidad con el artículo 87, apartados 5 y 7, de lo siguiente:
        a)    todo incidente grave con productos comercializados en el mercado de la Unión,
              excepto los resultados erróneos previsibles que estén claramente documentados y
              cuantificados en la información sobre el producto y en la documentación técnica y
              sean objeto de informes de tendencias con arreglo al artículo 83;
        b)    toda acción correctiva de seguridad relacionada con productos comercializados en el
              mercado de la Unión, incluso las realizadas en terceros países cuando afecten a
              productos que también se comercializan legalmente en el mercado de la Unión,
              cuando la razón de la acción correctiva no se limite al producto comercializado en el
              tercer país.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa              211
                                             DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         Los informes mencionados en el párrafo primero se presentarán mediante el sistema
        electrónico a que hace referencia el artículo 87.
2.      Como norma general, el plazo para presentar la información indicada en el apartado 1
        dependerá de la gravedad del incidente.
3.      Los fabricantes informarán de cualquier incidente grave mencionado en la letra a)
        inmediatamente después de que hayan establecido una relación de causalidad entre dicho
        incidente y su producto o hayan determinado que dicha relación de causalidad es
        razonablemente posible, y a más tardar quince días después de tener conocimiento del
        incidente.
4.      No obstante lo dispuesto en el apartado 3, en caso de amenaza grave para la salud pública,
        se presentará la información indicada en el apartado 1 de inmediato, y a más tardar dos
        días después de que el fabricante tenga conocimiento de tal amenaza.
5.      No obstante lo dispuesto en el apartado 3, en caso de fallecimiento o deterioro grave
        imprevisto del estado de salud de una persona, se informará inmediatamente después de
        que el fabricante haya establecido una relación de causalidad entre el producto y el
        incidente grave, o en cuanto sospeche que existe tal relación, y en todo caso no más de diez
        días después de la fecha en que el fabricante tenga conocimiento del incidente grave.
6.      Cuando sea preciso para garantizar una notificación en tiempo oportuno, el fabricante
        podrá presentar un informe preliminar, seguido de un informe definitivo que sea completo.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa              212
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 7.      Si después de tener conocimiento de un incidente que pudiera ser notificable, el fabricante
        no tuviese la certeza de si el incidente debe notificarse o no, deberá presentar de todos
        modos un informe dentro del plazo señalado de conformidad con los apartados 2 a 5.
8.      Salvo en casos urgentes en los que el fabricante deba emprender de inmediato una acción
        correctiva de seguridad, el fabricante informará, sin dilación indebida, de la acción
        correctiva de seguridad mencionada en el apartado 1, letra b), antes de que se emprenda tal
        acción.
9.      En el caso de incidentes graves similares que se produzcan con el mismo producto o tipo
        de producto cuya causa haya sido identificada o para los que se hayan emprendido
        acciones correctivas de seguridad, o cuando los incidentes sean comunes y estén bien
        documentados, el fabricante podrá presentar informes resumidos periódicos en vez de
        informes individuales de incidentes graves, a condición de que la autoridad competente
        coordinadora a la que se refiere el artículo 84, apartado 9, en consulta con las autoridades
        competentes mencionadas en el artículo 87, apartado 8, letras a) y b), haya acordado con el
        fabricante su formato, contenido y frecuencia. Cuando se mencione una única autoridad
        competente en el artículo 87, apartado 8, letras a) y b), el fabricante podrá presentar
        informes resumidos periódicos previo acuerdo con tal autoridad.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa              213
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 10.     Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas, como la organización de
        campañas de información específicas, para animar y facultar a los profesionales de la
        salud, los usuarios y los pacientes a que informen a las autoridades competentes sobre
        sospechas de incidentes graves contemplados en el apartado 1, letra a).
        Las autoridades competentes llevarán registros centralizados a escala nacional de los
        informes que reciban de profesionales de la salud, usuarios y pacientes.
11.     En caso de que una autoridad competente de un Estado miembro reciba dichos informes
        sobre sospechas de incidentes graves contemplados en el apartado 1, letra a), de
        profesionales de la salud, usuarios o pacientes información, adoptará las medidas
        necesarias para garantizar que se informe sin demora del presunto incidente grave al
        fabricante del producto.
        Cuando el fabricante del producto afectado considere que se trata de un incidente grave,
        remitirá un informe, de conformidad con los apartados 1 a 5 del presente artículo, sobre
        dicho incidente a la autoridad competente del Estado miembro en el que haya ocurrido y
        tomará las medidas de seguimiento adecuadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 84.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa               214
                                               DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---         Si el fabricante considera que el incidente no es grave o si se debe tratar como un aumento
        de los resultados erróneos previsibles, que quedará cubierto por un informe de tendencias
        con arreglo al artículo 83, proporcionará una declaración explicativa.
        Si la autoridad competente no acepta la conclusión de la declaración explicativa, podrá
        exigir al fabricante que facilite un informe con arreglo a los apartados 1 a 5 del presente
        artículo y que se asegure de que se emprenden las acciones de seguimiento pertinentes
        conforme a lo dispuesto en el artículo 84.
                                              Artículo 83
                                        Informes de tendencias
1.      Los fabricantes indicarán mediante el sistema electrónico contemplado en el artículo 87
        todo aumento estadísticamente significativo de la frecuencia o gravedad de incidentes que
        no sean graves que pudieran tener repercusiones significativas en el análisis de la relación
        beneficio-riesgo contemplado en el anexo I, secciones 1 y 5, y que hayan generado o
        puedan generar riesgos inaceptables para la salud o la seguridad de los pacientes, usuarios
        u otras personas, o todo aumento significativo de los resultados erróneos previsibles
        establecido por comparación con el funcionamiento declarado del producto tal como se
        contempla en el anexo I, sección 9.1, letras a) y b), y se especifica en la documentación
        técnica y en la información sobre el producto.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                215
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         El fabricante determinará el modo de gestionar los incidentes a que se refiere el párrafo
        primero y la metodología utilizada para determinar cualquier aumento estadísticamente
        significativo de la frecuencia o gravedad de dichos acontecimientos o cambios de
        funcionamiento, así como el período de observación, en el plan de seguimiento
        poscomercialización previsto en el artículo 79.
2.      Las autoridades competentes podrán realizar sus propias evaluaciones de los informes de
        evolución mencionados en el apartado 1 y exigir a los fabricantes que adopten medidas
        adecuadas de conformidad con el presente Reglamento con objeto de velar por la
        protección de la salud pública y la seguridad de los pacientes. Cada autoridad competente
        informará de los resultados de tal evaluación y de la adopción de tales medidas a la
        Comisión, a las demás autoridades competentes y al organismo notificado que expidió el
        certificado.
                                             Artículo 84
                 Análisis de incidentes graves y acciones correctivas de seguridad
1.      Después de informar de un incidente grave con arreglo al artículo 82, apartado 1, el
        fabricante realizará sin demora las investigaciones necesarias en relación con el incidente y
        los productos afectados. Estas incluirán una evaluación del riesgo del incidente y unas
        acciones correctivas de seguridad que tengan en cuenta, según corresponda, los criterios
        previstos en el apartado 3 del presente artículo.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                216
                                              DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         El fabricante cooperará con las autoridades competentes y, en su caso, con el organismo
        notificado afectado durante las investigaciones a que se refiere el párrafo primero, y no
        emprenderá acción alguna que suponga la modificación del producto o de una muestra del
        lote afectado de un modo que pueda repercutir en cualquier evaluación posterior de las
        causas del incidente sin haber informado antes de dicha acción a las autoridades
        competentes.
2.      Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que sus autoridades
        competentes, si es posible junto con el fabricante y, en su caso, con el organismo
        notificado afectado, evalúen de modo centralizado toda información relativa a incidentes
        graves que se hayan producido en su territorio o a acciones correctivas de seguridad que se
        hayan emprendido o vayan a emprenderse en su territorio, y se hayan puesto en su
        conocimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 82.
3.      En el contexto de la evaluación mencionada en el apartado 2, la autoridad competente
        evaluará los riesgos derivados del incidente grave notificado y toda acción correctiva de
        seguridad, atendiendo a la protección de la salud pública y a criterios como la causalidad,
        la detectabilidad y la probabilidad de que se reproduzca el problema, la frecuencia de uso
        del producto, la probabilidad de que se produzcan daños directos o indirectos, la gravedad
        de dichos daños, los beneficios clínicos del producto, los usuarios previstos y posibles y la
        población afectada. La autoridad competente valorará asimismo si las acciones correctivas
        de seguridad previstas o efectuadas por el fabricante son adecuadas y si se necesitan otras
        medidas correctivas y de qué tipo, en particular teniendo en cuenta el principio de
        seguridad inherente establecido en el anexo I.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               217
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         A petición de la autoridad nacional competente, el fabricante presentará todos los
        documentos necesarios para la evaluación de riesgo.
4.      La autoridad competente supervisará la investigación de un incidente grave por parte del
        fabricante. En caso necesario, una autoridad competente podrá intervenir en la
        investigación de un fabricante o iniciar una investigación independiente.
5.      El fabricante entregará a la autoridad competente un informe final con los hallazgos de su
        investigación, a través del sistema electrónico mencionado en el artículo 87. El informe
        presentará conclusiones y, en su caso, indicará acciones correctivas que hayan de aplicarse.
6.      En el caso de las pruebas diagnósticas para selección terapéutica, la autoridad competente
        evaluadora o la autoridad competente coordinadora a la que se refiere el apartado 9 del
        presente artículo, según haya sido la autoridad competente del Estado miembro que
        autorizó el medicamento o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) la entidad
        consultada por el organismo notificado con arreglo al procedimiento descrito en el
        anexo IX, sección 5.2, y en el anexo X, sección 3.11, informará a dicha autoridad
        competente nacional o a la EMA, según corresponda.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa               218
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 7.      Una vez realizada la evaluación con arreglo al apartado 3 del presente artículo, la autoridad
        competente evaluadora, mediante el sistema electrónico a que se refiere el artículo 87,
        informará sin demora a las demás autoridades competentes sobre las acciones correctivas
        adoptadas o previstas por el fabricante o que le haya exigido para reducir al mínimo el
        riesgo de que vuelva a producirse un incidente grave, incluida la información sobre los
        incidentes subyacentes graves y los resultados de su evaluación.
8.      El fabricante velará por que se ponga sin demora en conocimiento de los usuarios del
        producto información sobre las acciones correctivas de seguridad adoptadas mediante una
        nota de seguridad. Esta nota estará redactada en la lengua o lenguas oficiales de la Unión
        que determine el Estado miembro en el que se adopte la acción correctiva de seguridad.
        Excepto en casos de urgencia, el contenido del borrador de nota de seguridad se presentará
        a la autoridad evaluadora competente o, en los casos a los que se refiere el apartado 9, a la
        autoridad competente coordinadora, para que formulen observaciones. A menos que se
        justifique debidamente por la situación de un Estado miembro, el contenido de la nota de
        seguridad será análogo en todos los Estados miembros.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                219
                                              DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         La nota de seguridad permitirá la correcta identificación del producto o productos
        afectados, en particular al incluir el identificador de producto básico y, en su caso, otros
        identificadores únicos de producto, así como la correcta identificación del fabricante que
        emprendió la acción correctiva de seguridad, concretamente mediante el número de
        registro único cuando ya se haya emitido. En la nota de seguridad se explicará, con
        claridad y sin atenuar el nivel de riesgo, los motivos de la acción correctiva de seguridad
        haciéndose referencia al mal funcionamiento del producto y a los riesgos derivados para
        pacientes, usuarios y demás personas, e indicará claramente todas las medidas que deban
        tomar los usuarios.
        El fabricante introducirá la nota de seguridad en el sistema electrónico mencionado en el
        artículo 87, a través del cual esa nota será accesible para el público.
9.      Las autoridades competentes participarán activamente en el proceso destinado a coordinar
        sus evaluaciones referidas en el apartado 3 en los siguientes casos:
        a)    cuando un incidente grave concreto o una serie de incidentes graves relacionados con
              el mismo producto o tipo de producto del mismo fabricante suscite inquietud en más
              de un Estado miembro;
        b)    cuando la adecuación de una acción correctiva de seguridad propuesta por el
              fabricante en más de un Estado miembro se ponga en duda.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                220
                                                 DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         Dicho procedimiento coordinado comprenderá los siguientes aspectos:
        –     la designación de una autoridad competente coordinadora en función de cada caso,
              cuando sea necesario;
        –     la definición de un proceso de evaluación coordinada, incluidos los cometidos y las
              responsabilidades de la autoridad competente coordinadora y la participación de
              otras autoridades competentes.
        A menos que las autoridades competentes acuerden otra cosa, la autoridad competente
        coordinadora será la del Estado miembro en que el fabricante tenga su domicilio social.
        La autoridad competente coordinadora, a través del sistema electrónico mencionado en el
        artículo 87, informará al fabricante, y a las demás autoridades competentes y a la Comisión
        de que ha asumido tal función.
10.     La designación de una autoridad competente coordinadora no afectará a la facultad de las
        demás autoridades competentes de realizar su propia evaluación y adoptar medidas con
        arreglo al presente Reglamento a fin de garantizar la protección de la salud pública y la
        seguridad de los pacientes. Las demás autoridades competentes mantendrán informadas a
        la autoridad competente coordinadora y a la Comisión de los resultados de esa evaluación
        y de la adopción de tales medidas.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                221
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 11.      La Comisión prestará apoyo administrativo a la autoridad competente coordinadora en el
         desempeño de sus funciones con arreglo al presente capítulo.
                                               Artículo 85
                                   Análisis de los datos de vigilancia
La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, instaurará sistemas y procesos para
supervisar activamente los datos disponibles en el sistema electrónico mencionado en el artículo 87
con objeto de determinar tendencias, pautas o señales en los datos que puedan revelar nuevos
riesgos o problemas de seguridad.
Cuando se identifique un riesgo previamente desconocido o cuando la frecuencia de un riesgo
previsto modifique de manera significativa y negativa la relación beneficio-riesgo, la autoridad
competente, o, cuando corresponda, la autoridad competente coordinadora, informará de ello al
fabricante o, en su caso, al representante autorizado, que emprenderá entonces las acciones
correctivas necesarias.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa             222
                                                 DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---                                                Artículo 86
                                           Actos de ejecución
Previa consulta al MDCG, la Comisión, mediante actos de ejecución, podrá adoptar las
disposiciones concretas y los aspectos de procedimiento necesarios para la aplicación de los
artículos 80 a 85 y del artículo 87 en lo referente a lo siguiente:
a)       la tipología de incidentes graves y acciones correctivas de seguridad relativas a productos
         específicos, o a categorías o grupos de productos;
b)       la notificación de incidentes graves y acciones correctivas de seguridad y notas de
         seguridad, y la presentación de informes periódicos resumidos, informes sobre el
         seguimiento poscomercialización, informes periódicos de seguridad actualizados e
         informes de tendencias por parte de los fabricantes, a los que se refieren los artículos 80,
         81, 82, 83 y 84, respectivamente;
c)       formularios estructurados normalizados para presentación electrónica y no electrónica de
         informes, con inclusión de un conjunto mínimo de datos para la informar sobre supuestos
         incidentes graves por parte de profesionales de la salud, usuarios y pacientes;
d)       plazos para la notificación de acciones correctivas de seguridad y para la presentación de
         informes periódicos resumidos e informes de tendencias por parte de los fabricantes,
         teniendo en cuenta la gravedad del incidente sobre el que se debe informar según lo
         dispuesto en el artículo 82;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 223
                                                 DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- e)      formularios armonizados de intercambio de información entre autoridades competentes,
        como se contempla en el artículo 84;
f)      procedimientos para la designación de una autoridad competente coordinadora; el proceso
        de evaluación coordinada, incluidos los cometidos y responsabilidades de la autoridad
        competente coordinadora y la participación de otras autoridades competentes.
        Los actos de ejecución a que se refiere el párrafo primero se adoptarán con arreglo al
        procedimiento de examen indicado en el artículo 107, apartado 3.
                                              Artículo 87
              Sistema electrónico de vigilancia y de seguimiento poscomercialización
1.      La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, creará y gestionará un sistema
        electrónico para recabar y tratar la información siguiente:
        a)    todo informe de los fabricantes sobre incidentes graves y acciones correctivas de
              seguridad a que se refieren el artículo 82, apartado 1, y el artículo 84, apartado 5;
        b)    los informes periódicos resumidos de los fabricantes a que se refiere el artículo 82,
              apartado 9;
        c)    los informes de tendencias de los fabricantes a que se refiere el artículo 83;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 224
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         d)     los informes periódicos de seguridad actualizados mencionados en el artículo 81;
        e)     las notas de seguridad de los fabricantes a que se refiere el artículo 84, apartado 8;
        f)     la información intercambiada entre las autoridades competentes de los Estados
               miembros y entre estas y la Comisión de conformidad con el artículo 84, apartados 7
               y 9.
        Ese sistema electrónico incluirá los enlaces correspondientes a la base de datos de
        identificación única del producto.
2.      La información a que se refiere el apartado 1 de este artículo se pondrá a disposición de las
        autoridades competentes de los Estados miembros y de la Comisión a través del sistema
        electrónico. Los organismos notificados también tendrán acceso a tal información en la
        medida en que guarde relación con productos para los cuales hayan expedido un
        certificado conforme a lo dispuesto en el artículo 49.
3.      La Comisión velará por que los profesionales de la salud y el público tengan niveles de
        acceso adecuados al sistema electrónico a que se refiere el apartado 1.
4.      Sobre la base de los acuerdos entre la Comisión y las autoridades competentes de terceros
        países o las organizaciones internacionales, la Comisión podrá conceder a esas autoridades
        competentes u organizaciones internacionales un acceso adecuado al sistema electrónico
        mencionado en el apartado 1. Dichos acuerdos se basarán en la reciprocidad y en un nivel
        de confidencialidad y protección de datos equivalente al aplicable en la Unión.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 225
                                               DGB 2C                                               ES
 ---pagebreak--- 5.      Los informes sobre incidentes graves mencionados en el artículo 82, apartado 1, letra a), se
        transmitirán automáticamente, en cuanto se reciban a través del sistema electrónico a que
        se refiere el apartado 1 del presente artículo, a la autoridad competente del Estado miembro
        en el que haya ocurrido el incidente.
6.      Los informes de tendencias mencionados en el artículo 83, apartado 1, se transmitirán
        automáticamente, en cuanto se reciban a través del sistema electrónico a que se refiere el
        apartado 1, a la autoridad competente del Estado miembro en el que hayan ocurrido los
        incidentes.
7.      Los informes relativos a las acciones correctivas de seguridad mencionadas en el
        artículo 82, apartado 1, letra b), se transmitirán automáticamente, en cuanto se reciban a
        través del sistema electrónico a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, a las
        autoridades competentes de los siguientes Estados miembros:
        a)     el Estado miembro en que se haya emprendido o vaya a emprenderse la acción
               correctiva de seguridad;
        b)     el Estado miembro en que el fabricante tenga su domicilio social.
8.      Los informes periódicos resumidos mencionados en el artículo 82, apartado 9, se
        transmitirán automáticamente, en cuanto se reciban a través del sistema electrónico a que
        se refiere el apartado 1, a la autoridad competente de los siguientes Estados miembros:
        a)     el Estado miembro o los Estados miembro que participen en el procedimiento de
               coordinación de conformidad con el artículo 84, apartado 9, y que hayan mostrado su
               acuerdo en el informe periódico resumido;
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa              226
                                                 DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         b)    el Estado miembro en que el fabricante tenga su domicilio social.
9.      La información mencionada en los apartados 5 a 8 del presente artículo se transmitirá
        automáticamente, en cuanto se reciba a través del sistema electrónico a que se refiere el
        apartado 1 del presente artículo, al organismo notificado que expidió el certificado para el
        producto con arreglo al artículo 51.
                                             SECCIÓN 3
                                   CONTROL DEL MERCADO
                                              Artículo 88
                                 Actividades de control del mercado
1.      Las autoridades competentes efectuarán controles adecuados de las características de
        conformidad y funcionamiento de los productos, que incluyan, en su caso, un examen de la
        documentación y controles físicos o de laboratorio de muestras adecuadas. En particular,
        las autoridades competentes tendrán en cuenta los principios establecidos de evaluación y
        gestión de riesgos, los datos de vigilancia y las reclamaciones.
2.      Las autoridades competentes elaborarán planes anuales de actividades de control y
        asignarán un número suficiente de recursos materiales y humanos competentes para llevar
        a cabo dichas actividades, teniendo en cuenta el programa europeo de control del mercado
        elaborado por el MDCG de acuerdo con el artículo 99 y las circunstancias locales.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                227
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 3.      Con el fin de cumplir las obligaciones establecidas en el apartado 1, las autoridades
        competentes:
        a)    podrán exigir a los agentes económicos, entre otras cosas, que les faciliten la
              documentación e información que les sean precisas para el desempeño de sus
              actividades y que, cuando esté justificado, les proporcionen gratuitamente las
              muestras de productos necesarias o les permitan acceder gratuitamente a los
              productos; y
        b)    realizarán inspecciones tanto anunciadas como, si fuera necesario, sin previo aviso de
              los locales de los agentes económicos y de los proveedores o subcontratistas, y,
              cuando sea preciso, de las instalaciones de los usuarios profesionales.
4.      Las autoridades competentes redactarán un resumen anual de los resultados de sus
        actividades de control y lo pondrán a disposición de otras autoridades competentes
        mediante el sistema electrónico a que se refiere el artículo 95.
5.      Las autoridades competentes podrán confiscar, destruir o inutilizar de otro modo productos
        que presenten un riesgo inaceptable o productos falsificados, cuando lo consideren
        necesario para la protección de la salud pública.
6.      Después de cada inspección realizada para los fines descritos en el apartado 1, la autoridad
        competente elaborará un informe sobre las conclusiones de la inspección en lo relativo al
        cumplimiento de los requisitos jurídicos y técnicos aplicables en virtud del presente
        Reglamento. El informe establecerá las acciones correctivas requeridas.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               228
                                              DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 7.      La autoridad competente que haya realizado la inspección comunicará el contenido del
        informe mencionado en el apartado 6 del presente artículo al agente económico que ha sido
        sometido a la inspección. Antes de adoptar el informe final, la autoridad competente
        ofrecerá a dicho agente económico la posibilidad de presentar comentarios. La versión
        definitiva del informe de inspección se introducirá en el sistema electrónico previsto en el
        artículo 95.
8.      Los Estados miembros examinarán y evaluarán el funcionamiento de sus actividades de
        control del mercado. Dichos exámenes y evaluaciones se llevarán a cabo cada cuatro años
        como mínimo, y sus resultados se comunicarán a los demás Estados miembros y a la
        Comisión. Cada Estado miembro hará accesible para el público un resumen de los
        resultados mediante el sistema electrónico a que se refiere el artículo 95.
9.      Las autoridades competentes de los Estados miembros coordinarán sus actividades de
        control del mercado, cooperarán entre sí y compartirán sus resultados entre ellas y con la
        Comisión, con objeto de ofrecer un nivel de control del mercado elevado y armonizado en
        todos los Estados miembros.
        En su caso, las autoridades competentes de los Estados miembros llegarán a un acuerdo
        sobre reparto del trabajo, realización de actividades conjuntas de control del mercado y
        especialización.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               229
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 10.      Cuando en un Estado miembro haya más de una autoridad responsable del control del
         mercado y de los controles en las fronteras exteriores, dichas autoridades cooperarán entre
         sí compartiendo información pertinente para su cometido y funciones.
11.      En su caso, las autoridades competentes de los Estados miembros cooperarán con las de
         terceros países con objeto de intercambiar información y apoyo técnico y de promover
         actividades relacionadas con el control del mercado.
                                              Artículo 89
 Evaluación de los productos que puedan presentar un riesgo inaceptable u otros incumplimientos
Cuando las autoridades competentes de un Estado miembro, basándose en datos obtenidos mediante
actividades de vigilancia o de control del mercado o en otra información, tengan motivos para creer
que un producto:
a)       puede presentar un riesgo inaceptable para la salud o la seguridad de pacientes, usuarios u
         otras personas, o para otros aspectos de la protección de la salud pública; o
b)       incumple de otro modo los requisitos establecidos en el presente Reglamento,
realizarán una evaluación del producto en cuestión que comprenda todos los requisitos del presente
Reglamento relacionados con el riesgo que presenta el producto o con cualquier otro
incumplimiento.
Los agentes económicos afectados cooperarán con las autoridades competentes.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa              230
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 90
           Procedimiento aplicable a los productos que presentan un riesgo inaceptable
                                     para la salud y la seguridad
1.      Si las autoridades competentes, tras haber realizado la evaluación contemplada en el
        artículo 89, comprueban que un producto presenta un riesgo inaceptable para la salud o la
        seguridad de pacientes, usuarios u otras personas, o para otros aspectos de la protección de
        la salud pública, exigirán sin demora al fabricante, a su representante autorizado y a todos
        los demás agentes económicos pertinentes que emprendan todas las acciones correctivas
        adecuadas y debidamente justificadas para hacer que el producto cumpla los requisitos del
        presente Reglamento relacionados con el riesgo que presenta el producto y, de forma
        proporcionada a la naturaleza del riesgo, restrinjan su comercialización o la sometan a
        requisitos específicos, y retiren del mercado o recuperen el producto en un plazo razonable,
        que se definirá claramente y se comunicará al correspondiente agente económico.
2.      Las autoridades competentes notificarán sin demora a la Comisión, a los demás Estados
        miembros y, en caso de que se haya expedido un certificado de conformidad con el
        artículo 51 para el producto de que se trate, al organismo notificado que lo haya expedido,
        los resultados de la evaluación y las acciones que hayan exigido de los agentes
        económicos, mediante el sistema electrónico a que se refiere el artículo 95.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               231
                                               DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 3.      Los agentes económicos a que se refiere el apartado 1 se asegurarán sin demora de que se
        adopten en la Unión todas las acciones correctivas apropiadas en relación con todos los
        productos afectados que hayan comercializado.
4.      Si el agente económico a que hace referencia el apartado 1 no adopta las acciones
        correctivas apropiadas en el plazo referido en dicho apartado, las autoridades competentes
        adoptarán todas las medidas adecuadas para prohibir o restringir la comercialización del
        producto en su mercado nacional, retirarlo del mercado o recuperarlo.
        Las autoridades competentes notificarán sin demora dichas medidas a la Comisión, a los
        demás Estados miembros y al organismo notificado que se menciona en el apartado 2,
        mediante el sistema electrónico a que se refiere el artículo 95.
5.      La notificación a que hace referencia el apartado 4 incluirá todos los detalles disponibles,
        en particular los datos necesarios para la identificación y la localización del producto no
        conforme, el origen del producto, la naturaleza y las causas de la supuesta no conformidad
        y el riesgo planteado, la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas, así
        como los argumentos expresados por el agente económico.
6.      Los Estados miembros distintos del que haya iniciado este procedimiento comunicarán sin
        demora a la Comisión y a los demás Estados miembros, mediante el sistema electrónico a
        que se refiere el artículo 95, toda información adicional relevante de que dispongan relativa
        a la no conformidad del producto y a las medidas que han adoptado al respecto.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               232
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         En caso de desacuerdo con la medida nacional notificada, comunicarán sin demora a la
        Comisión y a los demás Estados miembros sus objeciones, mediante el sistema electrónico
        a que se refiere el artículo 95.
7.      Si en el plazo de dos meses tras la recepción de la notificación indicada en el apartado 4
        ningún Estado miembro ni la Comisión han formulado objeción alguna sobre ninguna de
        las medidas adoptadas por un Estado miembro, esas medidas se considerarán justificadas.
        En ese caso, todos los Estados miembros garantizarán que se adopten sin demora, respecto
        del producto en cuestión, las medidas restrictivas o prohibitivas adecuadas que
        corresponda, entre otras, que se retire del mercado, se recupere o se limite su
        comercialización en el mercado nacional.
                                             Artículo 91
             Procedimiento para evaluar las medidas nacionales a escala de la Unión
1.      Si en el plazo de dos meses tras la recepción de la notificación indicada en el artículo 90,
        apartado 4, un Estado miembro formula objeciones sobre una medida adoptada por otro
        Estado miembro, o si la Comisión considera que la medida es contraria a la legislación de
        la Unión, la Comisión procederá, previa consulta a las autoridades competentes afectadas
        y, cuando sea necesario, a los agentes económicos interesados, a evaluar la medida
        nacional. Basándose en los resultados de esa evaluación, la Comisión, mediante actos de
        ejecución, podrá decidir si la medida nacional está o no justificada. Dichos actos de
        ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el
        artículo 107, apartado 3.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                233
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 2.      Si la Comisión considera que la medida nacional está justificada con arreglo a lo dispuesto
        en el apartado 1 del presente artículo, se aplicará el artículo 90, apartado 7, párrafo
        segundo. Si la Comisión considera que la medida nacional no está justificada, el Estado
        miembro afectado la retirará.
        Si la Comisión no adopta una decisión de conformidad con el apartado 1 del presente
        artículo en un plazo de ocho meses a partir de la recepción de la notificación a que se
        refiere el artículo 90, apartado 4, las medidas nacionales se considerarán justificadas.
3.      Si un Estado miembro o la Comisión consideran que el riesgo para la salud y la seguridad
        que se deriva de un producto no puede paliarse satisfactoriamente con las medidas
        adoptadas por el Estado o los Estados miembros afectados, la Comisión, a petición de un
        Estado miembro o por propia iniciativa, mediante actos de ejecución, podrá adoptar las
        medidas necesarias y debidamente justificadas para garantizar la protección de la salud y la
        seguridad, incluidas medidas que limiten o prohíban la introducción del producto en el
        mercado y su puesta en servicio. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
        procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107, apartado 3.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa            234
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 92
                                    Otros tipos de incumplimiento
1.      Si las autoridades competentes de un Estado miembro, tras haber realizado la evaluación
        contemplada en el artículo 89, consideran que un producto incumple los requisitos
        establecidos en el presente Reglamento pero no presenta un riesgo inaceptable para la
        salud o la seguridad de los pacientes, usuarios u otras personas, o para otros aspectos de la
        protección de la salud pública, exigirán al agente económico correspondiente que ponga fin
        al incumplimiento en un plazo razonable, que se definirá claramente y se comunicará al
        agente económico y que deberá guardar proporción con el incumplimiento.
2.      Si el agente económico no pone término al incumplimiento en el plazo indicado en el
        apartado 1 del presente artículo, el Estado miembro afectado adoptará sin demora todas las
        medidas adecuadas para limitar o prohibir la comercialización del producto o para
        garantizar su recuperación o retirada del mercado. El Estado miembro comunicará sin
        demora dichas medidas a la Comisión y a los demás Estados miembros mediante el sistema
        electrónico al que se refiere el artículo 95.
3.      A fin de garantizar la aplicación uniforme del presente artículo, la Comisión, mediante
        actos de ejecución, podrá especificar las medidas adecuadas que deben adoptar las
        autoridades competentes para combatir determinados tipos de incumplimiento. Dichos
        actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el
        artículo 107, apartado 3.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                235
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---                                              Artículo 93
                            Medidas preventivas de protección de la salud
1.      Si, tras haber realizado una evaluación de la cual se desprende que un producto o una
        categoría o un grupo específicos de productos pueden presentar un riesgo, un Estado
        miembro considera que, con objeto de proteger la salud y la seguridad de pacientes,
        usuarios y otras personas u otros aspectos de la salud pública, la comercialización o puesta
        en servicio de un producto o de una categoría o grupo específicos de productos debe
        prohibirse, limitarse o supeditarse a requisitos particulares, o que ese producto o categoría
        o grupo específicos de productos ha de retirarse del mercado o recuperarse, podrá adoptar
        cuantas medidas resulten necesarias y justificadas a tal efecto.
2.      El Estado miembro mencionado en el apartado 1, notificará inmediatamente a la Comisión
        y a los demás Estados miembros su decisión motivada, mediante el sistema electrónico al
        que se refiere el artículo 95.
3.      La Comisión, en consulta con el MDCG y, cuando sea necesario, con los agentes
        económicos afectados, evaluará las medidas nacionales adoptadas. La Comisión, mediante
        actos de ejecución, podrá decidir si las medidas nacionales están o no justificadas. De no
        mediar decisión de la Comisión dentro de los seis meses siguientes a su notificación, las
        medidas nacionales se considerarán justificadas. Los actos de ejecución se adoptarán con
        arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107, apartado 3.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               236
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 4.      Si la evaluación a que hace referencia el apartado 3 del presente artículo pone de
        manifiesto que la comercialización o puesta en servicio de un producto o de un grupo o
        categoría específicos de productos deben prohibirse, limitarse o supeditarse a requisitos
        particulares, o que conviene retirarlos del mercado o recuperarlos en todos los Estados
        miembros para proteger la salud y la seguridad de pacientes, usuarios y otras personas u
        otros aspectos de la salud pública, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución con el fin
        de adoptar medidas necesarias y debidamente justificadas. Dichos actos de ejecución se
        adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107,
        apartado 3.
                                             Artículo 94
                                 Buenas prácticas administrativas
1.      Se indicarán los motivos exactos en que se base toda medida adoptada por las autoridades
        competentes de los Estados miembros con arreglo a los artículos 90 a 93. Cuando la
        medida se dirija a un agente económico concreto, la autoridad competente se la notificará
        sin demora, informándole al mismo tiempo sobre las vías de recurso de que dispone en
        virtud del Derecho o práctica administrativa del Estado miembro de que se trate y los
        plazos a que estén sujetos tales recursos. Cuando la medida sea de aplicación general, se
        publicará adecuadamente.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                237
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 2.      Excepto cuando se requiera una acción inmediata debido a un riesgo inaceptable para la
        salud o la seguridad de las personas, el agente económico afectado podrá formular sus
        observaciones a la autoridad competente en un plazo adecuado y claramente definido antes
        de que se tome cualquier medida.
        Cuando la acción se haya adoptado sin que el agente económico haya tenido ocasión de
        formular observaciones como se indica en el párrafo primero, se le dará la oportunidad de
        hacerlo tan pronto como sea posible, y a continuación se revisará con prontitud la acción
        adoptada.
3.      Cualquier medida que se haya adoptado se retirará o modificará en cuanto el agente
        económico demuestre que ha adoptado acciones correctivas eficaces y que el producto
        cumple los requisitos del presente Reglamento.
4.      Cuando una medida adoptada con arreglo a los artículos 90 a 93 se refiera a un producto en
        la evaluación de cuya conformidad haya participado un organismo notificado, las
        autoridades competentes, mediante el sistema electrónico a que se refiere el artículo 95,
        informarán sobre la medida adoptada a dicho organismo notificado y a la autoridad
        responsable del organismo notificado.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                 238
                                              DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 95
                             Sistema electrónico de control del mercado
1.      La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, creará y gestionará un sistema
        electrónico para recabar y tratar la información siguiente:
        a)    resúmenes de los resultados de las actividades de control a que se refiere el
              artículo 88, apartado 4;
        b)    el informe resumido definitivo a que se refiere el artículo 88, apartado 7;
        c)    información sobre productos que presenten un riesgo inaceptable para la salud y la
              seguridad, a la que hace referencia el artículo 90, apartados 2, 4 y 6;
        d)    información sobre el incumplimiento de los productos al que hace referencia el
              artículo 92, apartado 2;
        e)    información sobre las medidas preventivas de protección de la salud a que hace
              referencia el artículo 93, apartado 2;
        f)    resúmenes de los resultados de las revisiones y evaluaciones de las actividades de
              control del mercado de los Estados miembros a que hace referencia el artículo 88,
              apartado 8.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              239
                                                DGB 2C                                         ES
 ---pagebreak--- 2.       La información a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se transmitirá
         inmediatamente mediante el sistema electrónico a todas las autoridades competentes
         afectadas y, en su caso, al organismo notificado que haya expedido un certificado con
         arreglo al artículo 51 respecto del producto en cuestión, y podrán acceder a ella los Estados
         miembros y la Comisión.
3.       La información intercambiada entre los Estados miembros no se hará pública cuando ello
         pueda obstaculizar las actividades de control del mercado y la cooperación entre los
         Estados miembros.
                                          Capítulo VIII
                      Cooperación entre los Estados miembros,
              el Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios,
   los laboratorios de referencia de la UE y los registros de productos
                                              Artículo 96
                                       Autoridades competentes
Los Estados miembros designarán la autoridad o autoridades competentes responsables de la
aplicación del presente Reglamento. Dotarán a dichas autoridades de los poderes, recursos,
equipamiento y conocimientos necesarios para ejercer correctamente sus funciones con arreglo al
presente Reglamento. Los Estados miembros comunicarán el nombre y los datos de contacto de las
autoridades competentes a la Comisión, que publicará la lista de autoridades competentes.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                240
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 97
                                             Cooperación
1.       Las autoridades competentes de los Estados miembros cooperarán entre sí y con la
         Comisión. Esta facilitará la organización de los intercambios de información necesarios
         para que el presente Reglamento pueda aplicarse de manera uniforme.
2.       Los Estados miembros participarán con el apoyo de la Comisión, en su caso, en iniciativas
         desarrolladas a escala internacional con el fin de garantizar la cooperación entre las
         autoridades reguladoras en el ámbito de los productos sanitarios.
                                              Artículo 98
                          Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios
El Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios (MDCG) establecido con arreglo a las
condiciones y disposiciones detalladas previstas en los artículos 103 y 107 del Reglamento (UE)
2017/… + realizará, con la ayuda de la Comisión como establece el artículo 104 del Reglamento
(UE) 2017/…+, las funciones que se le atribuyen en virtud del presente Reglamento, así como las
previstas en el Reglamento (UE) 2017/…+.
+
        DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa             241
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 99
                                         Funciones del MDCG
En virtud del presente Reglamento, el MDCG tendrá las siguientes funciones:
a)       contribuir a evaluar los organismos de evaluación de la conformidad solicitantes y los
         organismos notificados con arreglo a lo dispuesto en el capítulo IV;
b)       asesorar a la Comisión, cuando lo solicite, en cuestiones relativas al grupo de coordinación
         de los organismos notificados establecido con arreglo al artículo 45;
c)       contribuir a elaborar orientaciones para una aplicación eficaz y armonizada del presente
         Reglamento, en particular en cuanto a la designación y supervisión de los organismos
         notificados, la aplicación de los requisitos generales de seguridad y funcionamiento, la
         realización de las evaluaciones del funcionamiento por los fabricantes, la evaluación por
         los organismos notificados y las actividades de vigilancia;
d)       contribuir al seguimiento permanente de los avances técnicos y a la evaluación de si los
         requisitos generales en materia de seguridad y funcionamiento establecidos en el presente
         Reglamento y en el Reglamento (UE) 2017/… + son adecuados para garantizar la seguridad
         y el funcionamiento de los productos y determinar si es necesario modificar el anexo I del
         presente Reglamento;
+
       DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa              242
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- e)      contribuir a la elaboración de normas sobre los productos y de especificaciones comunes;
f)      ayudar a las autoridades competentes de los Estados miembros en sus tareas de
        coordinación, en particular en los ámbitos de la clasificación y la situación reglamentaria
        de los productos, los estudios del funcionamiento, la vigilancia y el control del mercado,
        incluyendo el desarrollo y mantenimiento de un marco para un programa europeo de
        control del mercado con el objetivo de alcanzar la eficiencia y la armonización del control
        del mercado en la Unión, de conformidad con el artículo 88;
g)      asesorar a la Comisión, bien por propia iniciativa o a petición de esta, en la evaluación de
        cualquier cuestión relacionada con la aplicación del presente Reglamento;
h)      contribuir a la armonización de las prácticas administrativas de los Estados miembros
        relativas a los productos.
