CELEX: 52012PC0542
Language: fr
Date: 2012-09-26
Title: Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux dispositifs médicaux, et modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009

|
			
		
		
		52012PC0542
		
			Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux dispositifs médicaux, et modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 /* COM/2012/0542 final - 2012/0266 (COD) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSÉ DES MOTIFS

1.                      
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION

La réglementation actuelle de l’UE en matière de dispositifs
médicaux, autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, se
compose de la directive 90/385/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux
implantables actifs (DDMIA)[1]
et de la directive 93/42/CEE du Conseil sur les dispositifs médicaux (DDM)[2]
et englobe un très large éventail de produits. La DDM répartit les produits
dans quatre classes de risque: classe I (risque faible, par exemple bandes de
fixation, verres correcteurs), classe IIa (risque faible à moyen, par exemple
canules trachéales, produit d'obturation dentaire), classe IIb (risque moyen à
élevé, par exemple appareils de radiographie, plaques et vis pour les os) et
classe III (risque élevé, par exemple valvules cardiaques, prothèses totales de
hanche, implants mammaires). Les dispositifs médicaux implantables actifs (tels
que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs implantables) qui
relèvent de la DDMIA appartiennent de facto à la classe III. 
Les deux directives, adoptées dans les années 1990,
s’appuient sur la «nouvelle approche» et visent à garantir le fonctionnement du
marché intérieur et à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine
et de sécurité. Les dispositifs médicaux ne font pas l’objet d’une autorisation
préalable à la mise sur le marché délivrée par une autorité réglementaire, mais
d’une évaluation de la conformité qui, pour les dispositifs à risque moyen et
élevé, implique une tierce partie indépendante dite «organisme notifié». Les
organismes notifiés, au nombre de 80 environ en Europe, sont désignés et
surveillés par les États membres et agissent sous le contrôle des autorités
nationales. Une fois certifiés, les dispositifs portent le marquage CE qui
autorise leur libre circulation dans les pays de l’UE/AELE et en Turquie.
Le cadre réglementaire existant a démontré sa valeur, mais
il a aussi fait l’objet de vives critiques, notamment après que les autorités
sanitaires françaises ont découvert qu'un fabricant français d’implants
mammaires (Poly Implant Prothèse, PIP) a apparemment utilisé pendant plusieurs
années du silicone industriel au lieu de silicone de qualité médicale, en
violation de l’agrément délivré par l’organisme notifié et au préjudice de
milliers de femmes dans le monde. 
Sur un marché intérieur de 32 pays[3]
caractérisé par un progrès technologique et scientifique constant,
d’importantes divergences sont apparues dans l’interprétation et l’application
des règles, ce qui a nui aux grands objectifs des directives, à savoir la
sécurité des dispositifs médicaux et leur libre circulation sur le marché
intérieur. À cela s’ajoutent des lacunes ou des incertitudes réglementaires
pour certains produits (par exemple les produits fabriqués à partir de cellules
ou tissus humains non viables, les produits implantables ou autres produits
invasifs à finalité cosmétique). 
La présente révision vise à remédier à ces carences et
lacunes et à encore améliorer la sécurité des patients. Un cadre réglementaire
solide, transparent, durable et adapté à son objectif doit être mis en place. Il
doit être propice à l’innovation et à la compétitivité de l’industrie des
dispositifs médicaux et doit permettre un accès au marché rapide et
financièrement avantageux pour les dispositifs innovants, au profit des
patients et des professionnels de la santé.
La présente proposition est adoptée en même temps qu’un
règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que les
tests sanguins qui relèvent de la directive 98/79/CE du Parlement européen et
du Conseil (DDIV)[4].
Les aspects horizontaux communs aux deux secteurs sont harmonisés tandis que
les caractéristiques propres à chaque secteur requièrent des actes distincts. 

2.                      
RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

La Commission a organisé deux consultations publiques en
amont de l’analyse d’impact qui sous-tend la présente proposition de règlement:
la première, du 8 mai au 2 juillet 2008, et la seconde, du 29 juin au 15 septembre
2010. Dans les deux cas, les principes généraux et normes minimales applicables
aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées ont
été respectés. Les réponses reçues dans un délai raisonnable après les dates
limites ont été prises en compte. Après l’analyse de l’ensemble des réponses,
la Commission a publié une synthèse et les différentes réponses sur son site
internet[5].
Lors de la consultation de 2008, la majorité des répondants
(notamment les États membres et l’industrie) a jugé prématurée la révision
proposée. Ils mettaient en avant la directive 2007/47/CE du Parlement européen
et du Conseil[6]
modifiant la DDMIA et la DDM, applicable à partir du 21 mars 2010, ainsi que le
nouveau cadre réglementaire concernant la commercialisation des produits devant
entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2010. Selon eux, il était
souhaitable d’attendre la mise en œuvre de ces modifications afin de mieux
évaluer la nécessité de nouveaux ajustements. 
La consultation publique de 2010 était axée sur les aspects
liés à la révision de la DDIV et a fait apparaître un large soutien à cette
initiative, en liaison avec la révision du cadre réglementaire relatif aux
dispositifs médicaux en général. 
En 2009, 2010 et 2011, les aspects devant être abordés dans
la révision du cadre réglementaire applicable aux dispositifs médicaux ont été
examinés régulièrement lors de réunions du groupe d’experts sur les dispositifs
médicaux, des autorités compétentes pour les dispositifs médicaux et des
groupes de travail spécifiques dans divers domaines (organismes notifiés, cas
limites et classification, investigation et évaluation cliniques, vigilance,
surveillance du marché, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) et au sein
d’un groupe de travail ad hoc sur l’identification unique des dispositifs. Une
réunion spéciale du GEDM consacrée aux questions associées à l’analyse d’impact
s’est tenue les 31 mars et 1er avril 2011. Les responsables des
agences des médicaments et les autorités compétentes pour les dispositifs
médicaux ont également organisé des ateliers communs sur l’évaluation du cadre
réglementaire régissant les dispositifs médicaux les 27 et 28 avril 2011. 
Une nouvelle réunion spéciale du GEDM a eu lieu les 6 et 13
février 2012 concernant les deux propositions législatives, sur la base des
documents de travail contenant les premières propositions de textes. Les
observations écrites formulées sur ces documents de travail ont été prises en
compte dans la suite des travaux sur les propositions. 
En outre, les représentants de la Commission ont
régulièrement participé à des conférences afin d’y présenter les travaux en
cours sur l’initiative législative et de discuter avec les parties prenantes. Des
réunions ciblées de haut niveau ont été organisées avec des membres
d’associations représentant l’industrie, les organismes notifiés, les
professionnels de la santé et les patients. 
Les aspects liés au cadre réglementaire approprié ont aussi
fait l’objet de discussions au cours des études menées sur les perspectives du
secteur des dispositifs médicaux organisées par la Commission entre novembre
2009 et janvier 2010. Le 22 mars 2011, la Commission et la présidence hongroise
ont organisé une conférence de haut niveau consacrée à l’innovation dans les
technologies médicales, au rôle du secteur des dispositifs médicaux dans la
résolution des problèmes des soins de santé en Europe et au cadre réglementaire
approprié pour ce secteur en vue de répondre aux besoins futurs. Cette
conférence a été suivie par les Conclusions du Conseil sur l'innovation dans le
secteur des dispositifs médicaux, adoptées le 6 juin 2011[7].
Dans ses conclusions, le Conseil a invité la Commission à adapter la
législation européenne en matière de dispositifs médicaux aux besoins de
demain, de façon à établir un cadre réglementaire approprié, solide,
transparent et viable, qui est d'une importance capitale pour favoriser le
développement de dispositifs médicaux sûrs, efficaces et innovants dans
l’intérêt des patients et des professionnels de la santé européens.
Le 14 juin 2012, à la suite du scandale des implants
mammaires de PIP, le Parlement européen a adopté une résolution sur les
implants mammaires en gel de silicone défectueux produits par la société
française PIP[8],
invitant également la Commission à élaborer un cadre juridique approprié afin
de garantir la sûreté de la technologie médicale.

3.                      
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
3.1.                
Champ d'application et définitions (Chapitre I)

Le champ d’application du règlement proposé correspond dans
une large mesure au champ d’application combiné des directives 90/385/CEE et
93/42/CEE, à savoir tous les dispositifs médicaux autres que les dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro. Par contre, il est étendu à certains produits
que la DDMIA ou la DDM ne couvre pas actuellement et il exclut des produits
qui, dans certains États membres, sont mis sur le marché en tant que
dispositifs médicaux. 
L’extension du champ d’application concerne: 
·                        
les produits fabriqués à l'aide de tissus ou cellules d'origine
humaine non viables, ou leurs dérivés, qui ont fait l'objet d'une manipulation
substantielle (par exemple les seringues préremplies de collagène humain), sauf
s’ils relèvent du règlement (CE) n° 1394/2007 concernant les médicaments
de thérapie innovante[9].
La proposition ne concerne pas les tissus et cellules d'origine humaine, ou les
dérivés de produits ou cellules, qui n’ont pas fait l'objet d'une manipulation
substantielle et sont régis par la directive 2004/23/CE du Parlement européen
et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité
et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la
conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains[10];

·                        
certains produits implantables ou autres produits invasifs à
finalité non médicale qui sont semblables à des dispositifs médicaux au plan
des caractéristiques et du profil de risque (par exemple les lentilles de
contact non correctrices, les implants à fonction esthétique).
Des dispositions supplémentaires concernent des produits non
couverts par le règlement et ont été ajoutées davantage pour préciser le champ
d’application dans l’optique d’une mise en œuvre harmonisée que pour modifier
de façon substantielle le champ d’application de la législation de l’Union. Elles
portent sur:
·                        
les produits qui contiennent des substances biologiques viables
ou consistent en de telles substances (par exemple des microorganismes
vivants);
·                        
les denrées alimentaires régies par le règlement (CE) n° 178/2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire[11]
(ce qui pourrait concerner certains produits d’amaigrissement); en
contrepartie, les dispositifs médicaux sont exclus du champ d’application du
règlement (CE) n° 178/2002 (les sondes ou caméras de diagnostic, même
utilisées par voie orale, sont ainsi clairement exclues de la législation
alimentaire). 
Il est malaisé de situer la limite entre médicaments et
dispositifs médicaux pour les produits qui sont composés de substances ou associent
des substances destinées à être ingérées, inhalées ou administrées par voie
rectale ou vaginale et qui sont absorbés par le corps humain ou dispersés dans
celui-ci. Pour assurer un niveau de sécurité élevé de ces produits quelle que
soit leur qualification, les produits qui répondent à la définition de
dispositif médical sont classés dans la classe de risque la plus élevée et
doivent satisfaire aux exigences de l’annexe I de la directive 2001/83/CE du
Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain[12].
Pour aider les États membres et la Commission à déterminer
le statut des produits au regard de la réglementation, la Commission peut,
conformément à son règlement intérieur[13],
constituer un groupe d’experts issus de différents secteurs (par exemple
dispositifs médicaux, dispositifs in vitro, médicaments, tissus et cellules
d’origine humaine, produits cosmétiques et biocides). La section contenant les
définitions a été enrichie de manière significative en alignant les définitions
dans le domaine des dispositifs médicaux sur les pratiques européennes et
internationales établies telles que le nouveau cadre législatif applicable à la
commercialisation des produits[14]
et les documents d’orientation élaborés par le groupe de travail pour
l'harmonisation mondiale de la règlementation des dispositifs médicaux (GHTF)[15].

3.2.                
Mise à disposition des dispositifs, obligations des opérateurs
économiques, retraitement, marquage CE, libre circulation (chapitre II)

Ce chapitre contient des dispositions caractéristiques de la
législation du marché intérieur relative aux produits et définit les
obligations des opérateurs économiques concernés (fabricants, mandataires de
fabricants de pays tiers, importateurs et distributeurs). L’instrument
réglementaire que constituent les «spécifications techniques communes» (STC),
qui a prouvé son utilité dans le cadre de la DDIV, a été introduit dans le
domaine plus vaste des dispositifs médicaux afin de permettre à la Commission
de continuer à définir les exigences générales en matière de sécurité et de
performances (annexe I) et les exigences en matière d'évaluation clinique et de
suivi clinique après commercialisation (annexe XIII). Ces exigences laissent
toutefois aux fabricants la possibilité d'adopter d’autres solutions qui
garantissent un niveau de sécurité et des performances au moins équivalents.
Les obligations légales des fabricants sont proportionnelles
à la classe de risque des dispositifs qu’ils produisent. Ainsi, même si tous
les fabricants doivent disposer d’un système de gestion de la qualité (SGQ)
pour garantir que leurs produits répondent toujours aux obligations
réglementaires, les responsabilités associées à ce système sont plus strictes
pour les fabricants de dispositifs à haut risque que pour ceux de dispositifs à
faible risque. Les fabricants de dispositifs destinés à un seul patient, les
dispositifs dits sur mesure, doivent s’assurer que leurs produits sont sûrs et
fonctionnent comme prévu, mais leurs contraintes réglementaires restent peu
importantes. 
Les principaux documents permettant au fabricant de
démontrer le respect des obligations légales sont la documentation technique et
la déclaration de conformité UE qui doivent être rédigées pour les dispositifs
mis sur le marché. Leur contenu minimal est défini aux annexes II et III. 
Les concepts ci-après sont également nouveaux dans le
domaine des dispositifs médicaux: 
·                        
l’exigence selon laquelle l’organisation du fabricant doit
intégrer une «personne qualifiée», responsable du respect de la réglementation.
Des exigences analogues sont définies dans la législation de l’UE sur les
médicaments et dans les textes nationaux transposant la DDMIA/DDM dans certains
États membres. 
·                        
Étant donné que, dans le «commerce parallèle» de dispositifs
médicaux, l’application du principe de libre circulation des marchandises varie
considérablement d’un État membre à l’autre et interdit souvent de facto cette
pratique, des conditions précises sont énoncées pour les entreprises qui procèdent
au réétiquetage et/ou au reconditionnement de dispositifs médicaux.
·                        
Les patients auxquels on implante un dispositif devraient obtenir
des informations de base sur le dispositif implanté qui en permettent
l'identification et contiennent tous les avertissements utiles et toutes les
précautions nécessaires à prendre, par exemple des indications quant à sa
compatibilité avec certains dispositifs de diagnostic ou avec des scanneurs
utilisés pour les contrôles de sécurité.
·                        
Conformément à l’article 12 bis de la DDM ajouté par la
directive 2007/47/CE, la Commission devait rédiger un rapport sur le
retraitement des dispositifs médicaux et, le cas échéant, soumettre une
proposition législative en la matière. Sur la base des conclusions de la
Commission dans son rapport du 27 août 2010[16]
qui tenait compte de l’avis du comité scientifique des risques sanitaires
émergents et nouveaux (CSRSEN) rendu le 15 avril 2010, la proposition contient
des règles strictes sur le retraitement des dispositifs à usage unique afin de
garantir un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité tout en
permettant la poursuite de cette pratique dans des conditions bien définies. Le
retraitement de dispositifs à usage unique est considéré comme la fabrication
de nouveaux dispositifs de sorte que l’entreprise de retraitement doit répondre
aux obligations qui incombent aux fabricants. Le retraitement des dispositifs à
usage unique critique (par exemple les dispositifs destinés à des interventions
chirurgicales invasives) doit être interdit en règle générale. Certains États
membres pouvant être particulièrement préoccupés par la sécurité du
retraitement de dispositifs à usage unique, ils conservent le droit de
maintenir ou d’imposer l’interdiction générale de cette pratique, en ce compris
le transfert de dispositifs à usage unique vers un autre État membre ou un pays
tiers en vue de leur retraitement, et de mise à disposition de dispositifs à
usage unique retraités sur leur marché.

3.3.                
Identification et traçabilité des dispositifs, enregistrement des
dispositifs et des agents économiques, résumé des caractéristiques de sécurité
et de performance clinique, Eudamed (chapitre III)

Ce chapitre concerne une des principales lacunes du système
actuel, à savoir son manque de transparence. Il prévoit: 
·                        
une disposition selon laquelle les opérateurs économiques doivent
être en mesure d’identifier qui leur a fourni et à qui ils ont fourni des
dispositifs médicaux;
·                        
une exigence selon laquelle les fabricants apposent sur leurs
dispositifs une identification unique des dispositifs (IUD) autorisant la
traçabilité. Le système d’identification sera mis en œuvre progressivement et
en fonction de la classe de risque des dispositifs;
·                        
une exigence selon laquelle les fabricants/mandataires et
importateurs doivent s’enregistrer ainsi que les dispositifs qu’ils mettent sur
le marché de l’UE dans une base de données centrale européenne;
·                        
une obligation, pour les fabricants de dispositifs à haut risque,
de rendre public un résumé des caractéristiques de sécurité et des performances
reprenant les principaux éléments des données cliniques pertinentes; 
·                        
la poursuite du développement de la banque de données européenne
sur les dispositifs médicaux (Eudamed), instituée par la décision 2010/227/UE
de la Commission[17],
qui contiendra les systèmes électroniques intégrés concernant l’identifiant
unique européen, l’enregistrement des dispositifs, des opérateurs économiques
correspondants et des certificats délivrés par les organismes notifiés, les
investigations cliniques, la vigilance et la surveillance du marché. Bon nombre
d’informations contenues dans Eudamed seront rendues publiques conformément aux
dispositions applicables à chaque système électronique. 
La mise en place d’une base de données centrale pour
l’enregistrement autorisera non seulement un haut degré de transparence, mais
aussi la suppression des exigences nationales divergentes en matière
d’enregistrement qui sont apparues ces dernières années et ont considérablement
augmenté les coûts de mise en conformité pour les opérateurs économiques. Elle
contribuera donc aussi à la réduction des charges administratives pour les
fabricants. 

3.4.                
Organismes notifiés (chapitre IV) 

Le bon fonctionnement des organismes notifiés est essentiel
pour un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité et pour la
confiance des citoyens dans un système vivement critiqué ces dernières années
en raison de différences concernant, d’une part, la désignation et le suivi des
organismes notifiés et, d’autre part, la qualité et le caractère approfondi de
l’évaluation de la conformité qu’ils effectuent, en particulier dans leur
appréciation de l’évaluation clinique des fabricants. 
Conformément au nouveau cadre législatif applicable à la
commercialisation des produits, la proposition définit des exigences
applicables aux autorités nationales responsables des organismes notifiés. Elle
laisse à chaque État membre la responsabilité en dernier ressort d’assurer la
désignation et la surveillance des organismes notifiés selon des critères
précis et plus stricts énoncés à l’annexe VI. La proposition s’appuie donc sur
les structures qui existent déjà dans la plupart des États membres au lieu de
faire remonter la responsabilité au niveau de l'Union, ce qui aurait pu poser
problème en termes de subsidiarité. Cependant, toute nouvelle désignation et, à
intervalles réguliers, la surveillance des organismes notifiés font l’objet
d’évaluations conjointes associant des experts d’autres États membres et de la
Commission, ce qui garantit un contrôle réel au niveau de l’Union. 
Simultanément, la position des organismes notifiés par
rapport aux fabricants sera nettement renforcée, en ce compris leur droit et
leur obligation de procéder à des inspections sur site inopinées et de
soumettre les dispositifs médicaux à des essais physiques ou en laboratoire. La
proposition exige également le roulement du personnel de l’organisme notifié
chargé d’évaluer les dispositifs médicaux à intervalles réguliers afin
d’atteindre un juste équilibre entre les connaissances et l’expérience requises
pour des évaluations approfondies et la nécessité d’assurer une objectivité et
une neutralité permanentes par rapport au fabricant dont les dispositifs sont
évalués.

3.5.                
Classification et évaluation de la conformité (chapitre V) 

La proposition conserve la méthode bien établie (en Europe
et dans le monde) consistant à répartir les dispositifs médicaux en quatre
classes, en fonction des risques potentiellement associés à la conception
technique et à la fabrication. Les règles de classification (énoncées à
l’annexe VII) ont été adaptées au progrès technique et compte tenu de
l’expérience acquise lors des activités de vigilance et de surveillance du
marché. Ainsi, à la suite d’incidents survenus chez des donneurs de plasma
sanguin et d’une demande de la France, les machines d’aphérèse sont passées de
la classe IIb à la classe III. Les dispositifs médicaux implantables actifs et
leurs accessoires ont été classés dans la classe de risque la plus élevée
(classe III) afin de conserver le même niveau de sécurité que celui prévu dans
la directive 90/385/CEE du Conseil. 
La classification d’un dispositif médical détermine la
procédure applicable pour l’évaluation de la conformité, pour laquelle la
proposition suit la ligne générale de la DDMIA/DDM. En règle générale, la
procédure d'évaluation de la conformité pour les dispositifs de la
classe I peut être effectuée sous la seule responsabilité des fabricants,
vu le faible degré de vulnérabilité associé à ces produits. Toutefois, lorsque
des dispositifs de classe I ont une fonction de mesurage ou sont vendus à
l’état stérile, un organisme notifié doit vérifier les aspects liés au mesurage
ou au procédé de stérilisation. Pour les dispositifs des classes IIa, IIb et
III, un niveau approprié de participation d’un organisme notifié est requis en
fonction du risque, les dispositifs de classe III nécessitant une approbation
préalable explicite de la conception ou du type de dispositif et du système de
gestion de la qualité avant de pouvoir être mis sur le marché. Dans le cas des
dispositifs des classes IIa et IIb, l’organisme notifié vérifie le système de
gestion de la qualité et, sur des échantillons représentatifs, la documentation
technique. Après la certification initiale, les organismes notifiés doivent
procéder régulièrement à des évaluations de surveillance dans la phase suivant
la commercialisation. 
Les différentes procédures d'évaluation de la conformité au
cours desquelles l’organisme notifié effectue l’audit du système de gestion de
la qualité du fabricant, vérifie la documentation technique, examine le dossier
de conception ou approuve le type d’un dispositif sont décrites aux annexes
VIII à X. Elles ont été améliorées et rationalisées. La proposition renforce
les pouvoirs et les responsabilités des organismes notifiés et précise les
règles selon lesquelles ils réalisent leurs évaluations, avant comme après la
commercialisation (par exemple les documents à remettre, la portée de l’audit,
les inspections d’usine inopinées, les contrôles sur échantillon), de manière à
garantir des conditions équitables et à éviter que les organismes notifiés ne
soient trop indulgents. Les fabricants de dispositifs sur mesure restent soumis
à une procédure spécifique (définie à l’annexe XI) à laquelle ne participe
aucun organisme notifié. 
Par ailleurs, la proposition introduit l’obligation pour les
organismes notifiés de communiquer à un comité d’experts (voir le point 3.8)
les nouvelles demandes d’évaluation de la conformité concernant des dispositifs
à haut risque. Pour des motifs de santé scientifiquement recevables, le comité
d’experts pourra demander à l’organisme notifié de présenter une évaluation
préliminaire sur laquelle le comité pourra formuler des observations dans un
délai de 60 jours[18],
avant que l’organisme notifié ne puisse délivrer un certificat. Ce mécanisme de
contrôle permet aux autorités d’avoir un «deuxième regard» sur des évaluations
déterminées et de faire part de leur avis avant la mise sur le marché d’un
dispositif. Une procédure analogue est déjà appliquée aux dispositifs médicaux
fabriqués à partir de tissus d'origine animale (directive 2003/32/CE de la
Commission[19]).
Son utilisation doit constituer l’exception et non la règle et s’appuyer sur
des critères précis et transparents. 

