CELEX: 31982L0623
Language: pl
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Dyrektywa Komisji z dnia 1 lipca 1982 r. dostosowująca po raz trzeci do postępu technicznego dyrektywę Rady 71/318/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do gazomierzy

Ważna informacja prawna

|

31982L0623

Dziennik Urzędowy L 252 , 27/08/1982 P. 0005 - 0007 Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 12 P. 0107  Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 13 Tom 12 P. 0253  Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 12 P. 0107  Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 13 Tom 12 P. 0253 

		Dyrektywa Komisjiz dnia 1 lipca 1982 r.dostosowująca po raz trzeci do postępu technicznego dyrektywę Rady 71/318/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do gazomierzy(82/623/EWG)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,uwzględniając dyrektywę Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej [1], ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Grecji, w szczególności jej art. 17,a także mając na uwadze, co następuje:z uwagi na postęp techniczny, jaki miał miejsce w przedmiotowej dziedzinie, dyrektywa 71/318/EWG [2], ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 78/365/EWG [3], powinna zostać zmieniona;środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania Dyrektyw do Postępu Technicznego w celu Usunięcia Barier Technicznych w Wymianie Handlowej Przyrządów Pomiarowych,PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:Artykuł 1Punkt. I.B. 3.2.3, I.B. 8, I.B. 9.2.1, I.B. 10, II. 5.2.1, III. 3.1.1, III. 3.3 oraz III. 7.1 w Załączniku do dyrektywy 71/318/EWG zastępuje się punktami znajdującym się w Załączniku do niniejszej dyrektywy.Artykuł 2Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy dnia 1 maja 1983 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.Artykuł 3Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 1982 r.W imieniu KomisjiKarl-Heinz narjesCzłonek Komsji[1] Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 1.[2] Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 21.[3] Dz.U. L 104 z 18.4.1978, str. 26.--------------------------------------------------ZAŁĄCZNIKI.B. 3.2.3. W przypadku gdy wolne zakończenia wałków napędowych nie są podłączone do odłączalnego urządzenia dodatkowego, muszą być one odpowiednio zabezpieczone.I.B. 8. Rozmieszczenie cech legalizacyjnych i plomb zabezpieczających.8.1. Należy tak rozmieścić cechy legalizacyjne i plomby zabezpieczające, aby rozmontowanie części, na których się one znajdują, powodowało zniszczenie jednej z tych cech lub plomb.8.2. W przypadku gdy oznaczenia wspomniane w pkt I.B. 4.1 znajdują się na specjalnej tabliczce znamionowej i w przypadku gdy niniejsza tabliczka nie jest przymocowana w sposób stały, jedna z cech lub jedna z plomb musi być tak umieszczona, aby uległa zniszczeniu w przypadku usunięcia specjalnej tabliczki. Celem takiego umieszczenia cechy lub plomby jest zabezpieczenie przed usunięciem tabliczki znamionowej.8.3. Rozmieszczenie cech legalizacyjnych i plomb zabezpieczających powinno obejmować:a) wszystkie tabliczki posiadające oznaczenia wymagane w niniejszym Załączniku, z wyjątkiem tabliczek zamocowanych na stałe;b) wszystkie części gazomierza, które nie mogą w inny sposób być zabezpieczone przed narażeniem związanym z:- wywieraniem wpływu na wskazanie lub zmianę wskazania urządzenia wskazującego gazomierza,- zmianą lub przerwaniem połączenia między urządzeniem pomiarowym i urządzeniem wskazującym,- usunięciem lub przemieszczeniem części gazomierza ważnych ze względów metrologicznych;c) połączenia z odłączalnymi urządzeniami dodatkowymi lub urządzenia zabezpieczające przedstawione w pkt I.B. 3.2.3.I.B. 9.2.1. Gazomierze przedstawione do legalizacji pierwotnej EWG powinny być sprawne. Legalizacja pierwotna EWG nie gwarantuje prawidłowego działania lub dokładności odczytu urządzeń dodatkowych, jak określono w pkt I.B. 3.1 lub I.B. 3.2. Na urządzeniach dodatkowych nie umieszcza się plomb zabezpieczających i cech legalizacyjnych EWG, z wyjątkiem połączeń przewidzianych w pkt I.B. 8.3. c.I.B. 10. Cechy legalizacyjne i plomby zabezpieczające.10.1. Umieszczanie znaków i plombGazomierze, które przeszły sprawdzenie z wynikiem pozytywnym:- są zaopatrzone w cechy legalizacji pierwotnej EWG,- otrzymują cechy zabezpieczające, w miejscach opisanych w pkt I.B. 8.3.10.2. CelUmieszczenie na gazomierzu cech legalizacji pierwotnej EWG i plomb zabezpieczających świadczy jedynie o tym, że gazomierz spełnia wymagania niniejszej dyrektywy.II. 5.2.1. W przypadku gdy maksymalne momenty obrotowe, oznaczone na gazomierzu stosownie do przepisów pkt I.B. 3.2.1 lub I.B. 3.2.2, są stosowane do wałków napędowych, wskazanie gazomierza przy Qmin nie może różnić się więcej niż o 1,5 %, bez uszczerbku dla przepisów pkt II. 6.3.2.III. 3.1.1. Gazomierze muszą posiadać na wlocie i wylocie względem instalacji gazowej króćce do pomiaru ciśnienia statycznego umożliwiające określenie straty ciśnienia; ciśnienie zmierzone na wlocie powinno stanowić ciśnienie odniesienia.III. 3.3. Pomiar ciśnienia3.3.1. Otwory króćców do pomiaru ciśnienia muszą mieć średnicę co najmniej 3 mm, w przypadku szczelinowego króćca do pomiaru ciśnienia, szczeliny muszą mieć szerokość co najmniej 2 mm i przekrój poprzeczny w kierunku przepływu co najmniej 10 mm2.3.3.2. Króćce do pomiaru ciśnienia muszą być zamykane tak, aby były gazoszczelne.3.3.3. Króciec do pomiaru ciśnienia odniesienia musi być wyraźnie i w sposób trwały oznakowany „pr”, a inny króciec do pomiaru ciśnienia oznakowany „p”.III. 7.1. Sprawdzenie dokładnościGazomierz jest uznawany za spełniający wymagania dotyczące błędów granicznych dopuszczalnych, gdy wymagania te są spełnione dla następujących strumieni objętości:Qmin, 0,10 Qmax (w przypadku gdy wartość ta jest większa niż Qmin), 0,25 Qmax, 0,40 Qmax, 0,70 Qmax oraz Qmax.W przypadku gdy badanie jest przeprowadzane w innych warunkach, wyniki muszą być co najmniej równe tym otrzymywanym w badaniach omawianych powyżej.--------------------------------------------------