                                            Artículo 100
                          Laboratorios de referencia de la Unión Europea
1.      La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá designar uno o más laboratorios de
        referencia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «laboratorios de referencia de la UE») para
        productos específicos, o una categoría o grupo de productos, o para riesgos específicos de
        una categoría o un grupo de productos, cuando cumplan los criterios establecidos en el
        apartado 4. La Comisión solo designará laboratorios de referencia de la UE para los cuales
        un Estado miembro o el Centro Común de Investigación de la Comisión hayan presentado
        una solicitud de designación.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                243
                                              DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 2.      Dentro del ámbito de aplicación de su designación, los laboratorios de referencia de la UE
        realizarán, en su caso, las tareas siguientes:
        a)    verificar el funcionamiento declarado por el fabricante y si los productos de la
              clase D cumplen las especificaciones comunes, cuando estén disponibles, u otras
              soluciones elegidas por el fabricante para garantizar un nivel al menos equivalente de
              seguridad y funcionamiento, según establece el artículo 48, apartado 3, párrafo
              tercero;
        b)    analizar adecuadamente muestras de productos o lotes de productos de la clase D,
              según establecen el anexo IX, sección 4.12, y el anexo XI, sección 5.1;
        c)    ofrecer a la Comisión, el MDCG, los Estados miembros y los organismos notificados
              asistencia científica y técnica sobre la aplicación del presente Reglamento;
        d)    proporcionar asesoramiento científico actualizado sobre productos, categorías o
              grupos de productos específicos;
        e)    crear y gestionar una red de laboratorios nacionales de referencia previa consulta con
              las autoridades nacionales y publicar una lista de dichos laboratorios participantes y
              de sus respectivas tareas;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa              244
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         f)    contribuir a desarrollar métodos adecuados de ensayo y análisis que se apliquen a los
              procedimientos de evaluación de la conformidad y de control del mercado;
        g)    colaborar con los organismos notificados en el desarrollo de mejores prácticas para el
              funcionamiento de los procedimientos de evaluación de la conformidad;
        h)    hacer recomendaciones sobre materiales y procedimientos de medición de referencia
              de alto rango metrológico;
        i)    contribuir a establecer especificaciones comunes y normas internacionales;
        j)    proporcionar dictámenes científicos en respuesta a consultas realizadas por
              organismos notificados de conformidad con el presente Reglamento y hacerlos
              públicos por medios electrónicos, habida cuenta de las disposiciones nacionales en
              materia de confidencialidad.
3.      A petición de un Estado miembro, la Comisión podrá designar también laboratorios de
        referencia de la UE cuando el Estado miembro desee recurrir a ese tipo de laboratorios
        para garantizar la verificación del funcionamiento declarado por el fabricante y la
        conformidad de los productos de la clase C con las especificaciones comunes aplicables
        cuando estén disponibles, o con otras soluciones elegidas por el fabricante para garantizar
        un nivel de seguridad y funcionamiento al menos equivalente.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                245
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 4.      Los laboratorios de referencia de la UE deberán satisfacer los siguientes criterios:
        a)    disponer de personal adecuado y debidamente cualificado con conocimientos y
              experiencia adecuados en el ámbito de los productos sanitarios para diagnóstico in
              vitro para el que han sido designados;
        b)    disponer del equipamiento y materiales de referencia necesarios para desempeñar las
              tareas que se les asignen;
        c)    conocer suficientemente las normas y las mejores prácticas internacionales;
        d)    tener una organización y una estructura administrativa adecuadas;
        e)    garantizar que su personal respeta la confidencialidad de la información y los datos a
              los que accede al desempeñar sus tareas;
        f)    actuar en interés público y de manera independiente;
        g)    garantizar que su personal no tiene intereses financieros o de otro tipo en el sector de
              los productos sanitarios para diagnóstico in vitro que puedan afectar a su
              imparcialidad, que declara cualquier otro interés directo e indirecto que pueda tener
              en el sector y que actualiza esta declaración cuando se produzcan cambios relevantes.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 246
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 5.      Los laboratorios de referencia de la UE crearán una red para coordinar y armonizar sus
        métodos de trabajo en materia de pruebas y evaluación. Dicha coordinación y
        armonización implicará:
        a)    aplicar métodos, procedimientos y procesos coordinados;
        b)    acordar el uso de los mismos materiales de referencia y de muestras de ensayo y
              paneles de seroconversión comunes;
        c)    establecer criterios comunes de evaluación e interpretación;
        d)    usar protocolos de prueba comunes y evaluar los resultados de las pruebas utilizando
              métodos de evaluación normalizados y coordinados;
        e)    usar informes de pruebas normalizados y coordinados;
        f)    establecer, aplicar y mantener un sistema de revisión por pares;
        g)    organizar pruebas periódicas de evaluación de la calidad (incluidos controles
              recíprocos de la calidad y comparabilidad de los resultados de las pruebas);
        h)    acordar directrices, instrucciones, instrucciones de procedimiento y procedimientos
              operativos normalizados comunes;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa             247
                                              DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         i)    coordinar la introducción de métodos de prueba de nuevas tecnologías conforme a
              especificaciones comunes nuevas o modificadas;
        j)    reevaluar los últimos avances sobre la base de resultados de pruebas comparativas o
              mediante nuevos estudios, a solicitud de un Estado miembro o de la Comisión;
6.      Los laboratorios de referencia de la UE podrán recibir una contribución financiera de la
        Unión.
        La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá establecer las disposiciones detalladas y
        el importe de la contribución financiera de la Unión a los laboratorios de referencia de
        la UE, teniendo en cuenta los objetivos de seguridad y de protección de la salud, el apoyo a
        la innovación y la relación coste-eficacia. Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo
        al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107, apartado 3.
7.      Cuando los organismos notificados o los Estados miembros pidan asistencia científica o
        técnica o un dictamen científico de un laboratorio de referencia de la UE, podrán tener que
        pagar tasas para cubrir total o parcialmente los costes en que incurra el laboratorio para
        desempeñar la tarea que se les pide según condiciones predeterminadas y transparentes.
8.      La Comisión, mediante actos de ejecución, especificará:
        a)    normas de desarrollo para facilitar la aplicación del apartado 2 del presente artículo y
              para garantizar el respeto de los criterios a los que hace referencia el apartado 4 del
              presente artículo;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                248
                                               DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         b)    el nivel y la estructura de las tasas mencionadas en el apartado 7 del presente artículo
              que puede cobrar un laboratorio de referencia de la UE por sus dictámenes científicos
              en respuesta a las consultas de los organismos notificados y los Estados miembros
              con arreglo al presente Reglamento, teniendo en cuenta los objetivos de protección
              de la salud humana y de la seguridad, el apoyo a la innovación y la relación coste-
              eficacia.
        Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se
        refiere el artículo 107, apartado 3.
9.      Los laboratorios de referencia de la UE estarán sometidos a controles de la Comisión,
        incluidas visitas sobre el terreno y auditorías, para comprobar si cumplen los requisitos del
        presente Reglamento. Si dichos controles ponen de manifiesto que un laboratorio de
        referencia de la UE no cumple los requisitos que le permitan realizar las tareas para las que
        ha sido designado, la Comisión, mediante actos de ejecución, adoptará las medidas
        oportunas, incluida la limitación, suspensión o retirada de la designación.
10.     Lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/… + será aplicable
        al personal de los laboratorios de referencia de la UE.
+
      DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                249
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                              Artículo 101
                               Registros de productos y bases de datos
La Comisión y los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para fomentar la creación de
registros y bases de datos de determinados tipos de productos estableciendo principios comunes
para recopilar información comparable. Estos registros y bases de datos contribuirán a la evaluación
independiente de la seguridad y del funcionamiento de los productos a largo plazo.
                                           Capítulo IX
      Confidencialidad, protección de datos, financiación y sanciones
                                             Artículo 102
                                           Confidencialidad
1.       Salvo que se disponga de otro modo en el presente Reglamento, y sin perjuicio de las
         disposiciones y prácticas nacionales existentes en los Estados miembros en materia de
         confidencialidad, todas las partes implicadas en la aplicación del presente Reglamento
         respetarán la confidencialidad de la información y los datos obtenidos en el ejercicio de sus
         funciones con el fin de proteger:
         a)    los datos personales de conformidad con el artículo 103;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               250
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         b)    la información comercial confidencial y los secretos comerciales de las personas
              físicas o jurídicas, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial, salvo
              que su revelación resulte de interés público;
        c)    la aplicación eficaz del presente Reglamento, en particular, a efectos de
              investigaciones, inspecciones o auditorías.
2.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la información intercambiada de manera
        confidencial entre las autoridades competentes y entre estas y la Comisión no se revelará
        sin acuerdo previo de la autoridad de origen.
3.      Los apartados 1 y 2 no afectarán a los derechos y obligaciones de la Comisión, los Estados
        miembros y los organismos notificados en lo que se refiere a intercambio de información y
        difusión de avisos, ni a las obligación que incumba a las personas interesadas de facilitar
        información en virtud del Derecho penal.
4.      La Comisión y los Estados miembros podrán intercambiar información confidencial con
        autoridades reguladoras de terceros países con quienes hayan concluido acuerdos de
        confidencialidad bilaterales o multilaterales.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                  251
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                                Artículo 103
                                          Protección de datos
1.      Los Estados miembros aplicarán la Directiva 95/46/CE al tratamiento de datos personales
        que realicen en los Estados miembros en virtud del presente Reglamento.
2.      El Reglamento (CE) n.º 45/2001 se aplicará al tratamiento de datos personales realizado
        por la Comisión con arreglo al presente Reglamento.
                                               Artículo 104
                                             Cobro de tasas
1.      El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados
        miembros cobren tasas por las actividades que este contempla, siempre que su nivel se fije
        de forma transparente y sobre la base del principio de recuperación de los costes.
2.      Los Estados miembros informarán a la Comisión y a los demás Estados miembros de la
        estructura y el nivel de las tasas, al menos tres meses antes de que se adopten. La estructura
        y nivel de las tasas estarán, previa solicitud, a disposición del público.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa              252
                                                 DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---                                              Artículo 105
               Financiación de las actividades relativas a la designación y supervisión
                                    de los organismos notificados
La Comisión sufragará los costes asociados a las actividades de evaluación conjunta. La Comisión,
mediante actos de ejecución, establecerá la escala y la estructura de los costes recuperables y las
demás normas de ejecución necesarias. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 107, apartado 3.
                                             Artículo 106
                                              Sanciones
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento
de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para
garantizar su ejecución. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados
miembros comunicarán ese régimen de sanciones y esas medidas a la Comisión a más tardar… [tres
meses antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento], y le comunicarán sin demora toda
modificación posterior de los mismos.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                253
                                               DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---                                           Capítulo X
                                   Disposiciones finales
                                            Artículo 107
                                     Procedimiento de comité
1.      La Comisión estará asistida por el Comité de Productos Sanitarios establecido por el
        artículo 114 del Reglamento (UE) 2017/… +. Dicho Comité será un comité con arreglo al
        Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2.      En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 4 del
        Reglamento (UE) n.º 182/2011.
3.      En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del
        Reglamento (UE) n.º 182/2011.
        Si el Comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de
        ejecución y será de aplicación el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento
        (UE) n.º 182/2011.
4.      Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 8 del
        Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 4 o con su artículo 5, según
        corresponda.
+
      DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                254
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                              Artículo 108
                                      Ejercicio de la delegación
1.      Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones
        establecidas en el presente artículo.
2.      Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 10, apartado 4, el
        artículo 17, apartado 4, el artículo 24, apartado 10, el artículo 51, apartado 6, y el
        artículo 66, apartado 8, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir
        del … [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. La Comisión elaborará un
        informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el
        período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de
        idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha
        prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.
3.      La delegación de poderes mencionada en el artículo 10, apartado 4, el artículo 17,
        apartado 4, el artículo 24, apartado 10, el artículo 51, apartado 6, y el artículo 66,
        apartado 8, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el
        Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en
        ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el
        Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No
        afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa             255
                                                DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 4.       Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos
         designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el
         Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.
5.       Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al
         Parlamento Europeo y al Consejo.
6.       Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 10, apartado 4, del artículo 17,
         apartado 4, del artículo 24, apartado 10, del artículo 51, apartado 6, y del artículo 66,
         apartado 8, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su
         notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula
         objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de
         que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento
         Europeo o del Consejo.
                                             Artículo 109
                    Actos delegados separados para diferentes poderes delegados
La Comisión adoptará un acto delegado separado respecto de cada poder delegado en virtud del
presente Reglamento.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               256
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                             Artículo 110
                                      Disposiciones transitorias
1.      A partir del … [fecha de aplicación del presente Reglamento], será nula toda publicación
        de una notificación relativa a un organismo notificado con arreglo a la Directiva 98/79/CE.
2.      Los certificados expedidos por organismos notificados de conformidad con la
        Directiva 98/79/CE con anterioridad al … [fecha de entrada en vigor del presente
        Reglamento] seguirán siendo válidos hasta el final del período en ellos indicado, a
        excepción de los certificados expedidos con arreglo al anexo VI de la Directiva 98/79/CE,
        que serán nulos, a más tardar, el … [dos años después de la fecha de aplicación del
        presente Reglamento].
        Los certificados expedidos por organismos notificados de conformidad con la
        Directiva 98/79/CE a partir del … [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]
        serán nulos, a más tardar, el … [dos años después de la fecha de aplicación del presente
        Reglamento].
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                257
                                               DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 3.      No obstante lo dispuesto en el artículo 5 del presente Reglamento, un producto con un
        certificado expedido de conformidad con la Directiva 98/79/CE y que es válido en virtud
        del apartado 2 del presente artículo únicamente puede ser introducido en el mercado o
        puesto en servicio siempre que a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento
        siga cumpliendo con dicha Directiva, y a condición de que no haya cambios significativos
        en el diseño y en la finalidad prevista. No obstante, los requisitos del presente Reglamento
        relativos al seguimiento post comercialización, el control del mercado, la vigilancia, el
        registro de los agentes económicos y de los productos seguirán aplicándose y sustituirán a
        los correspondientes requisitos en dicha Directiva.
        Sin perjuicio del Capítulo IV y del apartado 1 del presente artículo, el organismo
        notificado que haya expedido el certificado a que se refiere el párrafo primero seguirá
        siendo responsable del control adecuado respecto de la totalidad de los requisitos
        aplicables relativos a los productos que certificó.
4.      Los productos que hayan sido introducidos legalmente en el mercado de conformidad con
        la Directiva 98/79/CE con anterioridad al … [fecha de aplicación del presente Reglamento]
        y los productos que hayan sido introducidos en el mercado a partir del … [fecha de
        aplicación del presente Reglamento] en virtud de un certificado tal como se indica en el
        apartado 2 del presente artículo, podrán seguir comercializándose o ser puestos en servicio
        hasta el … [tres años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento].
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               258
                                               DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 5.      No obstante lo dispuesto en la Directiva 98/79/CE, los productos que cumplan el presente
        Reglamento podrán introducirse en el mercado antes del … [fecha de aplicación del
        presente Reglamento]
6.      No obstante lo dispuesto en la Directiva 98/79/CE, podrán designarse y notificarse
        organismos de evaluación de la conformidad que cumplan el presente Reglamento con
        anterioridad al … [fecha de aplicación del presente Reglamento]. Los organismos
        notificados que se designen y notifiquen con arreglo al presente Reglamento podrán aplicar
        los procedimientos de evaluación de la conformidad que este establece y expedir
        certificados de conformidad con el mismo con anterioridad al … [fecha de aplicación del
        presente Reglamento].
7.      En lo que respecta a los productos sujetos a los procedimientos establecidos en el
        artículo 48, apartados 3 y 4, se aplicará el apartado 5 del presente artículo siempre que se
        hayan efectuado los nombramientos necesarios para el MDCG y los paneles de expertos y
        los laboratorios de referencia de la UE.
8.      No obstante lo dispuesto en el artículo 10 y en el artículo 12, apartado 1, letras a) y b), de
        la Directiva 98/79/CE, los fabricantes, representantes autorizados, importadores y
        organismos notificados que, durante el período que se inicia en la fecha más tardía
        indicada en el artículo 113, apartado 3, letra d), y que finaliza dieciocho meses después,
        cumplan lo dispuesto en el artículo 27, apartado 3, en el artículo 28, apartado 1, y en el
        artículo 51, apartado 5, del presente Reglamento, se considerarán conformes con las
        disposiciones legales y reglamentarias adoptadas por los Estados miembros con arreglo al
        artículo 10 y al artículo 12, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 98/79/CE, tal como se
        especifica en la Decisión 2010/227/UE.
10729/3/16 REV 3                                                         GR/laa/fm/laa               259
                                               DGB 2C                                               ES
 ---pagebreak--- 9.       Las autorizaciones concedidas por las autoridades competentes de los Estados miembros
         con arreglo al artículo 9, apartado 12, de la Directiva 98/79/CE mantendrán la vigencia que
         en ellas se indique.
10.      Hasta que la Comisión haya designado, con arreglo al artículo 24, apartado 3, a las
         entidades emisoras de identificaciones únicas del producto, GS1, HIBCC y ICCBBA se
         considerarán entidades emisoras designadas.
                                              Artículo 111
                                              Evaluación
A más tardar el… [cinco años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento], la
Comisión evaluará la aplicación del presente Reglamento y establecerá un informe de evaluación
sobre los avances en la consecución de los objetivos que este contiene, incluida una evaluación de
los recursos necesarios para aplicarlo. Se prestará especial atención a la trazabilidad de los
productos mediante el almacenamiento, con arreglo al artículo 24, de la identificación única del
producto por los agentes económicos, los centros sanitarios y los profesionales de la salud. La
evaluación incluirá asimismo una revisión del funcionamiento del artículo 4.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa             260
                                                DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---                                                Artículo 112
                                              Derogaciones
Sin perjuicio del artículo 110, apartados 3 y4, del presente Reglamento, y sin perjuicio de las
obligaciones de los Estados miembros y de los fabricantes sobre la vigilancia y de las obligaciones
de los fabricantes sobre la disponibilidad de la documentación en virtud de la Directiva 98/79/CE,
dicha Directiva queda derogada con efectos a partir del … [fecha de aplicación del presente
Reglamento] con excepción de lo siguiente:
a)       el artículo 11, el artículo 12, apartado 1, letra c) y el artículo 12, apartados 2 y 3, de la
         Directiva 98/79/CE, y las obligaciones relativas a la vigilancia y estudios del
         funcionamiento previstos en los correspondientes anexos, que quedan derogados con
         efectos a partir de la más tardía de las fechas indicadas en el artículo 113, apartado 2 y el
         artículo 113, apartado 3, letra f), del presente Reglamento y
b)       el artículo 10 y el artículo 12, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 98/79/CEE y las
         obligaciones relativas a la vigilancia y estudios del funcionamiento previstos en los
         correspondientes anexos, que quedan derogados con efectos a partir de los dieciocho meses
         desde la más tardía de las dos fechas indicadas en el artículo 113, apartado 2, y el
         artículo 113, apartado 3, letra f).
10729/3/16 REV 3                                                           GR/laa/fm/laa               261
                                                  DGB 2C                                               ES
 ---pagebreak--- En cuanto a los productos mencionados en el artículo 110, apartado 3 y4, del presente Reglamento,
la Directiva 98/79/CE seguirá aplicándose hasta el … [tres años después de la fecha de aplicación
del presente Reglamento] en la medida en que sea necesario para la aplicación de dichos apartados.
La Decisión 2010/227/UE, adoptada en aplicación de las Directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE
y 98/79/CE, queda derogada con efectos a partir de la más tardía de las fechas indicadas en el
artículo 113, apartado 2, y en el artículo 113, apartado 3, letra f), del presente Reglamento.
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas al presente Reglamento con arreglo a
la tabla de correspondencias que figura en el anexo XV.
                                               Artículo 113
                                 Entrada en vigor y fecha de aplicación
1.        El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario
          Oficial de la Unión Europea.
2.        Será aplicable a partir del … [cinco años después de la fecha de entrada en vigor del
          presente Reglamento].
3.        No obstante lo dispuesto en el apartado 2:
          a)    el artículo 27, apartado 3, y el artículo 51, apartado 5, serán aplicables a partir del
                … [dieciocho meses después de la fecha de aplicación del presente Reglamento
                mencionada en el apartado 2 del presente artículo];
10729/3/16 REV 3                                                         GR/laa/fm/laa                  262
                                                  DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         b)   los artículos 31 a 46 y el artículo 96 serán aplicables a partir del … [seis meses
             después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. No obstante, a
             partir de dicha fecha hasta el… [fecha de aplicación del presente Reglamento] las
             obligaciones de los organismos notificados con arreglo a lo dispuesto en los
             artículos 31 a 46 serán aplicables únicamente a los organismos que presenten una
             solicitud de designación de conformidad con el artículo 34;
        c)   el artículo 97 será aplicable a partir del … [doce meses después de la fecha de
             entrada en vigor del presente Reglamento];
        d)   el artículo 100 será aplicable a partir del … [dieciocho meses antes de la fecha de
             aplicación del presente Reglamento];
        e)   para los productos de la clase D, el artículo 24, apartado 4, será aplicable a partir
             del … [seis años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].
             Para los productos de las clases B y C, el artículo 24, apartado 4, será aplicable a
             partir del … [ocho años después de la fecha de entrada en vigor del presente
             Reglamento]. Para los productos de la clase A, el artículo 24, apartado 4, será
             aplicable a partir del … [diez años después de la fecha de entrada en vigor del
             presente Reglamento].
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                263
                                               DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         f)   Sin perjuicio de las obligaciones de la Comisión con arreglo al artículo 34 del
             Reglamento (UE) 2017/… +, cuando, por circunstancias que no pudieran
             razonablemente preverse al elaborar el plan contemplado en el artículo 34,
             apartado 1, de dicho Reglamento, Eudamed no sea plenamente operativo el… [cinco
             años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], las
             obligaciones y los requisitos que se refieren a Eudamed serán aplicables a partir de la
             fecha correspondiente a seis meses después de la fecha de publicación del anuncio
             mencionado en el artículo 34, apartado 3, de dicho Reglamento. Las disposiciones a
             que se refiere la frase precedente son las siguientes:
             –     el artículo 26,
             –     el artículo 28,
             –     el artículo 29,
             –     el artículo 36, apartado 2, segunda frase,
             –     el artículo 38, apartado 10,
             –     el artículo 39, apartado 2,
             –     el artículo 40, apartado 12, párrafo segundo,
             –     el artículo 42, apartado 7, letras d) y e),
+
      DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa               264
                                               DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---              –   el artículo 49, apartado 2,
             –   el artículo 50, apartado 1,
             –   los artículos 66 a 73,
             –   el artículo 74, apartados 1 a 13,
             –   los artículos 75 a 77,
             –   el artículo 81, apartado 2,
             –   los artículos 82 y 83,
             –   el artículo 84, apartados 5, 7 y 8, párrafo tercero,
             –   el artículo 85,
             –   el artículo 88, apartados 4, 7 y 8,
             –   el artículo 90, apartados 2 y 4,
             –   el artículo 92, apartado 2, última frase,
             –   el artículo 94, apartado 4,
             –   el artículo 110, apartado 3, párrafo primero, segunda frase,
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa 265
                                             DGB 2C                               ES
 ---pagebreak---               Hasta que Eudamed sea totalmente operativa, las correspondientes disposiciones de
              la Directiva 98/798/CE seguirán siendo de aplicación a efectos de cumplir las
              obligaciones establecidas en las disposiciones enumeradas en el párrafo primero de la
              presente letra relativas al intercambio de información incluida, y en particular, la
              información referente a estudios del funcionamiento, informes de vigilancia, registro
              de los productos y agentes económicos, y notificaciones de certificados.
         g)   El procedimiento establecido en el artículo 74 será aplicable a partir del … [10 años
              después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], sin perjuicio de lo
              dispuesto en el artículo 74, apartado 14.
         h)   El artículo 110, apartado 10, se aplicará a partir del …[dos años después de la fecha
              de entrada en vigor del presente Reglamento].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro.
Hecho en …, el …,
Por el Parlamento Europeo                                   Por el Consejo
El Presidente                                               El Presidente
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                266
                                                DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                              ANEXOS
I       Requisitos generales de seguridad y funcionamiento
II      Documentación técnica
III     Documentación técnica sobre seguimiento poscomercialización
IV      Declaración UE de conformidad
V       Marcado CE de conformidad
VI      Información que debe presentarse con el registro de los productos y agentes económicos
        conforme al artículo 26, apartado 3, y al artículo 28; datos principales que deben facilitarse
        a la base de datos del sistema de identificación única junto con el identificador del
        producto de conformidad con los artículos 25 y 26 y el sistema de identificación única del
        producto
VII     Requisitos que deben cumplir los organismos notificados
VIII    Reglas de clasificación
IX      Evaluación de la conformidad basada en un sistema de gestión de la calidad y en la
        evaluación de la documentación técnica
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                267
                                              DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- X       Evaluación de la conformidad basada en el examen de tipo
XI      Evaluación de la conformidad basada en la garantía de calidad de la producción
XII     Certificados expedidos por un organismo notificado
XIII    Evaluación del funcionamiento, estudios del funcionamiento y seguimiento del
        funcionamiento poscomercialización
XIV     Estudios intervencionistas del funcionamiento clínico y algunos otros estudios del
        funcionamiento
XV      Tabla de correspondencias
10729/3/16 REV 3                                                   GR/laa/fm/laa           268
                                             DGB 2C                                        ES
 ---pagebreak---                                               ANEXO I
            REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO
                                            Capítulo I
                                    Requisitos generales
1.      Los productos alcanzarán el funcionamiento previsto por su fabricante, y serán diseñados y
        fabricados de modo que, en las condiciones normales de uso, sean aptos para su finalidad
        prevista. Serán seguros y eficaces y no comprometerán el estado clínico o la seguridad de
        los pacientes ni la seguridad y la salud de los usuarios o, en su caso, de otras personas,
        siempre que los posibles riesgos asociados a su uso sean aceptables en relación con el
        beneficio que proporcionen al paciente y sean compatibles con un nivel elevado de
        protección de la salud y la seguridad, teniendo en cuenta los últimos adelantos de la técnica
        generalmente reconocidos.
2.      Se entenderá que el requisito del presente anexo de reducir los riesgos en la medida de lo
        posible significa reducir los riesgos en la medida de lo posible sin que la relación
        beneficio-riesgo se vea negativamente afectada.
3.      El fabricante deberá establecer, aplicar, documentar y mantener un sistema de gestión de
        riesgos.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                1
ANEXO I                                        DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         La gestión de riesgos se entenderá como un proceso iterativo continuo durante todo el ciclo
        de vida de un producto que requiere actualizaciones sistemáticas periódicas. Al efectuar la
        gestión de riesgos, el fabricante deberá:
        a)    establecer y documentar un plan de gestión de riesgos para cada producto;
        b)    detectar y analizar los peligros conocidos y previsibles asociados a cada producto;
        c)    calcular y evaluar los riesgos que van asociados y que se producen durante su uso
              previsto y durante un uso indebido razonablemente previsible;
        d)    eliminar o controlar los riesgos mencionados en la letra c) de acuerdo con los
              requisitos de la sección 4;
        e)    evaluar el impacto de la información desde la fase de fabricación, en particular,
              desde el sistema de seguimiento poscomercialización sobre los peligros y la
              frecuencia de su aparición, sobre estimaciones de sus riesgos asociados, así como
              sobre el riesgo general, la relación beneficio-riesgo y la aceptabilidad de los riesgos;
              y
        f)    basándose en la evaluación del impacto de la información mencionada en la letra e),
              en caso necesario, modificar las medidas de control de acuerdo con los requisitos de
              la sección 4.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                    2
ANEXO I                                         DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 4.      Las medidas de control de riesgos adoptadas por el fabricante para el diseño y la
        fabricación de los productos serán conformes a los principios de seguridad, teniendo en
        cuenta el estado de la técnica generalmente reconocido. Para reducir los riesgos, el
        fabricante deberá gestionarlos de manera que el riesgo residual asociado con cada peligro y
        el riesgo residual general se consideren aceptables. Al seleccionar las soluciones más
        adecuadas, el fabricante aplicará los siguientes principios, en el orden de prioridad
        siguiente:
        a)     eliminar o reducir los riesgos en la medida en que sea posible con un diseño y una
               fabricación seguros;
        b)     en su caso, adoptar medidas de protección adecuadas, incluso alarmas cuando sea es
               necesario, frente a los riesgos que no puedan eliminarse; y
        c)     proporcionar información de seguridad (avisos/precauciones/contraindicaciones) y,
               en su caso, formación a los usuarios.
        El fabricante informará a los usuarios de los riesgos residuales.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               3
ANEXO I                                         DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- 5.      Al suprimir o reducir los riesgos relacionados con los errores de utilización, el fabricante:
        a)    reducirá en la medida de lo posible los riesgos relacionados con las características
              ergonómicas del producto y el entorno en el que está previsto que se utilice (diseño
              que tenga en cuenta la seguridad del paciente), y
        b)    prestará consideración a los conocimientos técnicos, la experiencia, la educación, la
              formación y el entorno de uso, en su caso, así como el estado médico y físico de los
              usuarios previstos (diseño para usuarios profanos, profesionales, con discapacidad u
              otros usuarios).
6.      Las características y el funcionamiento de un producto no se verán negativamente
        afectados hasta el grado de que resulten comprometidas la salud o la seguridad del paciente
        o del usuario ni, en su caso, de otras personas, durante la vida útil del producto indicada
        por el fabricante, cuando el producto esté sometido a las situaciones que puedan derivarse
        de las condiciones normales de uso y haya sido objeto de un mantenimiento adecuado
        conforme a las instrucciones del fabricante.
7.      Los productos se diseñarán, fabricarán y acondicionarán de modo que sus características y
        funcionamiento durante su uso previsto no se vean afectados negativamente durante el
        transporte y el almacenamiento (por ejemplo, por fluctuaciones de temperatura y
        humedad), teniendo en cuenta las instrucciones y la información facilitadas por el
        fabricante.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                   4
ANEXO I                                         DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 8.      Todos los riesgos conocidos y previsibles y todo efecto indeseable se reducirán al mínimo,
        y habrán de ser aceptables en relación con los beneficios potenciales evaluados que el
        funcionamiento previsto del producto aporte al paciente o usuario en condiciones normales
        de uso.
                                             Capítulo II
                       Requisitos relativos al funcionamiento,
                                     diseño y fabricación
9.      Características del funcionamiento
9.1.    Los productos se diseñarán y fabricarán de modo que sean aptos para las finalidades a que
        se refiere el artículo 2, punto 2, según lo especificado por el fabricante, y aptos en lo que
        respecta al funcionamiento que se prevea que alcancen, teniendo en cuenta el estado actual
        de la técnica generalmente reconocido. Deberán alcanzar el funcionamiento declarado por
        el fabricante, y en particular, en su caso:
        a)     el funcionamiento analítico, en términos de sensibilidad y especificidad analíticas,
               veracidad (sesgo), precisión (repetibilidad y reproducibilidad), exactitud (resultante
               de la veracidad y la precisión), límites de detección y cuantificación, rango de
               medida, linealidad, valor de corte, incluida la determinación de los criterios
               apropiados de recogida y manipulación de muestras y de control de las interferencias
               endógenas y exógenas pertinentes conocidas y de reacciones cruzadas; y
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                  5
ANEXO I                                         DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         b)     el funcionamiento clínico, en términos de sensibilidad y especificidad diagnósticas,
               valor predictivo positivo y negativo, cociente de verosimilitud y valores previstos en
               poblaciones sanas y enfermas.
9.2.    El producto mantendrá sus características de funcionamiento durante la vida útil indicada
        por el fabricante.
9.3.    Si el funcionamiento de los productos depende del uso de calibradores o materiales de
        control, se garantizará la trazabilidad metrológica de los valores asignados a los
        calibradores o materiales de control mediante procedimientos de medición de referencia
        adecuados o mediante materiales de referencia adecuados de orden metrológico superior.
        Cuando esté disponible, la trazabilidad metrológica de los valores asignados a los
        calibradores y materiales de control se garantizará respecto de procedimientos de medición
        de referencia o materiales de referencia certificados.
9.4.    Se comprobarán específicamente las características y el funcionamiento del producto en el
        supuesto de que puedan resultar afectados cuando este se utilice para el uso previsto en
        condiciones normales:
        a)     en el caso de los productos para autodiagnóstico, por lo que respecta al
               funcionamiento obtenido por profanos;
        b)     en el caso de los productos para pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al
               paciente, por lo que respecta al funcionamiento obtenido en entornos pertinentes (por
               ejemplo, domicilio del paciente, servicios de urgencias, ambulancias).
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                  6
ANEXO I                                         DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 10.     Propiedades químicas, físicas y biológicas
10.1.   Los productos se diseñarán y fabricarán de modo que se garantice que cumplen las
        características y los requisitos de funcionamiento indicados en el capítulo I.
        Se prestará especial atención a la posibilidad de que disminuya el funcionamiento analítico
        por incompatibilidad física o química entre los materiales utilizados y las muestras, el
        analito o el marcador que deba detectarse (como tejidos biológicos, células, fluidos
        corporales y microorganismos), teniendo en cuenta la finalidad prevista del producto.
10.2.   Los productos se diseñarán, fabricarán y acondicionarán de modo que se minimice el
        riesgo que plantean los contaminantes y residuos para los pacientes, teniendo en cuenta la
        finalidad prevista del producto, y para las personas que intervienen en su transporte,
        almacenamiento y uso. Deberá prestarse especial atención a los tejidos expuestos a esos
        contaminantes y residuos y a la duración y frecuencia de la exposición.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 7
ANEXO I                                        DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 10.3.   Los productos se diseñarán y fabricarán de modo que se reduzcan hasta el nivel más bajo
        razonablemente posible los riesgos derivados de sustancias o partículas, entre estas,
        residuos de desgaste, productos de degradación y residuos de proceso, que puedan
        desprenderse del producto. Se prestará especial atención a las sustancias carcinógenas,
        mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) con arreglo al anexo VI, parte 3, del
        Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 1, y a los
        alteradores endocrinos sobre los que haya pruebas científicas de probables efectos graves
        para la salud humana y que se hayan identificado con arreglo al procedimiento establecido
        en el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
        Consejo 2.
10.4.   Los productos se diseñarán y fabricarán de modo que se reduzcan en la medida de lo
        posible los riesgos derivados de la penetración no intencionada de sustancias en el
        producto, teniendo en cuenta el producto y el tipo de entorno en que este vaya a ser
        utilizado.
1
      Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
      de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
      modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento
      (CE) n.º 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
2
      Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
      de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
      mezclas químicas (REACH) (DO L 136 de 29.5.2007, p. 3).
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                   8
ANEXO I                                        DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 11.     Infección y contaminación microbiana
11.1.   Los productos y sus procedimientos de fabricación se diseñarán de modo que se elimine o
        se reduzca en la medida de lo posible el riesgo de infección para el usuario o, en su caso,
        otras personas. El diseño:
        a)     permitirá una manipulación fácil y segura;
        b)     reducirá en la medida de lo posible cualquier contaminación microbiana procedente
               del producto y/o exposición a la misma durante su uso;
        y, en caso necesario,
        c)     impedirá la contaminación microbiana del producto durante su utilización y, en el
               caso de los recipientes para muestras, el riesgo de contaminación de la muestra.
11.2.   Los productos en cuya etiqueta se indique que son estériles o que tienen un estado
        microbiano específico se diseñarán, fabricarán y acondicionarán a fin de garantizar que su
        condición de estéril o estado microbiano se mantenga en las condiciones de
        almacenamiento y transporte indicadas por el fabricante, hasta que el envase se abra en el
        lugar de utilización, a menos que el envase que mantiene su condición de estéril o estado
        microbiano se deteriore.
11.3.   Los productos etiquetados como estériles se habrán elaborado, fabricado, embalado y
        esterilizado mediante la utilización de métodos validados apropiados.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 9
ANEXO I                                        DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 11.4.   Los productos que deban ser esterilizados se fabricarán y embalarán en condiciones e
        instalaciones adecuadas y controladas.
11.5.   Los sistemas de embalaje destinados a productos que no sean estériles deberán mantener la
        integridad y limpieza del producto y, cuando los productos deban esterilizarse antes de su
        uso, reducir al mínimo el riesgo de contaminación microbiana; el sistema de embalaje será
        adecuado, en función del método de esterilización indicado por el fabricante.
11.6.   El etiquetado de los productos distinguirá entre productos idénticos o similares
        introducidos en el mercado tanto en condiciones estériles como no estériles, además del
        símbolo utilizado para indicar que se trata de un producto estéril.
12.     Productos que lleven incorporados materiales de origen biológico
        Cuando los productos contengan tejidos, células y sustancias de origen animal, humano o
        microbiano, la selección de las fuentes, el tratamiento, la conservación, el análisis y la
        manipulación de los tejidos, células y sustancias de tal origen y los procedimientos de
        control se llevarán a cabo de modo que ofrezcan seguridad para el usuario u otras personas.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 10
ANEXO I                                       DGB 2C                                               ES
 ---pagebreak---         En concreto, la seguridad respecto a microbios y otros agentes transmisibles, se garantizará
        mediante métodos validados de eliminación o inactivación de estos durante el proceso de
        fabricación. Esto podría no ser aplicable a determinados productos, si la actividad del
        microbio u otro agente transmisible forma parte de la finalidad prevista del producto, o
        cuando su proceso de eliminación o inactivación pueda comprometer el funcionamiento
        del producto.
13.     Fabricación de productos e interacción con su entorno
13.1.   Cuando un producto esté destinado a utilizarse en combinación con otros productos o
        equipos, la combinación, incluido el sistema de conexión, será segura y no alterará el
        funcionamiento previsto de los productos. Toda restricción de uso aplicable a tales
        combinaciones irá indicada en la etiqueta o en las instrucciones de uso.
13.2.   Los productos se diseñarán y fabricarán de modo que se eliminen o se reduzcan en la
        medida de lo posible:
        a)    el riesgo de lesiones, vinculado a sus características físicas, incluidas la relación
              volumen/presión, las características dimensionales y, en su caso, ergonómicas;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 11
ANEXO I                                       DGB 2C                                                ES
 ---pagebreak---         b)   los riesgos vinculados a influencias externas o condiciones medioambientales
             razonablemente previsibles, como los campos magnéticos, efectos eléctricos y
             electromagnéticos externos, descargas electrostáticas, radiaciones asociadas a
             procedimientos diagnósticos o terapéuticos, presión, humedad, temperatura,
             variaciones de la presión y aceleración o interferencias de las señales de radio;
        c)   los riesgos asociados al uso del producto al entrar en contacto con materiales,
             líquidos y sustancias, incluidos los gases, a los que pueda estar expuesto en
             condiciones normales de uso;
        d)   los riesgos asociados a la posible interacción negativa entre los programas
             informáticos y el entorno informático en el que funciona e interactúa;
        e)   los riesgos de la incorporación accidental de sustancias al producto;
        f)   el riesgo de identificación incorrecta de muestras y el riesgo de errores en los
             resultados debido, por ejemplo, a la confusión de los códigos de color y/o, numéricos
             y/o letras de los recipientes para muestras, piezas extraíbles y/o accesorios utilizados
             con los productos con el fin de realizar la prueba o ensayo según lo previsto;
        g)   el riesgo de toda interferencia previsible con otros productos.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                  12
ANEXO I                                       DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 13.3.   Los productos se diseñarán y fabricarán de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos de
        incendio o de explosión durante su uso normal y en condiciones de primer defecto. Se
        prestará especial atención a los productos cuyo uso previsto incluya la exposición a
        sustancias inflamables o explosivas o que puedan dar lugar a combustión, o un uso
        conjunto con dichas sustancias.