3.6.                
Évaluation clinique et investigations cliniques (chapitre VI) 

Sur la base de l’actuelle annexe X de la DDM, ce chapitre
fixe les principales obligations des fabricants en ce qui concerne la
réalisation de l’évaluation clinique requise pour démontrer la sécurité et les
performances de leurs dispositifs. Des exigences plus détaillées sont énoncées
à l’annexe XIII qui traite de l’évaluation clinique avant commercialisation et
du suivi clinique après commercialisation, qui constituent un processus continu
au cours du cycle de vie du produit.
La conduite des investigations cliniques (l’équivalent des
essais cliniques pour les médicaments), dont les bases sont décrites à
l’article 15 de la DDM, est développée. Premièrement, le concept de «promoteur»
est introduit et aligné sur la définition utilisée dans la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux essais cliniques de
médicaments à usage humain, et abrogeant la directive 2001/20/CE[20],
présentée récemment par la Commission.
Le promoteur peut être le fabricant, son mandataire ou un
autre organisme qui, dans la pratique, est souvent un «organisme de recherche
sous-traitant» qui réalise les investigations cliniques pour les fabricants. Le
champ d’application de la proposition reste toutefois limité aux investigations
cliniques effectuées à des fins réglementaires, à savoir l’obtention ou la
confirmation de l’agrément en vue de l’accès au marché. Le règlement ne
concerne pas les investigations cliniques non commerciales sans finalité
réglementaire.
Conformément aux principes éthiques reconnus au plan
international, chaque investigation clinique doit être enregistrée dans un
système électronique accessible au public qui sera mis en place par la
Commission. Pour garantir des synergies avec le milieu des essais cliniques de
médicaments, le système électronique relatif aux investigations cliniques sur
les dispositifs médicaux et la future base de données de l'Union qui sera
établie conformément au futur règlement sur les essais cliniques des
médicaments à usage humain doivent être interopérables. 
Avant d’entamer une investigation clinique, le promoteur
doit introduire une demande en vue de confirmer qu’aucun élément lié à la
santé, à la sécurité ou à l’éthique ne s’y oppose. Une nouvelle possibilité
s’offrira aux promoteurs d’investigations cliniques menées dans plus d'un État
membre: ils pourront à l’avenir introduire une demande unique grâce au système
électronique mis en place par la Commission. De cette manière, les aspects de
santé et de sécurité de l’appareil destiné à l’investigation clinique seront
évalués par les États membres concernés sous la direction d’un État membre
coordonnateur. L’évaluation des aspects à caractère intrinsèquement national,
local et éthique (tels que le régime de responsabilité, le degré d’adéquation des
investigateurs et des sites d’investigation, le consentement éclairé) devra
cependant s’effectuer au niveau de chaque État membre qui conserve la
responsabilité de décider en dernier ressort si l'investigation clinique peut
être menée sur son territoire. Dans le prolongement de la proposition de
règlement relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain de la
Commission mentionnée plus haut, la présente proposition laisse aux États
membres le soin de définir les modalités nationales d’organisation applicables
à l’autorisation des investigations cliniques. En d’autres termes, elle
abandonne le dualisme voulu légalement entre deux organismes distincts, à
savoir une autorité nationale compétente et un comité d’éthique.

3.7.                
Vigilance et surveillance du marché (chapitre VII) 

Un système de vigilance performant constitue l’élément
essentiel d’un cadre réglementaire solide dans ce secteur étant donné que les
complications liées à des dispositifs médicaux conçus pour être implantés ou
fonctionner pendant plusieurs années, voire décennies, peuvent ne survenir
qu’après un certain temps. Le principal progrès qu’apportera la proposition
réside dans la création d’un portail de l’UE sur lequel les fabricants doivent
signaler les incidents graves et indiquer les mesures correctives qu'ils ont
prises pour réduire le risque de récurrence. L’information sera automatiquement
transmise aux autorités nationales concernées. Lorsque des incidents identiques
ou semblables ont eu lieu ou que des mesures correctives doivent être prises
dans plusieurs États membres, l’analyse du cas sera coordonnée sous la
direction d’une autorité coordonnatrice. L’accent est mis sur le partage des
tâches et de l’expertise en vue d’éviter la multiplication inefficace des
procédures. 
En matière de surveillance du marché, la proposition vise
principalement à renforcer les droits et obligations des autorités nationales
compétentes, à garantir la coordination effective de leurs activités en matière
de surveillance du marché et à clarifier les procédures applicables.

3.8.                
Gouvernance (chapitres VIII et IX) 

Les États membres seront responsables de la mise en œuvre du
futur règlement. Un comité d'experts (le groupe de coordination en matière de
dispositifs médicaux ou GCDM), composé de personnes désignées par les États
membres pour leur fonction et leur expérience dans le domaine des dispositifs
médicaux et présidé par la Commission, se verra attribuer un rôle central dans
l’harmonisation des interprétations et des pratiques. Le GCDM et ses
sous-groupes permettront de constituer un forum de discussion avec les parties
prenantes. La proposition crée la base juridique permettant que, pour des
technologies ou des risques déterminés, la Commission puisse désigner à
l’avenir des laboratoires de référence de l'Union européenne, un concept qui a
fait ses preuves dans le secteur alimentaire.
En ce qui concerne la gestion à l’échelle de l’UE, l’analyse
d’impact a retenu comme option privilégiée soit l’extension des compétences de
l’Agence européenne des médicaments (EMEA) aux dispositifs médicaux, soit la
gestion du système de réglementation des dispositifs médicaux par la
Commission. Compte tenu de la nette préférence exprimée par les parties
prenantes, y compris de nombreux États membres, la proposition donne pour mandat
à la Commission de fournir un soutien technique, scientifique et logistique au
GCDM.

3.9.                
Dispositions finales (chapitre IX) 

La proposition confère à la Commission le pouvoir d’adopter,
selon le cas, des actes d’exécution pour garantir une application harmonisée du
règlement ou des actes délégués pour compléter progressivement le cadre
réglementaire applicable aux dispositifs médicaux.
Lorsqu’il existe un lien avec les dispositifs médicaux, la
proposition modifie d’autres textes législatifs de l’Union. Pour les
combinaisons de médicaments et de dispositifs médicaux qui sont régis selon la
directive 2001/83/CE, la DDMIA et la DDM prévoient déjà que la partie
dispositif doit répondre aux exigences essentielles applicables de la
législation sur les dispositifs médicaux. Toutefois, le respect de cette
disposition ne fait actuellement l’objet d’aucune vérification dans le cadre du
processus d’autorisation du médicament. L’annexe I de la directive 2001/83/CE
qui définit le contenu d’une demande d'autorisation de mise sur le marché est
ainsi modifiée de manière à exiger du demandeur qu’il établisse (par une
déclaration de conformité UE ou un certificat délivré par un organisme notifié
par exemple) que la partie constituant le dispositif est conforme aux exigences
générales de sécurité et de performance applicables du futur règlement sur les
dispositifs médicaux. 
Le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques[21]
est modifié de manière à habiliter la Commission à déterminer si un produit
relève ou non de la définition d’un produit cosmétique. Cette possibilité, déjà
présente dans la DDMIA et la DDM, est conservée dans la proposition. Elle
existe également dans le nouveau règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur
le marché et l’utilisation des produits biocides[22].
Elle facilitera l’adoption de décisions à l’échelon de l’UE sur les cas limites
nécessitant de clarifier le statut d'un produit au regard de la réglementation.
Le règlement 178/2002 sur la législation alimentaire est
modifié de manière à exclure les dispositifs médicaux de son champ
d’application (voir le point 3.1). 
Le nouveau règlement sera applicable trois ans après son
entrée en vigueur pour permettre aux fabricants, aux organismes notifiés et aux
États membres de s’adapter aux nouvelles dispositions. La Commission a
également besoin de temps pour mettre en place l’infrastructure informatique et
les modalités d’organisation requises pour le fonctionnement du nouveau système
réglementaire. La désignation des organismes notifiés conformément aux
nouvelles dispositions et procédures doit débuter le plus rapidement possible
après l’entrée en vigueur du règlement afin que, à sa date d’application, un
nombre suffisant d’organismes soit désigné selon les nouvelles règles de
manière à éviter toute pénurie de dispositifs médicaux. Des dispositions
transitoires spéciales sont prévues pour l'enregistrement des dispositifs
médicaux, des acteurs économiques concernés et des certificats délivrés par les
organismes notifiés en vue de permettre une transition fluide entre les
obligations d’enregistrement national et l’enregistrement centralisé au niveau
de l’UE.
Le futur règlement remplace et abroge les directives
90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil. 

3.10.            
Compétence de l’Union, subsidiarité et forme juridique 

La proposition a une double base juridique et se fonde sur
l’article 114 et l’article 168, paragraphe 4, point c), du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Depuis l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, la base juridique applicable à l'établissement
et au fonctionnement du marché intérieur, sur laquelle se fondent les
directives actuelles relatives aux dispositifs médicaux, a été complétée par
une base juridique concernant l’adoption de mesures fixant des normes
rigoureuses de qualité et de sécurité des dispositifs à usage médical. En
réglementant ainsi les dispositifs médicaux, l’Union européenne exerce la
compétence qu’elle partage avec les États membres en vertu de l’article 4,
paragraphe 2, du TFUE. 
En application des directives actuelles, les dispositifs
médicaux portant le marquage CE peuvent en principe circuler librement dans
l’UE. La révision proposée de ces textes, qui intégrera les changements induits
par le traité de Lisbonne en matière de santé publique, ne peut être réalisée
qu’au niveau de l’Union. Cette action est nécessaire afin d’améliorer le niveau
de protection de la santé publique pour tous les patients et utilisateurs
européens et d’empêcher les États membres d’adopter des réglementations
divergentes sur les produits, ce qui aboutirait à un morcellement accru du
marché intérieur. Des règles et procédures harmonisées permettent aux
fabricants, notamment aux PME qui constituent plus de 80% du secteur, de
réduire les coûts liés à des réglementations nationales différentes tout en
garantissant un niveau de sécurité élevé et identique dans l’Union. Conformément
aux principes de proportionnalité et de subsidiarité tels qu'énoncés à
l'article 5 du traité sur l'Union européenne, la présente proposition
n'excède pas ce qui est nécessaire et proportionné pour atteindre ces
objectifs. 
La proposition prend la forme d’un règlement. Le règlement
constitue l'instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et
détaillées qui deviendront applicables de manière uniforme et simultanément
dans toute l’UE. Les transpositions divergentes de la DDMIA et de la DDM par
les États membres se sont traduites par des niveaux différents de protection de
la santé et de la sécurité et ont créé des entraves à la circulation sur le
marché intérieur que seul un règlement permet d’éviter. Le remplacement des
mesures nationales de transposition constitue aussi une importante source de
simplification puisqu’il permet aux opérateurs économiques de mener leurs
activités sur la base d’un seul cadre réglementaire et non plus d’un
«patchwork» de 27 législations nationales.
Le choix d’un règlement n’implique toutefois pas une centralisation
du processus décisionnel. Les États membres conservent leurs compétences dans
la mise en œuvre des règles harmonisées, par exemple en ce qui concerne les
investigations cliniques, la désignation des organismes notifiés, l’évaluation
des produits faisant l'objet d'une vigilance, la surveillance du marché et les
mesures visant à faire respecter la législation (par exemple les sanctions). 

3.11.            
Droits fondamentaux

Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’UE, la
proposition vise un niveau élevé de protection de la santé humaine (article 35
de la Charte) et de protection des consommateurs (article 38) en assurant un
niveau élevé de sécurité des dispositifs médicaux mis à disposition sur le
marché de l’Union. La proposition a une incidence sur la liberté d’entreprise
des opérateurs économiques (article 16), mais les obligations imposées aux
fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs de dispositifs médicaux
sont nécessaires pour garantir un niveau élevé de sécurité de ces produits. 
La proposition prévoit également des garanties pour la
protection des données à caractère personnel. En ce qui concerne la recherche
médicale, la proposition exige que toute investigation clinique à laquelle
participent des sujets humains soit menée dans le respect de la dignité
humaine, du droit à l’intégrité physique et mentale des personnes concernées et
du principe du consentement libre et éclairé, comme le prévoient l’article 1er
et l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), de la Charte.

4.                      
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE

L’incidence budgétaire de la présente proposition est la
suivante:
·                        
coûts du développement de la banque de données Eudamed (dépenses
non récurrentes et maintenance);
·                        
personnel de la Commission chargé d’organiser les «évaluations
conjointes» des organismes notifiés et d’y participer; 
·                        
coûts des évaluateurs nationaux participant aux évaluations
conjointes des organismes notifiés conformément aux règles de la Commission
relatives au remboursement des dépenses des experts;
·                        
personnel de la Commission chargé du soutien technique,
scientifique et logistique au GCDM et à ses sous-groupes ainsi qu’aux États
membres coordonateurs dans le domaine des investigations cliniques et de la
vigilance;
·                        
personnel de la Commission chargé de gérer et développer le cadre
réglementaire de l’UE relatif aux dispositifs médicaux (fonctionnement du
règlement et rédaction des actes délégués et d’exécution) et d’aider les États
membres à garantir sa mise en œuvre effective et efficace;
·                        
coûts liés à l’organisation des réunions du GCDM et de ses
sous-groupes et du comité institué par le règlement 182/2011, y compris le
remboursement des frais de leurs membres désignés par les États membres, afin
d’assurer un niveau élevé de coordination entre les États membres;
·                        
coûts de mise en place et de gestion du mécanisme de contrôle en
ce qui concerne les évaluations de la conformité des dispositifs à haut risque
réalisées par les organismes notifiés, y compris l’infrastructure technique
d’échange des données; 
·                        
coûts de fonctionnement des laboratoires de référence de l’UE
lorsque ceux-ci sont désignés; 
·                        
coûts de participation aux activités internationales de
coopération en matière de réglementation. 
Le détail de ces coûts figure dans la fiche financière
législative. Le rapport d’analyse d’impact en présente un examen approfondi.
2012/0266 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif aux dispositifs médicaux, et modifiant la directive 2001/83/CE,
le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114 et son article 168, paragraphe 4, point c),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen[23],

vu l’avis du Comité des régions[24],

après consultation du Contrôleur européen de la protection
des données[25],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)              
La directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs
médicaux implantables actifs[26]
et la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux
dispositifs médicaux[27]
forment le cadre réglementaire de l’Union régissant les dispositifs médicaux
autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Toutefois,
il est nécessaire de procéder à une révision de fond de ces directives de
manière à établir un cadre réglementaire rigoureux, transparent, prévisible et
durable pour les dispositifs médicaux qui garantisse un niveau élevé de
sécurité et de protection de la santé tout en favorisant l’innovation.
(2)              
Le présent règlement vise à garantir le fonctionnement du marché
intérieur des dispositifs médicaux, sur la base d’un niveau élevé de protection
de la santé. Dans le même temps, il établit des normes rigoureuses de qualité
et de sécurité des dispositifs médicaux afin de faire face aux enjeux communs
de sécurité relatifs à ces produits. Les deux objectifs sont poursuivis
simultanément et sont inextricablement liés, sans que l’un l’emporte sur
l’autre. En ce qui concerne l’article 114 du TFUE, le présent règlement
harmonise les dispositions régissant la mise sur le marché et la mise en
service sur le marché de l’Union de dispositifs médicaux et de leurs
accessoires, qui peuvent alors jouir du principe de libre circulation des
biens. En ce qui concerne l’article 168, paragraphe 4, point c),
du TFUE, le présent règlement établit des normes rigoureuses de qualité et de
sécurité applicables à ces dispositifs médicaux en garantissant, entre autres,
que les données issues des investigations cliniques sont fiables et solides et
que la sécurité des sujets d'une investigation clinique est préservée.
(3)              
Il convient, pour améliorer la santé et la sécurité, de renforcer
considérablement les principaux volets de la réglementation en vigueur, tels
que la supervision des organismes notifiés, les procédures d’évaluation de la
conformité, les investigations cliniques et l’évaluation clinique, la vigilance
et la surveillance du marché, et d’introduire des dispositions garantissant la
transparence et la traçabilité des dispositifs. 
(4)              
Pour favoriser la convergence de la réglementation à l'échelle
internationale afin de contribuer à instaurer un niveau élevé de sécurité dans
le monde entier et de faciliter les échanges commerciaux, il convient de tenir
compte, dans la mesure du possible, des lignes directrices internationales
relatives aux dispositifs médicaux, notamment celles du groupe de travail pour
l’harmonisation mondiale de la réglementation des dispositifs médicaux (GHTF)
et du forum international des autorités de réglementation des dispositifs
médicaux (IMDRF), créé à l’initiative du GHTF, et ce notamment dans les
dispositions relatives à l’identification unique des dispositifs, aux
prescriptions générales en matière de sécurité et de performances, à la documentation
technique, aux critères de classification, aux procédures d’évaluation de la
conformité et aux investigations cliniques. 
(5)              
Pour des raisons historiques, les dispositifs médicaux implantables
actifs et les autres dispositifs médicaux font l’objet de deux instruments
juridiques distincts; les premiers relèvent de la directive 90/385/CEE et
les seconds, de la directive 93/42/CEE. Dans un souci de simplification,
il convient de remplacer les deux directives, qui ont été modifiées à plusieurs
reprises, par un seul et même acte législatif applicable à tous les dispositifs
médicaux autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
(6)              
Le règlement constitue l’instrument juridique approprié, car il impose
des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d’adopter des
mesures de transposition divergentes. De plus, le règlement garantit que les
dispositions juridiques sont mises en application au même moment dans
l’ensemble de l’Union. 
(7)              
Il convient de dissocier clairement le champ d’application du présent
règlement de celui des autres actes législatifs de l’Union visant à
l’harmonisation dans le domaine des produits, tels que les dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro, les médicaments, les produits cosmétiques et les
denrées alimentaires. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE)
n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires[28]
de manière à exclure les dispositifs médicaux de son champ d’application.
(8)              
Il devrait appartenir aux États membres de trancher au cas par cas la
question de savoir si tel ou tel produit relève du champ d’application du
présent règlement. Si nécessaire, la Commission peut trancher au cas par cas la
question de savoir si tel ou tel produit relève de la définition de dispositif
médical ou d’accessoire de dispositif médical. Compte tenu de la difficulté de
distinguer certains dispositifs médicaux de produits cosmétiques, il convient
également de prévoir dans le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques[29]
la possibilité de déterminer la réglementation dont relève un produit par la
voie d’une décision valable à l’échelle de l’Union. 
(9)              
Les produits qui associent un médicament ou une substance et un
dispositif médical sont régis soit par le présent règlement, soit par la
directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du
6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à
usage humain[30].
Il y a lieu de garantir l’existence d’interactions appropriées entre les deux
actes législatifs pour ce qui est des consultations durant l’évaluation à mener
avant commercialisation et de l’échange d’informations sur les produits
d’association faisant l’objet d’une vigilance. Pour les médicaments dont un
dispositif médical fait partie intégrante, le respect des prescriptions
générales en matière de sécurité et de performances de la partie constituant le
dispositif devrait être convenablement évalué dans le cadre de l’autorisation
de la mise sur le marché. Aussi convient-il de modifier la directive
2001/83/CE.
(10)          
La législation de l’Union est lacunaire en ce qui concerne certains
produits fabriqués à l’aide de tissus ou cellules d’origine humaine non viables
qui ont fait l’objet d’une manipulation substantielle et qui ne relèvent pas du
règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du
13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et
modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE)
n° 726/2004[31].
Si le don, l’obtention et le contrôle des tissus et cellules humains utilisés
aux fins de la fabrication de ces produits devraient demeurer régis par la
directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars
2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don,
l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la
destruction des tissus et cellules humains[32],
il y a lieu que le produit fini relève du champ d’application du présent
règlement. Il convient que les tissus et cellules d’origine humaine qui ne font
pas l’objet d’une manipulation substantielle, tels que la matrice osseuse
déminéralisée d’origine humaine et les produits qui sont dérivés de tissus et
cellules de ce type, ne relèvent pas du présent règlement.
(11)          
Il y a lieu que certains produits implantables et autres produits
invasifs pour lesquels le fabricant ne fait valoir qu’une fonction esthétique
ou une autre destination non médicale mais qui sont analogues à des dispositifs
médicaux de par leur fonctionnement et leur profil de risque relèvent du
présent règlement. 
(12)          
Comme pour les produits contenant des tissus ou cellules d’origine
humaine ou animale viables, lesquels sont explicitement exclus des
directives 90/385/CEE et 93/42/CEE et, partant, du présent règlement, il
convient de préciser que les produits contenant des substances biologiques
vivantes d’une autre origine ne relèvent pas davantage du présent règlement.
(13)          
            Il n’existe pas de certitude scientifique quant aux risques
et aux avantages des nanomatériaux utilisés dans les dispositifs médicaux. Il
est nécessaire, pour garantir un niveau élevé de protection de la santé, la
libre circulation des biens et la sécurité juridique pour les fabricants,
d’introduire une définition homogène des nanomatériaux fondée sur la
recommandation 2011/696/UE de la Commission du 18 octobre 2011
relative à la définition des nanomatériaux[33],
et de prévoir la marge nécessaire pour adapter cette définition aux progrès
scientifiques et techniques et à l’évolution de la réglementation de l’Union et
de la réglementation internationale. Les fabricants de dispositifs médicaux qui
utilisent des nanoparticules pour la conception et la fabrication de ceux-ci
devraient prendre des précautions particulières pour en éviter la libération
dans le corps humain et appliquer la procédure d’évaluation de la conformité la
plus stricte.
(14)          
Les aspects faisant l’objet de la directive 2004/108/CE du
Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au
rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité
électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE[34]
et les aspects faisant l’objet de la directive 2006/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant
la directive 95/16/CE[35]
font partie intégrante des prescriptions générales en matière de sécurité et de
performances applicables aux dispositifs médicaux. Le présent règlement devrait
dès lors être considéré comme une lex specialis vis-à-vis de ces
directives. 
(15)          
Il convient que le présent règlement contienne des dispositions
relatives à la conception et à la fabrication de dispositifs médicaux émettant
des rayonnements ionisants sans faire obstacle à l’application de la
directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes
de base relatives à la protection sanitaire de la population et des
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants[36],
ni à celle de la directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997
relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements
ionisants lors d’expositions à des fins médicales, remplaçant la
directive 84/466/Euratom[37],
lesquelles poursuivent d’autres objectifs. 
(16)          
Il convient de préciser que les dispositions du présent règlement
s’appliquent aussi aux pays ayant conclu des accords internationaux avec
l’Union qui leur confèrent le même statut que celui d’un État membre aux fins
de l’application du présent règlement, comme c’est actuellement le cas de
l’accord sur l’Espace économique européen[38],
de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à
la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité[39]
et de l’accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la
Communauté économique européenne et la Turquie[40].

