CELEX: 31982L0624
Language: lv
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Komisijas Direktīva (1982. gada 1. jūlijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/765/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz spirta skaitītājiem un spirta blīvummēriem

Svarīgs juridisks paziņojums

|

31982L0624

Oficiālais Vēstnesis L 252 , 27/08/1982 Lpp. 0008 - 0009 Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 12 Lpp. 0110  Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 12 Lpp. 0256  Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 12 Lpp. 0110  Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 12 Lpp. 0256 

		Komisijas Direktīva(1982. gada 1. jūlijs),ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/765/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz spirta skaitītājiem un spirta blīvummēriem(82/624/EEK)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,ņemot vērā Padomes Direktīvu 71/316/EEK (1971. gada 26. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Grieķijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tās 17. pantu,tā kā kopš Direktīvas 76/765/EEK [2] pieņemšanas ir attīstījušies jauni tehniskie paņēmieni tādu termometru jomā, kurus izmanto, nosakot spirta koncentrāciju; tā kā attiecīgi būtu jāgroza minētā direktīva;tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja tādu direktīvu pielāgošanai tehnikas attīstībai, kas attiecas uz tehnisko šķēršļu novēršanu tirdzniecībā ar mērinstrumentiem,IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.1. pantsAr šo Direktīvas 76/765/EEK pielikuma 9. iedaļas tekstu aizstāj saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.2. pantsDalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas prasības līdz 1983. gada 1. maijam. Tās par to tūlīt informē Komisiju.3. pantsŠī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.Briselē, 1982. gada 1. jūlijāKomisijas vārdā —Komisijas loceklisKarl-Heinz Narjes[1] OV L 202, 6.9.1971., 1. lpp.[2] OV L 262, 27.9.1976., 143. lpp.--------------------------------------------------PIELIKUMS9. TERMOMETRI, KO LIETO, NOSAKOT SPIRTA KONCENTRĀCIJU9.1. Termometri, kas iebūvēti instrumentos, ar kuriem nosaka spirta koncentrācijuJa instruments, ko lieto, lai noteiktu spirta koncentrāciju, pieder II vai III kategorijai, tajā var iebūvēt dzīvsudraba izplešanās tipa termometru stikla korpusā.9.1.1. Šo termometru graduē pa 0,1 vai 0,2, vai 0,5 °C, un tam nav obligāti jābūt 0 °C mēratzīmei.9.1.2. Minimālais skalas atstatums ir:0,8 mm termometriem, kas graduēti pa 0,1 un 0,2 °C;1,0 mm termometriem, kas graduēti pa 0,5 °C.9.1.3. Līniju biezums ir ne lielāks kā viena piektdaļa no skalas atstatuma.9.1.4. Maksimāli pieļaujamas šādas kļūdas, plus vai mīnus:0,10 °C, ja termometrs graduēts pa 0,1 °C,0,20 °C, ja termometrs graduēts pa 0,2 vai 0,5 °C.9.1.5. EEK sākotnējās verifikācijas laikā iebūvētā termometra kļūdu nosaka vismaz trijos punktos skalas diapazonā.9.2. Termometri, kas nav iebūvēti instrumentos, ar kuriem nosaka spirta koncentrāciju9.2.1. Ja instruments, ko lieto spirta koncentrācijas noteikšanai, pieder pie I kategorijas, kopā ar to izmanto šādu termometru:- vai nu metāla pretestības tipa termometru, kas ļauj izmērīt ūdens un alkohola maisījuma temperatūru ar maksimālo pieļaujamo kļūdu ± 0,10 °C,- vai dzīvsudraba izplešanās tipa termometru ar stikla korpusu, kurš graduēts pa 0,1 vai 0,5 °C.Dzīvsudraba termometriem ir 0 °C mēratzīme, minimālais skalas atstatums ir 0,8 mm un līniju biezums ir ne lielāks kā viena piektdaļa no skalas atstatuma.Maksimālā pieļaujamā kļūda, plus vai mīnus, ir viens skalas intervāls.9.2.2. Ja instruments, ko lieto, lai noteiktu spirta koncentrāciju, pieder II vai III kategorijai, kopā ar to izmanto dzīvsudraba izplešanās tipa termometru stikla korpusā.9.2.2.1. Šo termometru graduē pa 0,1 vai 0,2, vai 0,5 °C. Tam ir 0 °C mēratzīme.9.2.2.2. Minimālais skalas atstatums ir:0,8 mm termometriem, kas graduēti pa 0,1 vai 0,2 °C;1,0 mm termometriem, kas graduēti pa 0,5 °C.9.2.2.3. Līniju biezums ir ne lielāks kā viena piektdaļa no skalas atstatuma.9.2.2.4. Maksimāli pieļaujamas šādas kļūdas, plus vai mīnus:± 0,10 °C, ja termometrs graduēts pa 0,1 °C,± 0,20 °C, ja termometrs graduēts pa 0,2 vai 0,5 °C.--------------------------------------------------