13.4.   Los productos se diseñarán y fabricarán de modo que el ajuste, la calibración y el
        mantenimiento puedan hacerse de forma segura y eficaz.
13.5.   Los productos destinados a funcionar junto con otros productos o artículos se diseñarán y
        fabricarán de modo que la interoperabilidad y la compatibilidad sean fiables y seguras.
13.6.   Los productos se diseñarán y fabricarán de modo que se facilite su eliminación segura y la
        eliminación segura de cualquier sustancia residual relacionada por el usuario u otra
        persona. A tal fin, el fabricante identificará y probará procedimientos y medidas que
        tengan como consecuencia que sus productos puedan eliminarse con seguridad una vez
        utilizados. Dichos procedimientos se describirán en las instrucciones de uso.
13.7.   La escala de medición, control o visualización (incluidos el cambio de color y otros
        indicadores visuales) se diseñará y fabricará de acuerdo con principios ergonómicos,
        teniendo en cuenta la finalidad, los usuarios y las condiciones medioambientales previstos
        para la utilización de los productos.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              13
ANEXO I                                         DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- 14.     Productos con función de medición
14.1.   Los productos cuya función primaria sea la medición analítica se diseñarán y fabricarán de
        modo que proporcionen el funcionamiento analítico adecuado de conformidad con el
        anexo I, sección 9.1, letra a), teniendo en cuenta la finalidad prevista del producto.
14.2.   Las mediciones efectuadas por los productos con función de medición se expresarán en
        unidades legales con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 80/181/CEE del Consejo 1.
15.     Protección contra las radiaciones
15.1.   Los productos se diseñarán, fabricarán y acondicionarán de modo que la exposición de los
        usuarios u otras personas a la radiación (intencionada o no intencionada, parásita o
        dispersa) se reduzca, en la medida en que sea posible y de forma que sea compatible con la
        finalidad prevista, sin que por ello se restrinja la aplicación de los niveles adecuados
        especificados para fines diagnósticos.
15.2.   Cuando los productos estén destinados a emitir radiaciones ionizantes y/o no ionizantes
        peligrosas, y/o potencialmente peligrosas, en la medida de lo posible:
        a)     se diseñarán y fabricarán de forma que se garantice que sus características y la
               cantidad de radiación emitida sean controlables y/o regulables, y
1
      Directiva 80/181/CEE del Consejo, de 20 de febrero de 1979, relativa a la aproximación de
      las legislaciones de los Estados miembros sobre las unidades de medida y por la que se
      deroga la Directiva 71/354/CEE (DO L 39 de 15.2.1980, p. 40).
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa             14
ANEXO I                                         DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         b)    dispondrán de indicadores visuales y/o de alarmas sonoras de tales emisiones.
15.3.   Las instrucciones de uso de los productos que emitan radiaciones peligrosas o
        potencialmente peligrosas contendrán información detallada sobre la naturaleza de la
        radiación emitida, los medios de protección del usuario y las formas de evitar usos
        indebidos y de reducir los riesgos derivados de la instalación en la medida en que sea
        posible y apropiado. También deberá especificarse información sobre las pruebas de
        aceptación y funcionamiento, los criterios de aceptación y el procedimiento de
        mantenimiento.
16.     Sistemas electrónicos programables - Productos que lleven incorporados sistemas
        electrónicos programables y programas informáticos que constituyan productos por sí
        mismos
16.1.   Los productos que lleven incorporados sistemas electrónicos programables, incluidos los
        programas informáticos, o los programas informáticos que constituyan productos por sí
        mismos, se diseñarán de modo que se garantice la repetibilidad, la fiabilidad y el
        funcionamiento de acuerdo con su uso previsto. En caso de condiciones de primer defecto,
        se adoptarán las medidas apropiadas para eliminar o reducir en la medida de lo posible los
        riesgos o el deterioro del funcionamiento consiguientes.
16.2.   Para los productos que lleven incorporados programas informáticos, o para los programas
        informáticos que constituyan productos por sí mismos, se desarrollarán y fabricarán dichos
        programas basándose en el estado actual de la técnica, teniendo en cuenta los principios del
        ciclo de vida de desarrollo, la gestión de riesgos, incluida la seguridad de la información, la
        verificación y la validación.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                15
ANEXO I                                        DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 16.3.   Los programas informáticos a que se refiere la presente sección que estén destinados a ser
        utilizados en combinación con plataformas informáticas móviles se diseñarán y fabricarán
        teniendo en cuenta las características específicas de las plataformas móviles (por ejemplo,
        tamaño e índice de contraste de la pantalla) y los factores externos relacionados con su uso
        (niveles variables de luz o de ruido).
16.4.   Los fabricantes establecerán requisitos mínimos relativos al soporte físico, las
        características de las redes informáticas y las medidas de seguridad informática, incluida la
        protección contra el acceso no autorizado, necesarios para ejecutar el programa informático
        de la forma prevista.
17.     Productos conectados a una fuente de energía o equipados con ella
17.1.   Para los productos conectados a una fuente de energía o equipados con ella, en caso de
        condiciones de primer defecto, se adoptarán las medidas apropiadas para eliminar o reducir
        en la medida de lo posible los riesgos consiguientes.
17.2.   Los productos para los que la seguridad del paciente dependa de una fuente de energía
        interna estarán provistos de un medio para determinar el estado de la fuente de energía y de
        una advertencia o indicación adecuada en caso de que la capacidad de la fuente de energía
        sea crítica. Cuando sea necesario, esa advertencia o indicación se dará antes de que la
        fuente de energía llegue a un nivel crítico.
17.3.   Los productos se diseñarán y fabricarán de modo que se reduzcan, en la medida de lo
        posible, los riesgos de creación de interferencias electromagnéticas que puedan afectar al
        funcionamiento del producto en cuestión o de otros productos o equipos en el entorno
        previsto.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                16
ANEXO I                                        DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 17.4.   Los productos se diseñarán y fabricarán de modo que presenten un nivel de inmunidad
        intrínseca frente a interferencias electromagnéticas tal que sea adecuado para poder
        funcionar de acuerdo con lo previsto.
17.5.   Los productos se diseñarán y fabricarán de modo que se evite, en la medida de lo posible,
        el riesgo de descargas eléctricas accidentales para el usuario u otras personas, tanto durante
        el uso normal del producto como en condiciones de primer defecto, siempre que los
        productos estén instalados y sean mantenidos conforme a las indicaciones del fabricante.
18.     Protección contra riesgos mecánicos y térmicos
18.1.   Los productos se diseñarán y fabricarán de modo que se proteja al usuario u otras personas
        frente a los riesgos mecánicos.
18.2.   Los productos deberán ser lo suficientemente estables en las condiciones operativas
        previstas. Deberán poder resistir a las tensiones inherentes al entorno de funcionamiento
        previsto y mantener dicha resistencia durante toda su vida útil, siempre que se respeten los
        requisitos de mantenimiento y de inspección indicados por el fabricante.
18.3.   Cuando existan riesgos debidos a la presencia de elementos móviles, a rotura o
        desprendimiento o a la fuga de sustancias, deberán incorporarse medidas de protección
        adecuadas.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 17
ANEXO I                                         DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         Cualquier seguro u otro medio incluido en el producto para proporcionar la protección, en
        particular contra los elementos móviles, deberá ser seguro y no obstaculizar el acceso para
        la utilización normal del producto, ni restringir el mantenimiento rutinario del producto
        indicado por el fabricante.
18.4.   Los productos se diseñarán y fabricarán de modo que se reduzcan al nivel más bajo posible
        los riesgos derivados de las vibraciones generadas por los productos, teniendo en cuenta el
        progreso técnico y los medios disponibles para limitar las vibraciones, en particular en su
        origen, a menos que las vibraciones formen parte del funcionamiento especificado.
18.5.   Los productos se diseñarán y fabricarán de modo que se reduzcan al mínimo nivel posible
        los riesgos derivados de la emisión de ruido, teniendo en cuenta el progreso técnico y los
        medios disponibles para reducir el ruido, especialmente en su origen, a no ser que las
        emisiones sonoras formen parte del funcionamiento especificado.
18.6.   Los terminales y los dispositivos de conexión a fuentes de energía eléctrica, gaseosa,
        hidráulica o neumática que tengan que ser manipulados por el usuario u otra persona se
        diseñarán y fabricarán de modo que se reduzca al mínimo cualquier posible riesgo.
18.7.   Los errores que puedan producirse en el montaje o la reposición de determinadas piezas
        que podrían ser una fuente de riesgos deberán imposibilitarse mediante el diseño y la
        construcción de dichas piezas o, en su defecto, mediante indicaciones que figuren en las
        propias piezas y/o en sus cubiertas.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 18
ANEXO I                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         La misma información se facilitará en las piezas móviles y/o en sus cubiertas cuando sea
        preciso conocer la dirección del movimiento para evitar un riesgo.
18.8.   Las partes accesibles de los productos (excluidas las partes o zonas destinadas a
        proporcionar calor o a alcanzar determinadas temperaturas) y su entorno no deberán
        alcanzar temperaturas que puedan representar un peligro en condiciones normales de uso.
19.     Protección frente a los riesgos de los productos para autodiagnóstico o pruebas
        diagnósticas en el lugar de asistencia al paciente
19.1.   Los productos para autodiagnóstico o pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al
        paciente se diseñarán y fabricarán de forma que funcionen según su finalidad prevista,
        teniendo en cuenta las habilidades y los medios a disposición del usuario previsto y la
        influencia de las variaciones que cabe anticipar en la técnica y el entorno del usuario
        previsto. La información y las instrucciones que proporciona el fabricante serán de fácil
        comprensión y aplicación para que el usuario previsto pueda interpretar correctamente el
        resultado proporcionado por el producto y para evitar información que se preste a
        confusión. En el caso del pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al paciente, la
        información y las instrucciones facilitadas por el fabricante deberán precisar el nivel de
        formación, cualificaciones y/o experiencia requerida por el usuario.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                19
ANEXO I                                        DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 19.2.   Los productos para autodiagnóstico o pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al
        paciente se diseñarán y fabricarán de forma que:
        a)    se garantice que el producto pueda ser utilizado de forma segura y fiable por el
              usuario previsto en todas las fases del procedimiento, en caso necesario previa
              formación o información, y
        b)    se reduzca todo lo posible el riesgo de error, por parte del usuario previsto, en la
              manipulación del producto y, en su caso, de la muestra y también en la interpretación
              de los resultados.
19.3.   Los productos para autodiagnóstico o pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al
        paciente dispondrán, cuando sea factible, de un procedimiento por el que el usuario
        previsto:
        a)    pueda verificar que, en el momento de su utilización, el producto funciona de
              acuerdo con lo previsto por el fabricante, y
        b)    reciba una advertencia si el dispositivo no ha dado un resultado válido.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 20
ANEXO I                                        DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---                                           Capítulo III
                        Requisitos relativos a la información
                            proporcionada con el producto
20.     Etiqueta e instrucciones de uso
20.1.   Requisitos generales en relación con la información suministrada por el fabricante
        Todos los productos irán acompañados de la información necesaria para identificar el
        producto y a su fabricante, y de toda información sobre la seguridad y el funcionamiento
        que sea pertinente para el usuario u otras personas, según corresponda. Esta información
        podrá figurar en el propio producto, en el embalaje o en las instrucciones de uso y, si el
        fabricante tiene un sitio web, estará disponible en el sitio web y se mantendrá actualizada,
        teniendo en cuenta lo siguiente:
        a)    El medio, el formato, el contenido, la legibilidad y la ubicación de la etiqueta y las
              instrucciones de uso deberán ser apropiados para el producto concreto, su finalidad
              prevista y los conocimientos técnicos, la experiencia y la educación o la formación
              de los usuarios previstos. En particular, las instrucciones de uso estarán redactadas en
              términos fácilmente comprensibles para el usuario previsto y, en su caso, se
              completarán con dibujos y diagramas.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                  21
ANEXO I                                        DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         b)   La información que debe figurar en la etiqueta se proporcionará en el propio
             producto. Si esto no es factible o apropiado, una parte o la totalidad de la
             información podrá figurar en cada embalaje unitario. Si no es posible etiquetar
             completamente cada unidad, la información figurará en el embalaje de varios
             productos.
        c)   Las etiquetas se facilitarán en un formato legible para las personas y podrán
             completarse con información de lectura óptica, como la identificación por
             radiofrecuencia o los códigos de barras.
        d)   Junto con los productos se facilitarán instrucciones de uso. No obstante, en casos
             excepcionales y debidamente justificados no serán necesarias las instrucciones de
             uso, o podrán abreviarse, si el producto puede utilizarse de modo seguro y con
             arreglo a la finalidad prevista por el fabricante sin ayuda de tales instrucciones.
        e)   Cuando se suministren a un usuario o en un lugar varios productos, con excepción de
             los productos para autodiagnóstico o pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al
             paciente, podrá proporcionarse de forma gratuita un ejemplar único de las
             instrucciones de uso, con el acuerdo del comprador que, en cualquier caso, podrá
             pedir que se le suministren más ejemplares de forma gratuita.
        f)   Cuando el producto se destine únicamente a un uso profesional, las instrucciones de
             uso podrán proporcionarse al usuario de otro modo que en papel (en formato
             electrónico, por ejemplo), salvo cuando se trate de pruebas diagnósticas en el lugar
             de asistencia al paciente.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               22
ANEXO I                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         g)   En la información suministrada por el fabricante se incluirán los riesgos residuales
             que sea necesario comunicar al usuario u otras personas como limitaciones,
             contraindicaciones, precauciones o advertencias.
        h)   Cuando se considere adecuado, la información facilitada por el fabricante se
             expresará en forma de símbolos internacionalmente reconocidos, teniendo en cuenta
             a los usuarios previstos. Los símbolos o colores de identificación que se utilicen se
             ajustarán a las normas armonizadas o a especificaciones comunes. En los ámbitos
             para los que no existan normas armonizadas ni especificaciones comunes, los
             símbolos y colores se describirán en la documentación que acompañe al producto.
        i)   Cuando los productos contengan una sustancia o mezcla que puedan considerarse
             peligrosas, habida cuenta de la naturaleza y cantidad de sus constituyentes y su forma
             de presentación, serán de aplicación los correspondientes pictogramas de peligro y
             requisitos de etiquetado establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. Cuando
             no se disponga de espacio suficiente para consignar toda la información en el
             producto mismo o en su etiqueta, los correspondientes pictogramas de peligro se
             colocarán en la etiqueta, y el resto de la información requerida por el Reglamento
             (CE) n.º 1272/2008 se proporcionará en las instrucciones de uso.
        j)   Serán de aplicación las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 relativas a
             la ficha de datos de seguridad, salvo que las instrucciones de uso ya proporcionen de
             forma adecuada toda la información pertinente.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 23
ANEXO I                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 20.2.   Información que ha de figurar en la etiqueta
        La etiqueta incluirá todos los datos siguientes:
        a)    la denominación o el nombre comercial del producto;
        b)    la información estrictamente necesaria para que el usuario identifique el producto y,
              cuando no sea evidente para el usuario, su finalidad prevista;
        c)    el nombre, el nombre comercial registrado o la marca registrada del fabricante y su
              domicilio social;
        d)    si el domicilio social del fabricante se encuentra fuera de la Unión, el nombre del
              representante autorizado y la dirección del domicilio social del representante
              autorizado;
        e)    la indicación de que es un producto sanitario para diagnóstico in vitro o, si se trata de
              un producto destinado a estudiar el funcionamiento, una indicación al respecto;
        f)    el número de lote o el número de serie del producto, precedidos de las palabras
              «NÚMERO DE LOTE» o «NÚMERO DE SERIE» o un símbolo equivalente, según
              corresponda;
        g)    el soporte de la identificación única del producto a que se refiere el artículo 24 y el
              anexo VI, parte C;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                   24
ANEXO I                                        DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         h)   una indicación inequívoca de la fecha hasta la cual puede utilizarse el producto de
             manera segura, sin detrimento de su funcionamiento, expresada al menos con el año
             y el mes, y, cuando sea pertinente, el día, por ese orden;
        i)   cuando no figure indicación de la fecha hasta la cual puede utilizarse con seguridad
             el producto, la fecha de fabricación. Esta fecha de fabricación se podrá incluir como
             parte del número de lote o de serie, si la fecha es claramente identificable;
        j)   cuando sea pertinente, una indicación del contenido neto, en peso o volumen, en
             número de unidades, o en una combinación de estos u otros términos que reflejen con
             exactitud el contenido del envase;
        k)   una indicación de toda condición específica de almacenamiento o manipulación que
             sea aplicable;
        l)   en su caso, la indicación de que el producto es estéril y del método de esterilización,
             o de su estado microbiano o de limpieza especial;
        m)   advertencias o precauciones que deban ponerse inmediatamente en conocimiento del
             usuario del producto o de cualquier otra persona. Esta información podrá reducirse al
             mínimo, en cuyo caso debe figurar más detalladamente en las instrucciones de uso,
             teniendo en cuenta los usuarios previstos;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                25
ANEXO I                                      DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         n)   si las instrucciones de uso no se facilitan en papel, con arreglo a la sección 20.1,
             letra f), una referencia a su accesibilidad (o disponibilidad) y, en su caso, la dirección
             del sitio web en que puedan consultarse;
        o)   en su caso, las instrucciones especiales de manipulación;
        p)   si se trata de un producto de un solo uso, una indicación al respecto. La indicación
             del fabricante de que el producto es de un solo uso debe ser homogénea en toda
             la Unión;
        q)   si el producto es para autodiagnóstico o pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia
             al paciente, una indicación al respecto;
        r)   cuando las pruebas de diagnóstico rápido no sean para autodiagnóstico o pruebas
             diagnósticas en el lugar de asistencia al paciente, la exclusión explícita de estos;
        s)   cuando los kits del producto contengan reactivos y artículos que a su vez se pongan a
             disposición como productos separados, cada uno de ellos cumplirá los requisitos de
             etiquetado establecidos en la presente sección y los requisitos del presente
             Reglamento;
        t)   los productos y los componentes separados irán identificados, en su caso en lotes,
             para que puedan tomarse las medidas oportunas de detección de cualquier riesgo que
             planteen los productos y los componentes separables. En la medida en que sea
             factible y adecuado, la información figurará en el propio producto y/o, cuando
             proceda, en el envase de venta.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                  26
ANEXO I                                        DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         u)    en la etiqueta de los productos para autodiagnóstico deberán figurar los siguientes
              datos:
              i)    el tipo de muestra o muestras necesarias para realizar el análisis (por ejemplo,
                    sangre, orina o saliva);
              ii)   la necesidad de materiales adicionales para que el análisis funcione
                    correctamente;
              iii)  datos de contacto para más recomendaciones y asistencia.
        El nombre de los productos para autodiagnóstico no reflejará una finalidad prevista distinta
        de la especificada por el fabricante.
20.3.   Información sobre el envase que mantiene la esterilidad de un producto («envase estéril»)
        En el envase estéril deberán figurar los datos siguientes:
        a)    una indicación que permita reconocer el envase estéril como tal;
        b)    una declaración de que el producto está en estado estéril;
        c)    el método de esterilización;
        d)    el nombre y la dirección del fabricante,
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                  27
ANEXO I                                        DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         e)    una descripción del producto;
        f)    el mes y el año de fabricación;
        g)    una indicación inequívoca de la fecha hasta la cual puede utilizarse el producto de
              manera segura, expresada al menos con el año y el mes, y, cuando sea pertinente, el
              día, por ese orden;
        h)    la instrucción de comprobar en las instrucciones de uso qué debe hacerse cuando el
              envase estéril esté dañado o se haya abierto inintencionadamente antes de su uso.
20.4.   Información de las instrucciones de uso
20.4.1. Las instrucciones de uso incluirán todos los datos siguientes:
        a)    la denominación o el nombre comercial del producto;
        b)    la información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar de
              manera unívoca el producto;
        c)    su finalidad prevista:
              i)     lo que detecta o mide;
              ii)    su función (por ejemplo monitorización, control, diagnóstico o ayuda al
                     diagnóstico, pronóstico, predicción, pruebas diagnósticas para selección
                     terapéutica);
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                28
ANEXO I                                        DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---              iii)  la información específica que se pretende facilitar, en el contexto de:
                   –      un estado fisiológico o patológico;
                   –      deficiencias físicas o mentales congénitas;
                   –      la predisposición a una dolencia o enfermedad;
                   –      la determinación de la seguridad y compatibilidad con posibles
                          receptores;
                   –      la predicción de la respuesta o reacción al tratamiento;
                   –      la definición o supervisión de medidas terapéuticas;
             iv)   si está automatizado o no;
             v)    si es cualitativo, semicuantitativo o cuantitativo;
             vi)   el tipo de muestras que necesita;
             vii) en su caso, la población destinataria de las pruebas; y
             viii) para pruebas diagnósticas para selección terapéutica, la INN (International
                   Non-proprietary Name) del medicamento correspondiente para el cual es una
                   prueba de selección terapéutica;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa              29
ANEXO I                                        DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---         d)   la indicación de que es un producto sanitario para diagnóstico in vitro o, si se trata de
             un producto destinado a estudiar el funcionamiento, la indicación de este hecho;
        e)   el usuario previsto, según corresponda (por ejemplo, autodiagnóstico o pruebas
             diagnósticas en el lugar de asistencia al paciente y uso profesional en laboratorio,
             profesionales de la salud);
        f)   el principio del ensayo;
        g)   la descripción de los calibradores y materiales de control y de las posibles
             limitaciones de uso (por ejemplo, si solo son aptos para un instrumento específico);
        h)   la descripción de los reactivos y de las posibles limitaciones de uso (por ejemplo, si
             solo son aptos para un instrumento específico) y la composición del producto
             reactivo en función de la naturaleza y cantidad o concentración de la sustancia o
             sustancias activas del reactivo o reactivos o del kit, así como una declaración, cuando
             proceda, de que el producto contiene otros componentes que podrían influir en las
             mediciones;
        i)   la lista de materiales que se suministran y la de materiales específicos necesarios
             pero no suministrados;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 30
ANEXO I                                       DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         j)   en el caso de productos destinados a su uso combinado con otros productos o equipos
             sanitarios, o instalados con ellos o conectados a ellos, junto con otros productos o
             equipos de uso general:
             –      información para identificar tales productos o equipos, a fin de obtener una
                    combinación validada y segura, incluyendo las principales características del
                    funcionamiento, o
             –      información sobre las restricciones conocidas a las combinaciones de
                    productos y equipos;
        k)   la indicación de cualquier condición especial de almacenamiento (temperatura, luz,
             humedad, etc.) o de manipulación aplicable;
        l)   la estabilidad durante el uso: condiciones de almacenamiento, vida útil después de
             abierto el envase primario, junto con las condiciones de almacenamiento y
             estabilidad de las soluciones de trabajo, cuando sea pertinente;
        m)   si el producto se suministra en condiciones estériles, una indicación al respecto, el
             método de esterilización y las instrucciones en caso de que se dañe el envase estéril
             antes de su utilización;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 31
ANEXO I                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         n)   información que permita al usuario estar informado sobre las advertencias,
             precauciones, medidas que se hayan de adoptar y limitaciones de uso del producto.
             Esa información incluirá, en su caso:
             i)    advertencias, precauciones o medidas que deben adoptarse en caso de mal
                   funcionamiento o degradación del producto, indicados por cambios de aspecto
                   que puedan afectar al funcionamiento,
             ii)   advertencias, precauciones o medidas que se hayan de adoptar frente a la
                   exposición a influencias externas o condiciones ambientales razonablemente
                   previsibles, como campos magnéticos, efectos eléctricos y electromagnéticos
                   externos, descargas electrostáticas, radiaciones asociadas a procedimientos
                   diagnósticos o terapéuticos, presión, humedad o temperatura,
             iii)  advertencias, precauciones y/o medidas que deben adoptarse frente a los
                   riesgos de interferencia debidos a la presencia razonablemente previsible del
                   producto en determinadas investigaciones diagnósticas, evaluaciones,
                   tratamientos terapéuticos u otros procedimientos como interferencias
                   electromagnéticas que emite el producto y afectan a otros equipos,
             iv)   precauciones relacionadas con los materiales incorporados al producto que
                   contengan o se compongan de sustancias carcinógenas, mutágenas, tóxicas
                   para la reproducción o alteradores endocrinos, o que puedan dar lugar a
                   sensibilización o reacciones alérgicas del paciente o usuario,
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                32
ANEXO I                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---              v)    si se trata de un producto de un solo uso, una indicación al respecto. La
                   indicación del fabricante de que el producto es de un solo uso debe ser
                   homogénea en toda la Unión,
             vi)   si el producto es reutilizable, información sobre los procedimientos apropiados
                   para su reutilización, incluida la limpieza, desinfección, descontaminación,
                   embalaje y, en su caso, el método validado de reesterilización. Se facilitará
                   información para saber en qué momento no debe utilizarse más el producto,
                   como signos de degradación o número máximo de reutilizaciones;
        o)   cualquier advertencia y/o precaución relacionada con material potencialmente
             infeccioso que lleve el producto;
        p)   cuando proceda, requisitos relativos a locales especiales, como un entorno limpio, o
             formación especial, como la relativa a la protección contra las radiaciones o
             cualificaciones particulares del usuario previsto;
        q)   condiciones de recogida, manipulación y preparación de la muestra;
        r)   datos sobre preparación o manipulación del producto antes de que esté listo para su
             uso, como esterilización, montaje final, calibración, etc., para que el producto se
             pueda utilizar según el uso previsto por el fabricante;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                33
ANEXO I                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         s)   datos necesarios para comprobar si el producto está correctamente instalado y está
             listo para funcionar de manera segura y según lo previsto por el fabricante, además
             de, en su caso:
             –      detalles acerca de la naturaleza y frecuencia del mantenimiento preventivo y
                    periódico, incluidas limpieza y desinfección;
             –      información sobre componentes consumibles y la manera de sustituirlos;
             –      información sobre la calibración necesaria para garantizar que el producto
                    funcione correctamente y de manera segura durante su vida útil prevista;
             –      métodos destinados a mitigar los riesgos para las personas que participan en la
                    instalación, calibración o asistencia técnica;
        t)   en su caso, recomendaciones sobre los procedimientos de control de calidad;
        u)   la trazabilidad metrológica de los valores asignados a los calibradores y materiales de
             control, incluida la identificación de los materiales de referencia o procedimientos de
             medición de referencia de alto rango aplicados e información sobre la variación
             máxima permitida entre lotes suministrada con las cifras y unidades de medida
             pertinentes;
        v)   procedimiento de ensayo, incluido el cálculo y la interpretación de resultados y, en su
             caso, si se tendrán en cuenta pruebas confirmatorias; en su caso, las instrucciones de
             uso estarán acompañadas de información sobre la variación entre lotes, suministrada
             con las cifras y unidades de medida pertinentes;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               34
ANEXO I                                        DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         w)     características de funcionamiento analítico, como sensibilidad analítica, especificidad
               analítica, veracidad (sesgo), precisión (repetibilidad y reproducibilidad), exactitud
               (resultante de la veracidad y la precisión), límites de detección y rango de medida,
               (información necesaria para controlar las interferencias conocidas, reacciones
               cruzadas y limitaciones del método), rango de medida, linealidad e información
               acerca de la utilización por el usuario de los materiales y procedimientos de medida
               de referencia disponibles;
        x)     características del funcionamiento clínico, tal como se definen en la sección 9.1 del
               presente anexo;
        y)     planteamiento matemático en el que se basa el cálculo del resultado analítico;
        z)     en su caso, características del funcionamiento clínico, como el valor umbral, la
               sensibilidad y especificidad diagnósticas, el valor predictivo positivo y negativo;
        a bis) cuando sea pertinente, los intervalos de referencia en poblaciones normales y
               afectadas;
        a ter) información sobre sustancias interfirientes o limitaciones (por ejemplo, signos
               visuales de hiperlipidemia o hemólisis, edad de la muestra) que puedan afectar al
               funcionamiento del producto;
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                35
ANEXO I                                          DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         a quater) advertencias o precauciones que deben tomarse para facilitar la eliminación
              segura del producto, sus accesorios y los consumibles que en su caso hayan sido
              utilizados con él. Esta información incluirá, en su caso:
              i)     riesgos infecciosos o microbianos, como componentes consumibles
                     contaminados con sustancias potencialmente infecciosas de origen humano;
              ii)    riesgos para el medio ambiente como las pilas o materiales que emiten niveles
                     peligrosos de radiación;
              iii)   riesgos físicos como la explosión;
        a quinquies) el nombre, la marca registrada o la denominación comercial registrada del
              fabricante y la dirección de su domicilio social en la que se le puede contactar y que
              permite localizarlo, junto con un número de teléfono o fax o la dirección de internet
              para obtener asistencia técnica;
        a sexies) fecha de publicación de las instrucciones de uso o, si han sido revisadas, fecha de
              publicación e identificación de la última revisión, con una indicación clara de las
              modificaciones introducidas;
        a septies) un aviso destinado al usuario de que cualquier incidente grave relacionado con el
              producto deberá comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado
              miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 36
ANEXO I                                        DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         a octies) cuando los kits del producto contengan reactivos y artículos que a su vez se
              pongan a disposición como productos separados, cada uno de ellos cumplirá los
              requisitos de etiquetado establecidos en la presente sección y los requisitos del
              presente Reglamento.
        a nonies) para los equipos que incorporen sistemas electrónicos programables, incluido el
              soporte lógico, o soportes lógicos que son ellos mismos productos, requisitos
              mínimos relativos al soporte físico, características de redes IT y medidas de
              seguridad IT, incluyendo protección contra el acceso no autorizado, necesario para
              gestionar el soporte lógico como previsto.
20.4.2. Además, las instrucciones de uso de los productos para autodiagnóstico se ajustarán a los
        siguientes principios:
        a)    se proporcionarán datos del procedimiento de ensayo, incluidas la preparación de
              reactivos, la recogida de muestras o su preparación, e información sobre cómo
              realizar el ensayo e interpretar los resultados;
        b)    podrán omitirse datos específicos siempre que el resto de la información
              proporcionada por el fabricante sea suficiente para que el usuario pueda utilizar el
              producto y comprender los resultados obtenidos con este;
        c)    la finalidad prevista del producto deberá proporcionar información suficiente para
              que el usuario pueda comprender el contexto médico y el usuario previsto pueda
              interpretar correctamente los resultados;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                37
ANEXO I                                         DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         d)   los resultados se expresarán y presentarán de forma que sean fácilmente
             comprensibles por el usuario previsto;
        e)   se proporcionará información al usuario sobre cómo actuar en caso de resultado
             positivo, negativo o indeterminado, sobre los límites del ensayo y sobre la
             posibilidad de resultados positivos o negativos falsos. Se le proporcionará también
             información sobre los factores que pueden afectar a los resultados del ensayo, como
             edad, sexo, menstruación, infección, ejercicio, ayuno, régimen alimentario o
             medicación;
        f)   la información facilitada incluirá una declaración que deje claro que el usuario no
             debe adoptar decisiones significativas de tipo médico sin consultar previamente al
             profesional sanitario correspondiente, información sobre los efectos y la prevalencia
             de la enfermedad y, en su caso, la información específica del o los Estados miembros
             donde se comercializa el producto sobre el lugar en que el usuario puede obtener más
             información, como líneas telefónicas nacionales de ayuda, sitios web, etc.;
        g)   la información de los productos para autodiagnóstico de seguimiento de una
             enfermedad o dolencia existente previamente diagnosticada especificará que el
             paciente solo deberá adaptar el tratamiento si ha recibido la formación necesaria para
             ello.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                38
ANEXO I                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                              ANEXO II
                                  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
La documentación técnica, y en su caso su resumen, que debe elaborar el fabricante, se presentará
de forma clara, organizada, fácil de buscar e inequívoca, e incluirá, en particular, los elementos
enumerados en el presente anexo.
1.      DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, INCLUIDAS LAS
        VARIANTES Y LOS ACCESORIOS
1.1.    Descripción y especificaciones del producto
        a)    denominación o nombre comercial y descripción general del producto, incluidos su
              finalidad y usuarios previstos;
        b)    el identificador de producto básico a que se refiere el anexo VI, parte C, asignado por
              el fabricante al producto en cuestión, en cuanto la identificación del producto pase a
              basarse en un sistema de identificación única, o si no una identificación clara del
              producto mediante un código, un número de catálogo u otra referencia inequívoca
              que permita la trazabilidad;
        c)    finalidad prevista del producto, que puede incluir información sobre:
              i)    lo que se detecta o mide;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 1
ANEXO II                                        DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---              ii)   su función, como la monitorización, el control, el diagnóstico o que sirva de
                   ayuda al diagnóstico, pronóstico, predicción, pruebas diagnósticas para
                   selección terapéutica;
             iii)  la afección, enfermedad o factor de riesgo específico que pretende detectar,
                   definir o diferenciar;
             iv)   si está automatizado o no;
             v)    si es cualitativo, semicuantitativo o cuantitativo;
             vi)   el tipo de muestras que necesita;
             vii) en su caso, la población destinataria de las pruebas;
             viii) el usuario previsto;
             ix)   además, en el caso de las pruebas diagnósticas para selección terapéutica, la
                   población destinataria pertinente y el o los medicamentos correspondientes.
        d)   la descripción del principio del método de ensayo o los principios de funcionamiento
             del instrumento;
        e)   las razones por las que el producto se clasifica como producto sanitario;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa               2
ANEXO II                                      DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         f)    la clase de riesgo del producto y la justificación de la o las reglas de clasificación
              aplicables de conformidad con el anexo VIII;
        g)    la descripción de los componentes y, en su caso, la descripción de los ingredientes
              reactivos de los correspondientes componentes, tales como anticuerpos, antígenos,
              cebadores de ácidos nucleicos;
        y, en su caso, una descripción de lo siguiente:
        h)    el material de recogida y transporte de muestras suministrado con el producto, o
              instrucciones de uso recomendadas;
        i)    para instrumentos de análisis automatizados: las características específicas del
              ensayo o de ensayos concretos;
        j)    para análisis automatizados: las características específicas del instrumental o de
              instrumentos concretos;
        k)    los programas informáticos que vayan a ser utilizados con el producto;
        l)    una descripción o lista completa de las distintas configuraciones o variantes del
              producto que van a suministrarse;
        m)    los accesorios de un producto, otros productos y otros productos que no se
              consideren productos, que vayan a utilizarse con el producto.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 3
ANEXO II                                       DGB 2C                                               ES
 ---pagebreak--- 1.2.    Referencia a generaciones anteriores y similares del producto
        a)   compendio de la anterior generación o generaciones del producto producidas por el
             fabricante, en caso de que tales productos existan;
        b)   compendio de los productos similares identificados y disponibles en el mercado de la
             Unión o los mercados internacionales, en caso de que tales productos existan.
2.      INFORMACIÓN QUE HA DE PROPORCIONAR EL FABRICANTE
        Un conjunto completo de:
        a)   la etiqueta o las etiquetas colocadas en el producto y en su embalaje, como, por
             ejemplo, embalaje de una sola unidad, embalaje para ventas, embalaje para
             transporte en caso de condiciones de manejo específicas, en las lenguas aceptadas en
             los Estados miembros en que esté previsto vender el producto;
        b)   instrucciones de uso en las lenguas aceptadas en los Estados miembros en que esté
             previsto vender el producto.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa               4
ANEXO II                                      DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- 3.      INFORMACIÓN SOBRE DISEÑO Y FABRICACIÓN
3.1.    Información sobre el diseño
        La información que permita comprender las etapas de diseño aplicadas al producto deberá
        incluir:
        a)    una descripción de los componentes críticos del producto: anticuerpos, antígenos,
              enzimas y cebadores de ácidos nucleicos suministrados o recomendados para ser
              utilizados con el producto;
        b)    una descripción de los principales subsistemas, tecnología analítica, tales como los
              principios operativos y mecanismos de control, el soporte físico informático y los
              programas informáticos de los instrumentos;
        c)    una descripción general de todo el sistema de instrumentos y programas
              informáticos;
        d)    una metodología de interpretación de los datos, esto es el algoritmo, de los
              programas informáticos;
        e)    una descripción de los aspectos del diseño de productos para autodiagnóstico o para
              pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al paciente que los hacen adecuadas a
              tales fines.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 5
ANEXO II                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 3.2.    Información de fabricación
        a)     información que permita comprender los procesos de fabricación, como la
               producción, montaje, ensayo y embalaje del producto final. Se proporcionará
               información más detallada para la auditoría del sistema de gestión de la calidad u
               otros procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables;
        b)     identificación de todos los lugares donde se lleven a cabo las actividades de
               fabricación, incluidos los de proveedores y subcontratistas.
4.      REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO
        La documentación incluirá información a efectos de la demostración de la conformidad
        con los requisitos generales de seguridad y funcionamiento que figuran en el anexo I que
        sean aplicables al producto, teniendo en cuenta su finalidad prevista, e incluirá la
        justificación, validación y verificación de las soluciones adoptadas para cumplir con esos
        requisitos. La demostración de la conformidad incluirá asimismo:
        a)     los requisitos generales de seguridad y funcionamiento que se aplican al producto y
               una explicación de por qué otros no se aplican;
        b)     el método o los métodos utilizados para demostrar la conformidad con cada uno de
               los requisitos generales de seguridad y funcionamiento aplicables;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                6
ANEXO II                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         c)    las normas armonizadas, especificaciones comunes u otras soluciones aplicadas;
        d)    la identidad exacta de los documentos controlados que demuestren la conformidad
              con cada norma armonizada, especificaciones comunes u otro método aplicado para
              demostrar la conformidad con los requisitos generales de seguridad y
              funcionamiento. La información a que se refiere la presente letra incluirá una
              referencia cruzada a la localización de dicha prueba en la documentación técnica
              completa y, en su caso, en el resumen de la documentación técnica.
5.      ANÁLISIS DE LA RELACIÓN BENEFICIO-RIESGO Y GESTIÓN DE RIESGOS
        La documentación incluirá información sobre lo siguiente:
        a)    el análisis de la relación beneficio-riesgo a que se refiere el anexo I, secciones 1 y 8,
              y
        b)    las soluciones adoptadas y los resultados de la gestión de riesgos a que se refiere el
              anexo I, sección 3.
6.      VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS PRODUCTOS
        La documentación incluirá los resultados y análisis críticos de todas las verificaciones y
        ensayos o estudios de validación realizados para demostrar la conformidad del producto
        con los requisitos del presente Reglamento y, en particular, el cumplimiento de los
        requisitos generales de seguridad y funcionamiento.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                    7
ANEXO II                                        DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---          Esto incluye:
6.1.     Información sobre el funcionamiento analítico del producto
6.1.1.   Tipo de muestra
         En esta sección se describirán los distintos tipos de muestra que pueden analizarse, incluida
         su estabilidad, como su almacenamiento, en su caso las condiciones de su transporte y,
         para métodos de análisis en los que el tiempo es un factor crítico, información sobre el
         período de tiempo entre la toma de la muestra y su análisis, así como sus condiciones de
         almacenamiento, como duración, límites de temperatura y ciclos de congelación y
         descongelación.