(17)          
Il convient de préciser que les dispositifs médicaux proposés à des
personnes dans l’Union au moyen de services de la société de l’information au
sens de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l’information[41],
ainsi que les dispositifs utilisés dans le contexte d’une activité commerciale
pour fournir une prestation diagnostique ou thérapeutique à des personnes dans
l’Union doivent être conformes aux dispositions du présent règlement au plus
tard au moment de la mise sur le marché du produit ou de la fourniture de la
prestation dans l’Union.
(18)          
Il y a lieu d'adapter les prescriptions générales en matière de sécurité
et de performances aux progrès techniques et scientifiques, par exemple pour
les logiciels spécifiquement destinés par le fabricant à un ou plusieurs des
usages médicaux visés dans la définition d'un dispositif médical.
(19)          
Compte tenu du rôle important de la normalisation dans le domaine des
dispositifs médicaux, il convient que le respect des normes harmonisées
définies dans le règlement (UE) n° […/…] relatif à la normalisation
européenne[42]
soit un moyen pour les fabricants de prouver qu’ils respectent les
prescriptions générales en matière de sécurité et de performances et d’autres
prescriptions légales, notamment en matière de gestion de la qualité et des
risques.
(20)          
La directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro[43]
permet à la Commission d’adopter des spécifications techniques communes pour
des catégories données de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Dans les
domaines dans lesquels il n’existe pas de normes harmonisées ou dans lesquels
les normes harmonisées ne suffisent pas, il convient de conférer à la
Commission le pouvoir de prévoir des spécifications techniques dont le respect
permet de démontrer la conformité avec les prescriptions générales en matière
de sécurité et de performances et les prescriptions applicables à l’évaluation
clinique et/ou au suivi clinique après commercialisation. 
(21)          
Il est nécessaire, pour accroître la sécurité juridique, d’aligner les
définitions dans le domaine des dispositifs médicaux, concernant les opérateurs
économiques, les investigations cliniques et la vigilance, par exemple, sur les
pratiques européennes et internationales bien établies.
(22)          
La réglementation régissant les dispositifs médicaux devrait, s'il y a
lieu, être alignée sur le nouveau cadre législatif applicable à la
commercialisation des produits, lequel se compose du règlement (CE)
n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008
fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du
marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le
règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil[44]
et de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits
et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil[45].

(23)          
Les modalités de surveillance du marché de l’Union et de contrôle des
produits mis sur le marché de l’Union prévues par le règlement (CE)
n° 765/2008 s’appliquent aux dispositifs médicaux et leurs accessoires
relevant du présent règlement, ce qui n’empêche pas les États membres de
confier ces tâches aux autorités compétentes de leur choix. 
(24)          
Il convient d’énoncer clairement les obligations générales des
différents opérateurs économiques, dont les importateurs et les distributeurs,
telles qu’elles sont prévues dans le nouveau cadre législatif applicable à la
commercialisation des produits, sans préjudice des obligations particulières
énoncées dans les différentes parties du présent règlement, de manière à
permettre aux opérateurs concernés de mieux comprendre les dispositions
juridiques et, ainsi, de mieux s’y conformer.
(25)          
            Plusieurs des obligations incombant aux fabricants –
comme l’évaluation clinique ou la déclaration de vigilance –, qui
n’étaient établies que dans les annexes des directives 90/385/CEE et
93/42/CEE, devraient être intégrées au dispositif du présent règlement afin
d’accroître la sécurité juridique.
(26)          
Pour garantir que les dispositifs médicaux fabriqués en série demeurent
conformes aux prescriptions du présent règlement et que l’expérience de leur
utilisation est prise en compte dans la production, il convient que tous les
fabricants disposent d’un système de gestion de la qualité et d’un plan de
surveillance après commercialisation proportionnels à la classe de risque et au
type du dispositif médical. 
(27)          
Il convient de faire en sorte que la surveillance et le contrôle de la
fabrication des dispositifs médicaux soient réalisés par un membre du personnel
du fabricant qui répond à des conditions minimales de qualification.
(28)          
Pour les fabricants qui ne sont pas établis dans l’Union, le mandataire
joue un rôle capital en ce sens qu’il veille à la conformité des dispositifs
médicaux produits par ces fabricants et sert d’agent de liaison à ces derniers dans
l’Union. Les tâches du mandataire devraient être définies avec le fabricant
dans un mandat écrit qui permette, notamment, au mandataire d’introduire une
demande de procédure d’évaluation de la conformité, de signaler des événements
à l’aide du système de vigilance ou d’enregistrer des dispositifs mis sur le
marché de l’Union. Le mandat devrait habiliter le mandataire à réaliser
certaines tâches définies. Compte tenu du rôle des mandataires, il y a lieu de
définir clairement les obligations auxquelles ils doivent impérativement
satisfaire, dont l’obligation de disposer d’une personne remplissant des
conditions minimales de qualification analogues à celles applicables au membre
du personnel qualifié du fabricant mais qui, eu égard aux tâches du mandataire,
pourraient aussi être remplies par une personne qualifiée en droit.
(29)          
Pour garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les obligations
incombant aux opérateurs économiques, il est nécessaire de préciser les cas
dans lesquels un distributeur, un importateur ou une tierce personne doit être
considéré comme le fabricant d’un dispositif médical.
(30)          
Le commerce parallèle de produits déjà mis sur le marché est une forme
de commerce légale sur le marché intérieur sur le fondement de
l’article 34 du TFUE sous réserve du respect des limites imposées par la
protection de la santé et la sécurité et par la protection des droits de
propriété intellectuelle consacrées à l’article 36 du TFUE. L’application
de ce principe fait toutefois l’objet d’interprétations différentes dans les
États membres. Il convient dès lors de préciser dans le présent règlement les
conditions, et notamment les prescriptions en matière de réétiquetage et de
reconditionnement, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice
européenne[46]
dans d’autres secteurs concernés et des bonnes pratiques appliquées dans le
domaine des dispositifs médicaux. 
(31)          
Les conclusions rendues par le comité scientifique des risques
sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN), institué par la
décision 2008/721/CE de la Commission du 5 août 2008 établissant une
structure consultative de comités scientifiques et d’experts dans le domaine de
la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement et
abrogeant la décision 2004/210/CE[47],
dans son avis scientifique du 15 avril 2010 sur la sécurité des
dispositifs médicaux commercialisés pour un usage unique qui ont été retraités,
et les conclusions établies par la Commission dans son rapport du 27 août
2010 au Parlement européen et au Conseil sur la problématique du retraitement
des dispositifs médicaux dans l’Union européenne, établi en application de
l’article 12 bis de la directive 93/42/CEE[48],
préconisent que le retraitement des dispositifs à usage unique soit réglementé
afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité tout
en permettant la poursuite de cette pratique dans des conditions bien définies.
Comme le retraitement d’un dispositif à usage unique en modifie la destination,
l’entreprise de retraitement devrait être considérée comme le fabricant du
dispositif retraité. 
(32)          
Les patients auxquels on implante un dispositif devraient obtenir des
informations de base sur le dispositif implanté qui en permettent
l’identification et contiennent tous les avertissements utiles et toutes les précautions
requises, par exemple des indications quant à sa compatibilité avec certains
dispositifs de diagnostic ou avec des scanneurs utilisés pour les contrôles de
sécurité. 
(33)          
Il convient de prévoir comme règle générale la présence du marquage CE
sur les dispositifs médicaux pour indiquer leur conformité avec le présent
règlement de manière à ce qu’ils puissent circuler librement dans l’Union et
être mis en service conformément à leur destination. Il y a lieu que les États
membres ne créent pas d’entraves à leur mise sur le marché ou leur mise en
service pour des raisons liées aux prescriptions du présent règlement. 
(34)          
La traçabilité des dispositifs médicaux au moyen d’un système
d’identification unique des dispositifs (IUD) fondé sur des lignes directrices internationales
devrait accroître considérablement la sécurité effective des dispositifs
médicaux après commercialisation, grâce à un meilleur signalement des
incidents, à des mesures correctives de sécurité ciblées et à un meilleur
contrôle par les autorités compétentes. Elle devrait aussi contribuer à réduire
le nombre d’erreurs médicales et à lutter contre la contrefaçon de dispositifs.
L’utilisation du système d’IUD devrait également améliorer la politique d’achat
et la gestion des stocks par les hôpitaux. 
(35)          
La transparence et une meilleure information sont capitales pour donner
davantage d'autonomie aux patients et aux professionnels de la santé et leur
permettre de prendre des décisions en connaissance de cause, pour fournir une
base solide à la prise de décisions en matière de réglementation et pour faire
en sorte que le système de réglementation inspire confiance. 
(36)          
Un aspect primordial est la création d’une base de données centrale qui
devrait intégrer plusieurs systèmes électroniques, dont le système d’IUD, pour
rassembler et traiter les informations relatives aux dispositifs médicaux
présents sur le marché et aux opérateurs économiques concernés, aux
certificats, aux investigations cliniques, à la vigilance et à la surveillance
du marché. La base de données doit permettre d’accroître la transparence
générale, de rationaliser et de faciliter l’échange d’informations entre les
opérateurs économiques, les organismes notifiés ou les promoteurs et les États
membres, ainsi qu’entre les États membres et entre eux et la Commission, de
prévenir les déclarations multiples et de renforcer la coordination entre les
États membres. Étant donné que, sur le marché intérieur, cette démarche ne peut
se faire efficacement qu’à l’échelle de l’Union, la Commission devrait étoffer
et gérer la banque de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed)
instituée par la décision 2010/227/UE de la Commission du 19 avril
2010 relative à la banque de données européenne sur les dispositifs médicaux[49].

(37)          
Il convient que les systèmes électroniques d’Eudamed relatifs aux
dispositifs présents sur le marché, aux opérateurs économiques concernés et aux
certificats permettent au grand public d’être bien informé des dispositifs
présents sur le marché de l’Union. Le système électronique relatif aux
investigations cliniques devrait servir d’outil de coopération entre les États
membres et permettre aux promoteurs d’introduire, volontairement, une demande
unique pour plusieurs États membres et, dans ce cas, de signaler les événements
indésirables graves. Le système électronique relatif à la vigilance devrait
permettre aux fabricants de signaler les incidents graves et autres événements
à signaler et faciliter la coordination de l'évaluation de ceux-ci par les
autorités nationales compétentes. Le système électronique relatif à la
surveillance du marché devrait servir à l’échange d’informations entre les
autorités compétentes.
(38)          
En ce qui concerne les données rassemblées et traitées par les systèmes
électroniques d’Eudamed, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données[50]
régit le traitement de données à caractère personnel effectué dans les États
membres, sous la surveillance des autorités compétentes de ceux-ci, à savoir
les organes publics indépendants désignés par eux. Le règlement (CE)
n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et
à la libre circulation de ces données[51]
régit le traitement de données à caractère personnel effectué par la Commission
dans le cadre du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen
de la protection des données. Conformément à l’article 2, point d),
du règlement (CE) n° 45/2001, la Commission devrait être désignée
comme la responsable du traitement des données pour Eudamed et ses systèmes
électroniques.
(39)          
Pour les dispositifs médicaux à haut risque, il convient que les
fabricants en résument les principales caractéristiques de sécurité et
performances et les résultats de l’évaluation clinique dans un document destiné
à être rendu public.
(40)          
Le bon fonctionnement des organismes notifiés est indispensable pour
garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité ainsi que
la confiance des citoyens dans le système. La désignation et le contrôle des
organismes notifiés par les États membres, selon des critères précis et
stricts, devraient dès lors être supervisés à l’échelle de l’Union.
(41)          
Il convient de donner aux organismes notifiés plus de pouvoir sur les
fabricants, et notamment le droit et l’obligation d’effectuer des inspections
sur site inopinées et de soumettre les dispositifs médicaux à des essais
physiques ou en laboratoire, pour s’assurer que les fabricants continuent de
respecter la réglementation après réception du certificat initial. 
(42)          
Pour les dispositifs médicaux à haut risque, il convient que les
autorités soient informées rapidement des dispositifs qui font l’objet d’une
évaluation de la conformité et aient le droit, pour des raisons
scientifiquement fondées, de contrôler l’évaluation préliminaire menée par les
organismes notifiés, notamment pour les dispositifs nouveaux, les dispositifs
faisant intervenir une technologie nouvelle, les dispositifs appartenant à une
catégorie de dispositifs connaissant un taux d’incidents graves particulièrement
élevé, ou les dispositifs similaires dont les évaluations de la conformité par
différents organismes notifiés présentent des divergences significatives. La
procédure établie par le présent règlement ne s'oppose pas à ce qu'un fabricant
informe volontairement une autorité compétente de son intention d'introduire
une demande d'évaluation de la conformité pour un dispositif médical à haut
risque avant d'introduire la demande auprès de l'organisme notifié.
(43)          
Il est nécessaire, notamment aux fins des procédures d’évaluation de la
conformité, de conserver la répartition des dispositifs médicaux en quatre
classes de produits conformément aux pratiques internationales. Les modalités
de classification, qui sont fondées sur la vulnérabilité du corps humain compte
tenu des risques potentiellement associés à la conception technique et à la
fabrication des dispositifs, doivent être adaptées aux progrès techniques et à
l’expérience acquise dans le cadre de la vigilance et de la surveillance du
marché. Pour maintenir le même niveau de sécurité que celui prévu par la
directive 90/385/CEE, il y a lieu de classer les dispositifs médicaux
implantables actifs et leurs accessoires dans la classe de risque la plus
élevée. 
(44)          
Il convient de prévoir comme règle générale que la procédure
d’évaluation de la conformité des dispositifs de classe I relève de la
seule responsabilité des fabricants, vu le faible degré de vulnérabilité
associé à ces produits. Pour les dispositifs médicaux des classes IIa, IIb et
III, il y a lieu d’imposer un certain degré de participation d’un organisme
notifié, la conception et la fabrication des dispositifs médicaux de la
classe III devant être explicitement approuvées avant que ceux-ci puissent
être mis sur le marché.
(45)          
Il convient de simplifier et de rationaliser les procédures d’évaluation
de la conformité et de définir clairement les modalités d’évaluation que les
organismes notifiés sont tenus d’appliquer, de manière à garantir des
conditions équitables.
(46)          
Il convient, pour garantir un niveau élevé de sécurité et des
performances optimales, que le respect des prescriptions générales en matière
de sécurité et de performances soit démontré sur la base de données cliniques,
et de prévoir comme règle générale que ces données, pour ce qui concerne les
dispositifs médicaux de la classe III et les dispositifs médicaux
implantables, proviennent d’investigations cliniques à réaliser sous la
responsabilité d’un promoteur, qui peut être le fabricant ou une autre personne
morale ou physique qui assume la responsabilité de l’investigation clinique.
(47)          
Les dispositions régissant les investigations cliniques devraient être
conformes aux principales lignes directrices internationales dans ce domaine,
telles que la norme internationale ISO 14155:2011 sur les bonnes
pratiques cliniques en matière d’investigations cliniques des dispositifs
médicaux pour sujets humains et la dernière version (2008) de la déclaration
d’Helsinki de l’Association médicale mondiale sur les principes éthiques
applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, de manière à
ce que les investigations cliniques menées dans l’Union soient acceptées
ailleurs et à ce que celles menées hors de l’Union conformément aux lignes
directrices internationales puissent être acceptées au titre du présent règlement.
(48)          
Il convient de mettre en place un système électronique à l’échelle de
l’Union pour que toutes les investigations cliniques soient enregistrées dans
une base de données publique. Dans un souci de préservation du droit à la
protection des données à caractère personnel consacré à l’article 8 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les données à caractère
personnel de sujets participants à une investigation clinique ne devraient pas
être consignées dans le système électronique. Pour créer des synergies avec les
essais cliniques de médicaments, il y a lieu de rendre interopérables le
système électronique relatif aux investigations cliniques sur les dispositifs
médicaux et la base de données de l’Union qui doit être établie pour les essais
cliniques des médicaments à usage humain.
(49)          
Les promoteurs des investigations cliniques devant être menées dans plus
d’un État membre devraient avoir la possibilité d’introduire une demande unique
de manière à réduire la charge administrative. Pour permettre le partage des
ressources et garantir la cohérence de l’évaluation des aspects liés à la santé
et à la sécurité à l'égard du dispositif faisant l’objet d’une investigation,
ainsi que de l'évaluation du modèle scientifique sur lequel repose l’investigation
clinique devant être menée dans plus d’un État membre, il convient qu’une telle
demande unique facilite la coordination entre les États membres sous la
direction d’un État membre coordonnateur. Il y a lieu que l’évaluation
coordonnée ne porte pas sur l’évaluation des aspects intrinsèquement nationaux,
locaux et éthiques de l’investigation clinique, comme le consentement éclairé. Il
devrait appartenir à chaque État membre de décider en dernier ressort si
l’investigation clinique peut être menée sur son territoire.
(50)          
Il convient que les promoteurs signalent certains événements
indésirables survenant durant les investigations cliniques aux États membres
concernés, qui devraient avoir la possibilité d’arrêter ou de suspendre les
investigations s’ils le jugent nécessaire pour garantir un niveau élevé de
protection des sujets de celles-ci. Il y a lieu que ces informations soient
communiquées aux autres États membres.
(51)          
Le présent règlement ne devrait porter que sur les investigations
cliniques menées à des fins de réglementation prévues par celui-ci.
(52)          
Il convient, pour mieux protéger la santé et mieux préserver la sécurité
des dispositifs présents sur le marché, d’améliorer l’efficacité du système de
vigilance relatif aux dispositifs médicaux par la création d’un portail
européen centralisé permettant de signaler les incidents graves et les mesures
correctives de sécurité prises.
(53)          
Il est nécessaire de permettre aux professionnels de la santé et aux
patients de signaler toute présomption d’incidents graves à l’échelle nationale
à l’aide de formulaires harmonisés. Les autorités nationales compétentes
devraient informer les fabricants et partager les informations avec leurs
homologues lorsqu’elles confirment la survenance d’un incident grave, de
manière à réduire au minimum la récurrence de ces incidents.
(54)          
Il convient, pour permettre le partage des ressources et garantir la
cohérence des mesures correctives prises, que l’évaluation des incidents graves
signalés et des mesures correctives de sécurité prises soit menée à l’échelon
national, mais qu’une coordination soit assurée lorsque des incidents analogues
sont survenus ou que des mesures correctives de sécurité doivent être prises
dans plus d’un État membre.
(55)          
Il y a lieu d’établir une nette distinction entre le signalement
d’événements indésirables graves survenus durant les investigations cliniques
et le signalement d’incidents graves postérieurs à la mise sur le marché d’un
dispositif médical afin d’éviter qu’ils ne soient signalés deux fois.
(56)          
Il convient que le présent règlement prévoie des règles en matière de
surveillance du marché pour mieux protéger les droits et obligations des
autorités nationales compétentes, garantir la coordination effective de leurs
activités en matière de surveillance du marché et clarifier les procédures
applicables. 
(57)          
Les États membres doivent percevoir des redevances aux fins de la
désignation et du contrôle des organismes notifiés de manière à pérenniser ce
contrôle et à mettre les organismes notifiés sur un pied d’égalité. 
(58)          
Bien que le présent règlement soit sans effet sur le droit des États
membres de percevoir des redevances pour les activités réalisées à l’échelle
nationale, il convient, pour des raisons de transparence, que les États membres
informent la Commission et les autres États membres du montant et de la
structure des redevances avant leur adoption.
(59)          
Il convient d’instituer un comité d’experts – le groupe de
coordination en matière de dispositifs médicaux (GCDM) –, composé de
personnes désignées par les États membres pour leur fonction et leur expertise
dans le domaine des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, afin qu’il s’acquitte des tâches qui lui seront confiées
par le présent règlement et par le règlement (UE) […/…] relatif aux
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro[52],
qu’il conseille la Commission et qu’il aide celle-ci et les États membres à
veiller à une mise en application harmonisée du présent règlement.
(60)          
Une coordination plus étroite entre les autorités nationales compétentes
grâce à l’échange d’informations et à des évaluations coordonnées sous la
direction d’une autorité coordonnatrice est fondamentale pour garantir le même
niveau de protection de la santé et de sécurité sur le marché intérieur,
notamment dans les domaines des investigations cliniques et de la vigilance. Elle
devrait aussi conduire à une utilisation plus efficace de ressources nationales
limitées.
(61)          
Il convient que la Commission fournisse une aide scientifique, technique
et logistique à l’autorité nationale coordonnatrice et fasse en sorte que le
système de réglementation des dispositifs médicaux soit effectivement appliqué
à l’échelle de l’Union sur la base de données scientifiques rigoureuses.
(62)          
Il y a lieu que l’Union participe activement à la coopération
internationale en matière de réglementation des dispositifs médicaux afin de
faciliter l’échange d’informations sur la sécurité de ces dispositifs et
d’œuvrer à l’élaboration de lignes directrices en matière de réglementation
encourageant l’adoption de règles dans d’autres juridictions garantissant un
niveau de protection de la santé et de sécurité équivalant à celui établi par
le présent règlement. 
(63)          
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes
reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne et, notamment, la dignité humaine, l’intégrité de la personne, la
protection des données à caractère personnel, la liberté des arts et des
sciences, la liberté d’entreprise et le droit de propriété. Il convient que le
présent règlement soit appliqué par les États membres conformément à ces droits
et principes.
(64)          
Pour maintenir un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité,
il convient de déléguer à la Commission, en vertu de
l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes en ce qui concerne les produits faisant l’objet du présent
règlement qui sont analogues à des dispositifs médicaux mais qui ne sont pas
nécessairement destinés à un usage médical, en ce qui concerne
l’adaptation de la définition des nanomatériaux aux progrès techniques et à
l’évolution de la situation dans l’Union et à l’échelle internationale, en ce qui concerne l’adaptation aux progrès
techniques des prescriptions générales en matière de sécurité et de
performances, des éléments à aborder dans la documentation technique, du
contenu minimal de la déclaration de conformité UE et des certificats
délivrés par les organismes notifiés, des conditions minimales imposées aux
organismes notifiés, des modalités de classification, des procédures d’évaluation
de la conformité et de la documentation à présenter aux fins de l’approbation
des investigations cliniques, en ce qui
concerne la mise en place du système d’IUD, en
ce qui concerne les informations nécessaires à l’enregistrement des dispositifs
médicaux et de certains opérateurs économiques, en
ce qui concerne le montant et la structure des redevances aux fins de la
désignation et du contrôle des organismes notifiés, en
ce qui concerne les informations relatives aux investigations cliniques rendues
publiques, en ce qui concerne l’adoption de
mesures préventives de protection de la santé à l’échelle de l’Union, et, enfin, en ce qui concerne les tâches des
laboratoires de référence de l’Union européenne et les critères qui leur sont
applicables, ainsi que le montant et la structure des redevances à percevoir
pour les avis scientifiques émis par ceux-ci. 
Il importe tout particulièrement que la Commission procède aux
consultations qui s’imposent tout au long de ses travaux préparatoires, y
compris à la consultation d’experts. Il convient que, durant la phase de
préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission veille à ce que
les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et en
bonne et due forme au Parlement européen et au Conseil.
(65)          
Pour garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement,
il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il est
nécessaire que ces compétences soient exercées conformément au
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux
modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences
d’exécution par la Commission[53].

