CELEX: 31982L0623
Language: sl
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Direktiva Komisije z dne 1. julija 1982 o tretji prilagoditvi direktive Sveta št. 71/318/EGS o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na plinomere, tehničnemu napredku

Pomembno pravno obvestilo

|

31982L0623

Uradni list L 252 , 27/08/1982 str. 0005 - 0007 finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 12 str. 0107  španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 12 str. 0253  švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 12 str. 0107  portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 12 str. 0253 

		Direktiva Komisijez dne 1. julija 1982o tretji prilagoditvi direktive Sveta št. 71/318/EGS o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na plinomere, tehničnemu napredku(82/623/EGS)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JEob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,ob upoštevanju Direktive Sveta 71/316/EGS z dne 26. julija 1971 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na skupne določbe za merilne instrumente in metode meroslovnega nadzora [1], kot je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Grčije, in zlasti člena 17 Direktive,ker mora biti zaradi tehničnega napredka na obravnavanem področju spremenjena Direktiva št. 71/318/EGS [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije št. 78/365/EGS [3];ker so mere, ki jih določa ta direktiva, v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje direktiv, ki zadevajo odstranjevanje tehničnih ovir pri trgovini z merilnimi instrumenti, tehničnemu napredku,SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1V prilogi k Direktivi št. 71/318/EGS se v skladu s prilogo k tej direktivi nadomesti besedilo pod točkami I.B 3.2.3, I.B 8 in I.B 9.2.1, I.B 10, II. 5.2.1, III. 3.1.1, III. 3.3 in III. 7.1.Člen 2Države članice 1. maja 1983 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, in o tem takoj obvestijo Komisijo.Člen 3Ta direktiva je naslovljena na države članice.V Bruslju, 1. julija 1982Za KomisijoKarl-Heinz narjesČlan Komisije[1] UL L 202, 6.9.1971, str. 1.[2] UL L 202, 6.9.1971, str. 21.[3] UL L 104, 18.4.1978, str. 26.--------------------------------------------------PRILOGAI.B 3.2.3 Če izpostavljeni konci pogonskih gredi niso priključeni na ločljivo dodatno napravo, morajo biti ustrezno zaščiteni.I.B 8. Mesto namestitve overitvenih in zaščitnih oznak8.1 Mesta za namestitev oznak morajo biti izbrana tako, da bi odstranitev dela, ki je zaščiten z eno od oznak, imela za posledico poškodbo le-te.8.2 Če so napisi, omenjeni v točki I.B 4.1, na posebni napisni ploščici, in če ta ploščica ne bo stalno pritrjena, se mora ena od oznak nahajati tako, da se poškoduje, če se posebna ploščica odstrani. Namen je preprečiti odstranitev omenjene ploščice.8.3 Za overitvene in zaščitne oznake morajo biti predvidena mesta:(a) na vseh ploščicah, ki nosijo napis, ki se zahteva v tem dodatku, razen na ploščicah, ki so stalno pritrjene;(b) na vseh delih plinomera, ki ne morejo biti kako drugače zaščiteni pred posegi, ki bi lahko:- škodovali kazanju kazalne naprave plinomera, ali ga spremenili,- spremenili ali prekinili povezavo med merilno napravo in kazalno napravo,- odstranili ali prestavili meroslovno pomembne dele plinomera;(c) na povezavi z ločljivimi dodatnimi napravami ali na zaščitnih napravah, omenjenih v točki I.B 3.2.3.I.B 9.2.1 Plinomeri, ki so predloženi v prvo overitev EGS, morajo biti v delujočem stanju. Prva overitev EGS ni jamstvo za pravilno delovanje ali točnost razbiranja dodatnih naprav iz točk I.B 3.1 oziroma I.B 3.2. Na take dodatne naprave se ne sme odtisniti nobena overitvena oznaka EGS ali zaščitna oznaka EGS, razen v primeru povezav, predvidenih v točki I.B 8.3 c.I.B 10. Overitvene in zaščitne oznake10.1 NamestitevPlinomeri, ki so uspešno prestali overitvene preskuse:- se opremijo z oznako prve overitve EGS,- se na mestih, omenjenih v točki I.B 8.3 zaščitijo z zaščitnimi oznakami.10.2 NamenZ namestitvijo oznak prve overitve EGS in zaščitnih oznak na plinomer se potrjuje samo to, da plinomer izpolnjuje zahteve te direktive.II. 5.2.1 Če na pogonske gredi delujejo največji navori, navedeni na plinomeru v skladu s točkama I.B 3.2.1 in I.B 3.2.2, se kazanje plinomera pri Qmin ne sme spremeniti za več kot za 1,5 %, ne glede na točko II. 6.3.2.III. 3.1.1 Plinomeri morajo imeti statične tlačne izpustne odprtine pred in za merilnim elementom za merjenje padca tlaka;: tlak, izmerjen pred merilnim elementom, je referenčni tlak.III. 3.3 Tlačne izpustne odprtine3.3.1 Izvrtine za tlačne izpustne odprtine morajo imeti v premeru najmanj 3 mm. V primeru tlačnih izpustnih odprtin v obliki reže, morajo biti reže široke najmanj 2 mm, v smeri pretoka pa morajo imeti v prerezu najmanj 10 mm2.3.3.2 Tlačne izpustne odprtine se morajo na nek način zapirati, tako da so nepropustne za plin.3.3.3 Tlačne izpustne odprtine za referenčni tlak morajo biti jasno in neizbrisno označene s "pr", medtem ko so ostale tlačne izpustne odprtine označene s "p".III. 7.1 Preskusi točnostiŠteje se, da plinomer izpolnjuje zahteve glede največjih dopustnih pogreškov, če so te zahteve izpolnjene pri naslednjih pretokih:Qmin, 0,10 Qmax (če je ta vrednost večja od Qmin), 0,25 Qmax, 0,40 Qmax, 0,70 Qmax in Qmax.Če se pregled izvaja pod drugačnimi pogoji, morajo biti jamstva najmanj enaka tistim, ki jih dobimo z zgoraj omenjenimi preskusi.--------------------------------------------------