6.1.2.   Características del funcionamiento analítico
6.1.2.1. Exactitud de las mediciones
         a)    Veracidad de la medición
               En esta sección se presentará la veracidad del procedimiento de medición y se
               resumirán los datos de manera con suficiente detalle para permitir evaluar la
               adecuación de los medios elegidos para establecer la veracidad. La medición de la
               veracidad se aplica a tanto a los análisis cuantitativos como a los cualitativos
               únicamente cuando existe un material de referencia certificado o un método de
               referencia certificado.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                8
ANEXO II                                        DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---          b)     Precisión de la medición
                En esta sección se describirán los estudios de repetibilidad y de reproducibilidad.
6.1.2.2. Sensibilidad analítica
         En esta sección se presentarán el diseño del estudio y sus resultados. Se describirá el tipo
         de muestra y su preparación, con inclusión de la matriz, de los niveles de analito y de cómo
         se establecieron dichos niveles. Se indicará el número de muestras analizadas para cada
         concentración, y el cálculo mediante el que se determina la sensibilidad del ensayo.
6.1.2.3. Especificidad analítica
         En esta sección se describirán los estudios de interferencias y de reactividad cruzada para
         determinar la especificidad analítica en presencia de otras sustancias o agentes en la
         muestra.
         Se proporcionará información sobre la evaluación de las sustancias o agentes presentes que
         pueden interferir o causar reacciones cruzadas en el ensayo, el tipo de sustancia analizada o
         agente y su concentración, el tipo de muestra, la concentración del analito en el ensayo y
         los resultados.
         Las sustancias o agentes que pueden interferir o causar reacciones cruzadas varían mucho
         en función del tipo y el diseño del ensayo, y pueden tener fuentes exógenas o endógenas
         tales como:
         a)     sustancias utilizadas para el tratamiento del paciente, como medicamentos;
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                 9
ANEXO II                                          DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---          b)     sustancias que ingiere el paciente, como alcohol o alimentos;
         c)     sustancias añadidas durante la preparación de la muestra, como conservantes o
                estabilizadores);
         d)     sustancias que se encuentran en determinados tipos de muestra, como hemoglobina,
                lípidos, bilirrubina o proteínas;
         e)     analitos de estructura similar, como precursores o metabolitos, o afecciones sin
                relación con la que se está estudiando, incluidas muestras que dan resultado negativo
                para el ensayo, pero positivo para una afección que puede parecerse a la estudiada.
6.1.2.4. Trazabilidad metrológica y valores de calibradores y material de control
6.1.2.5. Intervalo de medición del ensayo
         En esta sección se dará información sobre el intervalo de medición, independientemente de
         si se trata de sistemas de medición lineales o no lineales, incluido el límite de detección y
         se describirá cómo se establecieron el intervalo y el límite de detección.
         Esta información incluirá una descripción del tipo y el número de muestras, el número de
         copias y la preparación de las muestras, con información sobre la matriz, los niveles de
         analito y cómo se establecieron. En su caso, se describirá cualquier efecto de gancho a
         altas dosis y se presentarán datos explicativos de la mitigación, como los pasos de dilución.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                  10
ANEXO II                                          DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 6.1.2.6. Definición del valor de corte del ensayo
         En esta sección se proporcionará un resumen de los datos analíticos y una descripción del
         diseño del estudio, incluidos los métodos para determinar el valor de corte del ensayo,
         como:
         a)    población de estudio: demografía, selección, criterios de inclusión y exclusión,
               número de personas incluidas;
         b)    método o modo de caracterización de las muestras; y
         c)    métodos estadísticos, como la característica operativa del receptor para generar
               resultados y, en su caso, determinar zonas dudosas o equívocas.
6.1.3.   El informe del funcionamiento analítico mencionado en el anexo XIII.
6.2.     Información sobre el funcionamiento clínico y las pruebas clínicas. Informe de evaluación
         del funcionamiento
         La documentación deberá contener el informe de evaluación del funcionamiento, que
         incluye el informe de validez científica, el informe analítico y el informe del
         funcionamiento clínico, mencionados en el anexo XIII, junto con una evaluación de dichos
         informes.
         Se adjuntarán los documentos de estudio del funcionamiento clínico mencionados en el
         anexo XIII, sección 2, parte A, o se incluirá su referencia completa en la documentación
         técnica.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa              11
ANEXO II                                        DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 6.3.    Estabilidad (excepto la estabilidad de las muestras)
        En esta sección se presentarán la vida útil declarada y estudios de la estabilidad durante el
        uso y durante el transporte.
6.3.1.  Vida útil declarada
        En esta sección se presentará información sobre estudios de la estabilidad en apoyo de la
        vida útil declarada para el producto. Se someterán a ensayo, al menos, tres lotes diferentes
        fabricados en condiciones esencialmente equivalentes a las habituales de producción. Los
        tres lotes no tienen que ser necesariamente consecutivos. Los estudios acelerados o los
        datos extrapolados de otros en tiempo real son aceptables para las declaraciones iniciales
        de vida útil, pero después habrá que realizar estudios de estabilidad en tiempo real.
        En dicha información se incluirá:
        a)     el informe del estudio, incluidos el protocolo, el número de lotes, los criterios de
               aceptación y los intervalos de ensayo;
        b)     si se han realizado estudios acelerados anticipando otros en tiempo real, una
               descripción de la metodología utilizada en ellos;
        c)     las conclusiones y la vida útil declarada.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                  12
ANEXO II                                        DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 6.3.2.  Estabilidad durante el uso
        En esta sección se presentará información sobre estudios de estabilidad en condiciones de
        uso de un lote que refleje el uso rutinario del producto, independientemente de si es real o
        simulado. Se podrá incluir la estabilidad del contenido de un vial una vez abierto y/o la
        estabilidad dentro de un analizador automático.
        En caso de que se declare la estabilidad de la calibración de instrumentos automatizados,
        se adjuntarán datos justificativos.
        En dicha información se incluirá:
        a)    el informe del estudio, incluidos el protocolo, los criterios de aceptación y los
              intervalos de ensayo;
        b)    las conclusiones y la estabilidad en condiciones de uso declarada.
6.3.3.  Estabilidad durante el transporte
        Se presentarán aquí estudios de estabilidad durante el transporte realizados con un lote para
        evaluar la tolerancia de los productos a las condiciones de transporte previstas.
        Los estudios del transporte pueden realizarse en condiciones reales o simuladas que varíen
        entre el calor extremo y el frío extremo.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               13
ANEXO II                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         En dicha información se incluirá:
        a)    el informe del estudio, incluidos el protocolo y los criterios de aceptación;
        b)    el método utilizado para simular las condiciones;
        c)    la conclusión y las condiciones de transporte recomendadas.
6.4.    Verificación y validación de los programas informáticos
        La documentación demostrará que se ha validado el uso de los programas informáticos, tal
        como se usan en el producto final. Dicha información contendrá un resumen de los
        resultados de todas las verificaciones, validaciones y ensayos efectuados a nivel interno y
        aplicables en entorno de uso real antes del visto bueno final. Tendrá asimismo en cuenta
        las diversas configuraciones del soporte físico informático y, en su caso, los sistemas
        operativos mencionados en el etiquetado.
6.5.    Información adicional requerida en casos específicos
        a)    En el caso de productos introducidos en el mercado en condiciones estériles o de los
              que se indique que tienen un estado microbiológico especial, una descripción de las
              condiciones ambientales en las fases de fabricación pertinentes. En el caso de
              productos introducidos en el mercado en condiciones estériles, una descripción de los
              métodos utilizados, incluidos los informes de validación, en lo que respecta al
              embalaje, la esterilización y el mantenimiento de la esterilidad. El informe de
              validación se referirá a los ensayos relativos a la carga biológica, la ausencia de
              pirógenos y, en su caso, los residuos de la esterilización.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                14
ANEXO II                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         b)   Cuando los productos contengan tejidos, células y sustancias de origen animal,
             humano o microbiano, información sobre su origen y las condiciones en que se
             recogió ese material.
        c)   En el caso de productos introducidos en el mercado con una función de medición,
             una descripción de los métodos utilizados para garantizar la exactitud, como se
             indica en las especificaciones.
        d)   Si el producto ha de conectarse a otros equipos para poder funcionar con arreglo a su
             finalidad prevista, una descripción la combinación resultante, con la prueba de que es
             conforme con los requisitos generales de seguridad y funcionamiento indicados en el
             anexo I una vez conectado con cualquiera de esos equipos atendiendo a las
             características indicadas por el fabricante.
10729/3/16 REV 3                                                   GR/laa/fm/laa                 15
ANEXO II                                      DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---                                               ANEXO III
     DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOBRE SEGUIMIENTO POSCOMERCIALIZACIÓN
La documentación técnica sobre seguimiento poscomercialización que habrá de redactar el
fabricante de acuerdo con los artículos 78 a 81 se presentará de forma clara, organizada, fácil de
buscar e inequívoca, y comprenderá en particular los elementos descritos en el presente anexo.
1.       El plan de seguimiento poscomercialización elaborado con arreglo al artículo 79.
         El fabricante demostrará en un plan de seguimiento poscomercialización que cumple con la
         obligación a que se refiere el artículo 78.
         a)    El plan de seguimiento poscomercialización atenderá a la recogida y utilización de
               información disponible, en particular:
               –     información relativa a incidentes graves, incluida la información de informes
                     periódicos de seguridad actualizados y acciones correctivas de seguridad,
               –     registros referentes a incidentes no graves y datos sobre efectos secundarios
                     indeseables,
               –     información relativa a los informes de tendencias,
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                1
ANEXO III                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---              –     bibliografía, bases de datos y/o registros especializados o técnicos pertinentes,
             –     información, incluidos los comentarios y las reclamaciones, presentados por
                   usuarios, distribuidores e importadores, y
             –     información pública sobre productos sanitarios similares.
        b)   El plan de seguimiento poscomercialización incluirá como mínimo:
             –     un proceso proactivo y sistemático para recabar toda la información
                   mencionada en la letra a). El proceso permitirá la correcta caracterización del
                   funcionamiento de los productos, y permitirá asimismo comparar el producto
                   con productos similares ya comercializados;
             –     métodos y procesos eficaces y apropiados para evaluar los datos recogidos;
             –     indicadores adecuados y valores umbral que se utilizarán en la reevaluación
                   permanente del análisis de la relación beneficio-riesgo y de la gestión de
                   riesgos a que se refiere el anexo I, sección 3;
             –     métodos e instrumentos eficaces y apropiados para investigar las reclamaciones
                   y analizar las experiencias del mercado recogidas sobre el terreno;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                   2
ANEXO III                                     DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                –   métodos y protocolos para gestionar los acontecimientos sujetos al informe de
                   tendencias previsto en el artículo 83, incluidos los métodos y protocolos que se
                   utilizan para establecer todo aumento estadísticamente significativo en la
                   frecuencia o gravedad de los incidentes, así como el período de observación;
               –   métodos y protocolos para comunicarse de manera efectiva con las autoridades
                   competentes, los organismos notificados, los agentes económicos y los
                   usuarios;
               –   referencia a los procedimientos destinados a cumplir las obligaciones de los
                   fabricantes establecidas en los artículos 78, 79 y 81;
               –   procedimientos sistemáticos para determinar e iniciar medidas adecuadas,
                   incluidas acciones correctivas;
               –   instrumentos eficaces para localizar y determinar los productos respecto de los
                   cuales podrán ser necesarias medidas correctivas; y
               –   el plan de seguimiento del funcionamiento poscomercialización a que se refiere
                   el anexo XIII, parte B, o una justificación de por qué ese plan de seguimiento
                   no es aplicable.
2.      los informes periódicos de seguridad actualizados mencionados en el artículo 81 y el plan
        de seguimiento poscomercialización mencionado en el artículo 80.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                3
ANEXO III                                     DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---                                            ANEXO IV
                            DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
La declaración UE de conformidad incluirá la siguiente información:
1.      Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada del fabricante y, cuando ya se
        haya asignado, el número de registro único (SNR) a que se refiere el artículo 28 y, en su
        caso, de su representante autorizado, y la dirección de su domicilio social en la que se les
        puede contactar y que permite localizarlos;
2.      Una declaración de que la declaración UE de conformidad se emite bajo la exclusiva
        responsabilidad del fabricante.
3.      El identificador de producto básico tal como se contempla en el anexo VI, parte C.
4.      Denominación y nombre comercial del producto, código del producto, número de catálogo
        u otra referencia inequívoca que permita la identificación y trazabilidad del producto
        objeto de la declaración UE de conformidad como, por ejemplo, una fotografía cuando sea
        indicado, así como su finalidad prevista. El identificador de producto básico a que se
        refiere el punto 3 podrá proporcionar información, distinta de la denominación y el nombre
        comercial del producto, que permita la identificación y trazabilidad;
5.      Clase de riesgo del producto conforme a las reglas recogidas en el anexo VIII.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                   1
ANEXO IV                                      DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 6.      Una declaración de que el producto objeto de la presente declaración es conforme con el
        presente Reglamento y, en su caso, con cualquier otra legislación pertinente de la Unión
        que prevea la emisión de una declaración UE de conformidad.
7.      Referencia a todas las especificaciones comunes utilizadas en relación con las cuales se
        declare la conformidad.
8.      En su caso, el nombre y el número de identificación del organismo notificado, descripción
        del procedimiento de evaluación de la conformidad seguido e identificación del certificado
        o los certificados expedidos.
9.      En su caso, información adicional.
10.     Lugar y fecha de emisión de la declaración, nombre y función de la persona que la firmó,
        indicación de en nombre o por cuenta de quién lo hizo, y firma.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                 2
ANEXO IV                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                               ANEXO V
                              MARCADO CE DE CONFORMIDAD
1.      El marcado CE consistirá en las iniciales «CE» según el modelo siguiente:
2.      Si se reduce o amplía el marcado CE, deberán respetarse las proporciones de este modelo
        cuadriculado.
3.      Los diferentes elementos del marcado CE tendrán esencialmente la misma dimensión
        vertical, que no podrá ser inferior a 5 mm. Se autorizan excepciones a la dimensión
        mínima en el caso de productos de pequeño tamaño.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa               1
ANEXO V                                        DGB 2C                                        ES
 ---pagebreak---                                              ANEXO VI
                           INFORMACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE
            CON EL REGISTRO DE LOS PRODUCTOS Y AGENTES ECONÓMICOS
             CONFORME AL ARTÍCULO 26, APARTADO 3, Y AL ARTÍCULO 28,
         DATOS PRINCIPALES QUE DEBEN FACILITARSE A LA BASE DE DATOS
                   DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA JUNTO CON
 EL IDENTIFICADOR DE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25 Y 26
                Y EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO
                                                Parte A
      Información que debe presentarse con el registro de los productos y agentes económicos
                         conforme al artículo 26, apartado 3, y al artículo 28
Los fabricantes o, en su caso, los representantes autorizados y, en su caso, los importadores,
presentarán la información a que se refiere la sección 1 y garantizarán que la información relativa a
sus productos a que se refiere la sección 2 sea completa, correcta y actualizada por parte de quien
corresponda.
1.       Información relativa al agente económico
1.1.     tipo de agente económico (fabricante, representante autorizado o importador);
1.2.     nombre, dirección y datos de contacto del agente económico;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 1
ANEXO VI                                        DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 1.3.    cuando sea otra persona la que presente la información en nombre de cualquiera de los
        agentes económicos mencionados en la sección 1.1., el nombre, la dirección y los datos de
        contacto de dicha persona;
1.4.    nombre, dirección y datos de contacto de la persona o personas responsables del
        cumplimiento de la normativa a que hace referencia el artículo 15.
2.      Información relativa a los productos
2.1.    identificador de producto básico;
2.2.    tipo, número y fecha de caducidad del certificado expedido por el organismo notificado y
        nombre o número de identificación de dicho organismo notificado (y enlace a la
        información que aparece en el certificado y que fue introducida por el organismo
        notificado en el sistema electrónico relativo a organismos notificados y certificados);
2.3.    Estado miembro en el que el producto se haya introducido o vaya a introducirse en el
        mercado de la Unión;
2.4.    en el caso de los productos de las clases B, C o D: Estados miembros en los que el
        producto se comercializa o se va a comercializar;
2.5.    presencia de tejidos, células o sus derivados de origen humano (sí/no);
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                2
ANEXO VI                                       DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 2.6.    presencia de tejidos, células o sus derivados de origen animal tal como se contempla en el
        Reglamento n.º 722/2012 (sí/no);
2.7.    presencia de células o sustancias de origen microbiano (sí/no);
2.8.    clase de riesgo del producto;
2.9.    en su caso, número de identificación único del estudio del funcionamiento;
2.10.   en el caso de los productos diseñados y fabricados por otra persona física o jurídica como
        se contempla en el artículo 10, apartado 14, el nombre, la dirección y los datos de contacto
        de dicha persona física o jurídica;
2.11.   en el caso de productos de las clases C o D, el resumen de la seguridad y del
        funcionamiento;
2.12.   situación del producto (comercializado, ha dejado de comercializarse, recuperado, acción
        correctiva de seguridad iniciada);
2.13.   indicación de si el producto es «nuevo».
        Un producto se considerará «nuevo» si:
        a)    durante los tres años anteriores no se ha comercializado de modo permanente en el
              mercado de la Unión ningún producto de este tipo para el analito o parámetro de que
              se trate;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                  3
ANEXO VI                                       DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---          b)    el procedimiento conlleva una tecnología de análisis que durante los tres años
               anteriores no se ha utilizado de modo permanente en el mercado de la Unión para el
               analito o parámetro de que se trate;
2.14.    indicación de si el producto es para autodiagnóstico o para pruebas diagnósticas en el lugar
         de asistencia al paciente.
                                                 Parte B
    Datos principales que deben facilitarse a la base de datos de identificación única de productos
           junto con el identificador de producto de conformidad con los artículos 25 y 26
El fabricante facilitará a la base de datos de identificación única de productos el identificador de
producto y la siguiente información relativa al fabricante y al producto:
1.       cantidad por configuración de embalaje;
2.       el identificador de producto básico tal como se contempla en el artículo 24, apartado 6, y
         todo identificador o identificadores adicionales;
3.       la forma en que se controla la producción del producto (fecha de caducidad o de
         fabricación, número de lote, número de serie);
4.       en su caso, el identificador del producto en unidades de uso (cuando una identificación
         única no esté etiquetada en el producto a nivel de sus unidades de uso, se asignará un
         identificador del producto en unidades de uso para asociar el uso de un producto con un
         paciente);
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                4
ANEXO VI                                         DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 5.      el nombre y la dirección del fabricante, como figuran en la etiqueta;
6.      el número de registro único expedido de conformidad con el artículo 28, apartado 2;
7.      en su caso, el nombre y la dirección del representante autorizado (como figuran en la
        etiqueta);
8.      el código de la nomenclatura que corresponda al producto médico, tal como se dispone en
        el artículo 23;
9.      clase de riesgo del producto;
10.     en su caso, nombre o marca comercial;
11.     en su caso, modelo del producto, referencia o número de catálogo;
12.     descripción adicional del producto (optativo);
13.     en su caso, condiciones de almacenamiento o manipulación (como figuran en la etiqueta o
        en las instrucciones de uso);
14.     en su caso, otros nombres comerciales del producto;
15.     indicación (sí/no) de si está o no etiquetado como producto de un solo uso;
16.     en su caso, número máximo de reutilizaciones;
17.     indicación (sí/no) de si el producto se ha embalado en estado estéril;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa              5
ANEXO VI                                       DGB 2C                                         ES
 ---pagebreak--- 18.     indicación (sí/no) de si es necesaria la esterilización antes del uso;
19.     URL para información adicional como, por ejemplo, instrucciones de uso electrónicas
        (optativo);
20.     en su caso, advertencias críticas o contraindicaciones;
21.     situación del producto en el mercado (comercializado, ha dejado de comercializarse,
        recuperado, acción correctiva de seguridad iniciada).
                                                Parte C
                           El sistema de identificación única del producto
1.      Definiciones
        Identificación y captura automáticas de datos (ICAD)
        La identificación y captura automáticas de datos es una tecnología utilizada para capturar
        datos automáticamente. Las tecnologías de Identificación y captura automáticas de datos
        incluyen los códigos de barras, tarjetas inteligentes, biometría e identificación por
        radiofrecuencia (RFID).
        Identificador de producto básico
        El identificador de producto básico es el identificador primario de un modelo de
        producto.Es el identificador de producto asignado a nivel de su unidad de uso. Es la clave
        principal para el registro en la base de datos de identificación única de productos, y debe
        mencionarse en los certificados y declaraciones UE de conformidad pertinentes.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                6
ANEXO VI                                        DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         Identificador de producto en unidades de uso
        El identificador de producto en unidades de uso sirve para asociar el uso de un producto
        con un paciente en los casos en que la identificación única no está etiquetada en el propio
        producto a nivel de su unidad de uso, por ejemplo en el caso de varias unidades del mismo
        producto embaladas conjuntamente.
        Productos configurables
        Un producto configurable está compuesto por varios componentes que el fabricante puede
        ensamblar en múltiples configuraciones. A su vez, los propios componentes pueden ser
        productos en sí mismos.
        Configuración
        La configuración es la combinación de elementos de un equipo, según lo especificado por
        el fabricante, que funcionan conjuntamente como producto para proporcionar una finalidad
        prevista. La combinación de elementos puede ser modificada, ajustada o personalizada
        para satisfacer las necesidades del cliente.
        Identificador de producto
        El identificador de producto es un código numérico o alfanumérico único propio de un
        modelo de producto que también se usa como «clave de acceso» a información almacenada
        en una base de datos de identificación única.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                  7
ANEXO VI                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         Interpretación para lectura humana («HRI»)
        La interpretación para lectura humana es una interpretación legible de los caracteres
        codificados en el soporte de la identificación única.
        Niveles de embalaje
        Los niveles de embalaje son los distintos niveles de embalaje del producto que contienen
        una cantidad determinada de productos, como un envase o caja.
        Identificador de producción (UDI-PI)
        El identificador de producción es un código numérico o alfanumérico que identifica la
        unidad de producción del producto.
        Entre los distintos tipos de identificadores de producción se incluyen el número de serie, el
        número de lote, la fecha de identificación y fabricación o la fecha de caducidad de los
        programas informáticos, o ambos tipos de fechas.
        Identificación por radiofrecuencia (RFID)
        La identificación por radiofrecuencia es una tecnología que utiliza la comunicación a
        través de ondas de radio para intercambiar datos entre un lector y una etiqueta electrónica
        incorporada a un objeto, a efectos de identificación.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                  8
ANEXO VI                                        DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---         Contenedores para transporte
        Un contenedor para transporte es un contenedor cuya trazabilidad se controla mediante un
        proceso específico de sistemas logísticos.
        Identificación única del producto (UDI)
        La identificación única del producto consta de una serie de caracteres numéricos o
        alfanuméricos que se crea mediante una norma de identificación y codificación del
        producto generalmente aceptados. Permite la identificación inequívoca de un producto
        específico en el mercado. La identificación única del producto está compuesta por el
        identificador de producto (UDI-DI) y el identificador de producción (UDI-PI).
        El término «único» no implica la serialización de unidades de producción individuales.
        Soporte de la identificación única del producto
        El soporte de la identificación única del producto es el medio de transmisión de la
        identificación única utilizando la identificación y captura automáticas de datos y, en su
        caso, su interpretación para lectura humana.
        Entre los soportes de la identificación única del producto se incluyen, en particular, el
        código de barras lineal o de identificación, el código de barras en 2D o matriz y la
        identificación por radiofrecuencia.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                9
ANEXO VI                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 2.      Requisitos generales
2.1.    El marcado de la identificación única es un requisito adicional; no sustituye a otros
        requisitos de marcado o etiquetado de los descritos en el anexo I del presente Reglamento.
2.2.    El fabricante deberá atribuir y mantener identificaciones únicas para sus productos.
2.3.    Solo el fabricante podrá colocar la identificación única en el producto o en su en embalaje.
2.4.    Solo se podrán utilizar las normas de codificación proporcionadas por las entidades
        emisoras designadas por la Comisión con arreglo al artículo 24, apartado 2.
3.      La identificación única (UDI)
3.1.    Se atribuirá una identificación única al propio producto o a su embalaje. Los niveles
        superiores del embalaje deberán tener su propia identificación única.
3.2.    Los contenedores para transporte quedarán exentos del requisito de la sección 3.1. A título
        de ejemplo, no se requerirá una identificación única en una unidad logística; en caso de que
        un prestador de servicios sanitarios encargue varios productos utilizando la identificación
        única o el número de modelo de cada uno de ellos, y el fabricante cargue esos productos en
        un contenedor para transporte o para proteger cada producto embalado, el contenedor
        (unidad logística) no estará sujeto a los requisitos de identificación única.
3.3.    La identificación única del producto constará de dos partes: un identificador de producto
        (UDI-DI) y un identificador de producción (UDI-PI).
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               10
ANEXO VI                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 3.4.    El identificador de producto será único en cada uno de los niveles de embalaje del
        producto.
3.5.    Cuando aparezcan en el etiquetado un número de lote, un número de serie, una
        identificación de programa informático o una fecha de caducidad, formarán parte del
        identificador de producción. Cuando en el etiquetado aparezca también la fecha de
        fabricación, no será necesario incluirla en el identificador de producción. Cuando en el
        etiquetado aparezca únicamente la fecha de fabricación, esta se utilizará como identificador
        de producción.
3.6.    A cada componente considerado como un producto y que esté comercialmente disponible
        de forma individual se le asignará una identificación de producto diferenciada, salvo en
        caso de que los componentes formen parte de un producto configurable marcado con su
        propia identificación de producto.
3.7.    Los kits tendrán asignada y llevarán su propia identificación única de producto.
3.8.    El fabricante asignará la identificación única a un producto siguiendo la norma de
        codificación correspondiente.
3.9.    Se requerirá un nuevo identificador de producto cuando se produzca un cambio que pueda
        provocar la identificación errónea del producto o una ambigüedad en su trazabilidad. En
        particular, se requerirá un nuevo identificador de producto cuando se produzca algún
        cambio en cualquiera de los siguientes elementos de la base de datos de identificación
        única de productos:
        a)    nombre o marca comercial,
        b)    versión o modelo del producto,
        c)    etiquetado como producto de un solo uso,
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               11
ANEXO VI                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         d)    envasado estéril,
        e)    necesidad de esterilización antes del uso,
        f)    cantidad de productos contenidos en un embalaje,
        g)    advertencias críticas o contraindicaciones.
3.10.   Los fabricantes que vuelvan a embalar o a etiquetar productos con su propia etiqueta
        deberán conservar un registro de la identificación única del fabricante del equipo original
        (Original Equipment Manufacturer OEM).
4.      Soporte de la identificación única
4.1.    El soporte de la identificación única (en formato de identificación y captura automáticas de
        datos e interpretación para lectura humana) deberá figurar en la etiqueta del producto y en
        todos los niveles superiores de embalaje. En los niveles superiores de embalaje no se
        incluyen los contenedores para transporte.
4.2.    En caso de limitaciones de espacio significativas en el embalaje de la unidad de uso, el
        soporte de la identificación única podrá introducirse en el nivel de embalaje
        inmediatamente superior.
4.3.    Para los productos de un solo uso de las clases A y B embalados y etiquetados
        individualmente, no será necesario que el soporte de la identificación única figure en el
        embalaje, pero sí deberá figurar en un nivel de embalaje superior, como una caja que
        contenga varios productos embalados de forma individual. Sin embargo, cuando no se haya
        previsto que el prestador de servicios sanitarios tenga acceso al nivel más elevado de
        embalaje del producto, como puede ser el caso en entornos de asistencia sanitaria
        domiciliaria, la identificación única deberá figurar en el embalaje.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                12
ANEXO VI                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 4.4.    Para los productos exclusivamente destinados a puntos de venta al por menor no será
        necesario que los identificadores de producción en formato de identificación y captura
        automáticas de datos figuren en el embalaje destinado a dichos puntos de venta.
4.5.    Cuando haya soportes en formato de identificación y captura automáticas de datos,
        distintos del soporte de la identificación única, que formen parte del etiquetado del
        producto, el soporte de la identificación única deberá ser fácilmente identificable.
4.6.    Cuando se utilicen códigos de barras lineales, el identificador de producto y el
        identificador de producción podrán estar concatenados o no en dos o más códigos de
        barras. Todas las partes y elementos del código de barras lineal deberán ser reconocibles e
        identificables.
4.7.    Cuando existan condicionantes importantes que limiten el uso de ambos formatos en la
        etiqueta tanto de la identificación y captura automáticas de datos como de la interpretación
        para lectura humana, se requerirá que aparezca en la etiqueta únicamente el formato de
        identificación y captura automáticas de datos. Sin embargo, para los productos destinados
        ser utilizados fuera de los centros de atención sanitaria, como los productos para atención
        domiciliaria, en la etiqueta deberá figurar la interpretación para lectura humana, incluso si
        ello supone no dejar espacio para el formato de identificación y captura automáticas de
        datos.
4.8.    El formato interpretación para lectura humana deberá seguir las normas del código de
        identificación única del producto de la entidad emisora.
4.9.    Cuando el fabricante utilice tecnología de identificación por radiofrecuencia, en la etiqueta
        deberá también figurar un código de barras lineal o en 2D conforme a la norma establecida
        por las entidades emisoras.
4.10.   Los productos reutilizables deberán llevar en el propio producto un soporte de
        identificación única. Los soportes de identificación única de los productos reutilizables que
        requieran desinfección, esterilización o renovación entre los usos que haga el paciente
        deberán ser permanentes y legibles después de cada proceso realizado, de manera que el
        producto esté listo para su siguiente uso durante toda la vida útil prevista del producto.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                13
ANEXO VI                                        DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 4.11.   El soporte de identificación única deberá ser legible durante el uso normal y durante toda
        la vida útil prevista del producto.
4.12.   Cuando el soporte de la identificación única sea fácilmente legible o pueda ser escaneado a
        través del embalaje del producto, no será necesario que el soporte de la identificación única
        coloque en el embalaje.
4.13.   En el caso de productos individuales terminados constituidos por varias partes que sea
        preciso ensamblar antes del primer uso, será suficiente colocar el soporte de la
        identificación única solamente una parte de cada producto.
4.14.   El soporte de la identificación única deberá colocarse de manera que se pueda acceder a la
        identificación y captura automáticas de datos durante el funcionamiento normal o el
        almacenamiento.
4.15.   Los soportes de código de barras que incluyan tanto un identificador de producto como un
        identificador de producción podrán incluir también datos esenciales para el funcionamiento
        del producto u otros datos.
5.      Principios generales de la base de datos de identificación única de productos
5.1.    La base de datos de identificación única de productos deberá soportar el uso de todos los
        datos principales de la base de datos de identificación única de productos a que se refiere la
        parte B del presente anexo.
5.2.    Los fabricantes serán responsables de la presentación inicial y de las actualizaciones de la
        información de identificación y de otros datos del producto en la base de datos de
        identificación única del producto.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 14
ANEXO VI                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 5.3.    Los fabricantes aplicarán métodos o procedimientos adecuados para la validación de los
        datos proporcionados.
5.4.    Los fabricantes comprobarán periódicamente la corrección de todos los datos pertinentes
        sobre los productos que haya comercializado, excepto para los productos que ya no estén
        disponibles en el mercado.
5.5.    La presencia en la base de datos de identificación única de productos del identificador de
        producto no supondrá que el producto sea conforme al presente Reglamento.
5.6.    La base de datos permitirá vincular todos los niveles de embalaje del producto.
5.7.    Los datos de un nuevo identificador de producto estarán disponibles al mismo tiempo que
        el producto se introduzca en el mercado.
5.8.    Cuando se produzca un cambio en un elemento que no requiera un nuevo identificador de
        producto, los fabricantes deberán actualizar los registros pertinentes de la base de datos de
        identificación única de productos en un plazo de 30 días.
5.9.    La base de datos de identificación única utilizará, siempre que sea posible, normas
        internacionales aceptadas para la presentación y actualización de datos.
5.10.   El interfaz de usuario de la base de datos de identificación única de productos estará
        disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión. No obstante, se deberá minimizar el
        uso de campos de texto libre con vistas a reducir las traducciones.
5.11.   Los datos relativos a productos que ya no estén disponibles en el mercado deberán
        mantenerse en la base de datos de identificación única de productos.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 15
ANEXO VI                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 6.      Normas para tipos específicos de productos
6.1.    Productos reutilizables que formen parte de kits y que requieran limpieza, desinfección,
        esterilización o renovación entre usos
6.1.1.  La identificación única del producto de estos productos se colocará en el producto y será
        legible después de cada procedimiento, de manera que el producto esté listo para su
        siguiente uso;
6.1.2.  El fabricante deberá definir las características del identificador de producción, como por
        ejemplo el número de lote o de serie.
6.2.    Programas informáticos de productos sanitarios
6.2.1.  Criterios de asignación de la identificación única del producto (UDI)
        La identificación única del producto se asignará a nivel del sistema del programa
        informático del producto de diagnóstico in vitro. Solo estarán sujetos a este requisito los
        programas informáticos que estén comercialmente disponibles de forma individual y los
        soportes lógicos que sean productos sanitarios por sí mismos.
        La identificación del programa informático se considerará el mecanismo de control de
        fabricación y figurará en el identificador de producción.
6.2.2.  Se requerirá un nuevo identificador de producto cada vez que se produzca algún cambio
        que modifique:
        a)     el funcionamiento y la eficacia originales,
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                16
ANEXO VI                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         b)    la seguridad o uso previsto del programa informático.
        c)    la interpretación de los datos.
              Entre estos cambios podrán incluirse un algoritmo nuevo o modificado, las
              estructuras de datos, la plataforma operativa, la arquitectura o interfaces de nuevos
              usuarios o nuevos canales de interoperabilidad.
6.2.3.  Las siguientes modificaciones de un elemento de un programa informático requerirán
        únicamente un nuevo identificador de producción (no un nuevo identificador de producto):
        En general las revisiones menores de software van asociadas a ajustes relativos a errores de
        programación, mejoras de la manejabilidad (no a efectos de seguridad), refuerzos de la
        seguridad o la eficacia operativa.
        Las revisiones menores deberán señalarse mediante un formulario de identificación
        específico del fabricante.
6.2.4.  Criterios para la colocación de la identificación única del producto para programas
        informáticos
        a)    En caso de que un programa informático se suministre en un medio físico, por
              ejemplo, mediante un CD o un DVD, cada uno de los niveles de embalaje deberá
              llevar la representación de la totalidad de la identificación única del producto en
              formato para lectura humana y de identificación y captura automáticas de datos. La
              identificación única del producto que se coloque en el medio físico que contenga el
              programa informático y su embalaje será idéntica a la identificación única del
              producto asignada al programa informático al nivel de sistema;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                17
ANEXO VI                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         b)   La identificación única del producto se proporcionará en una pantalla fácilmente
             accesible para el usuario en un formato de texto fácilmente legible, como por
             ejemplo en un fichero de información del producto («acerca de») o incluido en la
             pantalla de inicio;
        c)   Un programa informático que carezca de interfaz de usuario, como por ejemplo un
             soporte intermedio para conversión de imágenes, deberá poder transmitir la
             identificación única del producto mediante una interfaz de programador de
             aplicaciones (API);
        d)   En los indicadores visuales electrónicos del programa informático solo será necesario
             que figure la parte de la identificación única del producto en formato para lectura
             humana. No será necesario que en los indicadores visuales electrónicos, como el
             menú «acerca de», la pantalla de inicio, etc., figure el marcado de la identificación
             única del producto en formato de identificación y captura automáticas de datos;
        e)   El formato para lectura humana de la identificación única del producto del programa
             informático deberá incluir los identificadores de aplicación de la norma utilizada por
             las entidades emisoras, para ayudar al usuario a identificar la identificación única del
             producto y determinar qué norma se ha utilizado para crearla.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                18
ANEXO VI                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                              ANEXO VII
         REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ORGANISMOS NOTIFICADOS
1.      REQUISITOS GENERALES Y DE ORGANIZACIÓN
1.1.    Estatuto jurídico y estructura organizativa
1.1.1.  Los organismos notificados se establecerán conforme al Derecho nacional de los Estados
        miembros o conforme al Derecho de un tercer país con el que la Unión haya celebrado un
        acuerdo a este respecto. Se documentarán plenamente su personalidad jurídica y su estatuto
        jurídico. Dicha documentación incluirá información sobre la titularidad y las personas
        físicas o jurídicas que ejerzan el control de los organismos notificados.
1.1.2.  Cuando un organismo notificado sea una entidad jurídica que forme parte de una
        organización mayor, se documentarán claramente las actividades de dicha organización, su
        estructura organizativa y gobernanza y la relación con el organismo notificado. En tales
        casos, los requisitos de la sección 1.2 serán aplicables tanto al organismo notificado como
        a la organización a la que pertenezca.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                1
ANEXO VII                                       DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 1.1.3.  Si el organismo notificado posee enteramente o en parte entidades jurídicas establecidas en
        un Estado miembro o en un tercer país o es propiedad de otra entidad jurídica, se definirán
        y documentarán claramente las actividades y responsabilidades de dichas entidades, así
        como sus relaciones jurídicas y operativas con el organismo notificado. El personal de las
        mencionadas entidades que realice actividades de evaluación de la conformidad en virtud
        del presente Reglamento estará sujeto a los requisitos de este que les sean aplicables.
1.1.4.  La estructura organizativa, la distribución de las responsabilidades, las líneas jerárquicas y
        el funcionamiento del organismo notificado serán tales que garanticen la confianza en el
        funcionamiento del organismo notificado y en los resultados de sus actividades de
        evaluación de la conformidad.
1.1.5.  Todos los organismos notificados documentarán con claridad su estructura organizativa y
        las funciones, responsabilidades y atribuciones de sus máximos directivos y del personal
        que pueda ejercer influencia en el funcionamiento del organismo notificado y en los
        resultados de sus actividades de evaluación de la conformidad.
1.1.6.  Todos los organismos notificados identificarán a aquellos de sus más altos directivos que
        tengan autoridad y responsabilidad generales respecto de cada una de las actividades
        siguientes:
        a)     dotación de recursos suficientes para las actividades de evaluación de la
               conformidad;
        b)     determinación de los procedimientos y directrices aplicables al funcionamiento del
               organismo notificado;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                   2
ANEXO VII                                      DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         c)    supervisión de la aplicación de los procedimientos, directrices y sistemas de gestión
              de la calidad del organismo notificado;
        d)    supervisión de las finanzas del organismo notificado;
        e)    actividades y decisiones adoptadas por el organismo notificado, incluidos los
              acuerdos contractuales;
        f)    delegación de autoridad en miembros del personal o en comités, cuando sea
              necesario, para el desempeño de actividades determinadas;
        g)    interacción con la autoridad nacional responsable de los organismos notificados y
              obligaciones en materia de comunicación con otras autoridades competentes, la
              Comisión y los demás organismos notificados.
1.2.    Independencia e imparcialidad
1.2.1.  Los organismos notificados serán organismos terceros independientes del fabricante del
        producto en relación con el cual realicen actividades de evaluación de la conformidad.
        Asimismo, serán independientes de cualquier otro agente económico que tenga un interés
        en el producto, así como de cualquier competidor del fabricante. Esto no impide que el
        organismo notificado realice actividades de evaluación de la conformidad para fabricantes
        que compitan entre ellos.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                   3
ANEXO VII                                     DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 1.2.2.  Los organismos notificados estarán organizados y gestionados de modo que se garantice la
        independencia, objetividad e imparcialidad de sus actividades. Documentarán e
        implantarán una estructura y procedimientos que garanticen la imparcialidad y permitan
        promover y aplicar los principios de imparcialidad aplicables en toda su organización,
        personal y actividades de evaluación. Dichos procedimientos permitirán la identificación,
        investigación y resolución de cualquier asunto en el que pueda surgir un conflicto de
        interés, incluida la participación en servicios de consultoría en el ámbito de los productos
        antes de ocupar un empleo en el organismo notificado. Se documentarán la investigación,
        conclusiones y resolución de tales asuntos.