(66)          
Il convient que la procédure consultative soit utilisée aux fins du
choix de la forme et de la présentation du contenu du résumé des
caractéristiques de sécurité et des performances cliniques, des codes
définissant le champ d’intervention des organismes notifiés et du modèle de
certificat de vente libre, étant donné que ces actes présentent un caractère
procédural et n’ont pas d’incidence directe sur la santé et la sécurité dans
l’Union.
(67)          
Il y a lieu que la Commission adopte des actes d’exécution directement
applicables dans des cas dûment justifiés liés à l’extension au territoire de
l’Union d’une dérogation nationale aux procédures d’évaluation de la conformité
applicables dans des cas exceptionnels, liés à l’avis de la Commission quant à
la question de savoir si une mesure nationale provisoire à l’encontre d’un
dispositif médical présentant un risque ou une mesure nationale provisoire de
protection de la santé à titre préventif est justifiée ou non, et liés à
l’adoption d’une mesure de l’Union à l’encontre d’un dispositif médical
présentant un risque, si des raisons d’urgence impérieuses l’exigent. 
(68)          
Comme les opérateurs économiques, les organismes notifiés, les États
membres et la Commission doivent s’adapter aux modifications introduites par le
présent règlement, il convient de prévoir une période de transition suffisante
pour leur donner le temps de s’adapter et de prendre les mesures en matière
d’organisation nécessaires à sa bonne application. Il importe tout
particulièrement qu’un nombre suffisant d’organismes notifiés soit désigné
conformément aux nouvelles dispositions au moment de la mise en application du
règlement afin d’éviter toute pénurie de dispositifs médicaux sur le marché.
(69)          
Pour faciliter l’introduction de l’enregistrement des dispositifs
médicaux, des opérateurs économiques concernés et des certificats, il convient
que les obligations de transmission d'informations aux systèmes électroniques
européens mis en place par le présent règlement ne prennent pleinement effet
que dix-huit mois après la date à partir de laquelle le présent règlement
sera appliqué. Il convient que l’article 10 bis et
l’article 10 ter, paragraphe 1, point a), de la
directive 90/385/CEE et l’article 14, paragraphes 1 et 2, et
l’article 14 bis, paragraphe 1, points a) et b), de
la directive 93/42/CEE restent en vigueur durant cette période de
transition. Toutefois, les opérateurs économiques et les organismes notifiés
qui s’enregistrent dans les systèmes électroniques européens pertinents
devraient être réputés satisfaire aux obligations d’enregistrement imposées par
les États membres en application de ces dispositions des directives afin
d’éviter les enregistrements multiples. 
(70)          
Il y a lieu d’abroger les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE de
manière à ce qu’un seul et même ensemble de règles régisse la mise sur le marché
de dispositifs médicaux et les aspects connexes faisant l’objet du présent
règlement. 
(71)          
Étant donné que les États membres ne peuvent atteindre de manière
suffisante l’objectif du présent règlement – à savoir la garantie de
normes rigoureuses de qualité et de sécurité des dispositifs médicaux pour un
niveau élevé de protection de la santé et de sécurité des patients, des
utilisateurs et d'autres personnes –, dont l’ampleur est telle que son
objectif peut être mieux réalisé par l’Union, celle-ci peut prendre des mesures
conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité
sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité consacré
audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Champ d’application et définitions
Article premier
Champ d’application
1.                      
Le présent règlement établit des règles auxquelles doivent satisfaire
les dispositifs médicaux à usage humain et leurs accessoires mis sur le marché
ou mis en service dans l’Union.
Aux fins du présent règlement, les dispositifs médicaux et leurs
accessoires sont dénommés ci-après «dispositifs».
2.                      
Le présent règlement ne régit:
(a)         
ni les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, qui relèvent du
règlement (UE) […/…]; 
(b)         
ni les médicaments relevant de la directive 2001/83/CE, ni les
médicaments de thérapie innovante, qui relèvent du règlement (CE)
n° 1394/2007. Pour décider si un produit relève de la
directive 2001/83/CE, du règlement (CE) n° 1394/2007 ou du
présent règlement, il est tenu compte tout particulièrement du mode d’action
principal du produit;
(c)         
ni le sang humain, les produits sanguins, le plasma, les cellules
sanguines d’origine humaine et les dispositifs qui incorporent, au moment de
leur mise sur le marché ou de leur utilisation conformément aux instructions du
fabricant, des produits sanguins, du plasma ou des cellules sanguines d’origine
humaine, à l’exception des dispositifs visés au paragraphe 4;
(d)         
ni les produits cosmétiques, qui relèvent du règlement (CE)
n° 1223/2009;
(e)         
ni les organes, tissus et cellules d’origine humaine ou animale et leurs
dérivés, ni les produits qui consistent en ceux-ci ou en contiennent, sauf si
un dispositif est fabriqué à l’aide de tissus ou cellules d’origine humaine ou
animale, ou de leurs dérivés, non viables ou rendus non viables.
Toutefois, les tissus et cellules humains non viables ou rendus
non viables et qui ont fait l’objet d’une manipulation non substantielle,
notamment d’une manipulation citée à l’annexe I du règlement (CE)
n° 1394/2007, ainsi que les produits dérivés de tissus et cellules de ce
type, ne sont pas considérés comme des dispositifs fabriqués à l’aide de tissus
ou cellules d’origine humaine ou de leurs dérivés; 
(f)           
ni les produits qui consistent en substances biologiques ou en
organismes autres que ceux visés aux points c) et e) qui sont viables,
dont les micro-organismes vivants, les bactéries, les champignons ou les virus,
ou qui en contiennent;
(g)         
ni les denrées alimentaires relevant du règlement (CE) n° 178/2002.