1.2.3.  Los organismos notificados, sus máximos directivos y el personal responsable de realizar
        las tareas de evaluación de la conformidad:
        a)     no serán los diseñadores, fabricantes, proveedores, instaladores, compradores,
               propietarios ni encargados del mantenimiento de los productos que evalúen, ni
               tampoco los representantes autorizados de ninguna de esas personas. Dicha
               restricción no excluirá la adquisición y uso de productos evaluados que sean
               necesarios para el funcionamiento del organismo notificado y la realización de la
               evaluación de la conformidad, o el uso de dichos productos con fines personales;
        b)     no participarán en el diseño, la fabricación, la comercialización, la instalación y la
               utilización o el mantenimiento de aquellos productos para los que estén designados,
               ni representarán a las personas implicadas en dichas actividades;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                  4
ANEXO VII                                       DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         c)    no desempeñarán ninguna actividad que pueda entrar en conflicto con su
              independencia de criterio o su integridad en relación con las actividades de
              evaluación de la conformidad para las que han sido designados;
        d)    no ofrecerán ni prestarán servicios que puedan comprometer la confianza en su
              independencia, imparcialidad u objetividad; en particular, no ofrecerán ni prestarán
              servicios de consultoría al fabricante, su representante autorizado, un proveedor o un
              competidor comercial en lo relativo al diseño, la fabricación, la comercialización o el
              mantenimiento de los productos o procesos objeto de evaluación; y
        e)    no estarán vinculados a ninguna organización que preste servicios de consultoría
              como los mencionados en la letra d). Dicha restricción no excluirá las actividades de
              formación general que no estén vinculadas a clientes determinados y conciernan a la
              regulación de productos o a normas relacionadas.
1.2.4.  Toda participación en la prestación de servicios de consultoría en el sector de los productos
        antes de la contratación por un organismo notificado deberá estar plenamente documentada
        en el momento de la contratación; se hará un seguimiento de los posibles conflictos de
        interés, que se resolverán de conformidad con el presente anexo. Si, antes de ser contratado
        por un organismo notificado, un miembro del personal de dicho organismo ha trabajado
        anteriormente para un cliente determinado o prestado servicios de consultoría en el sector
        de los productos para ese cliente determinado, no se le encomendarán, durante un período
        de tres años, actividades de evaluación de la conformidad para ese cliente ni para empresas
        que pertenezcan al mismo grupo.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 5
ANEXO VII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 1.2.5.  Se garantizará la imparcialidad de los organismos notificados, de sus máximos directivos y
        de su personal de evaluación. El nivel de remuneración de los máximos directivos y del
        personal de evaluación de un organismo notificado y de los subcontratistas que participen
        en actividades de evaluación no dependerá de los resultados de las evaluaciones. Los
        organismos notificados harán públicas las declaraciones de interés de sus máximos
        directivos.
1.2.6.  Si un organismo notificado pertenece a una entidad o institución pública, se garantizará y
        documentará la independencia y la ausencia de conflictos de interés entre, por una parte, la
        autoridad responsable de los organismos notificados o la autoridad competente y, por otra,
        el organismo notificado.
1.2.7.  Los organismos notificados garantizarán y documentarán que las actividades de sus filiales
        o subcontratistas, o de cualquier organismo asociado, incluidas las actividades de sus
        propietarios, no afectan a la independencia, imparcialidad y objetividad de sus actividades
        de evaluación de la conformidad.
1.2.8.  Los organismos notificados funcionarán de conformidad con un conjunto coherente de
        condiciones justas y razonables, que tengan en cuenta los intereses de las pequeñas y
        medianas empresas, según la definición de la Recomendación n.º 2003/361/CE de la
        Comisión en relación con las tasas.
1.2.9.  Los requisitos establecidos en la presente sección no excluirán en absoluto los
        intercambios de información técnica y orientación normativa entre un organismo
        notificado y un fabricante que solicite una evaluación de la conformidad.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                  6
ANEXO VII                                      DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 1.3.    Confidencialidad
1.3.1.  Los organismos notificados se dotarán de procedimientos documentados que garanticen
        que su personal, sus comités, sus filiales o sus subcontratistas, y todo organismo asociado o
        personal de organismos externos respeten la confidencialidad de la información de la que
        tengan conocimiento en el desempeño de las actividades de evaluación de la conformidad,
        excepto en aquellos casos en que la ley exija la revelación de tal información.
1.3.2.  El personal de los organismos notificados estará sujeto a la obligación de secreto
        profesional en el ejercicio de sus funciones en el marco del presente Reglamento o de
        cualquier disposición de Derecho nacional que le dé cumplimiento, excepto en relación
        con las autoridades responsables de los organismos notificados, las autoridades
        competentes respecto de los productos en los Estados miembros o la Comisión. Se
        protegerán los derechos de titularidad. Los organismos notificados se dotarán de
        procedimientos documentados en relación con los requisitos de la presente sección.
1.4.    Responsabilidad
1.4.1.  Los organismos notificados suscribirán un seguro de responsabilidad adecuado para sus
        actividades de evaluación de la conformidad, salvo que dicha responsabilidad se halle
        cubierta por el Estado miembro en cuestión con arreglo al Derecho nacional o que dicho
        Estado miembro sea directamente responsable de la evaluación de su conformidad.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 7
ANEXO VII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 1.4.2.  El alcance y el valor económico total del seguro de responsabilidad se adecuarán al nivel y
        ámbito territorial de las actividades del organismo notificado y estarán en consonancia con
        el perfil de riesgo de los productos certificados por el organismo notificado. El seguro de
        responsabilidad cubrirá los casos en que el organismo notificado pueda verse obligado a
        retirar, restringir o suspender certificados.
1.5.    Régimen financiero
        Los organismos notificados dispondrán de los recursos financieros necesarios para llevar a
        cabo sus actividades de evaluación de la conformidad dentro de su ámbito de designación y
        sus actividades empresariales relacionadas. Documentarán y probarán su capacidad
        financiera y su viabilidad económica a largo plazo, teniendo en cuenta, en su caso, las
        circunstancias específicas que puedan concurrir durante una fase inicial de puesta en
        marcha.
1.6.    Participación en actividades de coordinación
1.6.1.  Los organismos notificados participarán en las actividades pertinentes de normalización y
        en las del grupo de coordinación de los organismos notificados contemplado en el
        artículo 49 del Reglamento (UE) 2017/… +, o se asegurarán de que su personal de
        evaluación esté informado de dichas actividades, y velarán por que su personal encargado
        de la evaluación y toma de decisiones esté informado de toda la legislación y de todos los
        documentos de orientación y buenas prácticas adoptados en el marco del presente
        Reglamento.
1.6.2.  Los organismos notificados tendrán en cuenta los documentos de orientación y buenas
        prácticas.
+
       DO: Insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento 10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 8
ANEXO VII                                        DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- 2.      REQUISITOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2.1.    Los organismos notificados establecerán, documentarán, aplicarán, mantendrán y
        explotarán un sistema de gestión de la calidad que sea adecuado a la naturaleza, el ámbito
        y la escala de sus actividades de evaluación de la conformidad y sea capaz de apoyar y
        demostrar un cumplimiento coherente de los requisitos del presente Reglamento.
2.2.    El sistema de gestión de la calidad del organismo notificado abordará al menos los
        siguientes aspectos:
        a)     la documentación y la estructura del sistema de gestión, incluidas las políticas
               aplicables a sus actividades y los objetivos de estas;
        b)     las políticas de asignación de actividades y responsabilidades al personal;
        c)     la evaluación y el proceso de toma de decisiones, de conformidad con las tareas, las
               responsabilidades y el papel del personal y de los máximos directivos del organismo
               notificado;
        d)     la planificación, el desarrollo, la evaluación y, en caso necesario, la adaptación de sus
               procedimientos de evaluación de la conformidad;
        e)     el control de documentos;
        f)     el control de registros;
        g)     revisión por la dirección;
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                  9
ANEXO VII                                        DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         h)    las auditorías internas;
        i)    las acciones correctivas y preventivas;
        j)    las reclamaciones y recursos;
        k)    la formación continua.
        Cuando se utilicen documentos redactados en varios idiomas, el organismo notificado
        garantizará y comprobará que tengan idéntico contenido.
2.3.    La alta dirección de los organismos notificados se asegurará de que el sistema de gestión
        de la calidad se comprende, aplica y mantiene plenamente en toda la organización del
        organismo notificado, incluidas las filiales y los subcontratistas involucrados en las
        actividades de evaluación de la conformidad con arreglo al presente Reglamento.
2.4.    Los organismos notificados exigirán a todo el personal que se comprometa oficialmente,
        mediante firma o de modo equivalente, a cumplir los procedimientos establecidos por cada
        organismo notificado. Ese compromiso se aplicará a los aspectos relacionados con la
        confidencialidad y la independencia respecto de intereses comerciales y de otro tipo y de
        cualquier asociación existente o anterior con clientes. Se exigirá al personal que complete
        declaraciones escritas indicando su respeto a los principios de confidencialidad,
        independencia e imparcialidad.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               10
ANEXO VII                                     DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 3.      REQUISITOS EN MATERIA DE RECURSOS
3.1.    Generalidades
3.1.1.  Los organismos notificados serán capaces de desempeñar todas las tareas que les incumban
        en virtud del presente Reglamento con el máximo grado de integridad profesional y la
        competencia técnica necesaria en el ámbito específico, tanto si dichas tareas las efectúan
        los propios organismos notificados como si se realizan en su nombre y bajo su
        responsabilidad.
        En particular, los organismos notificados tendrán el personal necesario y poseerán o
        tendrán acceso a todos los equipos, instalaciones y competencias que sean necesarios para
        realizar de forma adecuada las tareas técnicas, científicas y administrativas
        correspondientes a las actividades de evaluación de la conformidad para las que han sido
        designados. Dicho requisito presupone que en todo momento y para cada procedimiento de
        evaluación de la conformidad y cada tipo de productos para los que hayan sido designados,
        los organismos notificados tengan disponibilidad permanente de suficiente personal
        administrativo, técnico y científico que posea la experiencia y los conocimientos relativos
        a los productos pertinentes y a las tecnologías correspondientes. Dicho personal deberá
        contar con el número de efectivos suficiente para garantizar que el organismo notificado en
        cuestión pueda llevar a cabo las tareas de evaluación de la conformidad, incluidas la
        evaluación de la funcionalidad médica, las evaluaciones del funcionamiento, y el
        funcionamiento y la seguridad de los productos para los cuales ha sido designado, teniendo
        en cuenta los requisitos del presente Reglamento, en particular los que figuran en el
        anexo I.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                11
ANEXO VII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         Las competencias acumuladas de un organismo notificado deberán permitirle evaluar los
        tipos de productos para los cuales ha sido designado. El organismo notificado contará con
        la competencia interna suficiente para evaluar de forma crítica las evaluaciones llevadas a
        cabo por expertos externos. Las tareas que los organismos notificados no podrán
        subcontratar figuran en la sección 4.1.
        El personal que participe en la gestión del funcionamiento de las actividades de evaluación
        de la conformidad de productos de un organismo notificado tendrá los conocimientos
        adecuados para establecer y gestionar un sistema de selección del personal de evaluación y
        verificación, de verificación de la competencia de dicho personal, de autorización y
        atribución de sus tareas, de organización de su formación inicial y continua y de atribución
        de sus obligaciones, así como de supervisión de dicho personal a fin de garantizar que ese
        personal que realiza operaciones de evaluación y verificación tenga la competencia
        necesaria para cumplir las funciones que debe desempeñar.
        Los organismos notificados designarán como mínimo a una persona de la alta dirección
        como responsable general de todas las actividades de evaluación de la conformidad en
        relación con los productos.
3.1.2.  Los organismos notificados se asegurarán de que el personal que intervenga en actividades
        de evaluación de la conformidad mantenga su nivel de cualificación y competencia
        mediante el establecimiento de un sistema de intercambio de experiencias y un programa
        de formación y educación continua.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                  12
ANEXO VII                                     DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 3.1.3.  Los organismos notificados documentarán claramente el alcance y los límites de las
        funciones y responsabilidades y el nivel de autorización del personal, incluidos todos los
        subcontratistas y expertos externos que participen en actividades de evaluación de la
        conformidad, e informarán a dicho personal al respecto.
3.2.    Criterios de cualificación del personal
3.2.1.  Los organismos notificados elaborarán y documentarán criterios de cualificación y
        procedimientos de selección y autorización de las personas que intervienen en las
        actividades de evaluación de la conformidad, en particular en lo que atañe a los
        conocimientos, la experiencia y demás competencias exigidas, así como a la formación
        inicial y continua. Los criterios de cualificación abordarán las distintas funciones del
        proceso de evaluación de la conformidad, como la auditoría, la evaluación o el ensayo de
        los productos, la revisión de la documentación técnica, la toma de decisiones y la
        liberación de lotes, así como los productos, tecnologías y ámbitos, como la
        biocompatibilidad, la esterilización, el autodiagnóstico y las pruebas diagnósticas en el
        lugar de asistencia al paciente, las pruebas diagnósticas para selección terapéutica y la
        evaluación del funcionamiento, que queden cubiertos por el alcance de la designación.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                13
ANEXO VII                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 3.2.2.  Los criterios de cualificación contemplados en la sección 3.2.1 se referirán al alcance de la
        designación del organismo notificado con arreglo a la descripción del alcance utilizada por
        el Estado miembro para la notificación a que se refiere el artículo 38, apartado 3, y
        aportarán un nivel suficiente de detalle para la necesaria cualificación dentro de las
        subdivisiones del alcance descrito.
        Se definirán criterios específicos de cualificación, como mínimo, para la evaluación de:
        –     la seguridad biológica;
        –     la evaluación del funcionamiento;
        –     los productos para autodiagnóstico y las pruebas diagnósticas en el lugar de
              asistencia al paciente;
        –     las pruebas diagnósticas para selección terapéutica;
        –     la seguridad funcional;
        –     los programas informáticos;
        –     el embalaje; y
        –     los distintos tipos de procesos de esterilización.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                14
ANEXO VII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 3.2.3.  El personal responsable de definir los criterios de cualificación y de autorizar a otros
        miembros del personal a realizar actividades de evaluación de la conformidad concretas
        deberá ser un empleado del propio organismo notificado y no un experto externo ni
        personal subcontratado. Tendrá conocimientos y experiencia demostrados en todos los
        ámbitos siguientes:
        –     la legislación de la Unión sobre los productos y los documentos de orientación
              pertinentes;
        –     los procedimientos de evaluación de la conformidad previstos en el presente
              Reglamento;
        –     una amplia base de conocimientos de las tecnologías de los productos y del diseño y
              la fabricación de los productos;
        –     el sistema de gestión de la calidad del organismo notificado, los procedimientos
              conexos y los criterios de cualificación exigidos;
        –     la formación adecuada para el personal que participa en las actividades de evaluación
              de la conformidad de los productos;
        –     la suficiente experiencia en evaluaciones de la conformidad en virtud del presente
              Reglamento o la legislación previamente aplicable en el marco de un organismo
              notificado.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               15
ANEXO VII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 3.2.4.  Los organismos notificados dispondrán permanentemente de personal que tenga los
        conocimientos clínicos pertinentes y, cuando sea posible, dicho personal sea empleado del
        propio organismo notificado. Dicho personal se integrará en todo el proceso de evaluación
        y toma de decisiones de un organismo notificado, a fin de:
        –     determinar cuándo se requiere una contribución especializada para la evaluación del
              funcionamiento realizada por el fabricante, y seleccionar a expertos debidamente
              cualificados;
        –     dotar a los expertos clínicos externos de una formación adecuada sobre los requisitos
              aplicables del presente Reglamento, las especificaciones comunes, las orientaciones
              y las normas armonizadas, y garantizar que los expertos clínicos externos tengan un
              conocimiento cabal del contexto y las implicaciones de su evaluación y del
              asesoramiento que proporcionan;
        –     poder examinar y poner a prueba científicamente los datos clínicos recogidos en la
              evaluación del funcionamiento, así como cualquier estudio del funcionamiento
              conexo, y orientar debidamente a los expertos clínicos externos en la evaluación del
              funcionamiento presentada por el fabricante;
        –     poder evaluar científicamente y, en su caso, poner a prueba la evaluación del
              funcionamiento presentada y los resultados de la valoración hecha por los expertos
              clínicos externos de la evaluación del funcionamiento del fabricante;
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                16
ANEXO VII                                      DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---         –      poder establecer la comparabilidad y coherencia de las evaluaciones de las
               evaluaciones del funcionamiento realizadas por expertos clínicos;
        –      poder hacer una valoración de la evaluación del funcionamiento del fabricante y
               emitir un juicio clínico sobre el dictamen de cualquier experto externo, así como
               formular una recomendación al responsable de la toma de decisiones en el organismo
               notificado; y
        –      poder elaborar registros e informes que demuestren que se han efectuado
               adecuadamente las actividades de evaluación de la conformidad pertinentes.
3.2.5.  El personal responsable de efectuar las revisiones relativas a los productos (los revisores de
        productos), como las revisiones de la documentación técnica o el examen de tipo, incluidos
        aspectos como la evaluación del funcionamiento, la seguridad biológica, la esterilización y
        la validación de los programas informáticos, tendrá todas las cualificaciones acreditadas
        siguientes:
        –      titulación superior obtenida en una universidad o escuela técnica, o calificación
               equivalente en estudios adecuados, como medicina, farmacia, ingeniería u otras
               ciencias pertinentes;
        –      cuatro años de experiencia profesional en el ámbito de los productos sanitarios o en
               actividades relacionadas con la sanidad, como la fabricación, la auditoría o la
               investigación, de los cuales dos años deben ser en el diseño, la fabricación, el ensayo
               o el uso de los productos o la tecnología que vayan a evaluarse o estar relacionados
               con los aspectos científicos que se vayan a evaluar;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                  17
ANEXO VII                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         –    conocimiento de la legislación en materia de productos, incluidos los requisitos
             generales de seguridad y funcionamiento que figuran en el anexo I;
        –    conocimiento y experiencia adecuados de las normas armonizadas, especificaciones
             comunes y documentos de orientación pertinentes;
        –    conocimientos y experiencia adecuados en materia de gestión de riesgos y normas y
             documentos de orientación sobre los productos;
        –    conocimientos y experiencia adecuados en materia de evaluación del
             funcionamiento;
        –    conocimientos adecuados de los productos que tengan que evaluar;
        –    conocimientos y experiencia adecuados sobre los procedimientos de evaluación de la
             conformidad establecidos en los anexos IX a XI, en particular sobre aquellos
             aspectos de dichos procedimientos de los que sean responsables, y la autorización
             adecuada para efectuar tales evaluaciones;
        –    capacidad de elaborar registros e informes que demuestren que se han efectuado
             adecuadamente las actividades de evaluación de la conformidad pertinentes.
10729/3/16 REV 3                                                  GR/laa/fm/laa                18
ANEXO VII                                    DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak--- 3.2.6.  El personal responsable de la realización de auditorías del sistema de gestión de la calidad
        del fabricante (auditores sobre el terreno) tendrá todas las cualificaciones acreditadas
        siguientes:
        –     titulación superior obtenida en una universidad o escuela técnica, o calificación
              equivalente en estudios adecuados, como medicina, farmacia, ingeniería u otras
              ciencias pertinentes;
        –     cuatro años de experiencia profesional en el ámbito de los productos de salud o en
              actividades relacionadas, como la fabricación, la auditoría o la investigación, de los
              cuales dos años deben ser en el ámbito de la gestión de la calidad;
        –     conocimientos adecuados de la legislación sobre productos, así como de las normas
              armonizadas, especificaciones comunes y documentos de orientación conexos;
        –     conocimientos y experiencia adecuados en materia de gestión de riesgos y normas y
              documentos de orientación conexos sobre los productos;
        –     conocimientos adecuados en materia de sistemas de gestión de la calidad y normas y
              documentos de orientación conexos sobre los productos;
        –     conocimientos y experiencia adecuados sobre los procedimientos de evaluación de la
              conformidad establecidos en los anexos IX a XI, en particular sobre aquellos
              aspectos de dichos procedimientos de los que sea responsable, y la autorización
              adecuada para efectuar tales evaluaciones;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 19
ANEXO VII                                      DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         –     formación en técnicas de auditoría que les permita poner a prueba los sistemas de
              gestión de la calidad.
        –     capacidad de elaborar registros e informes que demuestren que se han efectuado
              adecuadamente las actividades de evaluación de la conformidad pertinentes.
3.2.7.  El personal que asuma la responsabilidad general de los análisis y las decisiones finales
        respecto de la certificación será un empleado del propio organismo notificado y no será un
        experto externo ni personal subcontratado. Dicho personal tendrá, como grupo,
        conocimientos demostrados y amplia experiencia en todos los ámbitos siguientes:
        –     legislación sobre productos y documentos de orientación pertinentes;
        –     evaluaciones de la conformidad de los productos pertinentes en relación con el
              presente Reglamento;
        –     los tipos de cualificaciones, experiencia y conocimientos técnicos pertinentes en
              relación con la evaluación de la conformidad de los productos;
        –     una amplia base de conocimientos de las tecnologías de productos, en particular
              experiencia suficiente en la evaluación de la conformidad de los productos que
              tengan que examinarse a efectos de certificación, el sector de los productos y el
              diseño y la fabricación de productos;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                20
ANEXO VII                                      DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         –     el sistema de calidad del organismo notificado, los procedimientos conexos y las
              cualificaciones exigidas al personal participante;
        –     ser capaz de elaborar registros e informes que demuestren que se han efectuado
              adecuadamente las actividades de evaluación de la conformidad.
3.3.    Documentación de la cualificación, formación y autorización del personal
3.3.1.  Los organismos notificados deberán disponer de un procedimiento para documentar
        plenamente la cualificación de todos los miembros del personal que participen en las
        actividades de evaluación de la conformidad y el cumplimiento de los criterios de
        cualificación a que se refiere la sección 3.2. Cuando, en circunstancias excepcionales, no
        se pueda demostrar plenamente el cumplimiento de los criterios de cualificación
        establecidos en la sección 3.2, el organismo notificado justificará a la autoridad
        responsable de los organismos notificados que dichos miembros del personal están
        autorizados para llevar a cabo actividades de evaluación de la conformidad.
3.3.2.  Para todo su personal mencionado en las secciones 3.2.3 a 3.2.7, los organismos
        notificados establecerán y actualizarán:
        –     una matriz que especifique las autorizaciones y responsabilidades del personal en
              relación con las actividades de evaluación de la conformidad;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                21
ANEXO VII                                      DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         –      registros que acrediten los conocimientos y la experiencia necesarios para realizar la
               actividad de evaluación de la conformidad para la que estén autorizados. Los
               registros indicarán las razones para definir el alcance de las responsabilidades de
               cada miembro del personal de evaluación y el registro de las actividades de
               evaluación de la conformidad realizadas por cada uno de ellos.
3.4.    Subcontratistas y expertos externos
3.4.1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 3.2, los organismos notificados podrán
        subcontratar algunos componentes claramente definidos de una actividad de evaluación de
        la conformidad.
        No estará permitido subcontratar en su totalidad la auditoría de los sistemas de gestión de
        la calidad ni las revisiones relacionadas con los productos; sin embargo, parte de estas
        actividades podrán ser realizadas por subcontratistas y auditores y expertos externos que
        trabajen en nombre del organismo notificado. El organismo notificado en cuestión será
        plenamente responsable de demostrar adecuadamente la competencia de los subcontratistas
        y expertos para desempeñar sus funciones específicas, de tomar decisiones en función del
        resultado de la evaluación del subcontratista, y de la labor realizada por los subcontratistas
        y expertos en su nombre.
        Los organismos notificados no podrán subcontratar las siguientes actividades:
        –      el examen de las cualificaciones y el seguimiento del desempeño de los expertos
               externos;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 22
ANEXO VII                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         –     las actividades de auditoría y certificación cuando la subcontratación en cuestión sea
              a organizaciones de auditoría o certificación;
        –     la atribución de trabajo a expertos externos para las diferentes actividades de
              evaluación de la conformidad;
        –     funciones de revisión final y de toma de decisión.
3.4.2.  Si un organismo notificado subcontrata determinadas actividades de evaluación de la
        conformidad a una organización o a una persona, deberá tener una política que describa las
        condiciones en las que puede efectuarse la subcontratación y se asegurará de que:
        –     el subcontratista cumpla los requisitos pertinentes del presente anexo;
        –     los subcontratistas y los expertos externos no subcontraten a su vez trabajo a otras
              organizaciones o personal;
        –     la persona física o jurídica que solicitó la evaluación de la conformidad sea
              informada de los requisitos mencionados en los guiones primero y segundo.
        Toda subcontratación o consulta de personal externo se documentará debidamente y será
        objeto de un acuerdo escrito que regulará, entre otros aspectos, la confidencialidad y los
        conflictos de intereses, y que no supondrá la participación de intermediarios. El organismo
        notificado en cuestión asumirá plena responsabilidad respecto de las tareas realizadas por
        los subcontratistas.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               23
ANEXO VII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 3.4.3.  Cuando intervengan subcontratistas o expertos externos en el contexto de una evaluación
        de la conformidad, en particular en relación con productos o tecnologías nuevos, el
        organismo notificado en cuestión dispondrá de competencias propias suficientes en cada
        una de las áreas de productos para las que haya sido designado que sean adecuadas a los
        efectos de dirigir la evaluación general de la conformidad, verificar la pertinencia y la
        validez de los dictámenes de expertos y adoptar decisiones en materia de certificación.
3.5.    Supervisión de competencias, formación e intercambio de experiencias
3.5.1.  Los organismos notificados establecerán procedimientos para la evaluación inicial y para
        la supervisión continua de las competencias, las actividades de evaluación de la
        conformidad y el desempeño de todo el personal interno y externo y de los subcontratistas
        que intervengan en actividades de evaluación de la conformidad.
3.5.2.  Los organismos notificados examinarán periódicamente la competencia de su personal,
        determinarán las necesidades de formación y elaborarán un programa de formación con el
        fin de mantener el nivel exigido de cualificación y conocimientos de cada miembro del
        personal. En este examen se verificará, como mínimo, que el personal:
        –     tenga conocimiento de la legislación de la Unión y nacional vigente en materia de
              productos, las normas armonizadas, las especificaciones comunes, los documentos de
              orientación pertinentes y los resultados de las actividades de coordinación a las que
              se refiere la sección 1.6;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                24
ANEXO VII                                      DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         –     participe en el intercambio de experiencias y en el programa de formación y
              educación continua contemplado en la sección 3.1.2.
4.      REQUISITOS DEL PROCESO
4.1.    Generalidades
        Los organismos notificados contarán con procesos documentados y procedimientos
        suficientemente pormenorizados para la realización de todas las actividades de evaluación
        de la conformidad para las que hayan sido designados, incluida cada una de las etapas,
        desde las actividades previas a la solicitud de evaluación de la conformidad hasta la toma
        de la decisión y el seguimiento y teniendo en cuenta, cuando sea necesario, las
        particularidades respectivas de los productos.
        Los requisitos establecidos en las secciones 4.3., 4.4., 4.7. y 4.8. se cumplirán como parte
        de las actividades internas de los organismos notificados y no podrán subcontratarse.
4.2.    Presupuestos para clientes del organismo notificado y actividades previas a la solicitud de
        evaluación de la conformidad
        Los organismos notificados:
        a)    harán pública una descripción accesible públicamente del procedimiento de solicitud
              que han de seguir los fabricantes para obtener de ellos una certificación. En esa
              descripción se indicarán las lenguas en que se puede presentar la documentación y la
              correspondencia conexa,
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                25
ANEXO VII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         b)   contarán con procedimientos documentados e información documentada sobre las
             tasas aplicadas por actividades concretas de evaluación de la conformidad y
             cualesquiera otras condiciones financieras relativas a las actividades de evaluación
             de productos de los organismos notificados;
        c)   contarán con procedimientos documentados para la publicidad de sus servicios de
             evaluación de la conformidad. Dichos procedimientos garantizarán que las
             actividades de publicidad o promoción no den a entender ni puedan interpretarse en
             el sentido de que su evaluación de la conformidad vaya a ofrecer a los fabricantes un
             acceso al mercado más rápido o que sea más rápido, más fácil o menos estricto que la
             de otros organismos notificados;
        d)   contará con procedimientos documentados que exijan que, antes de proponer un
             presupuesto al fabricante por una evaluación de la conformidad concreta, se examine
             la información previa a la solicitud, incluida una verificación preliminar de que el
             producto está regulado por el presente Reglamento y de su clasificación;
        e)   garantizarán que el organismo notificado y los fabricantes celebren directamente
             entre sí, sin el concurso de ninguna otra organización, todos los contratos
             relacionados con actividades de evaluación de la conformidad reguladas por el
             presente Reglamento.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                26
ANEXO VII                                     DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 4.3.    Examen de las solicitudes y requisitos del contrato
        Los organismos notificados exigirán una solicitud formal, firmada por un fabricante o un
        representante autorizado, que contenga toda la información y las declaraciones del
        fabricante exigidas por la evaluación de la conformidad pertinente tal como se contempla
        en los anexos IX a XI.
        El contrato entre un organismo notificado y un fabricante tendrá la forma de un acuerdo
        escrito firmado por las dos partes. Los conservará el organismo notificado. Este contrato
        fijará condiciones claras y establecerá obligaciones que permitan al organismo notificado
        actuar conforme a lo exigido en el presente Reglamento, incluida la obligación del
        fabricante de informar al organismo notificado sobre los informes de vigilancia, la facultad
        del organismo notificado de suspender, restringir o retirar los certificados expedidos y el
        deber del organismo notificado de cumplir sus obligaciones de información.
        El organismo notificado contará con procedimientos documentados para examinar las
        solicitudes que traten lo siguiente:
        a)     la exhaustividad de dichas solicitudes en relación con los requisitos del
               procedimiento de evaluación de la conformidad pertinente, como se contempla en el
               anexo correspondiente, en el marco del cual se solicite la aprobación;
        b)     la verificación de la calificación como productos de los productos a que se refieran
               dichas solicitudes y sus clasificaciones respectivas;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 27
ANEXO VII                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         c)     si el procedimiento de evaluación de la conformidad elegido por el solicitante es
               aplicable al producto en cuestión en virtud del presente Reglamento;
        d)     la facultad del organismo notificado de evaluar la solicitud sobre la base de su
               designación; y
        e)     la disponibilidad de recursos suficientes y apropiados.
        Se documentará el resultado de cada uno de los exámenes de una solicitud. Las
        denegaciones o retiradas de solicitudes se notificarán al sistema electrónico contemplado
        en el artículo 52 y serán accesibles a los demás organismos notificados.
4.4.    Asignación de recursos
        Los organismos notificados contarán con procedimientos documentados que garanticen
        que todas las actividades de evaluación de la conformidad sean realizadas por personal
        debidamente autorizado y cualificado, con suficiente experiencia en la evaluación de los
        productos, sistemas y procesos objeto de la evaluación de la conformidad y en el examen
        de la documentación conexa.
        Para cada solicitud, el organismo notificado determinará los recursos requeridos y
        designará a la persona responsable de garantizar que la evaluación de dicha solicitud se
        realice de conformidad con los procedimientos aplicables y que se destinen los recursos,
        incluido el personal, idóneos para cada una de las tareas de la evaluación. Se documentará
        la atribución de las tareas que sea necesario efectuar como parte de la evaluación de la
        conformidad y toda modificación posterior de esta.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               28
ANEXO VII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 4.5.    Actividades de evaluación de la conformidad
4.5.1.  Generalidades
        Los organismos notificados y su personal llevarán a cabo las actividades de evaluación de
        la conformidad con la máxima integridad profesional y aplicando las competencias
        técnicas y científicas requeridas en cada ámbito concreto.
        Los organismos notificados contarán con especialistas, instalaciones y procedimientos
        documentados que sean suficientes para realizar eficazmente las actividades de evaluación
        de la conformidad para las que haya sido designado el organismo notificado en cuestión,
        teniendo en cuenta los requisitos aplicables indicados en los anexos IX a XI y, en
        particular, los requisitos siguientes:
        –     planificar adecuadamente la realización de cada proyecto;
        –     garantizar que la composición de los equipos de evaluación se haga de tal modo que
              se disponga de una experiencia suficiente en relación con la tecnología de que se
              trate y de una objetividad e independencia permanentes, y establecer la rotación de
              los miembros del equipo de evaluación a intervalos adecuados;
        –     indicar el razonamiento para fijar plazos para la realización de las actividades de
              evaluación de la conformidad;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                29
ANEXO VII                                      DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         –    evaluar la documentación técnica del fabricante y las soluciones adoptadas para
             cumplir los requisitos establecidos en el anexo I;
        –    examinar los procedimientos y la documentación del fabricante referentes a la
             evaluación del funcionamiento;
        –    tratar la interrelación entre el proceso de gestión de riesgos del fabricante y su
             evaluación y análisis de la evaluación del funcionamiento y valorar su pertinencia
             para la demostración de la conformidad con los requisitos aplicables del anexo I;
        –    aplicar los «procedimientos específicos» contemplados en el anexo IX, sección 5;
        –    en el caso de los productos de las clases B o C, evaluar la documentación técnica de
             los productos seleccionados con carácter representativo;
        –    planificar y realizar periódicamente auditorías y evaluaciones de seguimiento
             adecuadas, realizar o solicitar determinados ensayos para verificar el correcto
             funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y efectuar auditorías in situ sin
             previo aviso;
        –    en lo que respecta a las tomas de muestras de productos, verificar que el producto
             fabricado es conforme con la documentación técnica; dichos requisitos definirán los
             criterios de muestreo y el procedimiento de ensayo aplicables antes de efectuar la
             toma de muestras;
        –    evaluar y verificar el cumplimiento por el fabricante de los anexos pertinentes.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                30
ANEXO VII                                       DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---         En su caso, los organismos notificados deberán tomar en consideración las
        especificaciones comunes y los documentos de orientación y de buenas prácticas
        disponibles y, cuando así se acuerde con el fabricante, las normas armonizadas, incluso en
        caso de que el fabricante no declare su cumplimiento.
4.5.2.  Auditoría de los sistemas de gestión de la calidad
        a)    Como parte de la evaluación del sistema de gestión de la calidad, todo organismo
              notificado, antes de realizar una auditoría y de conformidad con sus procedimientos
              documentados:
              –     evaluará la documentación presentada de conformidad con el anexo sobre
                    evaluación de la conformidad aplicable y elaborará un programa de auditoría
                    que identifique claramente el número y la secuencia de actividades que sean
                    necesarios para demostrar que se han cubierto todos los aspectos del sistema de
                    gestión de la calidad del fabricante y para determinar si cumple o no los
                    requisitos del presente Reglamento;
              –     determinará los vínculos y la atribución de responsabilidades entre las
                    diferentes instalaciones del fabricante, identificará a los proveedores y/o
                    subcontratistas pertinentes del fabricante y considerará la necesidad de realizar
                    auditorías específicas de esos proveedores o subcontratistas, o de ambos;
              –     determinará claramente los objetivos, los criterios y el alcance de cada una de
                    las auditorías indicadas en el programa de auditorías y elaborará, para cada una
                    de ellas, un plan de auditoría que aborde y tenga en cuenta adecuadamente los
                    requisitos específicos aplicables a los productos, las tecnologías y los procesos
                    de que se trate;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                31
ANEXO VII                                      DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---              –     elaborará y mantendrá actualizado, para los productos de las clases B y C, un
                   plan de muestreo para la evaluación de la documentación técnica a que se
                   refieren los anexos II y III que cubra toda la gama de productos de dichas
                   clases incluidos en la solicitud del fabricante. Dicho plan garantizará que, a lo
                   largo del período de validez del certificado, se tomen muestras de todos los
                   productos sanitarios cubiertos por el certificado;
             –     seleccionará a miembros debidamente cualificados y autorizados del personal y
                   les encargará la realización de cada una de las auditorías. Las funciones,
                   responsabilidades y atribuciones respectivas de los miembros del equipo
                   deberán estar claramente definidas y documentadas.
        b)   El organismo notificado, sobre la base del programa de auditorías que haya
             elaborado y conforme a sus procedimientos documentados:
             –     hará una auditoría del sistema de gestión de la calidad del fabricante con el fin
                   de comprobar que este sistema garantiza la conformidad de todos los productos
                   objeto de la auditoría con las disposiciones pertinentes del presente
                   Reglamento que les sean aplicables en cada una de las fases, desde el diseño
                   hasta la inspección final, pasando por el seguimiento, y determinará si se
                   cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 32
ANEXO VII                                     DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---              –   sobre la base de la documentación técnica pertinente, y con el fin de determinar
                 si el fabricante cumple los requisitos contemplados en el anexo sobre
                 evaluación de la conformidad aplicable, revisará y auditará los procesos y
                 subsistemas del fabricante, en particular, a efectos de:
                 –      diseño y desarrollo;
                 –      controles de producción y de proceso;
                 –      documentación sobre los productos;
                 –      controles de compras, incluida la verificación de los productos
                        adquiridos;
                 –      acciones correctivas y preventivas como parte del seguimiento
                        poscomercialización; y
                 –      seguimiento del funcionamiento poscomercialización;
             –   y revisará y auditará los requisitos y las disposiciones adoptados por el
                 fabricante, incluidos los relativos al cumplimiento de los requisitos generales
                 de seguridad y funcionamiento que figuran en el anexo I.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                33
ANEXO VII                                   DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---              –   Se tomarán muestras de la documentación de modo que se tengan en cuenta los
                 riesgos asociados a la utilización prevista del producto, la complejidad de las
                 tecnologías de fabricación, la gama y las categorías de productos fabricados y
                 toda la información de seguimiento poscomercialización que esté disponible;
             –   auditará, si no está previsto ya en el programa de auditorías, el control de los
                 procesos en las instalaciones de los proveedores del fabricante, en caso de que
                 la actividad de los proveedores tenga una influencia significativa en la
                 conformidad de los productos acabados y, en particular, en caso de que el
                 fabricante no pueda demostrar un control suficiente sobre sus proveedores;
             –   realizará evaluaciones de la documentación técnica a partir del plan de
                 muestreo y teniendo en cuenta la sección 4.5.4 para la evaluación del
                 funcionamiento;
             –   el organismo notificado se asegurará de que los resultados de la auditoría se
                 clasifiquen de modo adecuado y coherente de conformidad con los requisitos
                 del presente Reglamento y con las normas pertinentes, o con los documentos
                 sobre buenas prácticas elaborados o adoptados por el Grupo de Coordinación
                 de Productos Sanitarios.