3.                      
Tout dispositif qui, lors de sa mise sur le marché ou de son utilisation
conformément aux instructions du fabricant, incorpore comme partie intégrante
un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l’article 2 du
règlement (UE) […/...] [relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro] est régi par le présent règlement, sauf s’il relève de l’article 1er,
paragraphe 3, dudit règlement. Les prescriptions générales applicables en
matière de sécurité et de performances énoncées à l’annexe I dudit
règlement s’appliquent pour ce qui est de la sécurité et des performances de la
partie constituant le dispositif médical de diagnostic in vitro. 
4.                      
Lorsqu’un dispositif incorpore comme partie intégrante, lors de sa mise
sur le marché ou de son utilisation conformément aux instructions du fabricant,
une substance qui, utilisée séparément, serait considérée comme un médicament
au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la
directive 2001/83/CE, notamment un médicament dérivé du sang ou du plasma
humains au sens de l'article 1er, paragraphe 10, de ladite
directive, dont l’action est accessoire à celle du dispositif, ce dispositif
est évalué et autorisé conformément au présent règlement.
En revanche, si l’action de la substance médicamenteuse n’est
pas accessoire à celle du dispositif, le produit est régi par la
directive 2001/83/CE. Dans ce cas, les prescriptions générales applicables
en matière de sécurité et de performances énoncées à l’annexe I du présent
règlement s’appliquent pour ce qui est de la sécurité et des performances de la
partie constituant le dispositif.
5.                      
Lorsqu’un dispositif est destiné à l’administration d’un médicament au
sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la
directive 2001/83/CE, ce dispositif est régi par le présent règlement,
sans préjudice des dispositions de la directive 2001/83/CE pour ce qui
concerne le médicament. 
En revanche, si le dispositif destiné à l’administration d’un
médicament et le médicament sont mis sur le marché de telle sorte qu’ils
forment un seul produit intégré qui est destiné à être exclusivement utilisé
dans l’association donnée et qui n’est pas réutilisable, le produit est régi
par la directive 2001/83/CE. Dans ce cas, les prescriptions générales
applicables en matière de sécurité et de performances énoncées à
l’annexe I du présent règlement s’appliquent pour ce qui est de la
sécurité et des performances de la partie constituant le dispositif.
6.                      
Le présent règlement est un acte législatif de l’Union spécifique au
sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la
directive 2004/108/CE et au sens de l’article 3 de la
directive 2006/42/CE.
7.                      
Le présent règlement n’a aucune incidence sur l’application de la
directive 96/29/Euratom du Conseil et de la directive 97/43/Euratom
du Conseil.
8.                      
Le présent règlement n’a aucune incidence sur les textes de loi
nationaux prévoyant que certains dispositifs ne peuvent être fournis que sur
ordonnance médicale.
9.                      
La mention «État membre» dans le présent règlement peut aussi désigner
tout autre pays avec lequel l’Union a conclu un accord conférant à ce pays le
même statut que celui d’un État membre aux fins de l’application du présent
règlement.
Article 2
Définitions
1.                      
Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent règlement:
en ce qui concerne les dispositifs, on entend par:
(1)         
«dispositif médical»: tout instrument, appareil, équipement, logiciel,
implant, réactif, matière ou autre article, destiné par le fabricant à être
utilisé, seul ou en association, chez l’homme pour l’une ou plusieurs des fins
médicales suivantes: 
–              
diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d’une
maladie,
–              
diagnostic, contrôle, traitement, atténuation ou compensation d’une
blessure ou d’un handicap,
–              
étude, remplacement ou modification d’une structure ou fonction
anatomique ou d’un processus ou état physiologique,
–              
maîtrise de la conception ou assistance à celle-ci,
–              
désinfection ou stérilisation de tout produit susmentionné, 
et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain
n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par
métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.
Les produits implantables et autres produits invasifs, destinés
à être utilisés chez l’homme, qui sont énumérés à l’annexe XV sont
considérés comme des dispositifs médicaux, qu’ils soient ou non destinés par le
fabricant à un usage médical;
(2)         
«accessoire de dispositif médical»: tout article qui, sans être un
dispositif médical, est destiné par son fabricant à être utilisé avec un ou
plusieurs dispositifs médicaux donnés pour permettre une utilisation de ce ou
ces derniers conforme à sa ou leurs destinations ou d’y contribuer;
(3)         
«dispositif sur mesure»: tout dispositif fabriqué expressément suivant
l’ordonnance d’un médecin, d’un praticien de l’art dentaire ou de toute autre
personne habilitée par la législation nationale en vertu de ses qualifications
professionnelles, indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les
caractéristiques de conception spécifiques, et destiné à n’être utilisé que
pour un patient déterminé.
 En revanche, ne sont pas considérés comme des dispositifs sur
mesure les dispositifs fabriqués en série qui nécessitent une adaptation pour
répondre aux prescriptions particulières d’un médecin, d’un praticien de l’art
dentaire ou de tout autre utilisateur professionnel, ni les dispositifs qui
sont produits en série par des procédés de fabrication industriels suivant les
ordonnances de médecins, de praticiens de l’art dentaire ou de toute autre
personne habilitée;
(4)         
«dispositif actif»: tout dispositif dont le fonctionnement dépend d’une
source d’énergie électrique ou de toute source d’énergie autre que celle
générée directement par la pesanteur et agissant par altération de la densité
de cette énergie ou par conversion de celle-ci. Les dispositifs destinés à la
transmission d’énergie, de substances ou d’autres éléments, sans altération
significative, entre un dispositif actif et le patient ne sont pas considérés
comme des dispositifs actifs. 
 Les logiciels autonomes sont considérés comme des dispositifs
actifs; 
(5)         
«dispositif implantable»: tout dispositif, y compris ceux qui sont
absorbés en partie ou en totalité, destiné 
–              
à être introduit intégralement dans le corps humain ou
–              
à remplacer une surface épithéliale ou la surface de l’œil 
 par une intervention clinique et à demeurer en place après
l’intervention. 
 Est également considéré comme un dispositif implantable tout
dispositif destiné à être introduit partiellement dans le corps humain par une
intervention clinique et à demeurer en place après l’intervention pendant une
période d’au moins trente jours;
(6)         
«dispositif invasif»: tout dispositif qui pénètre en totalité ou en
partie à l’intérieur du corps, soit par un orifice du corps, soit à travers la
surface du corps;
(7)         
«groupe générique de dispositifs»: un ensemble de dispositifs destinés à
une utilisation identique ou analogue, ou possédant une technologie commune
permettant une classification générique de ces dispositifs sans prise en compte
de leurs caractéristiques particulières; 
(8)         
«dispositif à usage unique»: tout dispositif destiné à être utilisé sur
un patient donné au cours d’une intervention unique.
Le dispositif peut être utilisé à plusieurs reprises ou de
manière prolongée sur le même patient au cours de l’intervention unique; 
(9)         
«dispositif à usage unique critique»: tout dispositif à usage unique
destiné à être utilisé au cours d’interventions chirurgicales invasives;
(10)     
«destination»: l’utilisation à laquelle le dispositif est destiné
d’après les indications fournies par le fabricant sur l’étiquette, dans la
notice d’utilisation ou dans les documents ou indications publicitaires ou de
vente;
(11)     
«étiquette»: les informations écrites, imprimées ou graphiques figurant
soit sur le dispositif proprement dit, soit sur l’emballage de chaque unité ou
sur l’emballage de dispositifs multiples;
(12)     
«notice d’utilisation»: les indications fournies par le fabricant pour
informer l’utilisateur de la destination et de la bonne utilisation du
dispositif et des précautions à prendre;
(13)     
«identifiant unique des dispositifs»: une série de chiffres ou de
lettres créée selon des normes d’identification et de codification
internationales et qui permet l’identification formelle des dispositifs en
question sur le marché;
(14)     
«non viable»: inapte au métabolisme ou à la multiplication;
(15)     
«nanomatériau»: un matériau naturel, formé accidentellement ou
manufacturé contenant des particules libres, sous forme d’agrégat ou sous forme
d’agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition
numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se
situant entre 1 nm et 100 nm. 
 Les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de
carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes
inférieures à 1 nm sont considérés comme des nanomatériaux. 
 Aux fins de la définition de nanomatériau, les termes
«particule», «agglomérat» et «agrégat» sont définis comme suit: 
–              
on entend par «particule»: un minuscule fragment de matière possédant
des contours physiques bien définis; 
–              
on entend par «agglomérat»: un amas friable de particules ou d’agrégats
dont la surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses
constituants individuels; 
–              
on entend par «agrégat»: une particule constituée de particules soudées
ou fusionnées; 
en ce qui concerne la mise à disposition de dispositifs, on
entend par:
(16)     
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un dispositif,
autre qu’un dispositif faisant l’objet d’une investigation, destiné à être
distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une
activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 
(17)     
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un dispositif,
autre qu’un dispositif faisant l’objet d’une investigation, sur le marché de
l’Union;
(18)     
«mise en service»: le stade auquel un dispositif, autre qu’un dispositif
faisant l’objet d’une investigation, est mis à la disposition de l’utilisateur
final, étant prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché de l’Union
conformément à sa destination; 
en ce qui concerne les opérateurs économiques, les utilisateurs
et des procédés donnés, on entend par:
(19)     
«fabricant»: la personne physique ou morale qui fabrique ou remet à neuf
un dispositif ou fait concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un dispositif, et
commercialise ce dispositif en son nom ou au nom de sa marque.
Aux fins de la définition du fabricant, la remise à neuf désigne
la restauration complète d’un dispositif déjà mis sur le marché ou mis en
service, ou la confection d’un nouveau dispositif à partir de dispositifs
usagés, de manière à le rendre conforme au présent règlement, ainsi que
l’attribution d'une nouvelle durée de vie au dispositif remis à neuf;
(20)     
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union
ayant reçu et accepté un mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux
fins de l’accomplissement de tâches déterminées liées aux obligations incombant
à ce dernier en vertu du présent règlement;
(21)     
«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union
qui met un dispositif provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;
(22)     
«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la
chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un
dispositif à disposition sur le marché;
(23)     
«opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur et
le distributeur; 
(24)     
«établissement de santé»: une entité ayant pour mission première de
prendre en charge ou soigner des patients ou d’œuvrer en faveur de la santé
publique;
(25)     
«utilisateur»: tout professionnel de la santé ou tout utilisateur
profane qui utilise un dispositif;
(26)     
«utilisateur profane»: une personne qui n’est titulaire d’aucun diplôme
dans une branche concernée des soins de santé ou dans une discipline médicale; 
(27)     
«retraitement»: le procédé dont fait l’objet un dispositif usagé pour en
permettre une réutilisation sûre, en ce compris le nettoyage, la désinfection,
la stérilisation et les procédures connexes, ainsi que la mise à l’essai du
dispositif usagé et le rétablissement de ses caractéristiques techniques et fonctionnelles
en matière de sécurité; 
en ce qui concerne l’évaluation de la conformité, on entend par:
(28)     
«évaluation de la conformité»: la procédure permettant de démontrer le
respect ou non des prescriptions du présent règlement relatives à un
dispositif; 
(29)     
«organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui procède à
des activités d’évaluation de la conformité par un tiers, y compris
l’étalonnage, la mise à l’essai, la certification et l’inspection; 
(30)     
«organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité désigné
en application du présent règlement; 
(31)     
«marquage de conformité CE» ou «marquage CE»: marquage par lequel le
fabricant indique que le dispositif est conforme aux dispositions applicables
du présent règlement et des autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union
qui en prévoient l’apposition;
en ce qui concerne l’évaluation clinique et les investigations
cliniques, on entend par:
(32)     
«évaluation clinique»: l’appréciation et l’analyse des données cliniques
relatives à un dispositif visant à vérifier la sécurité et les performances de
celui-ci lorsqu’il est utilisé conformément à la destination prévue par le
fabricant;
(33)     
«investigation clinique»: toute investigation systématique chez un ou
plusieurs sujets humains destinée à évaluer la sécurité et les performances
d’un dispositif;
(34)     
«dispositif faisant l’objet d’une investigation»: tout dispositif dont
la sécurité et/ou les performances sont évaluées dans le cadre d’une
investigation clinique; 
(35)     
«protocole d’investigation clinique»: le ou les documents énonçant les
raisons, les objectifs, le modèle et l’analyse proposée, les méthodes, le
contrôle, la réalisation et la consignation des résultats de l’investigation
clinique;
(36)     
«données cliniques»: les informations relatives à la sécurité ou aux
performances obtenues dans le cadre de l’utilisation d’un dispositif et qui
proviennent des sources suivantes:
–              
la ou les investigations cliniques du dispositif concerné, 
–              
la ou les investigations cliniques ou d’autres études citées dans la
littérature scientifique d’un dispositif analogue dont l’équivalence avec le
dispositif concerné peut être démontrée, 
–              
les rapports, publiés ou non, relatifs à toute autre expérimentation
clinique du dispositif concerné ou d’un dispositif analogue dont l’équivalence
avec le dispositif concerné peut être démontrée;
(37)     
«promoteur»: une personne, une entreprise, un institut ou un organisme
qui est à l’initiative d’une investigation clinique et qui en assure la
gestion;
(38)     
«événement indésirable»: tout incident médical malencontreux, toute
maladie ou blessure non intentionnelle ou tout signe clinique malencontreux, y
compris un résultat de laboratoire anormal, chez des sujets, des utilisateurs
ou d'autres personnes, dans le cadre d’une investigation clinique, lié ou non
au dispositif faisant l’objet d’une investigation;
(39)     
«événement indésirable grave»: tout événement indésirable ayant
entraîné:
–              
la mort,
–              
une dégradation grave de l’état de santé du sujet, laquelle est à
l’origine:
i)        d’une maladie ou blessure mettant en danger la vie du
patient,
ii)       d’une déficience permanente d’une structure ou
fonction anatomique, 
iii)      d’une hospitalisation ou de la prolongation de
l’hospitalisation, 
iv)      d’une intervention médicale ou chirurgicale visant à
prévenir toute maladie ou blessure mettant en danger la vie du patient et toute
déficience permanente d’une structure ou fonction anatomique,
–              
une souffrance fœtale, la mort du fœtus ou une anomalie ou malformation
congénitale;
(40)     
«défectuosité d’un dispositif»: tout défaut en matière d’identité, de
qualité, de durabilité, de fiabilité, de sécurité ou de performance d’un
dispositif faisant l’objet d’une investigation, y compris tout
dysfonctionnement, toute erreur d'utilisation ou tout défaut dans les
informations fournies par le fabricant; 
en ce qui concerne la vigilance et la surveillance du marché, on
entend par:
(41)     
«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un dispositif qui a
déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 
(42)     
«retrait»: toute mesure visant à empêcher qu’un dispositif de la chaîne
d’approvisionnement reste mis à disposition sur le marché;
(43)     
«incident»: tout dysfonctionnement ou toute altération des
caractéristiques ou des performances d’un dispositif mis à disposition sur le
marché, tout défaut dans les informations fournies par le fabricant et tout
effet secondaire indésirable imprévu;
(44)     
«incident grave»: tout incident ayant entraîné directement ou
indirectement, susceptible d’avoir entraîné ou susceptible d’entraîner:
–              
la mort d’un patient, d’un utilisateur ou de toute autre personne, 
–              
une grave détérioration, temporaire ou permanente, de l’état de santé
d’un patient, d’un utilisateur ou de toute autre personne, 
–              
une menace grave pour la santé publique;
(45)     
«mesure corrective»: toute mesure visant à éliminer la cause d’un cas de
non-conformité potentielle ou effective ou d’une autre situation indésirable;
(46)     
«mesure corrective de sécurité»: toute mesure corrective prise par le
fabricant pour des raisons techniques ou médicales afin de prévenir ou
d’atténuer le risque d’incident grave en rapport avec un dispositif mis à
disposition sur le marché;
(47)     
«notice de sécurité»: la communication envoyée par le fabricant aux
utilisateurs ou clients en rapport avec une mesure corrective de sécurité;
(48)     
«surveillance du marché»: l’ensemble des activités réalisées et des
mesures prises par les pouvoirs publics pour garantir que les produits sont
conformes aux prescriptions de la législation d’harmonisation de l’Union
applicable et ne compromettent pas la santé, la sécurité ni tout autre aspect
de la protection de l’intérêt public;
en ce qui concerne les normes et autres spécifications
techniques, on entend par:
(49)     
«norme harmonisée»: tout norme européenne au sens de l’article 2,
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […/…];
(50)     
«spécifications techniques communes»: tout document autre qu’une norme
qui énonce des prescriptions techniques offrant un moyen de se conformer à
l’obligation légale applicable à un dispositif, à un procédé ou à un système.
2.                      
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément
à l’article 89 pour modifier la liste de l’annexe XV visée au
paragraphe 1, point (1), dernier alinéa, eu égard aux progrès
techniques et au caractère analogue d'un dispositif médical et d'un produit non
destiné à un usage médical compte tenu de leurs caractéristiques et des
risques.
3.                      
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués
conformément à l’article 89 pour adapter la définition de nanomatériau
figurant au paragraphe 1, point (15), eu égard aux progrès techniques
et scientifiques et compte tenu des définitions adoptées par l’Union et à
l’échelle internationale.
Article 3
Statut des produits au regard de la réglementation
1.                      
La Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre
initiative, déterminer, au moyen d’actes d’exécution, si un produit donné ou
une catégorie donnée ou un groupe donné de produits répond ou non aux
définitions de «dispositif médical» ou d’«accessoire de dispositif médical». Ces
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 88, paragraphe 3.
2.                      
La Commission veille au partage de l’expertise entre les États membres
dans les domaines des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, des médicaments, des tissus et cellules humains, des
produits cosmétiques, des biocides, des denrées alimentaires et, si nécessaire,
d’autres produits, afin de déterminer la réglementation dont relève un produit,
ou une catégorie ou un groupe de produits. 
Chapitre II
Mise à disposition des dispositifs, obligations des opérateurs économiques,
retraitement, marquage CE, libre circulation
Article 4
Mise sur le marché et mise en service
1.                      
Un dispositif ne peut être mis sur le marché ou mis en service que s’il
est conforme au présent règlement au moment où il est dûment fourni et dès lors
qu’il est correctement installé, entretenu et utilisé conformément à sa
destination. 
2.                      
Un dispositif est conforme aux prescriptions générales en matière de
sécurité et de performances qui lui sont applicables, compte tenu de sa
destination. Les prescriptions générales en matière de sécurité et de
performances sont énoncées à l’annexe I.
3.                      
La démonstration de la conformité avec les prescriptions générales en
matière de sécurité et de performances passe par une évaluation clinique telle
qu’elle est prévue à l’article 49. 
4.                      
Les dispositifs fabriqués et utilisés dans un seul et même établissement
de santé sont considérés comme étant mis en service. Les dispositions relatives
au marquage CE visées à l’article 18 et les obligations prévues aux
articles 23 à 27 ne s’appliquent pas à ces dispositifs, à la condition que
ces dispositifs soient fabriqués et utilisés dans le cadre du système unique de
gestion de la qualité de l’établissement de santé.
5.                      
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués
conformément à l’article 89 pour modifier ou compléter, eu égard aux
progrès techniques et compte tenu des utilisateurs ou patients visés, les
prescriptions générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l’annexe I,
notamment en ce qui concerne les informations fournies par le fabricant.
Article 5
Ventes à distance 
1.                      
Un dispositif proposé au moyen de services de la société de
l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de
la directive 98/34/CE à une personne physique ou morale établie dans
l’Union est conforme au présent règlement au plus tard au moment de sa mise sur
le marché. 
2.                      
Sans préjudice de la législation nationale relative à l’exercice de la
profession médicale, un dispositif qui n’est pas mis sur le marché mais utilisé
dans le cadre d’une activité commerciale aux fins d’une prestation diagnostique
ou thérapeutique fournie au moyen de services de la société de l’information au
sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la
directive 98/34/CE ou par d’autres moyens de communication à une personne
physique ou morale établie dans l’Union est conforme au présent règlement. 
Article 6
Normes harmonisées
1.                      
Les dispositifs conformes aux normes harmonisées applicables, ou à des
parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal
officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux prescriptions du
présent règlement prévues dans ces normes ou dans des parties de celles-ci. 
Le premier alinéa s’applique également aux mesures imposées par
le présent règlement aux opérateurs économiques ou aux promoteurs en matière de
systèmes et de procédures, y compris celles relatives à un système de gestion
de la qualité, à la gestion des risques, au plan de surveillance après
commercialisation, aux investigations cliniques, à l’évaluation clinique et au
suivi clinique après commercialisation. 
2.                      
Les références à des normes harmonisées incluent aussi les monographies
de la Pharmacopée européenne adoptées en vertu de la Convention relative à
l’élaboration d’une pharmacopée européenne, notamment celles relatives aux
sutures chirurgicales et aux interactions entre médicaments et matériaux
composant les dispositifs contenant ces médicaments.
Article 7
Spécifications techniques communes
1.                      
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des spécifications
techniques communes (STC), lorsqu’il n’existe pas de normes harmonisées ou que
les normes harmonisées applicables ne suffisent pas, en ce qui concerne les
prescriptions générales en matière de sécurité et de performances énoncées à
l’annexe I, la documentation technique prévue à l’annexe II ou
l’évaluation clinique et le suivi clinique après commercialisation prévus à
l’annexe XIII. Les STC sont adoptées au moyen d’actes d’exécution
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88,
paragraphe 3.
2.                      
Les dispositifs conformes aux STC visées au paragraphe 1 sont
présumés conformes aux prescriptions du présent règlement prévues dans ces STC
ou dans des parties de celles-ci.
3.                      
Les fabricants se conforment aux STC à moins qu’ils puissent dûment
justifier avoir adopté des solutions garantissant un niveau de sécurité et des
performances au moins équivalents à ceux prévus par ces STC.
Article 8
Obligations générales du fabricant
1.                      
Lorsqu’ils mettent leurs dispositifs sur le marché ou en service, les
fabricants veillent à ce que ceux-ci aient été conçus et fabriqués conformément
aux prescriptions du présent règlement.
2.                      
Les fabricants élaborent la documentation technique permettant de
déterminer la conformité du dispositif avec les prescriptions du présent
règlement. La documentation technique contient les éléments énoncés à
l’annexe II. 
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 89 pour modifier ou compléter, eu égard
aux progrès techniques, les éléments de la documentation technique énoncés à
l’annexe II.
3.                      
Lorsque la conformité d’un dispositif avec les prescriptions applicables
est démontrée à l’issue de la procédure d’évaluation de la conformité
applicable, les fabricants de dispositifs, autres que ceux sur mesure ou ceux
faisant l’objet d’une investigation, élaborent une déclaration de
conformité UE conformément à l’article 17 et apposent le marquage de
conformité CE conformément à l’article 18.
4.                      
Les fabricants tiennent la documentation technique, la déclaration de
conformité UE et, le cas échéant, un exemplaire du certificat applicable
et de tout document complémentaire, délivré en application de
l’article 45, à la disposition des autorités compétentes pour une durée
d’au moins cinq ans à partir de la mise sur le marché du dernier
dispositif visé par la déclaration de conformité. Dans le cas de dispositifs
implantables, la durée est d’au moins quinze ans à partir de la mise sur
le marché du dernier dispositif.
Si la documentation technique est volumineuse ou est conservée
en plusieurs endroits, le fabricant en présente une synthèse (synthèse de la
documentation technique, ou SDT), à la demande d’une autorité compétente, et
permet l’accès à la documentation technique complète sur demande.
5.                      
Les fabricants veillent à ce que des procédures existent pour maintenir
la production en série conforme aux prescriptions du présent règlement. Il est
dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques
du produit et des modifications des normes harmonisées ou des STC sur la base
desquelles la conformité d’un produit est déclarée. En fonction de la classe de
risque et du type de dispositif, les fabricants de dispositifs, autres que ceux
sur mesure et ceux faisant l’objet d’une investigation, établissent et tiennent
à jour un système de gestion de la qualité qui porte au moins sur les aspects
suivants: 
(a)         
la responsabilité de la gestion; 
(b)         
la gestion des ressources, dont la sélection et le contrôle des
fournisseurs et sous-traitants;
(c)         
la réalisation du produit; 
(d)         
les procédures de contrôle et de mesure des résultats, d’analyse des
données et d’amélioration des produits. 
6.                      
En fonction de la classe de risque et du type de dispositif, les
fabricants de dispositifs, autres que ceux sur mesure, élaborent et tiennent à
jour une procédure systématique de collecte de données sur leurs dispositifs
mis sur le marché ou mis en service de manière à dresser le bilan de leur
utilisation et à appliquer toute mesure corrective nécessaire, procédure dénommée
ci-après «plan de surveillance après commercialisation». Le plan de
surveillance après commercialisation énonce la procédure à suivre pour
collecter et consigner les plaintes et les signalements de professionnels de la
santé, de patients ou d’utilisateurs relatifs à des incidents présumés liés à
un dispositif et pour y donner suite, pour tenir à jour un registre des
produits non conformes et des rappels ou retraits de produits et pour effectuer
des essais par sondage sur des dispositifs commercialisés, si la nature des
dispositifs l’exige. Une partie du plan de surveillance après commercialisation
est un suivi clinique après commercialisation conforme à l’annexe XIII,
partie B. Si un suivi clinique après commercialisation n’est pas jugé
nécessaire, cette décision est dûment justifiée et documentée dans le plan de
surveillance après commercialisation.
Si la surveillance après commercialisation fait apparaître la
nécessité d’une mesure corrective, le fabricant prend les mesures qui
s’imposent.
7.                      
Les fabricants veillent à ce que le dispositif soit accompagné des
informations à fournir conformément à l’annexe I, point 19, dans une
langue officielle de l’Union susceptible d’être bien comprise par l’utilisateur
ou le patient auquel le dispositif est destiné. La ou les langues des
informations que le fabricant est tenu de fournir peuvent être déterminées par
la loi de l’État membre où le dispositif est mis à la disposition de
l’utilisateur ou du patient.
8.                      
Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un
dispositif qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement
prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en
conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant. Ils en informent les
distributeurs et, le cas échéant, le mandataire. 
9.                      
Sur requête motivée d’une autorité compétente, les fabricants lui
communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour
démontrer la conformité du dispositif, dans une langue officielle de l’Union susceptible
d’être bien comprise par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à
sa demande, à toute mesure corrective prise en vue d’éliminer les risques
présentés par des dispositifs qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service. 
10.                  
Lorsque les fabricants font concevoir et fabriquer leurs dispositifs par
une autre personne morale ou physique, les informations sur l’identité de
celle-ci font partie des informations à transmettre en application de
l’article 25. 
Article 9
Mandataire
1.                      
Le fabricant d’un dispositif mis sur le marché de l’Union ou portant le
marquage CE sans être mis sur le marché de l’Union qui ne dispose pas d’un
siège social dans un État membre ou ne réalise pas les activités concernées
depuis un siège social situé dans un État membre désigne un mandataire unique. 
2.                      
La désignation n’est valable que si elle est acceptée par écrit par le
mandataire et vaut au moins pour tous les dispositifs du même groupe générique
de dispositifs. 
3.                      
Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat dont il aura
convenu avec le fabricant. 
Le mandat permet et impose au mandataire de s’acquitter au moins
des tâches suivantes en rapport avec les dispositifs relevant de son mandat:
(a)         
tenir la documentation technique, la déclaration de conformité UE
et, le cas échéant, un exemplaire du certificat applicable et de tout document
complémentaire délivré en application de l’article 45 à la disposition des
autorités compétentes pour la durée prévue à l’article 8,
paragraphe 4;
(b)         
sur requête motivée d’une autorité compétente, communiquer à cette
autorité compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires à
la démonstration de la conformité d’un dispositif; 
(c)         
coopérer avec les autorités compétentes à toute mesure corrective à
prendre pour éliminer les risques posés par des dispositifs;
(d)         
informer immédiatement le fabricant des plaintes et signalements de
professionnels de la santé, de patients et d’utilisateurs relatifs à des
incidents présumés liés à un dispositif relevant de son mandat; 
(e)         
mettre fin au mandat si le fabricant agit à l’encontre des obligations
qui lui incombent en vertu du présent règlement. 
Pour permettre au mandataire de s’acquitter des tâches
mentionnées dans le présent paragraphe, le fabricant veille à tout le moins à
ce que celui-ci ait accès immédiatement et de manière permanente à la
documentation nécessaire dans une des langues officielles de l’Union.
4.                      
Le mandat visé au paragraphe 3 ne prévoit pas la délégation des
obligations du fabricant prévues par l’article 8, paragraphes 1, 2,
5, 6, 7 et 8.
5.                      
Un mandataire qui met fin au mandat sur la base du paragraphe 3,
point e), informe immédiatement de la fin du mandat et des raisons de
cette décision l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi
et, le cas échéant, l’organisme notifié étant intervenu dans l’évaluation de la
conformité du dispositif.
6.                      
Tout renvoi dans le présent règlement à l’autorité compétente de l’État
membre où se trouve le siège social du fabricant s’entend comme fait à
l’autorité compétente de l’État membre où se trouve le siège social du
mandataire désigné par un fabricant visé au paragraphe 1. 
Article 10
Changement de mandataire
Les modalités de changement de mandataire sont clairement
définies dans un accord entre le fabricant, le mandataire sortant et le nouveau
mandataire. Cet accord précise au moins les informations suivantes: 
(a)         
la date de fin du mandat du mandataire sortant et la date de début du
mandat du nouveau mandataire;
(b)         
la date jusqu’à laquelle le mandataire sortant peut être indiqué dans
les informations fournies par le fabricant et figurer dans toute documentation
publicitaire; 
(c)         
les modalités de transfert des documents, dont les questions de
confidentialité et de droits de propriété;
(d)         
l’obligation du mandataire sortant de transmettre au fabricant ou au
nouveau mandataire, après la fin du mandat, toute plainte ou tout signalement
de professionnels de la santé, de patients ou d’utilisateurs relatifs à des
incidents présumés liés à un dispositif qui relevait de son mandat.
Article 11
Obligations générales des importateurs 
1.                      
Les importateurs ne mettent sur le marché de l’Union que des dispositifs
conformes au présent règlement.
2.                      
Avant de mettre un dispositif sur le marché, les importateurs veillent à
ce que: 
(a)         
le fabricant ait appliqué la procédure d’évaluation de la conformité
appropriée; 
(b)         
le fabricant ait désigné un mandataire conformément à l’article 9;
(c)         
le fabricant ait établi la déclaration de conformité UE et la
documentation technique; 
(d)         
le dispositif porte le marquage de conformité CE requis; 
(e)         
le dispositif soit étiqueté conformément au présent règlement et
accompagné de la notice d’utilisation et de la déclaration de
conformité UE requises;
(f)           
le fabricant ait attribué, le cas échéant, un identifiant unique au
dispositif conformément à l’article 24.
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un
dispositif n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, il ne met
le dispositif sur le marché qu’après la mise en conformité de celui-ci. Si le
dispositif présente un risque, l’importateur en informe le fabricant et son
mandataire, ainsi que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est
établi.
3.                      
Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque
déposée et l’adresse de leur siège social à laquelle ils peuvent être joints et
de leur lieu d’établissement sur le dispositif ou sur son emballage ou dans un
document accompagnant le dispositif. Ils veillent à ce qu’aucune étiquette
supplémentaire ne dissimule les informations figurant sur l’étiquette du fabricant.
4.                      
Les importateurs font en sorte que le dispositif soit enregistré dans le
système électronique conformément à l’article 25, paragraphe 2. 
5.                      
Les importateurs veillent à ce que, tant qu’un dispositif est sous leur
responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas
sa conformité avec les prescriptions générales en matière de sécurité et de
performances énoncées à l’annexe I.
6.                      
Lorsqu’ils le jugent approprié au vu des risques présentés par un
dispositif, les importateurs, aux fins de la protection de la santé et de la
sécurité des patients et des utilisateurs, procèdent à des essais par sondage
sur les produits commercialisés ainsi qu'à l'investigation des plaintes,
tiennent un registre des plaintes, des produits non conformes et des rappels et
retraits de produits, et informent le fabricant, le mandataire et les
distributeurs de ces activités de suivi. 
7.                      
Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un
dispositif qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement
en informent immédiatement le fabricant et son mandataire et, le cas échéant,
prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ce
dispositif en conformité, le retirer ou le rappeler. Si le dispositif présente
un risque, ils en informent immédiatement les autorités compétentes des États
membres dans lesquels ils ont mis le dispositif à disposition et, le cas
échéant, l’organisme notifié ayant délivré un certificat conformément à
l’article 45 pour le dispositif en question, et précisent, notamment, le
cas de non-conformité et les éventuelles mesures correctives prises.
8.                      
Les importateurs qui ont reçu des plaintes ou des signalements de
professionnels de la santé, de patients ou d’utilisateurs relatifs à des
incidents présumés liés à un dispositif qu’ils ont mis sur le marché
transmettent immédiatement cette information au fabricant et à son mandataire.
9.                      
Les importateurs tiennent un exemplaire de la déclaration de
conformité UE à la disposition des autorités de surveillance du marché
pour la durée prévue à l’article 8, paragraphe 4, et veillent à ce
que la documentation technique et, le cas échéant, un exemplaire du certificat
applicable et tout document complémentaire délivrés en application de
l’article 45, puissent être mis à la disposition de ces autorités à leur
demande. L’importateur et le mandataire du dispositif en question peuvent
convenir par mandat écrit de la délégation de cette obligation au mandataire.
10.                  
Sur requête d’une autorité nationale compétente, les importateurs y
adjoignent toutes les informations et tous les documents nécessaires à la
démonstration de la conformité d’un produit. Cette obligation est réputée
remplie lorsque le mandataire pour le dispositif en question fournit les
informations requises. Les importateurs coopèrent avec une autorité nationale
compétente, à sa demande, à toute mesure prise pour éliminer les risques
présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.
Article 12
Obligations générales des distributeurs
1.                      
Lorsqu’ils mettent un dispositif à disposition sur le marché, les
distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les
prescriptions applicables.
2.                      
Avant de mettre un dispositif à disposition sur le marché, les
distributeurs vérifient que les conditions suivantes sont respectées:
(a)         
le produit porte le marquage de conformité CE requis; 
(b)         
le produit est accompagné des informations que le fabricant est tenu de
fournir conformément à l’article 8, paragraphe 7;
(c)         
le fabricant et, le cas échéant, l’importateur se sont conformés respectivement
aux dispositions de l’article 24 et de l’article 11,
paragraphe 3.
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire
qu’un dispositif n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, il
ne met le dispositif à disposition sur le marché qu’après la mise en conformité
de celui-ci. Si le dispositif présente un risque, le distributeur en informe le
fabricant et, le cas échéant, son mandataire et l’importateur, ainsi que
l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi.
3.                      
Les distributeurs veillent à ce que, tant qu’un dispositif est sous leur
responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas
sa conformité avec les prescriptions générales en matière de sécurité et de
performances énoncées à l’annexe I.
4.                      
Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un
dispositif qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au
présent règlement en informent immédiatement le fabricant et, le cas échéant,
son mandataire et l’importateur et veillent à ce que les mesures correctives
nécessaires soient prises pour mettre ce dispositif en conformité, le retirer
ou le rappeler, le cas échéant. Si le dispositif présente un risque, ils en
informent aussi immédiatement les autorités compétentes des États membres dans
lesquels ils ont mis le dispositif à disposition et précisent, notamment, le
cas de non-conformité et les éventuelles mesures correctives prises. 
5.                      
Les distributeurs qui ont reçu des plaintes ou des signalements de professionnels
de la santé, de patients ou d’utilisateurs relatifs à des incidents présumés
liés à un dispositif qu’ils ont mis à disposition transmettent immédiatement
cette information au fabricant et, le cas échéant, à son mandataire. 
6.                      
Sur requête d’une autorité compétente, les distributeurs y adjoignent
toutes les informations et tous les documents nécessaires à la démonstration de
la conformité d’un dispositif. Cette obligation est réputée remplie lorsque le
mandataire pour le dispositif en question fournit, le cas échéant, les
informations requises. Les distributeurs coopèrent avec les autorités
nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure requise en vue
d’éliminer les risques présentés par des dispositifs qu’ils ont mis à
disposition sur le marché.
Article 13
Personne chargée de veiller au respect de la réglementation
1.                      
Les fabricants disposent au sein de leur organisation d’au moins une
personne qualifiée possédant des connaissances spécialisées dans le domaine des
dispositifs médicaux. Les connaissances spécialisées sont attestées par l’une
des certifications suivantes:
(a)         
un diplôme, un certificat ou un autre document de certification formelle
sanctionnant des études universitaires ou équivalentes en sciences naturelles,
en médecine, en pharmacie, en ingénierie ou dans une autre discipline
pertinente, et un document attestant une expérience professionnelle d’au moins
deux ans dans le domaine de la réglementation ou des systèmes de gestion
de la qualité en rapport avec les dispositifs médicaux; 
(b)         
un document attestant une expérience professionnelle de cinq ans
dans le domaine de la réglementation ou des systèmes de gestion de la qualité
en rapport avec les dispositifs médicaux. 
Sans préjudice des dispositions nationales relatives aux
qualifications professionnelles, les fabricants de dispositifs sur mesure
peuvent attester leurs connaissances spécialisées visées au premier alinéa par
la preuve d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le
domaine de la fabrication de dispositifs médicaux de ce type. 
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux fabricants de
dispositifs sur mesure qui sont des microentreprises au sens de la
recommandation 2003/361/CE de la Commission[54].
2.                      
La personne qualifiée est au moins chargée de faire en sorte: 
(a)         
que la conformité des dispositifs soit correctement évaluée avant la
libération d’un lot;
(b)         
que la documentation technique et la déclaration de conformité soient
élaborées et tenues à jour; 
(c)         
que les obligations en matière de déclaration prévues aux
articles 61 à 66 soient remplies;
(d)         
que, dans le cas de dispositifs faisant l’objet d’une investigation, la
déclaration visée à l’annexe XIV, chapitre II, point 1.4, soit
délivrée. 
3.                      
La personne qualifiée ne subit aucun désavantage en relation avec la
bonne exécution de ses tâches au sein de l’organisation du fabricant.
4.                      
Les mandataires disposent au sein de leur organisation d’au moins une
personne qualifiée possédant des connaissances spécialisées dans le domaine de
la réglementation des dispositifs médicaux dans l’Union. Les connaissances
spécialisées sont attestées par l’une des certifications suivantes:
(a)         
un diplôme, un certificat ou un autre document de certification formelle
sanctionnant des études universitaires ou équivalentes en droit, en sciences
naturelles, en médecine, en pharmacie, en ingénierie ou dans une autre
discipline pertinente, et un document attestant une expérience professionnelle
d’au moins deux ans dans le domaine de la réglementation ou des systèmes de
gestion de la qualité en rapport avec les dispositifs médicaux; 
(b)         
un document attestant une expérience professionnelle de cinq ans
dans le domaine de la réglementation ou des systèmes de gestion de la qualité
en rapport avec les dispositifs médicaux.
Article 14
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs,
aux distributeurs ou à d’autres personnes
1.                      
Un distributeur, un importateur ou une autre personne physique ou morale
s’acquitte des obligations incombant aux fabricants s’il réalise l’une des
tâches suivantes:
(a)         
il met à disposition sur le marché un dispositif sous son nom, au nom de
sa raison sociale ou au nom de sa marque déposée; 
(b)         
il modifie la destination d’un dispositif déjà mis sur le marché ou mis
en service; 
(c)         
il modifie un dispositif déjà mis sur le marché ou mis en service d’une
manière telle qu’elle peut influer sur la conformité de celui-ci avec les
prescriptions applicables. 
Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes qui, sans être
considérées comme des fabricants au sens de l’article 2,
paragraphe 1, point 19, assemblent ou adaptent un dispositif déjà sur
le marché à sa destination à l’intention d’un patient donné.
2.                      
Aux fins du paragraphe 1, point c), ne sont pas considérées
comme des modifications d’un dispositif susceptibles d’influer sur la
conformité avec les prescriptions applicables:
(a)         
la fourniture, traduction comprise, des informations fournies par le
fabricant en application de l’annexe I, point 19, relatives à un
dispositif déjà mis sur le marché et des informations complémentaires
nécessaires à la commercialisation du produit dans l’État membre concerné;
(b)         
les modifications apportées à l’emballage extérieur d’un dispositif déjà
mis sur le marché, y compris toute modification de la taille de l’emballage, si
le reconditionnement est nécessaire à la commercialisation du produit dans
l’État membre concerné et s’il est effectué dans des conditions telles qu’il
n’altère en aucune façon l’état d’origine du dispositif. Dans le cas de
dispositifs mis sur le marché à l’état stérile, il est présumé que l’état
d’origine du dispositif est altéré si l’emballage qui en préserve l’état
stérile est ouvert, endommagé ou altéré de toute autre manière par le
reconditionnement.
3.                      
Un distributeur ou un importateur qui effectue l’une des activités
mentionnées au paragraphe 2, points a) et b), indique l’activité
effectuée, ainsi que son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et
l’adresse à laquelle il peut être joint et de son lieu d’établissement sur le
dispositif ou, si c’est impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant
le dispositif. 
Il veille à disposer d’un système de gestion de la qualité
prévoyant des procédures qui garantissent que la traduction des informations
est fidèle et à jour, que les activités mentionnées au paragraphe 2,
points a) et b), sont réalisées par des moyens et dans des conditions qui
préservent l’état d’origine du dispositif, et que l’emballage du dispositif
reconditionné n’est ni défectueux, ni de piètre qualité ni en mauvais état. Une
partie du système de gestion de la qualité consiste en procédures garantissant
que le distributeur ou l’importateur est informé de toute mesure corrective
prise par le fabricant en rapport avec le dispositif en question afin de
résoudre des problèmes de sécurité ou de le mettre en conformité avec le présent
règlement.
4.                      
Avant la mise à disposition du dispositif réétiqueté ou reconditionné,
le distributeur ou l’importateur visé au paragraphe 3 informe le fabricant
et l’autorité compétente de l’État membre où il entend mettre le dispositif à
disposition et leur fournit, sur demande, un exemplaire ou une maquette du
dispositif réétiqueté ou reconditionné, accompagné de toute étiquette et toute
notice d’utilisation traduites. Il transmet à l’autorité compétente un
certificat, délivré par un organisme notifié visé à l’article 29, désigné
pour le type de dispositifs faisant l’objet des activités mentionnées au
paragraphe 2, points a) et b), attestant que le système de gestion de
la qualité est conforme aux dispositions du paragraphe 3.
Article 15
Dispositifs à usage unique et retraitement
1.                      
Toute personne physique ou morale qui retraite un dispositif à usage
unique pour le rendre apte à continuer d’être utilisé dans l’Union est réputée
être le fabricant du dispositif retraité et s’acquitte des obligations
incombant aux fabricants énoncées dans le présent règlement.
2.                      
Seuls les dispositifs à usage unique qui ont été mis sur le marché de
l’Union conformément au présent règlement ou avant le [date à partir de
laquelle le présent règlement est mis en application] conformément à la
directive 90/385/CEE ou la directive 93/42/CEE peuvent être
retraités. 
3.                      
En cas de retraitement de dispositifs à usage unique critique, seul un
retraitement réputé sûr, eu égard aux données scientifiques les plus récentes,
peut être réalisé. 
4.                      
La Commission établit et met régulièrement à jour, au moyen d’actes
d’exécution, une liste de catégories ou groupes de dispositifs à usage unique
critique pouvant être retraités en application du paragraphe 3. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 88, paragraphe 3. 
5.                      
Le nom et l’adresse de la personne morale ou physique visée au
paragraphe 1 et les autres informations pertinentes prévues à
l’annexe I, point 19, sont indiqués sur l’étiquette et, le cas
échéant, dans la notice d’utilisation du dispositif retraité. 
Le nom et l’adresse du fabricant du dispositif à usage unique
d’origine ne peuvent plus figurer sur l’étiquette mais sont mentionnés dans la
notice d’utilisation du dispositif retraité. 
6.                      
Un État membre peut, pour des raisons de protection de la santé publique
qui lui sont propres, maintenir ou introduire des dispositions nationales
interdisant sur son territoire:
(a)         
le retraitement de dispositifs à usage unique et le transfert de
dispositifs à usage unique vers un autre État membre ou vers un pays tiers en
vue de leur retraitement; 
(b)         
la mise à disposition de dispositifs à usage unique retraités.
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États
membres les dispositions nationales et les raisons de leur introduction. La
Commission rend ces informations publiques. 
Article 16
Carte d’implant
1.                      
Le fabricant d’un dispositif implantable accompagne le dispositif d’une
carte d’implant qui est remise au patient chez lequel le dispositif a été
implanté. 
2.                      
Sur cette carte figurent:
(a)         
les informations permettant l’identification du dispositif, dont son
identifiant unique;
(b)         
les avertissements, précautions ou mesures à prendre par le patient ou
par un professionnel de la santé à l’égard des interférences réciproques avec des
sources ou conditions d’environnement extérieures raisonnablement prévisibles;
(c)         
toutes informations sur la durée de vie prévue du dispositif et le suivi
éventuellement nécessaire.
Les informations sont écrites d’une manière telle qu’elles sont
aisément comprises par un utilisateur profane. 
Article 17
Déclaration de conformité UE
1.                      
La déclaration de conformité UE atteste que le respect des
prescriptions du présent règlement a été démontré. Elle est mise à jour
régulièrement. Le contenu minimal de la déclaration de conformité UE est
prévu à l’annexe III. Il est traduit dans la ou les langues officielles de
l’Union requises par le ou les États membres dans lesquels le dispositif est
mis à disposition. 
2.                      
Lorsque, en ce qui concerne des aspects ne relevant pas du présent
règlement, des dispositifs font l’objet d’autres actes législatifs de l’Union
qui imposent aussi une déclaration de conformité du fabricant attestant le
respect des prescriptions de ces actes législatifs, une seule déclaration de
conformité UE est établie pour tous les actes de l’Union applicables au
dispositif et contient toutes les informations nécessaires à l’identification
des actes législatifs de l’Union auxquels la déclaration se rapporte. 
3.                      
Lors de l’établissement de la déclaration de conformité UE, le
fabricant assume la responsabilité du respect des prescriptions du présent
règlement et de tous les autres actes législatifs de l’Union applicables au
dispositif.
4.                      
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués
conformément à l’article 89 pour modifier ou compléter le contenu minimal
de la déclaration de conformité UE prévu à l’annexe III eu égard aux
progrès techniques. 
Article 18
Marquage de conformité CE
1.                      
Les dispositifs, autres que les dispositifs sur mesure et les dispositifs
faisant l’objet d’une investigation, réputés conformes aux prescriptions du
présent règlement portent le marquage de conformité CE présenté à
l’annexe IV.
2.                      
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à
l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.
3.                      
Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile
sur le dispositif ou sur l’emballage qui en garantit la stérilité. Si la nature
du dispositif ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur
l’emballage. Le marquage CE figure aussi dans la notice d’utilisation et sur
l’emballage commercial lorsqu’il en existe. 
4.                      
Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché du dispositif. Il
peut être suivi d’un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque
ou un usage particuliers. 
5.                      
Le cas échéant, le marquage CE est suivi du numéro d’identification de
l’organisme notifié responsable des procédures d’évaluation de la conformité
prévues à l’article 42. Le numéro d’identification est également indiqué
dans tous les documents publicitaires mentionnant qu’un dispositif est conforme
aux prescriptions légales applicables au marquage CE. 
6.                      
Lorsque des dispositifs relèvent, pour d’autres aspects, d’autres actes
législatifs de l’Union qui prévoient aussi l’apposition du marquage CE, le
marquage CE indique que les dispositifs satisfont également aux dispositions de
ces autres actes législatifs.
Article 19
Dispositifs destinés à des usages particuliers
1.                      
Les États membres ne font pas obstacle aux dispositifs suivants:
(a)         
les dispositifs faisant l’objet d’une investigation qui sont fournis à
un médecin, à un praticien de l’art dentaire ou à une personne habilitée aux
fins de l’investigation clinique, s’ils remplissent les conditions énoncées aux
articles 50 à 60 et à l’annexe XIV; 
(b)         
les dispositifs sur mesure qui sont mis à disposition sur le marché,
s’ils respectent l’article 42, paragraphe 7, et l’annexe XI.
Ces dispositifs ne portent pas le marquage CE, à l’exception des
dispositifs visés à l’article 54. 
2.                      
Les dispositifs sur mesure sont accompagnés de la déclaration visée à
l’annexe XI, qui est mise à la disposition du patient ou utilisateur
identifié par son nom, par un acronyme ou par un code numérique.
Les États membres peuvent imposer que le fabricant d’un
dispositif sur mesure transmette à l’autorité compétente une liste des
dispositifs de ce type qui ont été mis à disposition sur leur territoire.
3.                      
Les États membres ne font pas obstacle à la présentation de dispositifs
qui ne sont pas conformes au présent règlement lors de foires commerciales,
d’expositions, de démonstrations ou d’événements similaires, à la condition
qu’un panneau visible indique clairement que ces dispositifs sont destinés
exclusivement à la présentation ou à la démonstration et ne peuvent être mis à
disposition avant d’avoir été mis en conformité avec le présent règlement. 
Article 20
Systèmes et nécessaires
1.                      
Toute personne physique ou morale élabore la déclaration visée au
paragraphe 2 si elle assemble des dispositifs portant le marquage CE avec
les autres dispositifs ou produits suivants, conformément à la destination des
dispositifs ou autres produits et dans les limites d’utilisation précisées par
leurs fabricants, en vue de les mettre sur le marché sous la forme d’un système
ou d’un nécessaire: 
–              
d’autres dispositifs portant le marquage CE;
–              
des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro portant le
marquage CE conformément au règlement (UE) […/…];
–              
d’autres produits conformes aux actes législatifs applicables à ces
produits. 
2.                      
Dans la déclaration, la personne visée au paragraphe 1 déclare:
(a)         
avoir vérifié la compatibilité réciproque des dispositifs et, le cas
échéant, des autres produits, conformément aux instructions des fabricants, et
avoir procédé à l’assemblage en suivant ces instructions;
(b)         
avoir conditionné le système ou le nécessaire et fourni les informations
utiles aux utilisateurs, comprenant les informations à fournir par les
fabricants des dispositifs ou des autres produits qui ont été assemblés;
(c)         
avoir soumis l’assemblage des dispositifs et, le cas échéant, des autres
produits sous la forme d’un système ou d’un nécessaire à des méthodes de
contrôle, de vérification et de validation internes appropriées.
3.                      
Toute personne physique ou morale qui stérilise des systèmes ou
nécessaires visés au paragraphe 1 en vue de les mettre sur le marché suit
l’une des procédures prévues à l’annexe VIII ou à l’annexe X,
partie A, au choix. L’application de ces annexes et l’intervention de
l’organisme notifié sont limitées aux aspects de la procédure visant à garantir
la stérilité jusqu’à ouverture ou endommagement de l’emballage qui garantit la
stérilité. La personne produit une déclaration établissant que la stérilisation
a été effectuée conformément aux instructions du fabricant.
4.                      
Si le système ou le nécessaire incorpore des dispositifs qui ne portent
pas le marquage CE ou si l’association de dispositifs choisie n’est pas
compatible compte tenu de la destination d’origine de ces dispositifs, le
système ou le nécessaire est considéré comme un dispositif à part entière et
fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité applicable prévue à
l’article 42.
5.                      
Les systèmes ou nécessaires visés au paragraphe 1 ne portent pas de
marquage CE supplémentaire mais portent le nom, la raison sociale ou la
marque déposée de la personne visée au paragraphe 1, ainsi que l’adresse à
laquelle elle peut être jointe et de son lieu d’établissement. Les systèmes ou
nécessaires sont accompagnés des informations prévues à l’annexe I,
point 19. La déclaration visée au paragraphe 2 est tenue à la
disposition des autorités compétentes, après assemblage du système ou
nécessaire, pour la durée applicable aux dispositifs assemblés prévue à
l’article 8, paragraphe 4. En cas de durées divergentes, la durée la
plus longue s’applique. 
Article 21
Parties et éléments
1.                      
Toute personne physique ou morale qui met à disposition sur le marché un
article destiné à remplacer une partie intégrante ou un élément identique ou
similaire d’un dispositif défaillant ou usé afin de maintenir ou de rétablir la
fonction du dispositif sans en altérer considérablement les performances ou les
caractéristiques de sécurité, veille à ce que l’article ne compromette pas la
sécurité et les performances du dispositif. Des pièces justificatives sont
tenues à la disposition des autorités compétentes des États membres. 
2.                      
Un article destiné à remplacer une partie ou un élément d’un dispositif
et qui en altère considérablement les performances ou les caractéristiques de
sécurité est considéré comme un dispositif.
Article 22
Libre circulation
Les États membres ne refusent pas, n’interdisent pas et ne
restreignent pas la mise à disposition ou la mise en service sur leur
territoire de dispositifs conformes aux prescriptions du présent règlement.
Chapitre
III
Identification et traçabilité des
dispositifs, enregistrement des dispositifs et des opérateurs économiques,
résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques et banque
de données européenne sur les dispositifs médicaux 
Article 23
Identification dans la chaîne d’approvisionnement
En ce qui concerne les dispositifs, autres que ceux sur
mesure et ceux faisant l’objet d’une investigation, les opérateurs économiques
doivent être en mesure d’identifier, pour la durée prévue à l’article 8,
paragraphe 4:
(a)         
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un dispositif;
(b)         
tout opérateur économique qui leur a fourni un dispositif;
(c)         
tout établissement de santé ou professionnel de la santé auquel ils ont
fourni un dispositif.
Ils transmettent ces informations aux autorités compétentes
à leur demande. 
Article 24
Système d’identification unique des dispositifs
1.                      
En ce qui concerne les dispositifs, autres que ceux sur mesure et ceux
faisant l’objet d’une investigation, un système d’identification unique (IUD)
est mis en place dans l’Union. Ce système permet l’identification et la
traçabilité des dispositifs et prévoit ce qui suit:
(a)         
la production d’un identifiant unique comprenant:
i)        un identifiant «dispositif», propre à un fabricant et
à un modèle de dispositif, qui donne accès aux informations prévues à l’annexe V,
partie B; 
ii)       un identifiant «production», qui identifie les
données relatives à l’unité de production du dispositif;
(b)         
l’indication de l’identifiant unique sur l’étiquette du dispositif;
(c)         
l’enregistrement de l’identifiant unique par les opérateurs économiques
et les établissements de santé par des moyens électroniques;
(d)         
l’établissement d’un système électronique d’IUD.
2.                      
La Commission désigne une ou plusieurs entités chargées de mettre en
œuvre un système d’attribution d’identifiants uniques en application du présent
règlement et satisfaisant à tous les critères suivants:
(a)         
l’entité est une organisation dotée de la personnalité juridique;
(b)         
son système d’attribution d’identifiants uniques permet l’identification
d’un dispositif par sa distribution et son utilisation conformément aux
prescriptions du présent règlement;
(c)         
son système d’attribution d’identifiants uniques est conforme aux normes
internationales applicables;
(d)         
l’entité donne accès à son système d’attribution d’identifiants uniques
à tous les utilisateurs intéressés selon des modalités et des conditions
prédéterminées et transparentes;
(e)         
l’entité fait en sorte:
i)        de mettre en œuvre son système d’attribution
d’identifiants uniques pour la durée à prévoir dans la désignation, laquelle
doit être d’au moins trois ans à partir de la désignation de l’entité; 
ii)       de mettre à la disposition de la Commission et des
États membres, sur demande, des informations sur son système d’attribution
d’identifiants uniques et sur les fabricants qui indiquent un identifiant unique
sur l’étiquette de leur dispositif conformément au système de l’entité;
iii)      de respecter les critères et les modalités de
désignation pour la durée de sa désignation. 
3.                      
Avant de mettre un dispositif sur le marché, le fabricant attribue au
dispositif un identifiant unique fourni par une entité désignée par la
Commission en vertu du paragraphe 2, si ce dispositif appartient aux
dispositifs, catégories ou groupes de dispositifs déterminés par un acte adopté
conformément au paragraphe 7, point a). 
4.                      
L’identifiant unique est indiqué sur l’étiquette du dispositif, selon
les conditions prévues par un acte adopté conformément au paragraphe 7,
point c). Il est utilisé aux fins du signalement d’incidents graves et de
mesures correctives de sécurité en application de l’article 61 et est
intégré dans la carte d’implant prévue à l’article 16. L’identifiant
«dispositif» figure sur la déclaration de conformité UE prévue à
l’article 17 et dans la documentation technique prévue à l’annexe II.