10729/3/16 REV 3                                                   GR/laa/fm/laa                  34
ANEXO VII                                   DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 4.5.3.  Verificación de los productos
        Evaluación de la documentación técnica
        Para la evaluación de la documentación técnica llevada a cabo de conformidad con el
        anexo IX, capítulo II, los organismos notificados contarán con especialistas, instalaciones y
        procedimientos documentados suficientes para:
        –     atribuir a miembros debidamente cualificados y autorizados del personal el examen
              de aspectos concretos, como la utilización del producto, la biocompatibilidad, la
              evaluación del funcionamiento, la gestión de riesgos y la esterilización;
        –     evaluar la conformidad del diseño con el presente Reglamento, teniendo cuenta las
              secciones 4.5.4 y 4.5.5. Dicha evaluación incluirá el examen de la aplicación, por
              parte de los fabricantes, de las comprobaciones realizadas antes, durante y después
              de la fabricación y de sus resultados. Cuando sean necesarios nuevos ensayos o
              nuevas pruebas para evaluar la conformidad con los requisitos del presente
              Reglamento, el organismo notificado en cuestión realizará los ensayos físicos o
              analíticos oportunos en relación con el producto o pedirá al fabricante que los realice.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 35
ANEXO VII                                       DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         Exámenes de tipo
        Los organismos notificados contarán con procedimientos documentados y con suficientes
        especialistas e instalaciones para realizar el examen de tipo de los productos de
        conformidad con el anexo X, incluida la capacidad para:
        –     examinar y evaluar la documentación técnica, teniendo en cuenta las secciones 4.5.4
              y 4.5.5; y verificar que el tipo se ha fabricado de conformidad con dicha
              documentación;
        –     establecer un plan de ensayos en el que se determinen todos los parámetros
              pertinentes y críticos que deban ser sometidos a ensayo por el organismo notificado o
              bajo su responsabilidad;
        –     documentar su razonamiento para seleccionar esos parámetros;
        –     llevar a cabo los exámenes y ensayos adecuados para verificar que las soluciones
              adoptadas por el fabricante cumplen los requisitos generales de seguridad y
              funcionamiento que figuran en el anexo I. Dichos exámenes y ensayos incluirán
              todos los ensayos necesarios para verificar que el fabricante haya aplicado de hecho
              las normas armonizadas correspondientes que haya optado por utilizar;
        –     acordar con el solicitante dónde se realizarán los ensayos necesarios, en caso de que
              no sean realizados directamente por el organismo notificado;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               36
ANEXO VII                                       DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         –     asumir la plena responsabilidad de los resultados de los ensayos. Los informes de
              ensayos presentados por el fabricante solo se tendrán en cuenta si han sido
              elaborados por organismos de evaluación de la conformidad que tengan competencia
              para ello y sean independientes del fabricante.
        Verificación mediante examen y ensayo de cada lote de productos
        Los organismos notificados:
        a)    contarán con procedimientos documentados y con suficientes especialistas e
              instalaciones para verificar mediante exámenes y ensayos todos los lotes de
              productos de conformidad con los anexos IX y XI;
        b)    establecerán un plan de ensayos en el que se determinen todos los parámetros
              pertinentes y críticos que deban ser sometidos a ensayo por el organismo notificado o
              bajo su responsabilidad, con el siguiente fin:
              –      para los productos de la clase C, verificar la conformidad de los productos con
                     el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y con los requisitos del
                     presente Reglamento que sean aplicables a dichos productos;
              –      para los productos de la clase B, confirmar la conformidad de los productos
                     con la documentación técnica a que se refieren los anexos II y III y con los
                     requisitos del presente Reglamento que sean aplicables a dichos productos;
        c)    documentarán su razonamiento para seleccionar los parámetros mencionados en la
              letra b);
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                37
ANEXO VII                                        DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         d)     contarán con procedimientos documentados para efectuar las evaluaciones y ensayos
               adecuados para verificar la conformidad del producto con los requisitos del presente
               Reglamento mediante examen y ensayo de cada lote de productos según lo
               especificado en el anexo XI, sección 5;
        e)     contarán con procedimientos documentados destinados a alcanzar un acuerdo con el
               solicitante sobre cuándo y dónde se han de efectuar los ensayos necesarios que no
               deban ser realizados por el propio organismo notificado;
        f)     asumirán plena responsabilidad por los resultados de los ensayos de conformidad con
               los procedimientos documentados; los informes de ensayos presentados por el
               fabricante solo se tendrán en cuenta si han sido elaborados por organismos de
               evaluación de la conformidad que tengan competencia para ello y sean
               independientes del fabricante.
4.5.4.  Evaluación de la evaluación del funcionamiento
        En su evaluación de la documentación y los procedimientos, los organismos notificados
        tratarán los resultados de las búsquedas de literatura y toda validación, verificación y
        ensayo realizado y las conclusiones extraídas, y normalmente estudiarán el uso de
        materiales y sustancias alternativos y tendrán en cuenta el embalaje y la estabilidad,
        incluida la vida útil, del producto acabado. Cuando el fabricante no haya realizado nuevos
        ensayos o cuando se haya apartado de los procedimientos, el organismo notificado de que
        se trate examinará de forma crítica la justificación presentada por el fabricante.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               38
ANEXO VII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         Los organismos notificados contarán con procedimientos documentados para examinar los
        procedimientos y la documentación del fabricante relacionados con la evaluación del
        funcionamiento, tanto para la evaluación inicial del funcionamiento como de manera
        continuada. Los organismos notificados examinarán y validarán los procedimientos y la
        documentación del fabricante y comprobarán que tratan adecuadamente de:
        a)    la planificación, realización, evaluación, notificación y actualización de la evaluación
              del funcionamiento con arreglo a lo dispuesto en el anexo XIII;
        b)    el seguimiento poscomercialización y el seguimiento del funcionamiento
              poscomercialización;
        c)    la interrelación con el proceso de gestión de riesgos;
        d)    el estudio y análisis de los datos disponibles y su pertinencia para demostrar la
              conformidad con los requisitos pertinentes del anexo I;
        e)    las conclusiones extraídas respecto de las pruebas clínicas y la elaboración del
              informe de evaluación del funcionamiento.
        Los procedimientos mencionados en el párrafo segundo tendrán en cuenta las
        especificaciones comunes, las orientaciones y los documentos de buenas prácticas
        disponibles.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                39
ANEXO VII                                      DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         Las evaluaciones de las evaluaciones del funcionamiento de los organismos notificados
        contempladas en el anexo XIII tratarán los siguientes elementos:
        –     el uso previsto especificado por el fabricante y las declaraciones de este a propósito
              del producto;
        –     la planificación de la evaluación del funcionamiento;
        –     la metodología de búsqueda de literatura;
        –     la documentación pertinente correspondiente a la búsqueda de literatura;
        –     los estudios del funcionamiento;
        –     el seguimiento poscomercialización y el seguimiento del funcionamiento
              poscomercialización;
        –     la validez de la equivalencia alegada en relación con otros productos, la
              demostración de equivalencia, la idoneidad y los datos de conclusiones de productos
              equivalentes o similares;
        –     el informe de evaluación del funcionamiento;
        –     las justificaciones en relación con la no realización de estudios del funcionamiento o
              del seguimiento del funcionamiento poscomercialización.
        En relación con los datos de los estudios del funcionamiento incluidos en la evaluación del
        funcionamiento, el organismo notificado en cuestión se asegurará de que las conclusiones
        extraídas por el fabricante sean válidas atendiendo al plan de estudio del funcionamiento
        aprobado.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 40
ANEXO VII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         El organismo notificado se asegurará de que la evaluación del funcionamiento trata
        adecuadamente de los requisitos de seguridad y funcionamiento pertinentes previstos en el
        anexo I, se ajusta correctamente a los requisitos de gestión de riesgos, se ha realizado de
        conformidad con el anexo XIII y se ha plasmado apropiadamente en la información
        facilitada sobre el producto.
4.5.5.  «Procedimientos específicos»
        Los organismos notificados contarán con procedimientos documentados y con suficientes
        especialistas e instalaciones para los procedimientos a que se refiere el anexo IX,
        sección 5, para los que se hayan designado.
        En el caso de pruebas diagnósticas para selección terapéutica, los organismos notificados
        dispondrán de procedimientos documentados que tengan por objeto cumplir los requisitos
        del presente Reglamento en lo que respecta a la consulta de la EMA o de una autoridad
        competente sobre medicamentos durante su evaluación de esa clase de productos.
4.6.    Informes
        Los organismos notificados:
        –      se asegurarán de que todas las etapas de la evaluación de la conformidad queden
               documentadas de modo que las conclusiones de la evaluación sean claras y
               demuestren el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento y que quienes
               no hayan participado personalmente en la evaluación (por ejemplo, el personal de las
               autoridades de designación) puedan extraer de ellas pruebas objetivas de ese
               cumplimiento;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                  41
ANEXO VII                                      DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         –     se asegurarán de que se disponga de registros suficientes de las auditorías del sistema
              de gestión de la calidad que dejen constancia manifiesta de la secuencia de
              actividades de auditoría;
        –     documentarán con claridad las conclusiones de sus evaluaciones de las evaluaciones
              del funcionamiento en un informe de examen de la evaluación del funcionamiento;
        –     facilitarán sobre cada proyecto concreto un informe pormenorizado, con una
              presentación uniforme y con los elementos mínimos que determine el Grupo de
              Coordinación de Productos Sanitarios.
        El informe de los organismos notificados:
        –     documentará claramente los resultados de su evaluación y extraerá conclusiones
              claras de la verificación de la conformidad del fabricante con los requisitos del
              presente Reglamento;
        –     hará una recomendación para la revisión final y adopción de la decisión final por
              parte del organismo notificado; dicha recomendación estará firmada por el miembro
              del personal responsable del organismo notificado;
        –     se remitirá al fabricante en cuestión.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 42
ANEXO VII                                      DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 4.7.    Revisión final
        Antes de tomar una decisión final, los organismos notificados:
        –     se asegurarán de que el personal al que se haya encargado examinar cada proyecto
              concreto y tomar una decisión al respecto esté debidamente autorizado y no sea el
              mismo que el que realizó las evaluaciones;
        –     comprobarán que el informe o los informes y la documentación justificativa
              necesarios para tomar una decisión, en particular en lo que respecta a la resolución de
              los aspectos no conformes observados durante la evaluación, sean completos y
              suficientes con respecto al contenido de la solicitud; y
        –     comprobarán que no subsista ningún aspecto no conforme sin resolver que impida la
              expedición de un certificado.
4.8.    Decisiones y certificaciones
        Los organismos notificados contarán con procedimientos documentados para la toma de
        decisiones, también en relación con la atribución de responsabilidades en materia de
        expedición, suspensión, restricción y retirada de certificados. Tales procedimientos
        incluirán los requisitos de notificación establecidos en el capítulo V del presente
        Reglamento. Los procedimientos deberán permitir al organismo notificado en cuestión:
        –     decidir, a partir de la evaluación de la documentación y la información adicional
              disponible, si se cumplen los requisitos del presente Reglamento;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                43
ANEXO VII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         –    decidir, a partir de los resultados de su evaluación de la evaluación del
             funcionamiento y de la gestión de riesgos, si el plan de seguimiento
             poscomercialización, incluido el seguimiento del funcionamiento
             poscomercialización, es adecuado;
        –    decidir sobre elementos determinantes concretos de la evaluación del funcionamiento
             actualizada que deban ser examinados de nuevo por el organismo notificado;
        –    decidir si han de establecerse condiciones o disposiciones específicas para la
             certificación;
        –    definir, en función de la novedad, la clasificación de riesgo, la evaluación del
             funcionamiento y las conclusiones del análisis de riesgo del producto, un plazo de
             certificación que no podrá exceder de cinco años;
        –    documentar claramente cada etapa del proceso de decisión y aprobación, en
             particular la firma de los miembros del personal responsables;
        –    documentar claramente las responsabilidades y mecanismos de comunicación de las
             decisiones, en particular cuando la persona que firme el certificado no coincida con
             la persona o las personas que hayan tomado las correspondientes decisiones o no
             cumpla los requisitos establecidos en la sección 3.2.7;
        –    expedir uno o varios certificados con arreglo a los requisitos mínimos establecidos en
             el anexo XII cuyo plazo de validez no exceda de cinco años e indicar si la
             certificación está sujeta a condiciones o limitaciones específicas;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa               44
ANEXO VII                                      DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak---         –     expedir uno o varios certificados para el solicitante exclusivamente, y no expedir
              certificados que incluyan a varias entidades;
        –     asegurarse de que se notifique al fabricante el resultado de la evaluación y la decisión
              correspondiente y de que esta información se introduzca en el sistema electrónico a
              que se refiere el artículo 52.
4.9.    Cambios y modificaciones
        Los organismos notificados contarán con procedimientos documentados y acuerdos
        contractuales con los fabricantes relativos a las obligaciones de información de los
        fabricantes y a la evaluación de los cambios realizados en relación con lo siguiente:
        –     el sistema o los sistemas de gestión de la calidad aprobados o la gama de productos
              cubiertos por estos;
        –     el diseño aprobado de cada producto;
        –     el tipo aprobado de cada producto;
        –     toda sustancia incorporada al producto o utilizada para su fabricación a la que se
              apliquen los procedimientos específicos a los que se refiere la sección 4.5.5.
        Los procedimientos y acuerdos contractuales a que se refiere el párrafo primero incluirán
        medidas para comprobar la relevancia de los cambios a que se refiere el párrafo primero.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 45
ANEXO VII                                      DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         De conformidad con sus procedimientos documentados, el organismo notificado en
        cuestión:
        –     se asegurará de que los fabricantes presenten, para su aprobación previa, planes
              referentes a los cambios contemplados en el párrafo primero, junto con la
              información pertinente al respecto;
        –     evaluará los cambios propuestos y verificará si, tras su introducción, el sistema de
              gestión de la calidad, o el tipo de producto o su diseño, siguen cumpliendo los
              requisitos del presente Reglamento;
        –     notificará su decisión al fabricante y facilitará un informe o, según corresponda, un
              informe complementario, que contenga las conclusiones motivadas de su evaluación.
4.10.   Actividades de control y de supervisión tras la certificación
        Los organismos notificados contarán con procedimientos documentados para:
        –     determinar el modo y el momento en que han de realizarse las actividades de control
              de los fabricantes. Dichos procedimientos incluirán disposiciones para la realización
              de auditorías in situ sin previo aviso a los fabricantes y, en su caso, a los
              subcontratistas y proveedores que lleven a cabo ensayos con los productos, y la
              supervisión del cumplimiento de cualesquiera de las condiciones vinculantes para los
              fabricantes y asociadas a las decisiones de certificación, como la actualización
              periódica de datos clínicos;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                46
ANEXO VII                                       DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         –     analizar las fuentes pertinentes de datos científicos y clínicos y de información
              poscomercialización que guarden relación con las actividades para las cuales hayan
              sido designados. Dicha información se tendrá en cuenta para la planificación y
              realización de las actividades de seguimiento;
        –     revisar los datos sobre vigilancia a los que tengan acceso en virtud del artículo 87, a
              fin de valorar su posible repercusión en la validez de los certificados existentes. Los
              resultados de la evaluación y cualesquiera decisiones adoptadas se documentarán de
              modo pormenorizado.
        Cuando el fabricante o las autoridades competentes le informen de incidentes constatados
        en el marco de la vigilancia, el organismo notificado en cuestión decidirá cuál de las
        siguientes opciones aplicar:
        –     no tomar medida alguna por ser el incidente claramente independiente de la
              certificación concedida;
        –     estudiar las actividades del fabricante y de las autoridades competentes y los
              resultados de la investigación del fabricante a fin de determinar si ponen en
              entredicho la certificación concedida o si se han tomado medidas correctivas
              adecuadas;
        –     ejecutar medidas extraordinarias de seguimiento, como exámenes de documentos,
              auditorías anunciadas con poca antelación o sin previo aviso y ensayos de productos,
              cuando sea probable que el incidente ponga en entredicho la certificación concedida;
        –     aumentar la frecuencia de las auditorías de seguimiento;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                47
ANEXO VII                                      DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         –     examinar determinados productos o procesos en el momento de la siguiente auditoría
              del fabricante; o
        –     adoptar cualquier otra medida pertinente.
        En relación con las auditorías de seguimiento de los fabricantes, los organismos
        notificados contarán con procedimientos documentados para:
        –     realizar, como mínimo una vez al año, auditorías de seguimiento del fabricante que
              se planificarán y realizarán con arreglo a los requisitos pertinentes de la sección 4.5;
        –     asegurarse de que se evalúa adecuadamente la documentación del fabricante relativa
              a las disposiciones sobre la vigilancia, el seguimiento poscomercialización y el
              seguimiento del funcionamiento poscomercialización, así como la aplicación de las
              mismas;
        –     tomar muestras y hacer ensayos de los productos y la documentación técnica durante
              las auditorías, de conformidad con criterios de muestreo y procedimientos de ensayo
              predefinidos, para asegurarse de que el fabricante aplica en todo momento el sistema
              de gestión de la calidad aprobado;
        –     asegurarse de que el fabricante cumple las obligaciones de documentación e
              información establecidas en los anexos pertinentes y de que sus procedimientos
              tienen en cuenta las mejores prácticas en la aplicación de los sistemas de gestión de
              la calidad;
        –     asegurarse de que el fabricante no utiliza el sistema de gestión de la calidad ni las
              aprobaciones de productos de un modo que pueda inducir a engaño;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                  48
ANEXO VII                                      DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         –      reunir suficiente información para determinar si el sistema de gestión de la calidad
               sigue cumpliendo los requisitos del presente Reglamento;
        –      pedir al fabricante, si se detecta algún incumplimiento, correcciones, las medidas
               correctivas y, en su caso, las acciones preventivas oportunas; e
        –      imponer, en caso necesario, restricciones específicas del certificado de que se trate o
               suspenderlo o retirarlo.
        En caso de que las siguientes medidas figuren en las condiciones a las que esté supeditada
        la certificación, el organismo notificado:
        –      realizará un examen en profundidad de toda evaluación del funcionamiento
               actualizada por el fabricante, sobre la base del seguimiento poscomercialización del
               fabricante, de su seguimiento del funcionamiento poscomercialización y de la
               literatura clínica relativa a la afección que se pretenda tratar con el producto o de la
               bibliografía clínica relativa a productos similares;
        –      documentará claramente el resultado del examen en profundidad y tratará con el
               fabricante cualquier duda concreta o le impondrá cualesquiera condiciones
               específicas;
        –      se asegurará de que la evaluación del funcionamiento actualizada se refleje
               adecuadamente en las instrucciones de uso y, en su caso, en el resumen de seguridad
               y funcionamiento.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                  49
ANEXO VII                                         DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 4.11.   Recertificación
        Los organismos notificados contarán con procedimientos documentados relativos a los
        exámenes de recertificación y la renovación de certificados. La recertificación de sistemas
        aprobados de gestión de la calidad o de certificados de evaluación de la documentación
        técnica de la UE o de certificados de examen UE de tipo se hará cada cinco años como
        mínimo.
        Los organismos notificados contarán con procedimientos documentados relativos a las
        renovaciones de los certificados de evaluación UE de la documentación técnica y de los
        certificados de examen UE de tipo, y dichos procedimientos obligarán al fabricante en
        cuestión a presentar un resumen de los cambios y hallazgos científicos referentes al
        producto, en particular los siguientes:
        a)     todos los cambios del producto aprobado inicialmente;
        b)     la experiencia adquirida en el seguimiento poscomercialización;
        c)     la experiencia adquirida en la gestión de riesgos;
        d)     la experiencia adquirida en la actualización de la prueba del cumplimiento de los
               requisitos generales de seguridad y funcionamiento que figuran en el anexo I;
        e)     la experiencia adquirida a raíz de los exámenes de la evaluación del funcionamiento,
               incluidos los resultados de los estudios del funcionamiento y del seguimiento del
               funcionamiento poscomercialización;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               50
ANEXO VII                                       DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         f)     las modificaciones de los requisitos, de los componentes del producto o del contexto
               científico o reglamentario;
        g)     los cambios de las normas armonizadas, las especificaciones comunes u otros
               documentos equivalentes, ya sean de aplicación o nuevos; y
        h)     los cambios en los conocimientos médicos, científicos y técnicos, en particular:
               –     nuevos tratamientos,
               –     cambios en los métodos de ensayo,
               –     nuevos descubrimientos científicos sobre materiales y componentes, incluidos
                     los descubrimientos relativos a su biocompatibilidad,
               –     la experiencia adquirida a raíz de estudios sobre productos comparables,
               –     los datos almacenados en registros y bancos de datos,
               –     la experiencia adquirida a raíz de estudios del funcionamiento con productos
                     comparables.
        Los organismos notificados contarán con procedimientos documentados para evaluar la
        información a que se refiere el párrafo segundo y prestarán especial atención a los datos
        clínicos procedentes de las actividades de seguimiento poscomercialización y de las
        actividades de seguimiento del funcionamiento poscomercialización realizadas desde la
        certificación o (re)certificación anterior, incluidas las actualizaciones adecuadas de los
        informes de evaluación del funcionamiento del fabricante.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa               51
ANEXO VII                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         El organismo notificado en cuestión aplicará los mismos métodos y principios para decidir
        sobre la recertificación que los aplicados para la decisión inicial. En caso necesario, se
        establecerán formularios distintos para la recertificación, que tengan en cuenta los diversos
        pasos que deben adoptarse para la certificación, como la solicitud y su revisión.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 52
ANEXO VII                                      DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---                                             ANEXO VIII
                                  REGLAS DE CLASIFICACIÓN
1.      NORMAS DE APLICACIÓN
1.1.    La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los
        productos.
1.2.    Si el producto de que se trate se destina a utilizarse en combinación con otro producto, las
        reglas de clasificación se aplicarán a cada uno de los productos por separado.
1.3.    Los accesorios para un producto sanitario para diagnóstico in vitro serán clasificados por sí
        mismos por separado del producto con el que se utilicen.
1.4.    Los programas informáticos que sirvan para manejar un producto o tengan influencia en su
        utilización se incluirán en la misma clase que el producto.
        Si el programa informático es independiente de cualquier otro producto, será clasificado
        por sí mismo.
1.5.    Los calibradores destinados a utilizarse con un producto se incluirán en la misma clase que
        el producto.
1.6.    El material de control con valores cuantitativos o cualitativos asignados y destinado a un
        analito específico o varios analitos se incluirá en la misma clase que el producto.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 1
ANEXO VIII                                     DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 1.7.    El fabricante tendrá en cuenta todas las reglas de clasificación y aplicación para establecer
        la clasificación adecuada del producto.
1.8.    Cuando el fabricante declare varias finalidades previstas de un producto, y, en
        consecuencia, el producto se incluya en más de una clase, se clasificará en la superior.
1.9.    Si para el mismo producto son aplicables varias reglas, se aplicará la que conduzca a la
        clasificación más elevada.
1.10.   Cada una de las reglas de clasificación se aplicará a los ensayos de primera línea,
        confirmatorios y suplementarios.
2.      REGLAS DE CLASIFICACIÓN
2.1.    Regla 1
        Se clasifican en la clase D los productos destinados a ser utilizados para los fines
        siguientes:
        –      la detección de la presencia de, o la exposición a, un agente transmisible en la sangre
               y sus componentes, células, tejidos u órganos, o en sus derivados, para evaluar su
               aptitud para transfusiones, trasplantes o administración de células;
        –      la detección de la presencia de, o la exposición a, un agente transmisible causante de
               una enfermedad potencialmente mortal y con un riesgo elevado o supuestamente
               elevado de propagación;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                  2
ANEXO VIII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         –     la determinación dela carga infecciosa de una enfermedad potencialmente mortal
              cuando su observación sea fundamental en el proceso de gestión del paciente;
2.2.    Regla 2
        Se clasifican en la clase C los productos destinados a la determinación del grupo
        sanguíneo, o al histotipado para garantizar la compatibilidad inmunológica de la sangre y
        sus componentes, células, tejidos u órganos destinados a transfusiones o trasplantes o
        administración de células, excepto cuando estén destinados para la determinación de
        cualquiera de los siguientes marcadores:
        –     sistema AB0: [A (AB01), B (AB02), AB (AB03)];
        –     sistema Rhesus: [Rh1 (D), RhW1, Rh2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), Rh5 (e)];
        –     sistema Kell: [Kel1 (K)];
        –     sistema Kidd [JK1 (Jka), JK2 (Jkb)];
        –     sistema Duffy [FY1 (Fya), FY2 (Fyb)];
        en cuyo caso se clasifican en la clase D.
2.3.    Regla 3
        Se clasifican en la clase C los productos destinados a:
        a)    la detección de la presencia de un agente de transmisión sexual o la exposición al
              mismo;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               3
ANEXO VIII                                     DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         b)   la detección en el líquido cefalorraquídeo o la sangre la presencia de un agente
             infeccioso sin un riesgo elevado o supuestamente elevado de propagación;
        c)   la detección de la presencia de un agente infeccioso, si existe un riesgo importante de
             que un resultado erróneo cause la muerte o una discapacidad grave del feto, del
             embrión o de la persona objeto de ensayo, o de la descendencia de esta persona;
        d)   la determinación, a efectos de monitorización prenatal de las mujeres, el estado
             inmunológico de las mujeres frente a patógenos transmisibles;
        e)   la determinación del estado inmunológico o de infección, si existe un riesgo de que
             un resultado erróneo induzca a tomar una decisión que pueda poner en peligro
             inminente la vida del paciente o de su descendencia;
        f)   ser utilizados como pruebas diagnósticas para selección terapéutica;
        g)   ser utilizados para la estadificación de una enfermedad, cuando exista un riesgo de
             que un resultado erróneo induzca a tomar una decisión que pueda poner en peligro la
             vida del paciente o de su descendencia;
        h)   ser utilizados en el cribado, el diagnóstico o la estadificación del cáncer;
        i)   la realización de pruebas genéticas humanas;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                4
ANEXO VIII                                     DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         j)   el seguimiento del nivel de medicamentos, sustancias o componentes biológicos, si
             existe un riesgo de que un resultado erróneo induzca a tomar una decisión que pueda
             poner en peligro la vida del paciente o de su descendencia;
        k)   la gestión de los pacientes con una enfermedad o condición que ponga en peligro la
             vida;
        l)   el cribado para detectar trastornos congénitos en el embrión o en el feto;
        m)   el cribado para detectar trastornos congénitos en los recién nacidos, cuando la
             omisión de la detección y el tratamiento de tales trastornos pueda poner en peligro la
             vida o ser causa de discapacidad grave.
2.4.    Regla 4
        a)   Los productos para autodiagnóstico se clasifican en la clase C, excepto los productos
             para la detección del embarazo, pruebas de fertilidad y determinación del nivel de
             colesterol, y los productos para la detección de glucosa, eritrocitos, leucocitos y las
             bacterias en la orina, que se clasifican en la clase B.
        b)   Los productos para pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al paciente se
             clasifican por sí mismos.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                   5
ANEXO VIII                                    DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 2.5.    Regla 5
        Se clasifican en la clase A los productos siguientes:
        a)    los productos para uso general en laboratorio, accesorios sin características críticas,
              soluciones tampón, soluciones de lavado, y medios de cultivo general y tinciones
              histológicas destinados por el fabricante a procedimientos de diagnóstico in vitro
              para un examen específico;
        b)    instrumentos específicamente destinados por el fabricante a procedimientos de
              diagnóstico in vitro;
        c)    recipientes para muestras.
2.6.    Regla 6
        Los productos no cubiertos por las anteriores reglas de clasificación se clasifican en la
        clase B.
2.7.    Regla 7
        El material de control sin valores cuantitativos o cualitativos asignados se clasifica en la
        clase B.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                   6
ANEXO VIII                                    DGB 2C                                               ES
 ---pagebreak---                                              ANEXO IX
  EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD BASADA EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
         CALIDAD Y EN LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
                                            Capítulo I
                            Sistema de gestión de la calidad
1.      El fabricante establecerá, documentará y aplicará el sistema de gestión de la calidad
        descrito en el artículo 10, apartado 8, y lo mantendrá operativo durante todo el ciclo de
        vida de los productos correspondientes. El fabricante se cerciorará de que se aplique el
        sistema de gestión de la calidad tal como se especifica en la sección 2, y estará sujeto a
        auditoría tal como se establece en las secciones 2.3 y 2.4 y al seguimiento tal como se
        especifica en la sección 3.
2.      Evaluación de los sistemas de gestión de la calidad
2.1.    El fabricante presentará una solicitud de evaluación de su sistema de gestión de la calidad
        ante un organismo notificado. La solicitud incluirá:
        –     el nombre del fabricante y la dirección de su domicilio social y cualquier lugar de
              fabricación adicional incluido en el sistema de gestión de la calidad, así como, si la
              solicitud del fabricante la presenta su representante autorizado, el nombre del
              representante autorizado y la dirección del domicilio social del representante
              autorizado;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                  1
ANEXO IX                                       DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         –    toda información pertinente sobre el producto o grupo de productos cubiertos por el
             sistema de gestión de la calidad;
        –    una declaración escrita de que no se ha presentado la solicitud ante ningún otro
             organismo notificado para el mismo sistema de gestión de la calidad vinculado a los
             productos, o información sobre cualquier solicitud anterior para el mismo sistema de
             gestión de la calidad vinculado a los productos;
        –    un proyecto de declaración UE de conformidad con arreglo al artículo 17 y al
             anexo IV para el modelo de producto objeto del procedimiento de evaluación de la
             conformidad;
        –    la documentación relativa al sistema de gestión de la calidad del fabricante;
        –    una descripción documentada de los procedimientos establecidos para cumplir las
             obligaciones que se deriven del sistema de gestión de la calidad y exigidas en virtud
             del presente Reglamento y del compromiso por parte del fabricante de que se trate de
             aplicar esos procedimientos;
        –    una descripción de los procedimientos vigentes para garantizar que el sistema de
             gestión de la calidad sigue siendo adecuado y eficaz, y el compromiso por parte del
             fabricante de aplicar esos procedimientos;
        –    la documentación sobre el sistema de seguimiento poscomercialización del fabricante
             y, en su caso, el plan de seguimiento del funcionamiento poscomercialización, y
             sobre los procedimientos establecidos para garantizar el cumplimiento de las
             obligaciones que se derivan de las disposiciones sobre vigilancia de los productos de
             los artículos 82 a 87,;
10729/3/16 REV 3                                                   GR/laa/fm/laa                   2
ANEXO IX                                     DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         –     una descripción de los procedimientos establecidos para mantener actualizado el
              sistema de seguimiento poscomercialización y, en su caso, el plan de seguimiento del
              funcionamiento poscomercialización, y los procedimientos que garanticen el
              cumplimiento de las obligaciones que se derivan de las disposiciones sobre vigilancia
              de los productos de los artículos 82 a 87, así como el compromiso por parte del
              fabricante de aplicar esos procedimientos;
        –     documentación relativa al plan de evaluación del funcionamiento; y
        –     una descripción de los procedimientos aplicados para mantener actualizado el plan de
              evaluación del funcionamiento, teniendo en cuenta el estado de la técnica.
2.2.    La aplicación del sistema de gestión de la calidad garantizará el cumplimiento del presente
        Reglamento. Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante
        para su sistema de gestión de la calidad se documentarán de manera sistemática y ordenada
        en forma de un manual de calidad y de políticas y procedimientos escritos, como
        programas de calidad, planes de calidad y registros de calidad.
        Además, la documentación que debe presentarse para la evaluación del sistema de gestión
        de la calidad incluirá una descripción adecuada de:
        a)    los objetivos de calidad del fabricante;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 3
ANEXO IX                                      DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         b)   la organización de la empresa y, en particular:
             –     las estructuras organizativas con la atribución de las responsabilidades del
                   personal en relación con los procedimientos críticos, las responsabilidades del
                   personal de gestión y su autoridad organizativa;
             –     los métodos para controlar si el funcionamiento del sistema de gestión de la
                   calidad es eficaz y, en particular, la aptitud de este sistema para lograr la
                   calidad del diseño y del producto deseada, incluido el control de los productos
                   no conformes;
             –     los métodos para controlar la eficacia del funcionamiento del sistema de
                   gestión de la calidad, en particular el tipo y el alcance del control aplicado a un
                   tercero, cuando sea un tercero quien diseñe, fabrique o lleve a cabo la
                   verificación final y el ensayo de los productos o componentes de cualquiera de
                   esos productos;
             –     el proyecto de mandato para la designación de un representante autorizado y
                   una carta de intención del representante autorizado aceptando el mandato,
                   cuando el fabricante no tenga domicilio social en un Estado miembro;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                  4
ANEXO IX                                      DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         c)   los procedimientos y técnicas de supervisión, verificación, validación y control del
             diseño de los productos, incluida la documentación correspondiente, así como los
             datos y registros derivados de esos procedimientos y técnicas. Dichos procedimientos
             y técnicas comprenderán específicamente:
             –     la estrategia de cumplimiento de la normativa, incluidos los procedimientos de
                   determinación de los requisitos legales pertinentes, calificación, clasificación,
                   gestión de equivalencias, elección y cumplimiento de los procedimientos de
                   evaluación de la conformidad;
             –     la determinación de los requisitos generales de seguridad y funcionamiento
                   aplicables y las soluciones para cumplir con esos requisitos, teniendo en cuenta
                   las especificaciones comunes aplicables y, cuando se opte por ello, las normas
                   armonizadas;
             –     la gestión de riesgos como se recoge en la sección 3 del anexo I;
             –     la evaluación del funcionamiento con arreglo al artículo 56 y el anexo XIII,
                   incluido el seguimiento del funcionamiento poscomercialización;
             –     las soluciones para cumplir con los requisitos específicos aplicables en materia
                   de diseño y construcción, incluida la evaluación preclínica adecuada, en
                   particular los requisitos del capítulo II del anexo I;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                  5
ANEXO IX                                      DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---              –      las soluciones para cumplir con los requisitos específicos aplicables en materia
                    de información que deba aportarse con el producto, en particular los requisitos
                    del capítulo III del anexo I;
             –      los procedimientos de identificación del producto elaborados y actualizados a
                    partir de dibujos, especificaciones u otros documentos pertinentes en todas las
                    fases de fabricación; y
             –      la gestión de los cambios en el diseño o en el sistema de gestión de la calidad;
        d)   las técnicas de verificación y de garantía de la calidad en la fase de fabricación y, en
             particular, los procesos y procedimientos que deban utilizarse, especialmente por lo
             que respecta a la esterilización, y los documentos pertinentes; y
        e)   los exámenes y ensayos adecuados que han de efectuarse antes, durante y después de
             la fabricación, la frecuencia con que han de llevarse a cabo y el equipo de ensayo que
             ha de utilizarse; será posible comprobar adecuadamente la calibración de esos
             equipos de ensayo.
        Además, los fabricantes permitirán a los organismos notificados acceder a la
        documentación técnica a la que se refieren los anexos II y III.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                   6
ANEXO IX                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 2.3.    Auditoria
        El organismo notificado efectuará una auditoría del sistema de gestión de la calidad para
        determinar si reúne los requisitos contemplados en la sección 2.2. Cuando el fabricante
        utilice una norma armonizada o una especificación común relacionada con un sistema de
        gestión de la calidad, el organismo notificado evaluará la conformidad con esas normas o
        especificaciones comunes. El organismo notificado presupondrá que un sistema de gestión
        de la calidad que cumpla las normas armonizadas o especificaciones comunes pertinentes
        se ajusta a los requisitos regulados por dichas normas o especificaciones comunes, a menos
        que se justifique debidamente lo contrario.
        El equipo de auditoría del organismo notificado incluirá al menos un miembro con
        experiencia en evaluaciones de la tecnología correspondiente de conformidad con las
        secciones 4.3 a 4.5 del anexo VII. Cuando tal experiencia no resulte inmediatamente obvia
        o aplicable, el organismo notificado aportará una justificación documentada de la
        composición de este equipo. El procedimiento de evaluación incluirá una auditoría de las
        instalaciones del fabricante y, cuando sea oportuno, de las instalaciones de los proveedores
        o subcontratistas del fabricante, para verificar la fabricación y otros procedimientos
        pertinentes.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               7
ANEXO IX                                       DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         Además, en el caso de los productos de la clase C, la evaluación del sistema de gestión de
        la calidad irá acompañada de la evaluación de la documentación técnica de productos
        seleccionados de forma que constituyan una muestra representativa, de conformidad con lo
        dispuesto en las secciones 4.4 a 4.8. Para escoger las muestras representativas, el
        organismo notificado tendrá en cuenta las orientaciones elaboradas y publicadas por el
        Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios de conformidad con el artículo 99, y en
        particular, la novedad de la tecnología, las posibles repercusiones en el paciente y en la
        práctica médica habitual, las similitudes de diseño, tecnología, métodos de fabricación y,
        en su caso, métodos de esterilización, la finalidad prevista y los resultados de las
        evaluaciones anteriores pertinentes efectuadas conforme al presente Reglamento. El
        organismo notificado de que se trate documentará su justificación de las muestras elegidas.
        Si el sistema de gestión de la calidad se ajusta a las disposiciones pertinentes del presente
        Reglamento, el organismo notificado expedirá un certificado UE de sistema de gestión de
        la calidad. El organismo notificado notificará al fabricante su decisión de expedir el
        certificado. En la decisión figurarán las conclusiones de la auditoría y un informe
        motivado.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                  8
ANEXO IX                                       DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 2.4.    El fabricante de que se trate informará al organismo notificado que haya aprobado el
        sistema de gestión de la calidad de cualquier proyecto de modificación importante del
        sistema de gestión de la calidad de la gama de productos a que se aplique. El organismo
        notificado evaluará los cambios propuestos, determinará la necesidad de auditorías
        adicionales y comprobará si el sistema de gestión de la calidad así modificado sigue
        cumpliendo los requisitos a los que se refiere la sección 2.2. Notificará al fabricante su
        decisión, que deberá incluir las conclusiones de la evaluación y, en su caso, las
        conclusiones de las auditorías adicionales. La aprobación de cualquier modificación
        sustancial del sistema de gestión de la calidad o de la gama de productos a que se aplique
        se presentará en forma de suplemento del certificado UE de sistema de gestión de la
        calidad.
3.      Evaluación del seguimiento aplicable a los productos de las clases C y D
3.1.    La finalidad del seguimiento es garantizar el correcto cumplimiento por parte del
        fabricante de las obligaciones que se derivan del sistema de gestión de la calidad aprobado.
3.2.    El fabricante dará autorización al organismo notificado para que lleve a cabo todas las
        auditorías necesarias, incluidas las auditorías in situ, y le proporcionará toda la información
        pertinente, en particular:
        –     la documentación relativa a su sistema de gestión de la calidad;
        –     la documentación sobre los resultados y conclusiones que se derivan de la aplicación
              del plan de seguimiento poscomercialización, incluido el plan de seguimiento del
              funcionamiento poscomercialización, de una muestra representativa de productos, y
              de las disposiciones sobre vigilancia de los productos establecidas en los artículos 82
              a 87;
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                 9
ANEXO IX                                       DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         –     los datos previstos en la parte del sistema de gestión de la calidad relativa al diseño,
              como los resultados de análisis, cálculos o ensayos, y las normas adoptadas en
              relación con la gestión de riesgos a la que se refiere el anexo I, sección 4;
        –     los datos previstos en la parte del sistema de gestión de la calidad relativa a la
              fabricación, como informes de control de calidad y datos sobre los ensayos, datos
              sobre calibración y registros sobre la cualificación del personal implicado.
3.3.    Los organismos notificados llevarán a cabo periódicamente, y al menos cada doce meses,
        auditorías y evaluaciones adecuadas para cerciorarse de que el fabricante de que se trate
        aplica el sistema de gestión de la calidad aprobado y el plan de seguimiento
        poscomercialización. Esas auditorías y evaluaciones incluirán auditorías de las
        instalaciones del fabricante y, en su caso, de los proveedores o subcontratistas del
        fabricante. Con ocasión de esas auditorías in situ, el organismo notificado podrá, en caso
        necesario, efectuar o solicitar ensayos para verificar el buen funcionamiento del sistema de
        gestión de la calidad. Entregará al fabricante un informe de auditoría de seguimiento y, en
        su caso, un informe de ensayo.