5.                      
Les opérateurs économiques et les établissements de santé consignent et
conservent, par des moyens électroniques, l’identifiant «dispositif» et
l’identifiant «production» des dispositifs qu’ils ont fournis ou qu’on leur a
fournis si ceux-ci appartiennent aux dispositifs, catégories ou groupes de
dispositifs déterminés par un acte adopté conformément au paragraphe 7,
point a).
6.                      
La Commission établit et gère, en coopération avec les États membres, un
système électronique d’IUD pour rassembler et traiter les informations
mentionnées à l’annexe V, partie B. Ces informations sont accessibles
au public.
7.                      
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués
conformément à l’article 89: 
(a)         
pour déterminer les dispositifs, catégories ou groupes de dispositifs
dont l’identification est fondée sur le système d’IUD prévu aux
paragraphes 1 à 6, et le calendrier de sa mise en application. Selon une
méthode fondée sur les risques, le système d’IUD est mis en application
progressivement et appliqué d’abord aux dispositifs relevant de la classe de
risque la plus élevée;
(b)         
pour préciser les données devant figurer dans l’identifiant
«production», lequel, suivant une méthode fondée sur les risques, peut varier
en fonction de la classe de risque du dispositif;
(c)         
pour définir les obligations des opérateurs économiques, des
établissements de santé et des utilisateurs professionnels, notamment en ce qui
concerne l’attribution des caractères numériques ou alphanumériques,
l’indication de l’identifiant unique sur l’étiquette, la saisie des
informations dans le système électronique d’IUD et l’indication de
l’identifiant unique dans la documentation et les signalements relatifs au
dispositif prévus par le présent règlement;
(d)         
pour modifier ou compléter la liste des informations établie à
l’annexe V, partie B, eu égard aux progrès techniques.
8.                      
Lorsqu’elle adopte les actes visés au paragraphe 7, la Commission
veille notamment:
(a)         
à la protection des données à caractère personnel;
(b)         
à l’intérêt légitime à la protection des informations commercialement
sensibles;
(c)         
à la méthode fondée sur les risques;
(d)         
au rapport coût-efficacité des actes;
(e)         
à la convergence des systèmes d’IUD de portée internationale. 
Article 25
Système électronique d’enregistrement des dispositifs et des opérateurs
économiques
1.                      
La Commission établit et gère, en collaboration avec les États membres,
un système électronique pour rassembler et traiter les informations utiles et
nécessaires à la description et à l’identification du dispositif et à
l’identification du fabricant et, le cas échéant, du mandataire et de
l’importateur. Les informations précises devant être fournies par les
opérateurs économiques sont énoncées à l’annexe V, partie A.
2.                      
Avant la mise sur le marché d’un dispositif, autre qu’un dispositif sur
mesure ou un dispositif faisant l’objet d’une investigation, le fabricant ou
son mandataire transmet au système électronique les informations visées au
paragraphe 1. 
3.                      
Dans un délai d’une semaine suivant la mise sur le marché d’un
dispositif, autre qu’un dispositif sur mesure ou un dispositif faisant l’objet
d’une investigation, les importateurs transmettent au système électronique les
informations visées au paragraphe 1. 
4.                      
Dans un délai d’une semaine suivant tout changement en rapport avec les
informations visées au paragraphe 1, l’opérateur économique concerné met à
jour les données correspondantes dans le système électronique.
5.                      
Au plus tard deux ans après la transmission des informations en
application des paragraphes 2 et 3, puis tous les deux ans, l’opérateur
économique concerné confirme l’exactitude des données. En cas de défaut de
confirmation dans les six mois qui suivent la date d’échéance, tout État
membre peut prendre des mesures de suspension ou de restriction de la mise à
disposition du dispositif en question sur son territoire jusqu’à ce que l’obligation
visée dans le présent paragraphe soit remplie. 
6.                      
Les données contenues dans le système électronique sont accessibles au
public. 
7.                      
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués
conformément à l’article 89 pour modifier la liste des informations à
fournir établie à l’annexe V, partie A, eu égard aux progrès
techniques. 
Article 26
Résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques
1.                      
Dans le cas de dispositifs relevant de la classe III et de
dispositifs implantables, autres que des dispositifs sur mesure et des
dispositifs faisant l’objet d’une investigation, le fabricant produit un résumé
des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques. Ce résumé est
écrit d’une manière telle qu’il est clair pour l’utilisateur auquel le
dispositif est destiné. Le projet de ce résumé fait partie de la documentation
devant être fournie à l’organisme notifié intervenant dans l’évaluation de la
conformité prévue à l’article 42 et est validé par cet organisme. 
2.                      
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, prescrire la forme et
la présentation des données devant figurer dans le résumé des caractéristiques
de sécurité et des performances cliniques. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure consultative visée à l’article 88, paragraphe 2. 
Article 27
Banque de données européenne
1.                      
La Commission développe et gère la banque de données européenne sur les
dispositifs médicaux (Eudamed), dont les objectifs sont les suivants: 
(a)         
permettre au grand public d’être valablement informé des dispositifs mis
sur le marché, des certificats correspondants délivrés par les organismes
notifiés et des opérateurs économiques concernés;
(b)         
permettre la traçabilité des dispositifs dans le marché intérieur;
(c)         
permettre au grand public d’être valablement informé des investigations
cliniques et aux promoteurs d’investigations cliniques destinées à être menées
dans plus d’un État membre de se conformer aux obligations en matière
d’information prévues aux articles 50 à 60;
(d)         
permettre aux fabricants de se conformer aux obligations en matière
d’information prévues aux articles 61 à 66;
(e)         
permettre aux autorités compétentes des États membres et à la Commission
de s’acquitter des tâches que leur impose le présent règlement en connaissance
de cause et renforcer la coopération entre elles. 
2.                      
Les systèmes suivants font partie intégrante d’Eudamed:
(a)         
le système électronique d’IUD prévu à l’article 24; 
(b)         
le système électronique d’enregistrement des dispositifs et des
opérateurs économiques prévu à l’article 25;
(c)         
le système électronique d’informations relatives aux certificats prévu à
l’article 45, paragraphe 4; 
(d)         
le système électronique relatif aux investigations cliniques prévu à
l’article 53;
(e)         
le système électronique relatif à la vigilance prévu à l’article 62;
(f)           
le système électronique relatif à la surveillance du marché prévu à
l’article 68.
3.                      
Les données sont saisies dans Eudamed par les États membres, par les
organismes notifiés, par les opérateurs économiques et par les promoteurs
conformément aux dispositions relatives aux systèmes électroniques visés au
paragraphe 2.
4.                      
Toutes les informations rassemblées et traitées par Eudamed sont
accessibles aux États membres et à la Commission. L’accès des organismes
notifiés, des opérateurs économiques, des promoteurs et du grand public aux
informations est défini dans les dispositions visées au paragraphe 2. 
5.                      
Eudamed ne contient des données à caractère personnel que dans la mesure
où elles sont nécessaires aux systèmes électroniques visés au paragraphe 2
pour rassembler et traiter les informations conformément au présent règlement. Les
données à caractère personnel sont conservées sous une forme qui permet
l’identification des personnes concernées pour une durée qui ne dépasse pas les
durées prévues à l’article 8, paragraphe 4. 
6.                      
La Commission et les États membres veillent à ce que les personnes
concernées puissent effectivement exercer leurs droits d’information, d’accès,
de rectification et d’opposition conformément au règlement (CE) n° 45/2001
et à la directive 95/46/CE. Ils veillent à ce que les personnes concernées
puissent effectivement exercer leur droit d’accès aux données les concernant et
leur droit d’obtenir la rectification et la suppression de données inexactes ou
incomplètes. Dans le cadre de leurs responsabilités respectives, la Commission
et les États membres veillent à ce que les données ayant fait l’objet d’un
traitement inexact et illicite soient supprimées, conformément à la législation
applicable. Les données sont corrigées ou supprimées dès que possible, au plus
tard dans un délai de soixante jours suivant la demande de la personne
concernée.
7.                      
La Commission prévoit, au moyen d’actes d’exécution, les modalités
nécessaires au développement et à la gestion d’Eudamed. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88,
paragraphe 3.
8.                      
Pour ce qui est des responsabilités que lui confère le présent article
et du traitement de données à caractère personnel que ces responsabilités
entraînent, la Commission est considérée comme la responsable du traitement des
données traitées par Eudamed et ses systèmes électroniques.
Chapitre
IV
Organismes notifiés
Article 28
Autorités nationales responsables des organismes notifiés
1.                      
Un État membre qui entend désigner un organisme d’évaluation de la
conformité en tant qu’organisme notifié, ou a désigné un organisme notifié,
pour faire réaliser des tâches d’évaluation de la conformité prévues par le
présent règlement désigne une autorité, ci-après «autorité nationale
responsable des organismes notifiés», chargée de la mise en place et du suivi
des procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la
notification des organismes d’évaluation de la conformité et du contrôle des
organismes notifiés, ainsi que de leurs sous-traitants ou filiales.
2.                      
L’autorité nationale responsable des organismes notifiés est établie,
organisée et gérée d’une manière telle que l’objectivité et l’impartialité de
ses activités sont préservées et que tout conflit d’intérêts avec les
organismes d’évaluation de la conformité est évité. 
3.                      
Elle est organisée d’une manière telle que la notification d’un
organisme d’évaluation de la conformité est décidée par des membres du
personnel autres que ceux qui ont procédé à l’évaluation de cet organisme.
4.                      
Elle ne réalise aucune des activités réalisées par les organismes
d’évaluation de la conformité et ne fournit aucun service de conseil à des fins
commerciales ou dans un contexte concurrentiel. 
5.                      
L’autorité nationale responsable des organismes notifiés préserve la
confidentialité des informations qu’elle détient. Toutefois, elle échange des
informations sur un organisme notifié avec les autres États membres et la
Commission. 
6.                      
L’autorité nationale responsable des organismes notifiés dispose d’un
personnel compétent en nombre suffisant pour s’acquitter correctement de ses
tâches. 
Sans préjudice de l’article 33, paragraphe 3,
lorsqu’une autorité nationale est chargée de la désignation d’organismes
notifiés dans le domaine de produits autres que des dispositifs médicaux,
l’autorité compétente pour les dispositifs médicaux est consultée sur tous les
aspects qui concernent tout particulièrement les dispositifs médicaux. 
7.                      
Les États membres informent la Commission et les autres États membres de
leurs procédures d’évaluation, de désignation et de notification des organismes
d’évaluation de la conformité et de contrôle des organismes notifiés, et de
toute modification apportée à ces procédures.
8.                      
L’autorité nationale responsable des organismes notifiés fait l’objet
d’une évaluation par ses pairs tous les deux ans. L’évaluation par les pairs
prévoit une visite sur place d’un organisme d’évaluation de la conformité ou
d’un organisme notifié sous la responsabilité de l’autorité évaluée. Dans le
cas visé au paragraphe 6, second alinéa, l’autorité compétente pour les
dispositifs médicaux participe à l’évaluation par les pairs. 
Les États membres établissent le programme annuel d’évaluations
par les pairs, qui respecte un roulement approprié des autorités évaluatrices
et des autorités évaluées, et le transmettent à la Commission. La Commission
peut participer à l’évaluation. Les conclusions de l’évaluation par les pairs
sont communiquées à tous les États membres et à la Commission et un résumé de
celles-ci est rendu public.
Article 29
Prescriptions applicables aux organismes notifiés
1.                      
Les organismes notifiés se conforment aux prescriptions
organisationnelles et générales et aux prescriptions en matière de gestion de
la qualité, de ressources et de procédures nécessaires pour s’acquitter des
tâches pour lesquelles ils sont désignés en vertu du présent règlement. Les
prescriptions minimales auxquelles les organismes notifiés doivent satisfaire
sont énoncées à l’annexe VI. 
2.                      
Le Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués
conformément à l’article 89 pour modifier ou compléter les prescriptions
minimales énoncées à l’annexe VI, eu égard aux progrès techniques et
compte tenu des prescriptions minimales à respecter aux fins de l’évaluation de
dispositifs donnés ou de catégories ou groupes de dispositifs.
Article 30
Filiales et sous-traitance
1.                      
Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches particulières
relatives à l’évaluation de la conformité ou confie de telles tâches à une
filiale, il vérifie que le sous-traitant ou la filiale respecte les
prescriptions applicables énoncées à l’annexe VI et informe l’autorité
nationale responsable des organismes notifiés en conséquence.
2.                      
Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches
réalisées en leur nom par des sous-traitants ou des filiales.
3.                      
Les activités d’évaluation de la conformité ne peuvent être
sous-traitées ou confiées à une filiale qu’avec l’accord de la personne morale
ou physique ayant demandé l’évaluation de la conformité.
4.                      
Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité
nationale responsable des organismes notifiés les documents pertinents
concernant la vérification des qualifications du sous-traitant ou de la filiale
et des tâches qu’ils auront réalisées en vertu du présent règlement.
Article 31
Demande de notification d'un organisme d’évaluation de la conformité
1.                      
Un organisme d’évaluation de la conformité introduit une demande de
notification auprès de l’autorité nationale responsable des organismes notifiés
de l’État membre dans lequel il est établi.
2.                      
La demande précise les activités et les procédures d’évaluation de la
conformité et les dispositifs pour lesquels l’organisme se dit compétent, et
est accompagnée des documents attestant le respect de toutes les prescriptions
énoncées à l’annexe VI. 
En ce qui concerne les prescriptions organisationnelles et
générales et les prescriptions en matière de gestion de la qualité énoncées à
l’annexe VI, points 1 et 2, les documents pertinents peuvent être
transmis sous la forme d’un certificat en cours de validité et du rapport
d’évaluation correspondant délivrés par un organisme national d’accréditation
conformément au règlement (CE) n° 765/2008. L’organisme d’évaluation
de la conformité est présumé conforme aux prescriptions faisant l’objet du
certificat délivré par un organisme d’accréditation de ce type.
3.                      
Une fois désigné, l’organisme notifié met à jour les documents visés au
paragraphe 2 dès que des changements dignes d’intérêt interviennent afin
de permettre à l’autorité nationale responsable des organismes notifiés de
contrôler et de vérifier que toutes les prescriptions énoncées à
l’annexe VI demeurent observées. 
Article 32
Évaluation de la demande
1.                      
L’autorité nationale responsable des organismes notifiés vérifie que la
demande prévue à l’article 31 est complète et produit un rapport
d’évaluation préliminaire. 
2.                      
Elle transmet le rapport d’évaluation préliminaire à la Commission, qui
le transmet immédiatement au groupe de coordination en matière de dispositifs
médicaux («GCDM») institué en vertu de l’article 78. À la demande de la
Commission, l’autorité lui remet jusqu’à trois exemplaires du rapport, dans
trois langues officielles de l’Union. 
3.                      
Dans les quatorze jours suivant la transmission du rapport visée au
paragraphe 2, la Commission désigne une équipe d’évaluation conjointe,
composée d’au moins deux experts choisis sur une liste d’experts qualifiés
en évaluation d’organismes d’évaluation de la conformité. La liste est dressée
par la Commission en coopération avec le GCDM. Au moins un de ces experts est
un représentant de la Commission et dirige l’équipe d’évaluation conjointe.
4.                      
Dans les 90 jours suivant la désignation de l’équipe d’évaluation
conjointe, l’autorité nationale responsable des organismes notifiés et ladite
équipe passent en revue les documents fournis à l’appui de la demande en
application de l’article 31 et procèdent à une évaluation sur place de
l’organisme d’évaluation de la conformité demandeur et, le cas échéant, de ses
filiales ou sous-traitants, situés dans ou hors de l’Union, qui seront associés
à la procédure d’évaluation de la conformité. Ces évaluations sur place ne
concernent pas les exigences à l'égard desquelles l'organisme d'évaluation de
la conformité demandeur a obtenu un certificat de l'organisme national
d'accréditation visé à l'article 31, paragraphe 2, sauf si le
représentant de la Commission visé au paragraphe 3 du présent article
demande qu'une telle évaluation sur place soit réalisée.
Les cas d’inobservation par un organisme des prescriptions
énoncées à l’annexe VI sont constatés durant la procédure d’évaluation et sont
examinés conjointement par l’autorité nationale responsable des organismes
notifiés et l’équipe d’évaluation conjointe en vue d'un accord sur l’évaluation
de la demande. Les divergences d’opinion sont consignées dans le rapport
d’évaluation de l’autorité nationale responsable.
5.                      
L’autorité nationale responsable des organismes notifiés soumet son
rapport d’évaluation et son projet de notification à la Commission, qui les
transmet immédiatement au GCDM et aux membres de l’équipe d’évaluation
conjointe. À la demande de la Commission, l’autorité lui remet jusqu’à trois
exemplaires de ces documents, dans trois langues officielles de l’Union. 
6.                      
L’équipe d’évaluation conjointe rend son avis sur le rapport
d’évaluation et le projet de notification dans les vingt-et-un jours qui
suivent la date de réception de ces documents, avis qui est transmis
immédiatement par la Commission au GCDM. Dans les vingt-et-un jours suivant la
réception de l’avis de l’équipe d’évaluation conjointe, le GCDM rédige une
recommandation relative au projet de notification, dont l’autorité nationale
concernée tient dûment compte dans le choix de l’organisme notifié à désigner.
7.                      
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, prendre des mesures
énonçant les modalités d’introduction de la demande de notification prévue à
l’article 31 et d’évaluation de la demande prévue au présent article. Ces
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 88, paragraphe 3.
Article 33
Procédure de notification
1.                      
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres
les organismes d’évaluation de la conformité qu’ils ont désignés, à l’aide de
l’outil de notification électronique conçu et géré par la Commission.
2.                      
Les États membres ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de
la conformité qui satisfont aux prescriptions énoncées à l’annexe VI. 
3.                      
Lorsqu’une autorité nationale responsable des organismes notifiés est
chargée de la désignation d’organismes notifiés pour des produits autres que
des dispositifs médicaux, l’autorité compétente pour les dispositifs médicaux
émet, préalablement à la notification, un avis favorable sur la notification et
le domaine couvert par celle-ci. 
4.                      
La notification précise clairement le champ couvert par la désignation
et indique les activités et les procédures d’évaluation de la conformité et le
type de dispositifs que l'organisme notifié est habilité à évaluer. 
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, dresser une
liste des codes et des types correspondants de dispositifs pour définir le
champ couvert par la désignation des organismes notifiés que les États membres
indiquent dans leur notification. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure consultative visée à l’article 88,
paragraphe 2.
5.                      
La notification est assortie du rapport d’évaluation définitif de
l’autorité nationale responsable des organismes notifiés, de l’avis de l’équipe
d’évaluation conjointe et de la recommandation du GCDM. Si l’État membre
notifiant ne suit pas la recommandation du GCDM, sa décision est dûment
motivée.
6.                      
L’État membre notifiant fournit à la Commission et aux autres États
membres des pièces justificatives relatives aux dispositions prises pour
garantir que l’organisme notifié sera contrôlé régulièrement et se conformera
sans discontinuer aux prescriptions énoncées à l’annexe VI. Il fournit en
outre des documents attestant la mise à disposition de personnel compétent aux
fins du contrôle de l’organisme notifié conformément à l’article 28,
paragraphe 6.
7.                      
Dans les vingt-huit jours suivant la notification, un État membre
ou la Commission peut formuler des objections écrites, exposant ses arguments,
à l’encontre de l’organisme ou de son contrôle par l’autorité nationale
responsable des organismes notifiés. 
8.                      
L’opposition d’un État membre ou de la Commission en application du
paragraphe 7 suspend l’effet de la notification. Dans ce cas, la
Commission saisit le GCDM du dossier dans les quinze jours suivant
l’expiration du délai prévu au paragraphe 7. Après consultation des
parties concernées, le GCDM rend son avis dans les vingt-huit jours
suivant la date à laquelle il a été saisi du dossier. Si l’État membre
notifiant n’est pas d’accord avec l’avis du GCDM, il peut demander l’avis de la
Commission. 
9.                      
En l’absence d’opposition en application du paragraphe 7 ou si le
GCDM ou la Commission estiment, après avoir été consultés en application du
paragraphe 8, que la notification est recevable en tout ou en partie, la
Commission publie la notification en conséquence. 
10.                  
La notification prend effet le jour suivant celui de sa publication dans
la base de données des organismes notifiés conçue et gérée par la Commission. La
notification publiée détermine le champ d’intervention légal de l’organisme
notifié. 
Article 34
Numéro d’identification et liste des organismes notifiés
1.                      
La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme
notifié dont la notification est acceptée en application de l’article 33. Elle
attribue un numéro d’identification unique, même si l’organisme est notifié en
application de plusieurs actes législatifs de l’Union.
2.                      
La Commission rend publique la liste des organismes notifiés en
application du présent règlement, laquelle indique les numéros d’identification
qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils sont notifiés. La
Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.
Article 35
Contrôle des organismes notifiés
1.                      
L’autorité nationale responsable des organismes notifiés assure un
contrôle continu des organismes notifiés pour veiller à ce que les
prescriptions énoncées à l’annexe VI demeurent respectées. Les organismes
notifiés fournissent, sur demande, toutes les informations et tous les
documents nécessaires pour permettre à l’autorité de vérifier le respect de ces
critères.
Les organismes notifiés informent immédiatement l’autorité
nationale responsable des organismes notifiés de tout changement, relatif
notamment au personnel, aux infrastructures, aux filiales ou aux
sous-traitants, susceptible d’influer sur le respect des prescriptions énoncées
à l’annexe VI ou leur capacité de mener les procédures d’évaluation de la
conformité des dispositifs pour lesquels ils ont été désignés.
2.                      
Les organismes notifiés répondent immédiatement aux demandes de leur
autorité de tutelle, de celle d’un autre État membre ou de la Commission
concernant les évaluations de la conformité qu’ils ont réalisées. L’autorité
nationale responsable des organismes notifiés de l’État membre d’établissement
de l’organisme fait exécuter les demandes des autorités de tout autre État
membre ou de la Commission, à moins qu’il y ait une raison légitime de ne pas
le faire, auquel cas les deux parties peuvent consulter le GCDM. L’organisme
notifié ou l’autorité nationale responsable des organismes notifiés dont il
relève peut demander que toute information transmise aux autorités d’un autre
État membre ou à la Commission fasse l’objet d’un traitement confidentiel.
3.                      
Au moins une fois par an, l’autorité nationale responsable des
organismes notifiés vérifie si tous les organismes notifiés sous sa
responsabilité remplissent toujours les prescriptions énoncées à
l’annexe VI. Cette vérification prévoit une visite dans les locaux de
chacun des organismes notifiés. 
4.                      
Trois ans après la notification d’un organisme notifié, puis tous
les trois ans par la suite, la vérification du respect des prescriptions
énoncées à l’annexe VI par l’organisme notifié est menée par l’autorité
nationale responsable des organismes notifiés de l’État membre où l’organisme
est établi et une équipe d’évaluation conjointe désignée selon la procédure
prévue à l’article 32, paragraphes 3 et 4. À la demande de la
Commission ou d’un État membre, le GCDM peut entamer la procédure d’évaluation
visée au présent paragraphe à tout moment dès lors qu’il existe des craintes
plausibles quant au respect des prescriptions énoncées à l’annexe VI par
un organisme notifié.
5.                      
Les États membres adressent à la Commission et aux autres États membres,
au moins une fois par an, un rapport rendant compte de leurs activités en
matière de contrôle. Ce rapport contient un résumé qui est rendu public.
Article 36
Modification des notifications
1.                      
La Commission et les autres États membres sont avertis de toute
modification pertinente apportée ultérieurement à la notification. Les
procédures décrites à l’article 32, paragraphes 2 à 6, et à
l’article 33 s’appliquent en cas de modifications entraînant une extension
du domaine couvert par la notification. Dans tous les autres cas, la Commission
publie immédiatement la notification modifiée dans l’outil de notification
électronique visé à l’article 33, paragraphe 10.
2.                      
Lorsqu’une autorité nationale responsable des organismes notifiés a
établi qu’un organisme notifié ne satisfait plus aux prescriptions énoncées à
l’annexe VI ou ne s’acquitte pas de ses obligations, elle suspend,
restreint ou retire en tout ou en partie la notification, selon la gravité du
cas de non-respect de ces prescriptions ou de ces obligations. La suspension ne
peut durer plus d’un an et peut être reconduite une fois pour la même durée. Lorsque
l’organisme notifié cesse ses activités, l’autorité nationale responsable des
organismes notifiés retire la notification. 
L’autorité nationale responsable des organismes notifiés informe
immédiatement la Commission et les autres États membres de toute suspension, de
toute restriction ou de tout retrait d’une notification.
3.                      
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification,
l’État membre prend les mesures nécessaires pour que les dossiers de
l’organisme notifié en question soient traités par un autre organisme notifié
ou soient mis à la disposition des autorités nationales responsables des
organismes notifiés et celles responsables de la surveillance du marché, à leur
demande. 
4.                      
L’autorité nationale responsable des organismes notifiés détermine si
les raisons qui ont conduit à la modification de la notification ont une
incidence sur les certificats délivrés par l’organisme notifié et, dans un
délai de trois mois après avoir signalé ces modifications de la notification
à la Commission et aux autres États membres, transmet un rapport sur ses
conclusions. Pour garantir la sécurité des dispositifs présents sur le marché
s'il y a lieu, cette autorité charge l’organisme notifié de suspendre ou de
retirer, dans un délai raisonnable qu’elle détermine, tous les certificats
délivrés à tort. Si l’organisme notifié ne s’exécute pas dans le délai
déterminé ou a cessé ses activités, l’autorité nationale responsable des
organismes notifiés suspend ou retire elle-même les certificats délivrés à
tort.
5.                      
Les certificats, autres que ceux délivrés à tort, qui ont été délivrés
par l’organisme notifié dont la notification a été suspendue, restreinte ou
retirée restent valables:
(a)         
en cas de suspension d’une notification, à la condition que dans les
trois mois suivant la suspension, soit l’autorité compétente pour les
dispositifs médicaux de l’État membre d’établissement du fabricant du
dispositif faisant l’objet du certificat, soit un autre organisme notifié,
confirme par écrit qu’il assume les fonctions de l’organisme notifié pour la
durée de la suspension;
(b)         
pour une durée de trois mois après la restriction ou le retrait en
cas de restriction ou de retrait d’une notification. L’autorité compétente pour
les dispositifs médicaux de l’État membre d’établissement du fabricant du
dispositif faisant l’objet du certificat peut prolonger à plusieurs reprises la
durée de validité des certificats de trois mois supplémentaires, pour une
durée totale maximale de douze mois, à la condition qu’elle assume les
fonctions de l’organisme notifié durant cette période.
L’autorité ou l’organisme notifié assumant les fonctions de
l’organisme notifié concerné par la modification de la notification en informe
immédiatement la Commission, les autres États membres et les autres organismes
notifiés.
Article 37
Contestation de la compétence des organismes notifiés
1.                      
La Commission procède à une enquête à chaque fois qu’elle est avisée
d’organismes notifiés soupçonnés de ne plus respecter les prescriptions de
l’annexe VI ou les obligations qui leur incombent. Elle peut aussi entamer
de telles enquêtes de sa propre initiative. 
2.                      
L’État membre notifiant fournit à la Commission, sur demande, toutes les
informations relatives à la notification de l’organisme notifié concerné. 
3.                      
Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne satisfait plus
aux conditions de sa notification, elle en informe l’État membre notifiant et
l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, dont la suspension,
la restriction ou le retrait de la notification si nécessaire. 
Si l’État membre ne prend pas les mesures correctives qui
s’imposent, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, suspendre,
restreindre ou retirer la notification. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 3. Elle
notifie sa décision à l’État membre concerné et met à jour la base de données
et la liste des organismes notifiés. 
Article 38
Échange d’expérience entre les autorités nationales responsables des organismes
notifiés
La Commission prévoit l’organisation de l’échange
d’expérience et la coordination des pratiques administratives entre les
autorités nationales responsables des organismes notifiés aux fins du présent
règlement.
Article 39
Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce que les organismes notifiés
coordonnent leurs activités et coopèrent dans le cadre d’un groupe de
coordination des organismes notifiés dans le domaine des dispositifs médicaux,
en ce compris les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Les organismes notifiés aux fins du présent règlement
participent aux travaux de ce groupe.
Article 40
Redevances
1.                      
L’État membre où les organismes sont établis perçoit des redevances
auprès des organismes d’évaluation de la conformité demandeurs et auprès des
organismes notifiés. Ces redevances couvrent, en tout ou partie, les coûts
associés aux activités réalisées par les autorités nationales responsables des
organismes notifiés en application du présent règlement.
2.                      
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués
conformément à l’article 89 pour définir la structure et le montant des
redevances prévues au paragraphe 1, eu égard aux objectifs en matière de
protection de la santé et de la sécurité des personnes, de stimulation de
l’innovation et d’efficacité économique. Une attention particulière est
accordée aux intérêts des organismes notifiés ayant présentés un certificat
valable délivré par l'organisme national d'accréditation visé à
l'article 31, paragraphe 2, ainsi que des organismes notifiés
constituant des petites et moyennes entreprises au sens de la
recommandation 2003/361/CE de la Commission. 
Chapitre V
Classification et évaluation de la
conformité
Section 1 – Classification
Article 41
Classification des dispositifs médicaux
1.                      
Les dispositifs sont répartis en classe I, classe IIa, classe IIb et
classe III en fonction de leur destination et des risques qui leur sont
inhérents. La classification est conforme aux critères établis à
l'annexe VII. 
2.                      
Tout litige entre le fabricant et l'organisme notifié concerné résultant
de l'application des critères de classification est soumis à la décision de
l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fabricant a son siège
social. Lorsque le fabricant ne dispose pas d'un siège social dans l'Union et
n'a pas encore désigné de mandataire, l'affaire est portée devant l'autorité
compétente de l'État membre dans lequel le mandataire visé à
l'annexe VIII, point 3.2. b), dernier tiret, a son siège social.