3.4.    El organismo notificado llevará a cabo al azar, al menos una vez cada cinco años,
        auditorías in situ sin previo aviso de las instalaciones del fabricante y, en su caso, de los
        proveedores o subcontratistas del fabricante, que podrán combinarse con la evaluación
        periódica del seguimiento a la que se refiere la sección 3.3 o realizarse además de esa
        evaluación de seguimiento. El organismo notificado elaborará un plan de auditorías in situ
        sin previo aviso pero no lo revelará al fabricante.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                  10
ANEXO IX                                        DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         En el contexto de tales auditorías in situ sin previo aviso, el organismo notificado someterá
        a ensayo una muestra suficiente de los productos fabricados o del proceso de fabricación
        para verificar que el producto fabricado es conforme con la documentación técnica. Antes
        de las auditorías in situ sin previo aviso, el organismo notificado especificará los criterios
        de muestreo y el procedimiento de ensayo pertinentes.
        En lugar del muestreo a que hace referencia el párrafo segundo, o además de este, los
        organismos notificados tomarán muestras de los productos en el mercado para verificar que
        el producto fabricado es conforme con la documentación técnica. Antes de la toma de
        muestras, el organismo notificado de que se trate especificará los criterios de muestreo y el
        procedimiento de ensayo pertinentes.
        El organismo notificado proporcionará al fabricante de que se trate un informe de la
        auditoría in situ que incluirá, en su caso, el resultado del ensayo por muestreo.
3.5.    En el caso de los productos de la clase C, la evaluación del seguimiento incluirá también la
        evaluación de la documentación técnica, conforme a lo dispuesto en las secciones 4.4 a 4.8,
        para el producto o productos de que se trate, sobre la base de nuevas muestras
        representativas seleccionadas con arreglo a la justificación documentada por el organismo
        notificado de conformidad con la sección 2.3, párrafo tercero.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                 11
ANEXO IX                                        DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak--- 3.6.    Los organismos notificados velarán por que la composición del equipo de evaluación sea
        permita disponer de suficiente experiencia con la evaluación de los productos, los sistemas
        y los procesos de que se trate, objetividad continua y neutralidad; esto implicará una
        rotación de los miembros del equipo de evaluación a intervalos adecuados. Como regla
        general, el auditor principal no dirigirá ni participará en auditorías durante más de tres años
        consecutivos en relación con el mismo fabricante.
3.7.    Si el organismo notificado constata una divergencia entre la muestra tomada de la
        producción o del mercado y las especificaciones establecidas en la documentación técnica
        o el diseño aprobado, suspenderá o retirará el certificado pertinente o le impondrá
        restricciones.
                                           Capítulo II
                      Evaluación de la documentación técnica
4.      Evaluación de la documentación técnica de los productos de las clases B, C y D y
        verificación de lotes aplicables a los productos de la clase D
4.1.    Además de la obligación establecida en la sección 2, el fabricante de productos de la clase
        D presentará al organismo notificado una solicitud de evaluación de la documentación
        técnica relativa al producto que proyecta comercializar o poner en servicio y que está
        incluido en el sistema de gestión de la calidad a que se refiere la sección 2.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 12
ANEXO IX                                        DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 4.2.    La solicitud describirá el diseño, la fabricación y el funcionamiento del producto de que se
        trate. Incluirá la documentación técnica a que se refieren los anexos II y III.
        En el caso de productos para autodiagnóstico o pruebas diagnósticas en el lugar de
        asistencia al paciente, la solicitud incluirá también los aspectos mencionados en la
        sección 5.1, letra b).
4.3.    El organismo notificado examinará la solicitud recurriendo a personal empleado por él que
        tenga conocimientos y experiencia demostrados en la evaluación de la tecnología y los
        productos de que se trate y en la evaluación de pruebas clínicas. El organismo notificado
        podrá exigir que la solicitud se complete con ensayos adicionales u otras pruebas, a fin de
        que pueda evaluarse la conformidad con los requisitos pertinentes del presente
        Reglamento. El organismo notificado efectuará ensayos físicos o de laboratorio adecuados
        en relación con el producto, o pedirá al fabricante que los efectúe.
4.4.    El organismo notificado revisará las pruebas clínicas presentados por el fabricante en el
        informe de evaluación del funcionamiento así como la evaluación del funcionamiento que
        se realizó al respecto. El organismo notificado recurrirá a evaluadores de productos con
        una competencia clínica suficiente, entre ellos a expertos clínicos externos que posean una
        experiencia actual y directa sobre la aplicación clínica del producto correspondiente a
        efectos de este examen.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               13
ANEXO IX                                        DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- 4.5.    El organismo notificado, cuando las pruebas clínicas se basen total o parcialmente en datos
        procedentes de productos que se aleguen como equivalentes al producto evaluado, evaluará
        la idoneidad de utilizar dichos datos, teniendo en cuenta factores como las nuevas
        indicaciones y la innovación. El organismo notificado documentará claramente sus
        conclusiones sobre la equivalencia alegada así como la pertinencia y la adecuación de los
        datos para demostrar la conformidad.
4.6.    El organismo notificado verificará que las pruebas clínicas y la evaluación del
        funcionamiento son adecuados y comprobará las conclusiones alcanzadas por el fabricante
        sobre la conformidad con los requisitos generales pertinentes en materia de seguridad y
        funcionamiento. Esa verificación incluirá un examen de la adecuación de la determinación
        de la relación beneficio-riesgo, la gestión de riesgos, las instrucciones de uso, la formación
        del usuario y el plan de seguimiento poscomercialización del fabricante, e incluirá, en su
        caso, la revisión de la necesidad del plan de seguimiento del funcionamiento
        poscomercialización propuesto así como su adecuación.
4.7.    Basándose en su evaluación de las pruebas clínicas, el organismo notificado considerará la
        evaluación del funcionamiento y la determinación de la relación beneficio-riesgo y si es
        necesario determinar elementos relevantes específicos que permitan al organismo
        notificado examinar las actualizaciones de las pruebas clínicas que se deriven del
        seguimiento poscomercialización y de los datos del seguimiento del funcionamiento
        poscomercialización.
4.8.    El organismo notificado documentará con claridad el resultado de su evaluación en el
        informe de examen de la evaluación del funcionamiento.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 14
ANEXO IX                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 4.9.    Antes de expedir un certificado UE de evaluación de la documentación técnica, el
        organismo notificado pedirá a un laboratorio de referencia de la UE designado con arreglo
        al artículo 100 que verifique el funcionamiento declarado por el fabricante y si el producto
        cumple las especificaciones comunes, si las hubiera, u otras soluciones elegidas por el
        fabricante para garantizar un nivel al menos equivalente de seguridad y de funcionamiento.
        La verificación incluirá la realización de ensayos de laboratorio por el laboratorio de
        referencia de la UE según lo dispuesto en el artículo 48, apartado 3.
        Además, en los casos contemplados en el artículo 48, apartado 6, del presente Reglamento,
        el organismo notificado consultará a los expertos pertinentes a que se refiere el artículo106
        del Reglamento (UE) 2017/… + con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 48,
        apartado 6, del presente Reglamento, sobre el informe de evaluación del funcionamiento
        del fabricante.
        El laboratorio de referencia de la UE presentará su dictamen científico en un plazo de
        sesenta días.
        El dictamen científico del laboratorio de referencia de la UE y, en su caso, la opinión de
        los expertos consultados, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 48,
        apartado 6, así como sus posibles actualizaciones, se incluirán en la documentación del
        organismo notificado sobre el producto. Al adoptar su decisión, el organismo notificado
        tendrá debidamente en cuenta el dictamen científico del laboratorio de referencia de la UE
        y, en su caso, las opiniones de los expertos consultados con arreglo al artículo 48,
        apartado 6. El organismo notificado no expedirá el certificado si el dictamen científico del
        laboratorio de referencia de la UE es desfavorable.
+
      DO: insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                  15
ANEXO IX                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 4.10.   El organismo notificado proporcionará al fabricante un informe sobre la evaluación de la
        documentación técnica, que incluirá un informe de evaluación de la evaluación del
        funcionamiento. Si el producto es conforme con las disposiciones pertinentes del presente
        Reglamento, el organismo notificado expedirá un certificado UE de evaluación de la
        documentación técnica. En el certificado constarán las conclusiones de la evaluación de la
        documentación técnica, las condiciones de validez del certificado, los datos necesarios para
        la identificación del producto aprobado y, en su caso, una descripción de la finalidad
        prevista del producto.
4.11.   Los cambios del producto aprobado precisarán la aprobación del organismo notificado que
        haya expedido el certificado UE de evaluación de la documentación técnica, siempre que
        puedan afectar a la seguridad y al funcionamiento del producto o a las condiciones
        establecidas para el uso del producto. Cuando el fabricante proyecte introducir uno o varios
        de los cambios mencionados, informará de ello al organismo notificado que expidió el
        certificado UE de evaluación de la documentación técnica. El organismo notificado
        evaluará los cambios previstos y decidirá si estos requieren una nueva evaluación de
        conformidad de conformidad con el artículo 48 o si pueden tratarse mediante un
        suplemento del certificado UE de evaluación de la documentación técnica. En este último
        caso, el organismo notificado evaluará los cambios, notificará su decisión al fabricante y, si
        se aprueban los cambios, le expedirá un suplemento del certificado UE de evaluación de la
        documentación técnica.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 16
ANEXO IX                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         Cuando los cambios puedan afectar la conformidad con las especificaciones comunes o
        con otras soluciones elegidas por el fabricante que se hayan aprobado mediante el
        certificado UE de evaluación de la documentación técnica, el organismo notificado
        consultará al laboratorio de referencia de la UE que haya intervenido en la primera
        consulta, al objeto de confirmar dicha conformidad con las especificaciones comunes y
        asegurar un nivel al menos equivalente de seguridad y de funcionamiento.
        El laboratorio de referencia de la UE presentará su dictamen científico en un plazo de
        sesenta días.
4.12.   Para verificar la conformidad de los productos de la clase D que fabrique, el fabricante
        someterá a ensayos cada lote de productos fabricado. Al finalizar los controles y ensayos
        comunicará sin demora al organismo notificado los informes pertinentes al respecto.
        Además, el fabricante presentará muestras de lotes de productos fabricados al organismo
        notificado, según las condiciones y las disposiciones detalladas acordadas, las cuales
        incluirán que el organismo notificado o el fabricante envíe dichas muestras al laboratorio
        de referencia de la UE, cuando se haya designado tal laboratorio de conformidad con el
        artículo 100, para realizar las pruebas pertinentes. El laboratorio de referencia de la UE
        comunicará sus conclusiones al organismo notificado.
4.13.   El fabricante podrá introducir en el mercado los productos, salvo en caso de que el
        organismo notificado le comunique dentro del plazo convenido, que en cualquier caso no
        superará los treinta días desde la recepción de las muestras, otra decisión, que podrá
        incluir, en particular, condiciones para la validez de los certificados expedidos.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               17
ANEXO IX                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 5.      Evaluación de la documentación técnica para tipos específicos de productos
5.1.    Evaluación de la documentación técnica para los productos para autodiagnóstico y para los
        productos para pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al paciente de las clases B, C
        y D.
        a)   El fabricante de productos para autodiagnóstico y de productos para pruebas
             diagnósticas en el lugar de asistencia al paciente de las clases B, C y D presentará al
             organismo notificado una solicitud de evaluación de la documentación técnica.
        b)   La solicitud deberá permitir comprender el diseño del producto, sus características y
             funcionamiento, y evaluar su conformidad con los requisitos de diseño del presente
             Reglamento. En ella se incluirá lo siguiente:
             i)    informes de ensayo y resultados de estudios realizados con los usuarios
                   previstos;
             ii)   cuando sea posible, un ejemplar del producto; en caso necesario, se devolverá
                   el producto una vez evaluada la documentación técnica;
             iii)  datos que muestren la idoneidad del producto teniendo en cuenta su finalidad
                   prevista para autodiagnóstico o pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al
                   paciente;
             iv)   la información que se vaya a facilitar junto con el producto, tanto en la etiqueta
                   como en las instrucciones de uso;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 18
ANEXO IX                                      DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---              El organismo notificado podrá exigir que la solicitud se complete realizando ensayos
             o aportando pruebas adicionales, a fin de que pueda evaluarse la conformidad con los
             requisitos del presente Reglamento.
        c)   El organismo notificado verificará la conformidad del producto con los requisitos
             pertinentes establecidos en el anexo I del presente Reglamento.
        d)   El organismo notificado evaluará la solicitud recurriendo a personal empleado por él
             que tenga conocimientos y experiencia demostrados en la tecnología de que se trate y
             la finalidad prevista del producto, y facilitará al fabricante un informe de evaluación
             de la documentación técnica.
        e)   Si el producto es conforme con las disposiciones pertinentes del presente
             Reglamento, el organismo notificado expedirá un certificado UE de evaluación de la
             documentación técnica. En el certificado constarán las conclusiones de la evaluación,
             las condiciones de su validez, los datos necesarios para la identificación de los
             productos aprobados y, en su caso, una descripción de la finalidad prevista del
             producto.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               19
ANEXO IX                                     DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         f)    Los cambios del producto aprobado deberán recibir una aprobación adicional del
              organismo notificado que haya expedido el certificado UE de evaluación de la
              documentación técnica, siempre que puedan afectar a seguridad y funcionamiento del
              producto o a las condiciones establecidas para su uso. Cuando el fabricante proyecte
              introducir uno o varios de los cambios mencionados, informará de ello al organismo
              notificado que haya expedido el certificado UE de evaluación de la documentación
              técnica. El organismo notificado evaluará los cambios previstos y decidirá si estos
              requieren una nueva evaluación de conformidad con arreglo al artículo 48 o si
              pueden tratarse mediante un suplemento del certificado UE de evaluación de la
              documentación técnica. En este último caso, el organismo notificado evaluará los
              cambios, notificará su decisión al fabricante y, si se aprueban los cambios, le
              expedirá un suplemento del certificado UE de evaluación de la documentación
              técnica.
5.2.    Evaluación de la documentación técnica de las pruebas diagnósticas para selección
        terapéutica
        a)    El fabricante de pruebas diagnósticas para selección terapéutica presentará al
              organismo notificado una solicitud de evaluación de la documentación técnica. El
              organismo notificado evaluará dicha solicitud de conformidad con el procedimiento
              establecido en las secciones 4.1 a 4.8 del presente anexo.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa               20
ANEXO IX                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         b)   La solicitud deberá permitir comprender las características y el funcionamiento del
             producto y evaluar su conformidad con los requisitos de diseño del presente
             Reglamento, en particular, por lo que respecta a su adecuación al medicamento de
             que se trate.
        c)   Antes de expedir un certificado UE de evaluación de la documentación técnica para
             pruebas diagnósticas para selección terapéutica, y basándose en el proyecto de
             resumen de la seguridad y del funcionamiento y en el proyecto de instrucciones de
             uso, el organismo notificado pedirá un dictamen científico a una de las autoridades
             competentes designadas por los Estados miembros con arreglo a la
             Directiva 2001/83/CE o a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) (en lo
             sucesivo, denominadas, la una o la otra según cuál de ellas se haya consultado a este
             respecto, «la autoridad sobre medicamentos consultada») sobre la idoneidad del
             producto por lo que respecta al medicamento de que se trate. Cuando el medicamento
             entre exclusivamente dentro del ámbito de aplicación del anexo del Reglamento (CE)
             n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 1, el organismo notificado pedirá
             un dictamen a la EMA. Cuando el medicamento ya esté autorizado o cuando se haya
             presentado una solicitud para su autorización, el organismo notificado consultará a la
             autoridad sobre medicamentos consultada.
1
      Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo
      de 2004 por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el
      control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia
      Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1).
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                21
ANEXO IX                                     DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         d)   La autoridad sobre medicamentos consultada emitirá su dictamen dentro del plazo de
             sesenta días a partir de la recepción toda la documentación necesaria. Este plazo de
             sesenta días será prorrogable una sola vez por otros sesenta días por motivos
             justificados. El dictamen y sus posibles actualizaciones se incluirán en la
             documentación del organismo notificado sobre el producto.
        e)   El organismo notificado tendrá debidamente en cuenta el dictamen científico que
             contempla la letra d) al adoptar su decisión. El organismo notificado comunicará su
             decisión final a la autoridad sobre medicamentos consultada. El certificado UE de
             evaluación de la documentación técnica se expedirá de acuerdo con la sección 5.1,
             letra e).
        f)   Antes de efectuar cambios que afecten al funcionamiento o al uso previsto o a la
             adecuación del producto al medicamento de que se trate, el fabricante comunicará al
             organismo notificado los cambios. El organismo notificado evaluará los cambios
             previstos y decidirá si estos requieren una nueva evaluación de conformidad con
             arreglo al artículo 48 o si pueden tratarse mediante un suplemento del certificado UE
             de evaluación de la documentación técnica. En este último caso, el organismo
             notificado evaluará los cambios y pedirá el dictamen de la autoridad sobre
             medicamentos consultada. La autoridad sobre medicamentos consultada emitirá su
             dictamen dentro del plazo de treinta días a partir de la recepción de toda la
             documentación necesaria relativa a los cambios. Se expedirá un suplemento del
             certificado UE de evaluación de la documentación técnica de acuerdo con la
             sección 5.1, letra f).
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa               22
ANEXO IX                                      DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---                                            Capítulo III
                              Disposiciones administrativas
6.      El fabricante o, cuando el fabricante no tenga una sede social en un Estado miembro, su
        representante autorizado, tendrá a disposición de las autoridades competentes durante un
        período de al menos diez años después de que el último producto haya sido introducido en
        el mercado:
        –     la declaración UE de conformidad;
        –     la documentación a la que se refiere el quinto guion de la sección 2.1, y, en
              particular, los datos y registros de los procedimientos a los que se refiere la
              sección 2.2, párrafo segundo, letra c);
        –     la información sobre las modificaciones a que se refiere la sección 2.4.;
        –     la documentación mencionada en la sección 4.2 y en la sección 5.1, letra b); y
        –     las decisiones e informes del organismo notificado contemplados en el presente
              anexo.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              23
ANEXO IX                                        DGB 2C                                         ES
 ---pagebreak--- 7.      Cada Estado miembro velará por que la documentación a la que se refiere la sección 6 se
        conserve a disposición de las autoridades competentes durante el período indicado en dicha
        sección en caso de que un fabricante, o su representante autorizado, establecido en su
        territorio se halle en situación de quiebra o cese su actividad empresarial antes del final de
        dicho período.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 24
ANEXO IX                                        DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                              ANEXO X
       EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD BASADA EN EL EXAMEN DE TIPO
1.      El examen UE de tipo es el procedimiento mediante el cual un organismo notificado
        comprueba y certifica que un producto, incluidos su documentación técnica y sus procesos
        pertinentes de ciclo de vida y una muestra representativa correspondiente de los productos
        fabricados previstos, cumple las disposiciones pertinentes del presente Reglamento.
2.      Solicitud
        El fabricante presentará una solicitud para la evaluación con un organismo notificado. La
        solicitud incluirá:
        –      el nombre del fabricante y la dirección de su domicilio social y, si la solicitud la
               presenta el representante autorizado, el nombre del representante autorizado y la
               dirección del domicilio social de este;
        –      la documentación técnica indicada en los anexos II y III. El solicitante pondrá a
               disposición del organismo notificado una muestra representativa de los productos
               fabricados previstos (en lo sucesivo, «tipo»). El organismo notificado podrá solicitar
               otras muestras en caso necesario;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                  1
ANEXO X                                        DGB 2C                                               ES
 ---pagebreak---         –    en el caso de productos para autodiagnóstico o pruebas diagnósticas en el lugar de
             asistencia al paciente, informes de ensayo y resultados de estudios realizados con los
             usuarios previstos, y datos que muestren la idoneidad del manejo del producto en
             relación con su finalidad prevista para autodiagnóstico o pruebas diagnósticas en el
             lugar de asistencia al paciente;
        –    cuando sea posible, un ejemplar del producto. En caso necesario, se devolverá el
             producto una vez evaluada la documentación técnica;
        –    datos sobre la idoneidad del producto en relación con su finalidad prevista para
             autodiagnóstico o pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al paciente;
        –    la información que se vaya a facilitar junto con el producto, tanto en la etiqueta como
             en las instrucciones de uso; y
        –    una declaración escrita de que no se ha presentado la solicitud ante ningún otro
             organismo notificado para el mismo tipo, o información sobre cualquier otra
             solicitud anterior para el mismo tipo que haya sido denegada por otro organismo
             notificado o que haya sido retirada por el fabricante o su representante autorizado
             antes de que otro organismo notificado realizara su evaluación final.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                  2
ANEXO X                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 3.      Evaluación
        El organismo notificado:
        a)    Examinará la solicitud recurriendo a personal empleado por él que tenga
              conocimientos y experiencia demostrados en la evaluación de la tecnología y los
              productos de que se trate y en la evaluación de pruebas clínicas. El organismo
              notificado podrá exigir que la solicitud se complete realizando ensayos adicionales o
              solicitando que se presenten otras pruebas, a fin de que pueda evaluarse la
              conformidad con los requisitos pertinentes del presente Reglamento. El organismo
              notificado efectuará ensayos físicos o de laboratorio adecuados en relación con el
              producto, o pedirá al fabricante que los efectúe;
        b)    Examinará y evaluará la documentación técnica en lo que respecta a su conformidad
              con los requisitos del presente Reglamento que sean aplicables al producto y
              comprobará que el tipo se haya fabricado de conformidad con dicha documentación;
              señalará asimismo los elementos que se hayan diseñado de conformidad con las
              normas aplicables mencionadas en el artículo 8 o con las especificaciones comunes
              aplicables, y señalará los elementos cuyo diseño no se base en las normas pertinentes
              mencionadas en el artículo 8 o en las especificaciones comunes pertinentes;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 3
ANEXO X                                       DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         c)   Examinará las pruebas clínicas presentadas por el fabricante en el informe de
             evaluación del funcionamiento con arreglo a la sección 1.3.2 del anexo XIII. El
             organismo notificado recurrirá a evaluadores de productos con una competencia
             clínica suficiente y a expertos clínicos externos que posean una experiencia actual y
             directa sobre la aplicación clínica del producto correspondiente a efectos de dicho
             examen;
        d)   Cuando las pruebas clínicas se basen total o parcialmente en datos procedentes de
             productos que se declaren similares o equivalentes al producto evaluado, evaluará la
             idoneidad de utilizar dichos datos teniendo en cuenta factores como las nuevas
             indicaciones y la innovación. El organismo notificado documentará claramente sus
             conclusiones sobre la equivalencia alegada así como la pertinencia y la adecuación
             de los datos para demostrar la conformidad;
        e)   Documentará con claridad el resultado de su evaluación en el informe de evaluación
             de la evaluación del funcionamiento a que se refiere la sección 4.8 del anexo IX;
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                  4
ANEXO X                                       DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         f)   Efectuará o dispondrá que se efectúen las evaluaciones adecuadas y los ensayos
             físicos o de laboratorio necesarios para verificar si las soluciones adoptadas por el
             fabricante cumplen los requisitos generales de seguridad y funcionamiento
             establecidos en el presente Reglamento en caso de que no se hayan aplicado las
             normas previstas en el artículo 8 o las especificaciones comunes. Cuando el producto
             haya de conectarse a otro producto u otros productos para poder funcionar con
             arreglo a su finalidad prevista, se aportará la prueba de que el producto se ajusta a los
             requisitos generales de seguridad y funcionamiento cuando está conectado con
             cualquiera de esos productos atendiendo a las características indicadas por el
             fabricante;
        g)   Efectuará o dispondrá que se efectúen las evaluaciones adecuadas y los ensayos
             físicos o de laboratorio necesarios para verificar si, en caso de que el fabricante haya
             decidido aplicar las normas armonizadas pertinentes, estas se han aplicado realmente;
        h)   Acordará con el solicitante el lugar en que se deben realizar las evaluaciones y los
             ensayos necesarios;
        i)   Elaborará un informe de examen UE de tipo acerca de los resultados de las
             evaluaciones y ensayos efectuados con arreglo a las letras a) a g);
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                  5
ANEXO X                                       DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         j)   Cuando se trate de productos de la clase D, pedirá a un laboratorio de referencia de
             la UE, cuando se haya designado de conformidad con el artículo 100, que verifique
             el funcionamiento declarado por el fabricante y si el producto cumple las
             especificaciones comunes, si las hubiera, u otras soluciones elegidas por el fabricante
             para garantizar un nivel al menos equivalente de seguridad y de funcionamiento. La
             verificación incluirá la realización de ensayos de laboratorio por el laboratorio de
             referencia de la UE según lo dispuesto en el artículo 48, apartado 5.
             Además, en los casos contemplados en el artículo 48, apartado 6, del presente
             Reglamento, el organismo notificado consultará a los expertos pertinentes a que se
             refiere el artículo 106 del Reglamento (UE) 2017/… + según el procedimiento
             previsto en el artículo 48, apartado 6, del presente Reglamento sobre el informe de
             evaluación del funcionamiento del fabricante.
             El laboratorio de referencia de la UE presentará su dictamen científico en un plazo de
             sesenta días.
             El dictamen científico del laboratorio de referencia de la UE y, cuando sea de
             aplicación el procedimiento establecido en el artículo 48, apartado 6, la opinión de
             los expertos consultados, así como sus posibles actualizaciones, se incluirán en la
             documentación del organismo notificado sobre el producto. Al adoptar su decisión, el
             organismo notificado tendrá debidamente en cuenta las opiniones expresadas en el
             dictamen científico del laboratorio de referencia de la UE y, en su caso, las de los
             expertos consultados de conformidad con el artículo 48, apartado 6. El organismo
             notificado no expedirá el certificado si el dictamen científico del laboratorio de
             referencia de la UE es desfavorable.
+
      DO: insértese el número de serie del Reglamento que figura en el documento st10728/16.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 6
ANEXO X                                        DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         k)   En el caso de pruebas diagnósticas para selección terapéutica, basándose en el
             proyecto de resumen de la seguridad y del funcionamiento y en el proyecto de
             instrucciones de uso, pedirá el dictamen de una de las autoridades competentes
             designadas por los Estados miembros con arreglo a la Directiva 2001/83/CE o de la
             Agencia Europea de Medicamentos (EMA) (en lo sucesivo, denominadas, la una o la
             otra según cuál de ellas se haya consultado a este respecto, «la autoridad sobre
             medicamentos consultada») sobre la idoneidad del producto por lo que respecta al
             medicamento de que se trate. Cuando el medicamento entre exclusivamente dentro el
             ámbito de aplicación del anexo del Reglamento (CE) n.º 726/2004, el organismo
             notificado consultará a la EMA. Cuando el medicamento ya esté autorizado o cuando
             se haya presentado una solicitud para su autorización, el organismo notificado
             consultará a la autoridad sobre medicamentos consultada que sea responsable de la
             autorización. La autoridad sobre medicamentos consultada emitirá su dictamen
             dentro del plazo de sesenta días a partir de la recepción de toda la documentación
             necesaria. Este plazo de sesenta días será prorrogable una sola vez por otros sesenta
             días por motivos justificados. El dictamen de la autoridad sobre medicamentos
             consultada y sus posibles actualizaciones se incluirán en la documentación del
             organismo notificado sobre el producto. Al adoptar su decisión, el organismo
             notificado tendrá debidamente en cuenta el dictamen emitido por la autoridad sobre
             medicamentos consultada. Comunicará su decisión final a la autoridad sobre
             medicamentos consultada; y
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 7
ANEXO X                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         l)     Elaborará un informe de examen UE de tipo sobre los resultados de la evaluación y
               las pruebas llevadas a cabo y los dictámenes científicos emitidos con arreglo a las
               letras a) a k), incluido un informe de evaluación de la evaluación del funcionamiento
               de los productos de las clases C o D o los incluidos en la sección 2, tercer guion.
4.      Certificados
        Si el tipo es conforme al presente Reglamento, el organismo notificado expedirá un
        certificado de examen UE de tipo. El certificado contendrá el nombre y la dirección del
        fabricante, las conclusiones de la evaluación de examen de tipo, las condiciones de validez
        del certificado y los datos necesarios para la identificación del tipo aprobado. El certificado
        se elaborará de conformidad con el anexo XII. Se adjuntarán al certificado las partes
        pertinentes de la documentación, y el organismo notificado conservará una copia.
5.      Modificaciones del tipo
5.1.    El solicitante informará al organismo notificado que haya expedido el certificado de
        examen UE de tipo de todo cambio que pretenda hacer en el tipo aprobado o en su
        finalidad y condiciones de uso previstas.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                  8
ANEXO X                                         DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 5.2.    Los cambios del producto aprobado, incluidas las limitaciones a su finalidad y condiciones
        de uso previstas, requerirán la aprobación adicional del organismo notificado que haya
        expedido el certificado de examen UE de tipo cuando dichos cambios puedan afectar a la
        conformidad con los requisitos generales de seguridad y funcionamiento o con las
        condiciones establecidas para el uso del producto. El organismo notificado examinará las
        modificaciones previstas, notificará su decisión al fabricante y le facilitará un suplemento
        del informe del examen UE de tipo. La aprobación de cualquier modificación del tipo
        aprobado se presentará en forma de suplemento al certificado de examen UE de tipo.
5.3.    Los cambios relativos a la finalidad y a las condiciones de uso previstas del producto
        aprobado, salvo las limitaciones de la finalidad y las condiciones de uso previstas, exigirán
        una nueva solicitud de evaluación de la conformidad.
5.4.    Cuando los cambios puedan afectar al funcionamiento declarado por el fabricante o a la
        conformidad con las especificaciones comunes o con otras soluciones elegidas por el
        fabricante que se hayan aprobado mediante el certificado de examen UE de tipo, el
        organismo notificado consultará al laboratorio de referencia de la UE que haya intervenido
        en la primera consulta, al objeto de confirmar dicha conformidad con las especificaciones
        comunes, si las hubiera, o con otras soluciones elegidas por el fabricante para garantizar un
        nivel al menos equivalente de seguridad y de funcionamiento.
        El laboratorio de referencia de la UE presentará su dictamen científico en un plazo de
        sesenta días.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                   9
ANEXO X                                       DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 5.5.    Cuando se trate de cambios que afecten al funcionamiento o al uso previsto de pruebas
        diagnósticas para selección terapéutica que se hayan aprobado mediante el certificado de
        examen UE de tipo o a su idoneidad en relación con un medicamento, el organismo
        notificado consultará a la autoridad sobre medicamentos competente que haya intervenido
        en la primera consulta o a la EMA. Si la autoridad sobre medicamentos consultada emite
        un dictamen, lo hará dentro del plazo de treinta días a partir de la recepción de la
        documentación necesaria relativa a los cambios. La aprobación de cualquier modificación
        del tipo aprobado se presentará en forma de suplemento al certificado de examen UE de
        tipo inicial.
6.      Disposiciones administrativas
        El fabricante o, cuando el fabricante no tenga una sede social en un Estado miembro, su
        representante autorizado tendrá a disposición de las autoridades competentes durante un
        período de al menos diez años después de que el último producto haya sido introducido en
        el mercado:
        –      la documentación a la que se refiere la sección 2, segundo guion;
        –      la información sobre las modificaciones a que se refiere la sección 5;
        –      copias de los certificados e informes de examen UE de tipo, dictámenes e informes
               científicos y de sus adiciones/suplementos.
        Será aplicable la sección 7 del anexo IX.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa              10
ANEXO X                                         DGB 2C                                        ES
 ---pagebreak---                                              ANEXO XI
                            EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
              BASADA EN LA GARANTÍA DE CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN
1.      El fabricante se cerciorará de que se aplica el sistema de gestión de la calidad aprobado
        para la fabricación de los productos considerados, llevará a cabo la verificación final
        especificada en la sección 3 y estará sometido al seguimiento a la que se refiere la
        sección 4.
2.      Al cumplir las obligaciones establecidas en la sección 1, el fabricante elaborará y
        conservará una declaración UE de conformidad, con arreglo al artículo 17 y al anexo IV,
        en relación con el producto objeto del procedimiento de evaluación de la conformidad. Al
        emitir una declaración UE de conformidad, se considerará que el fabricante ha garantizado
        y declara que el producto en cuestión cumple los requisitos del presente Reglamento que le
        sean aplicables y, en el caso de los productos de las clases C y D sometidos a un examen
        de tipo, que estos son conformes con el tipo descrito en el certificado de examen UE de
        tipo.
3.      Sistema de gestión de la calidad
3.1.    El fabricante presentará una solicitud de evaluación de su sistema de gestión de la calidad
        ante un organismo notificado.
        La solicitud incluirá:
        –     todos los elementos enumerados en la sección 2.1 del anexo IX;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 1
ANEXO XI                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         –      la documentación técnica a que se refieren los anexos II y III respecto de los tipos
               aprobados;
        –      una copia de los certificados de examen UE de tipo a que se refiere la sección 4 del
               anexo X; si los certificados de examen UE de tipo han sido expedidos por el mismo
               organismo notificado ante el cual se presenta la solicitud, también se incluirá en la
               solicitud una referencia a la documentación técnica y sus actualizaciones y a los
               certificados expedidos.
3.2.    La aplicación del sistema de gestión de la calidad se realizará de forma que, en cada fase,
        se garantice la conformidad con el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y el
        cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento que se apliquen a los
        productos. Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante para
        su sistema de gestión de la calidad se documentarán de manera sistemática y ordenada en
        forma de un manual de la calidad y políticas y procedimientos operativos normalizados
        escritos, como programas, planes y registros de calidad.
        En particular, dicha documentación incluirá una descripción adecuada de todos los
        elementos enumerados en el anexo IX, sección 2.2, letras a), b), d) y e).
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 2
ANEXO XI                                        DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 3.3.    Se aplicará el anexo IX, sección 2.3, párrafos primero y segundo.
        Si el sistema de gestión de la calidad garantiza la conformidad de los productos con el tipo
        descrito en el certificado de examen UE de tipo y el cumplimiento de las disposiciones
        pertinentes del presente Reglamento, el organismo notificado expedirá un certificado UE
        de garantía de la calidad de la producción. El organismo notificado comunicará al
        fabricante su decisión. En ella figurarán las conclusiones de la auditoría del organismo
        notificado y una evaluación motivada.
3.4.    Se aplicará el anexo IX, sección 2.4.
4.      Seguimiento
        Se aplicará el anexo IX, sección 3.1, sección 3.2, guiones primero, segundo y cuarto, y
        secciones 3.3, 3.4, 3.6 y 3.7.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                  3
ANEXO XI                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 5.      Verificación de los productos de la clase D fabricados
5.1.    En el caso de los productos de la clase D, el fabricante someterá a ensayos cada lote de
        productos fabricado. Al finalizar los controles y ensayos comunicará sin demora al
        organismo notificado los informes al respecto. Además, el fabricante pondrá a disposición
        del organismo notificado muestras de productos fabricados o lotes de productos, según las
        condiciones y las disposiciones detalladas acordadas, las cuales incluirán que el organismo
        notificado o el fabricante envíe muestras de los productos fabricados o lotes de productos a
        un laboratorio de referencia de la UE, cuando se haya designado de conformidad con el
        artículo 100, para realizar las pruebas de laboratorio pertinentes. El laboratorio de
        referencia de la UE comunicará sus conclusiones al organismo notificado.
5.2.    El fabricante podrá introducir en el mercado los productos, salvo en caso de que el
        organismo notificado le comunique dentro del plazo convenido, que en cualquier caso no
        superará los treinta días desde la recepción de las muestras, otra decisión, que podrá
        incluir, en particular, condiciones para la validez de los certificados expedidos.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               4
ANEXO XI                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 6.      Disposiciones administrativas
        El fabricante o, cuando el fabricante no tenga una sede social en un Estado miembro, su
        representante autorizado tendrá a disposición de las autoridades competentes durante un
        período de al menos diez años después de que el último producto haya sido introducido en
        el mercado:
        –     la declaración UE de conformidad,
        –     la documentación a la que se refiere el anexo IX, sección 2.1, quinto guion,
        –     la documentación a la que se refiere el anexo IX, sección 2.1, octavo guion, incluido
              el certificado de examen UE de tipo contemplado en el anexo X,
        –     información sobre los cambios a que se refiere el anexo IX, sección 2.4, y
        –     las decisiones e informes del organismo notificado a los que se refieren el anexo IX,
              secciones 2.3, 3.3 y 3.4.
        Será aplicable el anexo IX, sección 7.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                   5
ANEXO XI                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                              ANEXO XII
             CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO NOTIFICADO
                                             Capítulo I
                                    Requisitos generales
1.      Los certificados se redactarán en una de las lenguas oficiales de la Unión.
2.      Cada certificado se referirá a un único procedimiento de evaluación de la conformidad.
3.      Los certificados se expedirán a un único fabricante. El nombre y la dirección del fabricante
        que consten en el certificado serán los mismos que estén registrados en el sistema
        electrónico a que se refiere el artículo 27.
4.      El alcance los certificados deberá describir inequívocamente el producto o los productos
        que incluya:
        a)    los certificados UE de evaluación de la documentación técnica y los certificados de
              examen UE de tipo deberán incluir una identificación clara, incluidos el nombre, el
              modelo y el tipo, del producto o productos, la finalidad prevista según indica el
              fabricante en las instrucciones de uso y en relación con la cual el producto ha sido
              evaluado mediante el procedimiento de evaluación de conformidad, la clasificación
              del riesgo y la unidad de uso del identificador de producto básico a que se refiere el
              artículo 24, apartado 6;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                   1
ANEXO XII                                       DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         b)     los certificados UE del sistema de gestión de calidad y los certificados UE de la
               garantía de la calidad de la de producción incluirán la identificación de los productos
               o grupos de productos, la clasificación del riesgo y la finalidad prevista.
5.      El organismo notificado deberá ser capaz de demostrar, previa petición, qué productos
        individuales comprende el certificado. El organismo notificado establecerá un sistema que
        permita determinar cuáles son los productos comprendidos en el certificado, incluida su
        clasificación.
6.      Los certificados deberán contener, en su caso, una nota en la que se indique que para la
        introducción en el mercado del producto o productos que comprenda es preciso otro
        certificado expedido de conformidad con el presente Reglamento.
7.      Los certificados UE del sistema de gestión de calidad y los certificados UE de la garantía
        de la calidad de la de producción para los productos estériles de la clase A incluirán una
        declaración de que la auditoría efectuada por el organismo notificado se ha limitado a los
        aspectos de la fabricación que se refieren a la garantía y el mantenimiento de condiciones
        de esterilidad.
8.      Cuando un certificado se complemente, modifique o vuelva a expedir, el nuevo certificado
        incluirá una referencia al certificado anterior y a su fecha de expedición y en él constarán
        los cambios realizados.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 2
ANEXO XII                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                            Capítulo II
                        Contenido mínimo de los certificados
1.      Nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado;
2.      nombre y dirección del fabricante y, en su caso, del representante autorizado;
3.      número único de identificación del certificado;
4.      de haberse asignado ya, el número de registro único del fabricante a que se refiere el
        artículo 28, apartado 2;
5.      fecha de expedición;
6.      fecha de caducidad;
7.      en su caso, datos necesarios para identificar de manera inequívoca el producto o los
        productos, según lo especificado en el presente anexo, sección 4;
8.      en su caso, la referencia a cualquier certificado anterior según lo especificado en la
        sección 8 del capítulo I;
9.      referencia al presente Reglamento y al anexo correspondiente con arreglo al cual se ha
        efectuado la evaluación de la conformidad;
10.     exámenes y ensayos efectuados, por ejemplo, referencia a especificaciones comunes,
        normas armonizadas, informes de ensayo e informes de auditoría pertinentes;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa             3
ANEXO XII                                      DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- 11.     en su caso, referencia a las partes pertinentes de la documentación técnica o a otros
        certificados necesarios para introducir en el mercado el producto o los productos
        comprendidos;
12.     en su caso, información sobre el seguimiento por parte del organismo notificado;
13.     conclusiones de la evaluación de conformidad del organismo notificado con respecto al
        anexo correspondiente;
14.     condiciones o limitaciones de la validez del certificado;
15.     firma jurídicamente vinculante del organismo notificado con arreglo al Derecho nacional
        aplicable.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa              4
ANEXO XII                                      DGB 2C                                         ES
 ---pagebreak---                                             ANEXO XIII
    EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO, ESTUDIOS DEL FUNCIONAMIENTO Y
            SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO POSCOMERCIALIZACIÓN
                                                Parte A
                   Evaluación del funcionamiento y estudios del funcionamiento
1.      EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
        La evaluación del funcionamiento de un producto es un proceso continuo por el que se
        evalúan y analizan los datos para demostrar la validez científica, el funcionamiento
        analítico y el funcionamiento clínico del producto en función de su finalidad prevista según
        lo indicado por el fabricante. Para planificar, llevar a cabo de manera continuada y
        documentar una evaluación del funcionamiento, el fabricante deberá establecer y actualizar
        un plan de evaluación del funcionamiento. El plan de evaluación del funcionamiento
        deberá especificar las características y el funcionamiento del producto y el proceso y los
        criterios aplicados para generar las pruebas clínicas necesarias.
        La evaluación del funcionamiento será exhaustiva y objetiva, considerando tanto los datos
        favorables como los desfavorables.
        Su profundidad y amplitud será proporcional y adecuada a las características del producto,
        incluyendo los riesgos, la clase de riesgo, su funcionamiento y su finalidad prevista.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               1
ANEXO XIII                                     DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 1.1.    Plan de evaluación del funcionamiento
        Como norma general, el plan de evaluación del funcionamiento incluirá al menos:
        –     la indicación de la finalidad prevista del producto;
        –     la indicación de las características del producto tal como se describe en el anexo I,
              capítulo II, sección 9, y en el anexo I, capítulo III, sección 20.4.1, letra c);
        –     la indicación del analito o marcador que ha de determinar el producto;
        –     la indicación del uso previsto del producto;
        –     una identificación de materiales de referencia certificados o de procedimientos de
              medición de referencia que permitan la trazabilidad metrológica;
        –     una identificación clara de los grupos de pacientes destinatarios específicos con
              indicaciones, limitaciones y contraindicaciones claras;
        –     una identificación de los requisitos generales de seguridad y funcionamiento que se
              establecen en el anexo I, sección 1 y sección 9, que precisan del apoyo de datos
              pertinentes sobre su validez científica y sobre el funcionamiento analítico y clínico;
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                2
ANEXO XIII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         –     una especificación de los métodos, incluidas las herramientas estadísticas adecuadas,
              empleados para el examen del funcionamiento analítico y clínico del producto, y de
              las limitaciones del producto y de la información proporcionada;
        –     una descripción de la tecnología más actualizada, incluida una identificación de las
              normas pertinentes existentes, especificaciones comunes, documentos de orientación
              o buenas prácticas;
        –     la indicación y detalle de los parámetros que se hayan de utilizar para determinar,
              sobre la base de los avances más recientes de la medicina, si es aceptable la relación
              beneficio-riesgo para la finalidad o finalidades previstas del producto, así como para
              su funcionamiento analítico y clínico;
        –     en el caso de programas informáticos que se consideren un producto, una
              identificación y detalles de bases de datos de referencia y otras fuentes de datos
              utilizadas como base para su toma de decisiones;
        –     un esquema de las diferentes fases de desarrollo, incluida la secuencia y los medios
              de determinación de la validez científica, el funcionamiento analítico y clínico,
              incluida una indicación de aspectos importantes y una descripción de criterios de
              aceptación potenciales;
        –     la planificación del seguimiento del funcionamiento poscomercialización a que se
              refiere la parte B del presente anexo.
        En caso de que no se considere conveniente incluir alguno de los elementos mencionados
        anteriormente en el plan de evaluación del funcionamiento debido a las características
        concretas del producto, se justificará debidamente en el plan.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                  3
ANEXO XIII                                     DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 1.2.    Demostración de la validez científica y del funcionamiento analítico y clínico:
        Como principio metodológico general, el fabricante:
        –     definirá mediante una revisión sistemática de la literatura científica los datos
              disponibles pertinentes para el producto y su finalidad prevista e indicará cualquier
              cuestión o laguna no resuelta en los datos;
        –     valorará todos los datos pertinentes evaluando su adecuación para determinar la
              seguridad y el funcionamiento del producto;
        –     generará cualesquiera datos nuevos o adicionales necesarios para tratar las cuestiones
              pendientes.
1.2.1.  Demostración de la validez científica
        El fabricante demostrará la validez científica basándose en una de las fuentes siguientes o
        en una combinación de estas:
        –     información pertinente sobre la validez científica de productos que midan el mismo
              analito o marcador;
        –     literatura científica (revisada por pares);
        –     opiniones o posiciones de consenso de expertos procedentes de asociaciones
              profesionales pertinentes;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 4
ANEXO XIII                                      DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         –      resultados de estudios preliminares de diseño;
        –      resultados de estudios del funcionamiento clínico.
        La validez científica del analito o del marcador se demostrará y documentará en el informe
        de validez científica.
1.2.2.  Demostración del funcionamiento analítico
        El fabricante deberá demostrar el funcionamiento analítico del producto con arreglo a
        todos los parámetros descritos en el anexo I, sección 9.1, letra a), a menos que una omisión
        pueda justificarse por no ser aplicable.
        Como norma general, el funcionamiento analítico se demostrará mediante estudios del
        funcionamiento analítico.
        En el caso de nuevos marcadores u otros marcadores sin materiales de referencia
        certificados o procedimientos de medición de referencia, puede que no sea posible
        demostrar su veracidad. Si no existen métodos comparativos, podrán utilizarse otros
        enfoques que demuestren ser adecuados como la comparación con otros métodos bien
        documentados o con la norma de referencia compuesta. En caso de no existir otros
        enfoques, será preciso un estudio del funcionamiento clínico en que se compare el
        funcionamiento del nuevo producto con las prácticas clínicas habituales actuales.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                5
ANEXO XIII                                     DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         El funcionamiento analítico se demostrará y documentará en el informe del
        funcionamiento analítico.
1.2.3.  Demostración del funcionamiento clínico
        El fabricante deberá demostrar el funcionamiento clínico del producto en relación con
        todos los parámetros descritos en el anexo I, sección 9.1, letra b), a menos que una omisión
        pueda justificarse por no ser aplicable.
        La demostración del funcionamiento clínico de un producto se basará en una o varias de
        las siguientes fuentes:
        –      los estudios del funcionamiento clínico;
        –      literatura científica revisada por pares;
        –      experiencia publicada adquirida con los análisis de diagnóstico habituales.
        Se realizarán estudios del funcionamiento clínico salvo que se presente la debida
        justificación para basarse en otras fuentes de datos del funcionamiento clínico.
        El funcionamiento clínico se demostrará y documentará en el informe del funcionamiento
        clínico.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                6
ANEXO XIII                                      DGB 2C                                          ES
 ---pagebreak--- 1.3.    Pruebas clínicas e informe de evaluación del funcionamiento
1.3.1.  El fabricante evaluará todos los datos pertinentes de validez científica, funcionamiento
        analítico y funcionamiento clínico para verificar la conformidad de su producto con los
        requisitos generales de seguridad y funcionamiento mencionados en el anexo I. El volumen
        y la calidad de esos datos permitirán al fabricante evaluar de manera cualificada si el
        producto va a lograr la ventaja o ventajas clínicas y la seguridad previstas cuando se
        utilicen con la finalidad prevista por el fabricante. Los datos y conclusiones extraídos de
        dicha evaluación constituirán las pruebas clínicas de dicho producto. Las pruebas clínicas
        deberán demostrar científicamente que la ventaja o ventajas clínicas y la seguridad
        previstas se lograrán de acuerdo con los conocimientos más recientes de la medicina.
1.3.2.  Informe de evaluación del funcionamiento
        Las pruebas clínicas se documentarán en un informe de evaluación del funcionamiento.
        Dicho informe incluirá el informe de validez científica, el informe del funcionamiento
        analítico, el informe del funcionamiento clínico y una evaluación de esos informes que
        permita una demostración de las pruebas clínicas.
        El informe de evaluación del funcionamiento incluirá, en particular:
        –      la justificación del planteamiento adoptado para recoger las pruebas clínicas;
        –      la metodología de búsqueda de literatura, el protocolo de búsqueda de literatura y el
               informe de búsqueda de literatura de una revisión de la literatura;
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                 7
ANEXO XIII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         –      la tecnología en que se basa el producto, la finalidad prevista del producto y toda
               declaración realizada sobre el funcionamiento o la seguridad del producto;
        –      la naturaleza y la amplitud de los datos de validez científica, funcionamiento
               analítico y funcionamiento clínico que se hayan evaluado;
        –      las pruebas clínicas como los funcionamientos aceptables frente a los últimos
               avances en medicina;
        –      cualesquiera nuevas conclusiones derivadas de informes de seguimiento del
               funcionamiento poscomercialización con arreglo a la parte B del presente anexo.
1.3.3.  Las pruebas clínicas y su evaluación en el informe de evaluación del funcionamiento se
        actualizarán a lo largo del ciclo de vida del producto de que se trate con datos obtenidos de
        la aplicación del plan de seguimiento del funcionamiento poscomercialización del
        fabricante con arreglo a la parte B del presente anexo, como parte del sistema de la
        evaluación del funcionamiento y del sistema de seguimiento poscomercialización a que se
        refiere el artículo 10, apartado 9. El informe de evaluación del funcionamiento formará
        parte de la documentación técnica. Tanto los datos favorables como los datos
        desfavorables que se hayan tenido en cuenta en la evaluación del funcionamiento deberán
        incluirse en la documentación técnica.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                8
ANEXO XIII                                      DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 2.      ESTUDIOS DEL FUNCIONAMIENTO CLÍNICO
2.1.    Objetivo de los estudios del funcionamiento clínico
        El objetivo de los estudios del funcionamiento clínico es establecer o confirmar aspectos
        de dicho funcionamiento que no se puedan determinar mediante estudios del
        funcionamiento analítico, literatura o experiencia previa adquirida con los análisis de
        diagnóstico habituales. Esta información se utiliza para demostrar que se cumplen los
        correspondientes requisitos generales de seguridad y funcionamiento en relación con el
        funcionamiento clínico. Cuando se realicen estudios del funcionamiento clínico, los datos
        obtenidos se utilizarán en el proceso de evaluación del funcionamiento y formarán parte de
        las pruebas clínicas relativas al producto.
2.2.    Consideraciones éticas respecto a los estudios del funcionamiento clínico
        Todas las fases del estudio del funcionamiento clínico, desde la primera consideración de
        la necesidad y la justificación del estudio hasta la publicación de los resultados, se llevarán
        a cabo con arreglo a principios éticos reconocidos.
2.3.    Métodos de estudio del funcionamiento clínico
2.3.1.  Tipo de diseño del estudio del funcionamiento clínico
        Los estudios del funcionamiento clínico estarán diseñados de tal modo que se aproveche al
        máximo la pertinencia de los datos y se minimicen los posibles sesgos.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                   9
ANEXO XIII                                      DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak--- 2.3.2.  Plan de estudio del funcionamiento clínico
        Los estudios del funcionamiento clínico se realizarán sobre la base de un plan de estudio
        del funcionamiento clínico.
        Este plan definirá la justificación, los objetivos, el diseño, y los análisis, la metodología, la
        supervisión, la realización y los registros propuestos del estudio del funcionamiento
        clínico. En particular, incluirá la siguiente información:
        a)    el número de identificación único del estudio del funcionamiento clínico, que se
              recoge en el artículo 66, apartado 1, y el plan de estudio del funcionamiento clínico;
        b)    la identificación del promotor, incluyendo el nombre, domicilio social y datos de
              contacto del promotor y, en su caso, el nombre, la dirección del domicilio social y los
              datos de contacto de su persona de contacto o representante legal con arreglo al
              artículo 58, apartado 4, establecido en la Unión;
        c)    información sobre el investigador o los investigadores, en concreto, el investigador
              principal, el coordinador y otros investigadores; sus cualificaciones; datos de
              contacto y centro o los centros de investigación, como número, cualificación, datos
              de contacto y, en el caso de productos para autodiagnóstico, la ubicación y el número
              de profanos que intervengan;
        d)    la fecha de inicio y la duración prevista del estudio del funcionamiento clínico;
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                  10
ANEXO XIII                                      DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         e)   la identificación y descripción del producto, su finalidad prevista, el análito o los
             análitos o el marcador o los marcadores, la trazabilidad metrológica y el fabricante;
        f)   información sobre el tipo de muestras objeto de investigación;
        g)   un resumen general del estudio del funcionamiento clínico, su tipo de diseño, como
             observacional, intervencionista, junto con sus objetivos e hipótesis y una referencia a
             los últimos avances en diagnostico y/o medicina;
        h)   una descripción de los riesgos y los beneficios esperados del producto y del estudio
             del funcionamiento clínico en el contexto de los últimos avances en práctica clínica,
             y con la excepción de los estudios que utilicen muestras sobrantes, los
             procedimientos médicos implicados y la gestión de los pacientes;
        i)   las instrucciones de uso del producto o el protocolo de ensayo, la formación
             necesaria y la experiencia del usuario, los procedimientos de calibración y medios de
             control adecuados, la indicación de cualquier otro producto, producto sanitario,
             medicamento u otros artículos que se hayan de incluir o excluir y las especificaciones
             sobre comparadores o métodos comparativos usados como referencia;
        j)   la descripción y la justificación del diseño del estudio del funcionamiento clínico, su
             solidez y validez científica, incluido el diseño estadístico, y detalles sobre las
             medidas que se hayan de tomar para minimizar los sesgos, como la aleatorización, y
             la gestión de posibles factores que induzcan a confusión;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 11
ANEXO XIII                                     DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         k)   el funcionamiento analítico de conformidad con el anexo I, capítulo I, sección 9.1,
             letra a), con justificación de cualquier omisión;
        l)   los parámetros del funcionamiento clínico con arreglo al anexo I, sección 9.1,
             letra b), que han de determinarse, con justificación de cualquier omisión; y, con la
             excepción de los estudios que utilicen muestras sobrantes, los resultados o criterios
             de clínicos especificados (primarios/secundarios) empleados con una justificación y
             las posibles implicaciones que puedan tener las decisiones de gestión para la salud
             individual o pública;
        m)   información sobre la población del estudio del funcionamiento: detalles sobre los
             sujetos de ensayo, criterios de selección, tamaño de la población del estudio del
             funcionamiento, representatividad de la población de referencia y, en su caso,
             información sobre sujetos vulnerables implicados, como niños, embarazadas,
             inmunodeprimidos o ancianos;
        n)   información relativa al uso de datos procedentes de bancos de muestrassobrantes,
             bancos genéticos o de tejidos, registros de pacientes o de enfermedades, etc. con una
             descripción de la fiabilidad y la representatividad y del planteamiento del análisis
             estadístico; garantía de un método pertinente para determinar la verdadera situación
             clínica de las muestras de los pacientes;
        o)   plan de supervisión;
        p)   gestión de datos;
        q)   algoritmos de decisión;
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa                 12
ANEXO XIII                                     DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---         r)   la política en relación con las modificaciones, incluidas las realizadas con arreglo al
             artículo 71, o desviaciones con respecto al plan del estudio del funcionamiento
             clínico, con una clara prohibición del uso de exenciones de dicho plan;
        s)   responsabilidad en relación con el producto, en particular, control de acceso al
             producto, seguimiento en relación con el producto utilizado en el estudio del
             funcionamiento clínico y la devolución de los productos no utilizados, caducados o
             que funcionen mal;
        t)   declaración de conformidad con los principios éticos reconocidos para las
             investigaciones médicas en seres humanos y las buenas prácticas clínicas en el
             ámbito de los estudios del funcionamiento clínico, así como con los requisitos
             normativos aplicables;
        u)   descripción del procedimiento de consentimiento informado, que incluya una copia
             de la hoja de información al paciente y los formularios de consentimiento;
        v)   procedimientos de registro y notificación de la seguridad, incluidas las definiciones
             de acontecimientos registrables y notificables, y procedimientos y plazos de
             notificación;
        w)   criterios y procedimientos para la suspensión o finalización anticipada del estudio del
             funcionamiento clínico;
        x)   criterios y procedimientos para el seguimiento de sujetos de ensayo una vez
             completado un estudio del funcionamiento, procedimientos para el seguimiento de
             sujetos de ensayo en el caso de suspensión o finalización anticipada, procedimientos
             para el seguimiento de sujetos que hayan retirado su consentimiento y
             procedimientos para los sujetos de ensayo de los que no se pueda hacer seguimiento;
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                  13
ANEXO XIII                                    DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         y)     procedimientos para la comunicación de resultados de pruebas fuera del estudio,
               incluida la comunicación de resultados de pruebas a los sujetos del estudio del
               funcionamiento;
        z)     políticas relativas a la elaboración del informe del estudio del funcionamiento clínico
               y a la publicación de resultados con arreglo a los requisitos legales y principios éticos
               mencionados en la sección2.2;
        a bis) lista de características técnicas y funcionales del producto en la que se indiquen las
               cubiertas por el estudio del funcionamiento;
        a ter) bibliografía.
        Si una parte de la información a que se refiere el párrafo segundo se presenta en un
        documento separado, deberá indicarse en el plan de estudio del funcionamiento clínico.
        Para los estudios que utilicen muestras sobrantes, las letras u), x), y) y z) no serán de
        aplicación.
        En caso de que no se considere oportuna la inclusión de alguno de los elementos a que se
        refiere el párrafo segundo en el plan del estudio del funcionamiento clínico debido al
        diseño concreto elegido para el estudio, como puede ser el uso de muestras sobrantes frente
        a estudios intervencionistas del funcionamiento clínico, deberá presentarse una
        justificación.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa                  14
ANEXO XIII                                       DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak--- 2.3.3.  Informe del estudio del funcionamiento clínico
        El informe del estudio del funcionamiento clínico, firmado por un médico u otro
        responsable autorizado, contendrá información documentada sobre el plan del protocolo
        del estudio del funcionamiento clínico, los resultados y las conclusiones del estudio del
        funcionamiento clínico, incluidos los datos negativos. Los resultados y conclusiones serán
        transparentes, sin sesgos y clínicamente pertinentes. El informe deberá contener suficiente
        información para permitir a un lector independiente comprenderlo sin recurrir a otros
        documentos. Contendrá asimismo, en su caso, las enmiendas o desviaciones del protocolo
        y las exclusiones de datos, con su adecuada justificación.
3.      OTROS ESTUDIOS DEL FUNCIONAMIENTO
        Por analogía, se documentarán el plan de estudio del funcionamiento a que se refiere la
        sección 2.3.2 y el informe del estudio del funcionamiento a que se refiere la sección 2.3.3
        para estudios del funcionamiento distintos a los estudios del funcionamiento clínico.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                15
ANEXO XIII                                    DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---                                                Parte B
                        Seguimiento del funcionamiento poscomercialización
4.      El seguimiento del funcionamiento poscomercialización se entenderá como un proceso
        continuo que actualiza la evaluación del funcionamiento a que se refieren el artículo 56 y
        la parte A del presente anexo, y se tratará específicamente en el plan de seguimiento
        poscomercialización del fabricante. Al llevar a cabo el seguimiento del funcionamiento
        poscomercialización, el fabricante recogerá y evaluará de manera proactiva datos de
        funcionamiento y datos científicos pertinentes del uso de un producto que lleve el marcado
        CE y que se comercialice o ponga en servicio con arreglo a su finalidad prevista
        establecida en el correspondiente procedimiento de evaluación de la conformidad, con el
        fin de confirmar la seguridad, el funcionamiento y la validez científica durante toda la vida
        útil prevista del producto, de garantizar la aceptabilidad continua de la relación beneficio-
        riesgo y de detectar riesgos emergentes sobre la base de pruebas objetivas.
5.      El seguimiento del funcionamiento poscomercialización se llevará a cabo con arreglo a un
        método documentado establecido en un plan de seguimiento del funcionamiento
        poscomercialización.
5.1.    El plan de seguimiento del funcionamiento poscomercialización especificará los métodos y
        procedimientos para recoger y evaluar de manera proactiva datos de seguridad, del
        funcionamiento y científicos con el objeto de:
        a)     confirmar la seguridad y el funcionamiento del producto a lo largo de toda su vida
               útil prevista;
        b)     identificar riesgos anteriormente desconocidos o límites del funcionamiento y
               contraindicaciones;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 16
ANEXO XIII                                     DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         c)    detectar y analizar riesgos emergentes sobre la base de pruebas objetivas;
        d)    garantizar la aceptabilidad continua de las pruebas clínicas y de la relación beneficio-
              riesgo a la que se refieren el anexo I, capítulo I, secciones 1 y 8; y
        e)    identificar los posibles usos indebidos sistemáticos.
5.2.    El plan de seguimiento del funcionamiento poscomercialización incluirá como mínimo:
        a)    los métodos y procedimientos generales que deben aplicarse, como la recopilación de
              la experiencia clínica adquirida, las informaciones procedentes de los usuarios, la
              revisión de la bibliografía científica y otras fuentes de datos del funcionamiento o
              científicos;
        b)    los métodos y procedimientos específicos del plan de seguimiento del
              funcionamiento poscomercialización que se hayan de aplicar, como ensayos
              interlaboratorios y otras actividades de garantía de la calidad, estudios
              epidemiológicos, evaluación de pacientes adecuados o registros de enfermedades,
              bancos de datos genéticos o estudios del funcionamiento clínico
              poscomercialización;
        c)    una justificación de la adecuación de los métodos y procedimientos a los que se
              refieren las letras a) y b);
        d)    una referencia a las partes pertinentes del informe de evaluación del funcionamiento
              a que se refiere el presente anexo, sección 1.3, y a la gestión de riesgos a que se
              refiere el anexo I, sección 3;
        e)    los objetivos específicos que debe abordar el plan de seguimiento del funcionamiento
              poscomercialización;
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa               17
ANEXO XIII                                     DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         f)    una evaluación de los datos del funcionamiento relativos a productos equivalentes o
              similares y de los últimos avances;
        g)    la referencia a las especificaciones comunes pertinentes, las normas armonizadas
              cuando sean utilizadas por el fabricante y las directrices pertinentes sobre el
              seguimiento del funcionamiento poscomercialización; y
        h)    un calendario detallado y debidamente justificado de las actividades del plan de
              seguimiento del funcionamiento poscomercialización, como el análisis de los datos
              recogidos en ese seguimiento y la elaboración de informes, que deba seguir el
              fabricante.
6.      El fabricante analizará las conclusiones del plan de seguimiento del funcionamiento
        poscomercialización y documentará los resultados en un informe de evaluación del
        seguimiento del funcionamiento poscomercialización que actualizará el informe de
        evaluación del funcionamiento y formará parte de la documentación técnica.
7.      Las conclusiones del informe de evaluación del seguimiento del funcionamiento
        poscomercialización se tendrán en cuenta para la evaluación del funcionamiento a que se
        refieren el artículo 56 y la parte A del presente anexo y en la gestión de riesgos a que se
        refiere el anexo I, sección 3. Si el plan de seguimiento del funcionamiento
        poscomercialización revela la necesidad de medidas preventivas o correctivas, el fabricante
        deberá aplicarlas.
8.      Si no se considera oportuno para un producto específico el plan de seguimiento del
        funcionamiento poscomercialización, deberá presentarse una justificación y documentarla
        en el marco del informe de evaluación del funcionamiento.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 18
ANEXO XIII                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                             ANEXO XIV
            ESTUDIOS INTERVENCIONISTAS DEL FUNCIONAMIENTO CLÍNICO
                   Y ALGUNOS OTROS ESTUDIOS DEL FUNCIONAMIENTO
                                            Capítulo I
                         Documentación relativa a la solicitud
de realización de estudios intervencionistas del funcionamiento clínico
                          y otros estudios del funcionamiento
                  que entrañen riesgos para los sujetos de ensayo
En el caso de los productos que vayan a utilizarse en estudios intervencionistas del funcionamiento
clínico u otros estudios del funcionamiento que entrañen riesgos para los sujetos de ensayo, el
promotor redactará y presentará la solicitud con arreglo al artículo 58 acompañada de los
documentos siguientes:
1.       Formulario de solicitud
         El formulario de solicitud estará debidamente cumplimentado con la información
         siguiente:
         1.1. nombre, dirección y datos de contacto del promotor y, en su caso, de su persona de
                contacto o de su representante legal con arreglo al artículo 58, apartado 4, establecido
                en la Unión;
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                  1
ANEXO XIV                                       DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         1.2. si son diferentes de los de la sección 1.1, nombre, dirección y datos de contacto del
             fabricante del producto destinado a la evaluación del funcionamiento y, en su caso,
             de su representante autorizado;
        1.3. título del estudio del funcionamiento;
        1.4. número de identificación única con arreglo al artículo 66, apartado 1, letra e);
        1.5. estado del estudio del funcionamiento, por ejemplo, primera presentación, reiteración
             de la solicitud, modificación significativa;
        1.6. detalles y/o referencia del plan de estudio del funcionamiento, como la inclusión de
             detalles de la fase de diseño del estudio del funcionamiento;
        1.7. en caso de reiteración de la solicitud para un producto para el que ya se haya
             presentado una solicitud, la fecha o fechas y el número o números de referencia de la
             solicitud anterior o, en caso de modificación significativa, referencia a la solicitud
             inicial. El promotor indicará todos los cambios respecto a la solicitud anterior junto
             con la justificación de esos cambios, en particular, si se ha introducido algún cambio
             para acomodar conclusiones de revisiones anteriores de la autoridad competente o el
             comité ético.;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 2
ANEXO XIV                                     DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         1.8. si la solicitud se presenta en paralelo a una solicitud de ensayo clínico de
              conformidad con el Reglamento (UE) n.º 536/2014, referencia al número de registro
              oficial del ensayo clínico;
        1.9. identificación de los Estados miembros y terceros países en los que se haya de
              realizar el estudio del funcionamiento clínico como parte de un estudio multicéntrico
              o multinacional en el momento de la solicitud;
        1.10. breve descripción del producto para el estudio del funcionamiento, su clasificación y
              demás información necesaria para identificar el producto y el tipo de producto;
        1.11. resumen del plan del estudio del funcionamiento;
        1.12. en su caso, información sobre un producto comparador, su clasificación y demás
              información necesaria para identificar el producto comparador;
        1.13. prueba presentada por el promotor de que el investigador clínico y el lugar donde se
              efectúe la investigación tienen capacidad de llevar a cabo el estudio del
              funcionamiento clínico de acuerdo con el plan de estudio del funcionamiento;
        1.14. detalles de la fecha de inicio y duración previstas del estudio del funcionamiento;
        1.15. detalles para identificar al organismo notificado, si ya participó en la fase de solicitud
              del estudio del funcionamiento;
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                    3
ANEXO XIV                                      DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         1.16. Confirmación de que el promotor es consciente de que la autoridad competente
               puede ponerse en contacto con el comité de ética que está evaluando o ha evaluado la
               solicitud;
        1.17. La declaración mencionada en la sección 4.1.
2.      Manual del investigador
        El manual del investigador contendrá la información sobre el producto destinado al estudio
        del funcionamiento que sea pertinente para el estudio y esté disponible en el momento de
        la solicitud. En tiempo oportuno, se pondrá en conocimiento de los investigadores toda
        actualización del manual o cualquier otra nueva información pertinente. El manual del
        investigador se identificará claramente e incluirá, en particular, la siguiente información:
        2.1. Identificación y descripción del producto, incluida información sobre su finalidad
               prevista, clasificación del riesgo y regla de clasificación aplicable con arreglo al
               anexo VIII, su diseño y fabricación y referencia a generaciones anteriores y similares
               de este.
        2.2. Instrucciones del fabricante para la instalación, mantenimiento, mantenimiento de las
               normas de higiene y uso, incluidos requisitos de almacenamiento y manipulación, así
               como, en la medida en que se disponga de dicha información, la información que
               vaya a figurar en la etiqueta y las instrucciones de uso que se van a facilitar con el
               producto cuando se introduzca en el mercado. Asimismo, la información relacionada
               con toda formación pertinente necesaria.
10729/3/16 REV 3                                                        GR/laa/fm/laa                 4
ANEXO XIV                                       DGB 2C                                              ES
 ---pagebreak---         2.3. Funcionamiento analítico.
        2.4. Los datos clínicos existentes, en particular:
             –     los de publicaciones científicas pertinentes revisadas por pares y las opiniones
                   o posiciones de consenso de expertos procedentes de asociaciones
                   profesionales pertinentes disponibles relativas a la seguridad, el
                   funcionamiento, los beneficios clínicos para los pacientes, las características
                   del diseño, la validez científica, el funcionamiento clínico y la finalidad
                   prevista del producto o de productos equivalentes o similares,
             –     otros datos clínicos pertinentes disponibles relativos a la seguridad, la validez
                   científica, el funcionamiento clínico, los beneficios clínicos para los pacientes,
                   las características del diseño y la finalidad prevista de productos similares,
                   incluidos detalles sobre las semejanzas y diferencias respecto al producto en
                   cuestión.
        2.5. Resumen del análisis beneficio-riesgo y de la gestión de riesgos, con información
             sobre riesgos y advertencias conocidos o previsibles.
        2.6. Cuando los productos contengan tejidos, células y sustancias de origen humano,
             animal o microbiano, información detallada sobre estos, sobre el cumplimiento de los
             requisitos generales de seguridad y funcionamiento pertinentes y sobre la gestión de
             riesgos específicos que entrañen.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                  5
ANEXO XIV                                      DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         2.7. Una lista que detalle el cumplimiento de los requisitos generales de seguridad y de
              funcionamiento pertinentes recogidos en el anexo I, incluidas las normas
              armonizadas y especificaciones comunes aplicadas, en su totalidad o en parte, así
              como una descripción de las soluciones para cumplir los requisitos generales de
              seguridad y de funcionamiento, en la medida en que dichas normas y
              especificaciones comunes no se hayan cumplido, se hayan cumplido solo en parte, o
              falten.
        2.8. Una descripción detallada de los procedimientos clínicos y pruebas de diagnóstico
              utilizados durante el estudio del funcionamiento y en particular información sobre
              toda desviación de la práctica clínica normal.
3.      Plan de estudio del funcionamiento con arreglo al anexo XIII, secciones 2 y 3.
4.      Información adicional
        4.1. Declaración firmada por la persona física o jurídica responsable de la fabricación del
              producto para el estudio del funcionamiento de que el producto en cuestión es
              conforme a los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el
              anexo I con excepción de los aspectos objeto del estudio del funcionamiento clínico
              y de que, en cuanto a estos últimos, se han adoptado todas las precauciones para
              proteger la salud y la seguridad de los sujetos.
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa                 6
ANEXO XIV                                     DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         4.2. Cuando sea de aplicación con arreglo a la legislación nacional, copia del dictamen o
             dictámenes del comité o de los comités éticos competentes. Cuando, en virtud de la
             legislación nacional, no se exija el dictamen o dictámenes del comité o de los
             comités éticos en el momento de la presentación de la solicitud, se presentará una
             copia del dictamen o de los dictámenes en cuanto estén disponibles.
        4.3. Prueba de cobertura por un seguro o indemnización de los sujetos en caso de daños y
             perjuicios, según lo previsto en el artículo 65 y la legislación nacional
             correspondiente.
        4.4. Documentos utilizados para obtener el consentimiento informado, entre ellos la hoja
             de información del paciente y el documento de consentimiento informado.
        4.5. Descripción de las disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a las normas
             aplicables en materia de protección y confidencialidad de los datos personales, y en
             particular:
             –     las medidas organizativas y técnicas que se aplicarán para evitar el acceso no
                   autorizado a la información y los datos personales tratados, así como su
                   revelación, difusión, modificación o pérdida no autorizados;
             –     una descripción de las medidas que se aplicarán para garantizar la
                   confidencialidad de las historias clínicas y los datos personales de los sujetos
                   de ensayo;
             –     una descripción de las medidas que se aplicarán en caso de violación de la
                   seguridad de los datos, para mitigar sus posibles efectos adversos.
10729/3/16 REV 3                                                      GR/laa/fm/laa                 7
ANEXO XIV                                     DGB 2C                                             ES
 ---pagebreak---         4.6. Deberán presentarse a la autoridad competente que, previa petición, revisa una
              solicitud datos completos de la documentación técnica disponible, por ejemplo un
              análisis detallado de riesgos y documentación de gestión o informes de pruebas
              específicas.
                                           Capítulo II
                           Otras obligaciones del promotor
1.      El promotor se comprometerá a mantener a disposición de las autoridades nacionales
        competentes la documentación justificativa necesaria a que se refiere el capítulo I del
        presente anexo. Si el promotor no es la persona física o jurídica responsable de la
        fabricación del producto para el estudio del funcionamiento, esta última persona podrá
        cumplir esa obligación en nombre del promotor.
2.      El promotor contará con un acuerdo para garantizar que el investigador o los
        investigadores lo informen en tiempo oportuno de todo acontecimiento adverso grave o de
        cualquier otro acontecimiento mencionado en el artículo 76, apartado 2.
3.      La documentación mencionada en el presente anexo se conservará durante un período de al
        menos diez años después de que finalice el estudio del funcionamiento clínico con el
        producto en cuestión o, en el supuesto de que el producto se introduzca seguidamente en el
        mercado, al menos durante diez años después de que el último producto haya sido
        introducido en el mercado.
10729/3/16 REV 3                                                     GR/laa/fm/laa               8
ANEXO XIV                                      DGB 2C                                           ES
 ---pagebreak---         Los Estados miembros exigirán que la documentación a que se refiere el presente anexo se
        conserve a disposición de las autoridades competentes durante el período indicado en el
        párrafo primero en caso de que el promotor, o su persona de contacto, establecido en su
        territorio quiebre o cese en su actividad antes del final de dicho período.
4.      El promotor nombrará a un supervisor que sea independiente del centro de investigación
        para garantizar que el estudio del funcionamiento clínico se lleve a cabo de acuerdo con el
        plan de estudio del funcionamiento clínico, los principios de buena práctica clínica y el
        presente Reglamento.
5.      El promotor hará un seguimiento completo de los sujetos de investigación.
10729/3/16 REV 3                                                       GR/laa/fm/laa               9
ANEXO XIV                                      DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---                                           ANEXO XVI
                                    Tabla de correspondencias
             Directiva 98/79/CE                              El presente Reglamento
Artículo 1, apartado 1                        Artículo 1, apartado 1
Artículo 1, apartado 2                        Artículo 2
Artículo 1, apartado 3                        Artículo 2, definiciones 54 y 55
Artículo 1, apartado 4                        -
Artículo 1, apartado 5                        Artículo 5, apartados 4 y 5
Artículo 1, apartado 6                        Artículo 1, apartado 9
Artículo 1, apartado 7                        Artículo 1, apartado 5
Artículo 2                                    Artículo 5, apartado 1
Artículo 3                                    Artículo 5, apartado 2
Artículo 4, apartado 1                        Artículo 21
Artículo 4, apartado 2                        Artículo 19, apartados 1 y 2
Artículo 4, apartado 3                        Artículo 19, apartado 3
Artículo 4, apartado 4                        Artículo 10, apartado 10
Artículo 4, apartado 5                        Artículo 18, apartado 6
Artículo 5, apartado 1                        Artículo 8, apartado 1
Artículo 5, apartado 2                        -
Artículo 5, apartado 3                        Artículo 9
Artículo 6                                    -
Artículo 7                                    Artículo 107
Artículo 8                                    Artículos 89 y 92
Artículo 9, apartado 1, párrafo primero       Artículo 48, apartado 10, párrafo primero
10729/3/16 REV 3                                                    GR/laa/fm/laa        1
ANEXO XVI                                    DGB 2C                                     ES
 ---pagebreak---              Directiva 98/79/CE                           El presente Reglamento
Artículo 9, apartado 1, párrafo segundo    Artículo 48, apartado 3, párrafo segundo, artículo 48,
                                           apartado 7, párrafo segundo y artículo 48,
                                           apartado 9, párrafo segundo
Artículo 9, apartado 2                     Artículo 48, apartados 3 a 6
Artículo 9, apartado 3                     Artículo 48, apartado 3 a 9
Artículo 9, apartado 4                     Artículo 5, apartado 6
Artículo 9, apartado 5                     -
Artículo 9, apartado 6                     Artículo 11, apartados 3 y 4
Artículo 9, apartado 7                     Artículo 10, apartado 7
Artículo 9, apartado 8                     Artículo 49, apartado 1
Artículo 9, apartado 9                     Artículo 49, apartado 4
Artículo 9, apartado 10                    Artículo 51, apartado 2
Artículo 9, apartado 11                    Artículo 48, apartado 12
Artículo 9, apartado 12                    Artículo 54, apartado 1
Artículo 9, apartado 13                    Artículo 48, apartado 2
Artículo 10, apartados 1 y 2, artículo 10, Artículo 26, apartado 3, artículos 27 y 28
apartado 3, segunda frase, y artículo 10,
apartado 4
Artículo 10, apartado 3, primera frase     Artículo 11, apartado 1
Artículo 11, apartado 1                    Artículo 82, apartado 1, y artículo 84, apartado 2
Artículo 11, apartado 2                    Artículo 82, apartado 10, y artículo 82, apartado 11,
                                           párrafo primero
Artículo 11, apartado 3                    Artículo 84, apartados 3 y 7
Artículo 11, apartado 4                    -
Artículo 11, apartado 5                    Artículo 86
Artículo 12                                Artículo 30
Artículo 13                                Artículo 93
Artículo 14, apartado 1, letra a)          -
10729/3/16 REV 3                                                 GR/laa/fm/laa                   2
ANEXO XVI                                  DGB 2C                                            ES
 ---pagebreak---              Directiva 98/79/CE                  El presente Reglamento
Artículo 14, apartado 1, letra b) Artículo 47, apartados 3 y 6
Artículo 14, apartado 2           -
Artículo 14, apartado 3           -
Artículo 15, apartado 1           Artículo 38 y artículo 39
Artículo 15, apartado 2           Artículo 32
Artículo 15, apartado 3           Artículo 40, apartados 2 y 4
Artículo 15, apartado 4           -
Artículo 15, apartado 5           Artículo 51, apartado 5
Artículo 15, apartado 6           Artículo 51, apartado 4
Artículo 15, apartado 7           Artículo 34, apartado 2, y artículo 40, apartado 2
Artículo 16                       Artículo 18
Artículo 17                       Artículos 89 a 92
Artículo 18                       Artículo 94
Artículo 19                       Artículo 102
Artículo 20                       Artículo 97
Artículo 21                       -
Artículo 22                       -
Artículo 23                       -
Artículo 24                       -
10729/3/16 REV 3                                        GR/laa/fm/laa                3
ANEXO XVI                         DGB 2C                                            ES