Quatorze jours au moins avant
d'arrêter sa décision, l'autorité compétente notifie la décision envisagée au
GCDM et à la Commission.
3.                      
À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission
peut, au moyen d'actes d'exécution, statuer sur l'application des critères de
classification établis à l'annexe VII à un dispositif ou à une catégorie
ou un groupe de dispositifs donné en vue de déterminer sa classification. 
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.
4.                      
Eu égard aux progrès techniques et aux informations ressortant des
activités de vigilance et de surveillance du marché décrites aux
articles 61 à 75, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter
des actes délégués conformément à l'article 89: 
(a)         
pour décider qu'il convient, par dérogation aux critères de
classification figurant à l'annexe VII, d'inscrire un dispositif, une
catégorie ou un groupe de dispositifs dans une autre classe; 
(b)         
pour modifier ou compléter les critères de classification figurant à
l'annexe VII.
Section 2 – Évaluation de la conformité
Article 42
Procédures d’évaluation de la conformité
1.                      
Avant la mise sur le marché d'un dispositif, les fabricants en évaluent
la conformité. Les procédures d’évaluation de la conformité sont définies aux
annexes VIII à XI.
2.                      
Les fabricants de dispositifs de classe III, autres que des
dispositifs sur mesure ou des dispositifs faisant l'objet d'une investigation,
appliquent la procédure d'évaluation de la conformité fondée sur un système
complet d'assurance de la qualité et sur l'examen du dossier de conception,
conformément à l'annexe VIII. Le fabricant peut aussi choisir de réaliser
une évaluation de la conformité sur la base d'un examen de type, conformément à
l'annexe IX, conjuguée à une évaluation de la conformité fondée sur la
vérification de la conformité du produit, telle qu'établie à l'annexe X. 
Pour les dispositifs visés à l'article 1er,
paragraphe 4, premier alinéa, l'organisme notifié applique la procédure de
consultation établie à l'annexe VIII, chapitre II, point 6.1, ou
à l'annexe IX, point 6, selon le cas.
Pour les dispositifs relevant du présent règlement en vertu de
l'article 1er, paragraphe 2, point e), l'organisme
notifié applique la procédure de consultation établie à l'annexe VIII,
chapitre II, point 6.2, ou à l'annexe IX, point 6, selon le
cas.
3.                      
Les fabricants de dispositifs de classe IIb, autres que des dispositifs
sur mesure ou des dispositifs faisant l'objet d'une investigation, appliquent
la procédure d'évaluation de la conformité fondée sur un système complet
d'assurance de la qualité conformément à l'annexe VIII, à l'exception des
dispositions du chapitre II de celle-ci, ainsi que sur l'évaluation d'un
échantillon représentatif de documents de la documentation technique relatifs à
la conception. Le fabricant peut aussi choisir de réaliser une évaluation de la
conformité sur la base d'un examen de type, conformément à l'annexe IX,
conjuguée à une évaluation de la conformité fondée sur la vérification de la
conformité du produit, telle qu'établie à l'annexe X.
4.                      
Les fabricants de dispositifs de la classe IIa, autres que des
dispositifs sur mesure ou des dispositifs faisant l'objet d'une investigation,
appliquent la procédure d'évaluation de la conformité fondée sur un système complet
d'assurance de la qualité conformément à l'annexe VIII, à l'exception des
dispositions du chapitre II de celle-ci, ainsi que sur l'évaluation d'un
échantillon représentatif de documents de la documentation technique relatifs à
la conception. Les fabricants peuvent aussi choisir de produire la
documentation technique définie à l'annexe II, associée à une évaluation
de la conformité fondée sur la vérification de la conformité du produit,
conformément à l'annexe X, partie A, point 7, ou à
l'annexe X, partie B, point 8.
5.                      
Les fabricants de dispositifs de la classe I, autres que des
dispositifs sur mesure ou des dispositifs faisant l'objet d'une investigation,
attestent la conformité de leurs produits en établissant la déclaration
européenne de conformité UE visée à l'article 17 après avoir produit la
documentation technique décrite à l'annexe II. Pour les dispositifs mis
sur le marché à l'état stérile ou les dispositifs ayant une fonction de
mesurage, le fabricant applique les procédures décrites à l'annexe VIII, à
l'exception des dispositions du chapitre II de celle-ci, ou à
l'annexe X, partie A. L'intervention de l'organisme notifié se limite
toutefois: 
(a)         
dans le cas des dispositifs mis sur le marché à l'état stérile, aux
aspects de la fabrication liés à l'obtention et au maintien de cet état;
(b)         
dans le cas des dispositifs ayant une fonction de mesurage, aux aspects
de la fabrication liés à la conformité des dispositifs aux exigences
métrologiques.
6.                      
Les fabricants peuvent choisir d'appliquer une procédure d'évaluation de
la conformité correspondant à une classe supérieure à celle du dispositif
concerné.
7.                      
Les fabricants de dispositifs sur mesure appliquent la procédure visée à
l'annexe XI et établissent, avant la mise sur le marché du dispositif
concerné, la déclaration figurant à ladite annexe.
8.                      
L'État membre d'établissement de l'organisme notifié peut décider que
tout ou partie des documents, notamment la documentation technique et les
rapports d'audit, d'évaluation et d'inspection, relatifs aux procédures visées
aux paragraphes 1 à 6 doivent être disponibles dans une langue
officielle donnée de l'Union. Autrement, ceux-ci sont produits dans une langue
officielle de l'Union acceptée par l'organisme notifié. 
9.                      
Les dispositifs qui font l'objet d'une investigation sont soumis aux
dispositions des articles 50 à 60.
10.                  
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, préciser les modalités
et les aspects procéduraux en vue de l'application harmonisée des procédures
d'évaluation de la conformité par les organismes notifiés concernant les points
suivants: 
–              
la fréquence et la base d'échantillonnage de l'évaluation d'un
échantillon représentatif de documents de la documentation technique relatifs à
la conception, conformément à l'annexe VIII, points 3.3 c)
et 4.5 pour les dispositifs de classe IIa et IIb, et à
l'annexe X, partie A, point 7.2 pour les dispositifs de
classe IIa; 
–              
la fréquence minimale des inspections d'usine inopinées et des contrôles
par sondage réalisés par les organismes notifiés conformément à
l'annexe VIII, point 4.4, au regard de la classe de risque et du type
de dispositif;
–              
les essais physiques, les essais en laboratoire et les autres essais
réalisés par les organismes notifiés dans le contexte des contrôles par
sondage, de l'examen du dossier de conception et de l'examen de type,
conformément à l'annexe VIII, points 4.4 et 5.3, à
l'annexe IX, point 3, et à l'annexe X, partie B,
point 5.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.
11.                  
Eu égard aux progrès techniques ainsi qu'aux informations ressortant de
la désignation et du contrôle des organismes notifiés visés aux
articles 28 à 40, ou des activités de vigilance et de surveillance du
marché décrites aux articles 61 à 75, la Commission se voit conférer
le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 89 pour
modifier ou compléter les procédures d'évaluation de la conformité établies aux
annexes VIII à XI.
Article 43
Intervention des organismes notifiés
1.                      
Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité prévoit
l'intervention d'un organisme notifié, le fabricant peut introduire une demande
auprès de l'organisme de son choix, à condition que celui-ci ait été notifié
aux fins des activités et des procédures d'évaluation de la conformité ainsi
que des dispositifs concernés. Une demande ne peut être introduite auprès de
plus d'un organisme notifié pour la même activité d'évaluation de la
conformité. 
2.                      
L'organisme notifié concerné informe les autres organismes notifiés
lorsqu'un fabricant retire sa demande avant que ledit organisme ne soit parvenu
à une décision dans le cadre de l'évaluation de la conformité. 
3.                      
L'organisme notifié peut exiger du fabricant toute information ou donnée
nécessaire au bon déroulement de la procédure d'évaluation de la conformité
retenue.
4.                      
Les organismes notifiés et leur personnel accomplissent les activités
d'évaluation de la conformité avec toute l'intégrité professionnelle et la
compétence technique requises dans le domaine concerné et ne sont soumis à
aucune pression ni incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles
d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d'évaluation de
la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de
personnes ayant un intérêt dans ces résultats. 
Article 44
Mécanisme de contrôle de certaines évaluations de la conformité
1.                      
Les organismes notifiés informent la Commission des demandes
d'évaluation de la conformité de dispositifs de classe III, à l'exception
de celles qui visent à compléter ou à renouveler des certificats existants. Cette
notification est accompagnée du projet de notice d'utilisation visée à
l'annexe I, point 19.3, et du projet de résumé des caractéristiques
de sécurité et des performances cliniques visé à l'article 26. Dans sa
notification, l'organisme notifié indique la date prévue d'achèvement de
l'évaluation de la conformité. La Commission transmet immédiatement cette
notification et les documents qui l'accompagnent au GCDM. 
2.                      
Dans les 28 jours suivant la réception des informations visées au
paragraphe 1, le GCDM peut demander à l'organisme notifié de présenter un
résumé de l'évaluation de conformité préliminaire avant la délivrance d'un
certificat. Il prend une décision à cet effet, à l'initiative de l'un de ses
membres ou de la Commission, conformément à la procédure établie à
l'article 78, paragraphe 4. Dans sa demande, le GCDM indique les
raisons scientifiquement valables relatives à la santé qui justifient le choix
d'un dossier donné en vue de la présentation d'un résumé de l'évaluation de
conformité préliminaire. Lors de la sélection d'un dossier particulier, il
tient dûment compte du principe d'égalité de traitement. 
Dans les cinq jours suivant la réception de la demande du GCDM,
l'organisme notifié en informe le fabricant. 
3.                      
Le GCDM dispose d'un délai de 60 jours pour formuler des
observations sur le résumé de l'évaluation de conformité préliminaire après que
celui-ci a été remis. Pendant cette période, et dans la limite de 30 jours
à compter de la transmission du résumé, il peut demander des informations
supplémentaires jugées nécessaires, pour des raisons scientifiquement valables,
à l'analyse de l'évaluation de conformité préliminaire fournie par l'organisme
notifié. Dans ce contexte, le GCDM peut demander à recevoir des échantillons ou
à visiter les locaux du fabricant. Jusqu'à l'obtention des informations
supplémentaires requises, le délai imparti pour formuler des observations, visé
dans la première phrase du présent paragraphe, est suspendu. Les demandes
ultérieures d'informations supplémentaires faites par le GCDM n'ont pas pour
effet de suspendre ledit délai.
4.                      
L'organisme notifié prend dûment en considération les observations
reçues en application du paragraphe 3. Il explique à la Commission comment
ces observations ont été prises en compte, motive dûment sa décision d'en
ignorer, le cas échéant, et lui communique sa décision finale concernant
l'évaluation de conformité en question. La Commission transmet immédiatement
ces informations au GCDM. 
5.                      
Lorsque la protection de la santé des patients et de la santé publique
l'exige, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, définir des
catégories ou groupes spécifiques de dispositifs autres que ceux de
classe III auxquels les dispositions des paragraphes 1 à 4 doivent
être appliquées pendant une période prédéfinie. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 88,
paragraphe 3.
L'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe ne peut
être justifiée que par un ou plusieurs des motifs suivants:
(a)         
la nouveauté du dispositif ou de la technologie utilisée par celui-ci,
et son incidence clinique ou sanitaire sensible;
(b)         
une dégradation du rapport entre les risques et les bénéfices d'une
catégorie ou d'un groupe spécifique de dispositifs, motivée par des
préoccupations scientifiquement valables du point de vue de la santé,
concernant certains composants ou matériaux de base ou l'incidence sur la santé
en cas de défaillance; 
(c)         
une progression du nombre d'incidents graves notifiés conformément à
l'article 61 concernant une catégorie ou un groupe spécifique de
dispositifs;
(d)         
des divergences sensibles entre les évaluations, réalisées par
différents organismes notifiés, de la conformité de dispositifs similaires en
substance; 
(e)         
des préoccupations sanitaires concernant une catégorie ou un groupe
spécifique de dispositifs ou la technologie utilisée par ceux-ci.
6.                      
La Commission rend publics les observations présentées en application du
paragraphe 3 et les résultats de la procédure d'évaluation de la
conformité. Elle ne divulgue aucune donnée à caractère personnel ni aucune
information confidentielle de nature commerciale.
7.                      
La Commission met en place l'infrastructure technique pour l'échange
électronique de données entre les organismes notifiés et le GCDM prévu par le
présent article. 
8.                      
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, définir les modalités
et les aspects procéduraux concernant la présentation et l'analyse du résumé de
l'évaluation préliminaire de la conformité visées aux paragraphes 2
et 3. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3. 
Article 45
Certificats
1.                      
Les certificats délivrés par les organismes notifiés conformément aux
annexes VIII, IX et X, sont établis dans une langue officielle de
l'Union déterminée par l'État membre d'établissement de l'organisme notifié ou,
à défaut, dans une langue officielle de l'Union acceptée par l'organisme
notifié. Ces certificats contiennent au moins les éléments précisés à
l'annexe XII. 
2.                      
Les certificats sont valables pendant la période indiquée sur ceux-ci,
qui n'excède pas cinq ans. À la demande du fabricant, la durée de validité du
certificat peut être prolongée d'une durée maximale de cinq ans à chaque fois,
sur la base d'une nouvelle évaluation suivant les procédures d'évaluation de la
conformité applicables. Tout document complémentaire d'un certificat est
valable aussi longtemps que l'est le certificat qu'il complète.
3.                      
Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences définies par le
présent règlement ne sont plus respectées par le fabricant, il suspend ou
annule le certificat délivré ou l'assortit de restrictions, en tenant compte du
principe de proportionnalité, sauf si le fabricant applique, en vue du respect
de ces exigences, des mesures correctives appropriées dans le délai imparti à
cet effet par l'organisme notifié. L'organisme notifié motive sa décision.
4.                      
La Commission, en collaboration avec les États membres, établit et gère
un système électronique pour la collecte et le traitement des informations
relatives aux certificats délivrés par les organismes notifiés. L'organisme
notifié y introduit les informations concernant les certificats délivrés et les
modifications et actes complémentaires y afférents, ainsi que les certificats
suspendus, rétablis, annulés ou refusés et les certificats frappés de
restrictions. Ces informations sont accessibles au public.
5.                      
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 89 pour modifier ou compléter, eu égard aux progrès
techniques, le contenu minimal des certificats établi à l'annexe XII. 
Article 46
Changement volontaire d'organisme notifié
1.                      
Lorsqu'un fabricant résilie le contrat qui le lie à un organisme notifié
et en conclut un nouveau avec un autre organisme notifié pour l'évaluation de
la conformité d'un même dispositif, les modalités du changement d'organisme
notifié doivent être clairement établies dans un accord entre le fabricant,
l'organisme «sortant» et le nouvel organisme. Cet accord précise au moins les
informations suivantes: 
(a)         
la date d'invalidation des certificats délivrés par l'organisme notifié
sortant;
(b)         
la date jusqu'à laquelle le numéro d'identification de l'organisme
notifié sortant peut figurer dans les informations fournies par le fabricant et
sur tout support publicitaire utilisé par ce dernier; 
(c)         
les modalités de transfert des documents, dont les questions de
confidentialité et de droits de propriété;
(d)         
la date à partir de laquelle le nouvel organisme notifié assume
l'entière responsabilité des tâches d'évaluation de la conformité.
2.                      
À la date d'invalidation fixée, l'organisme notifié sortant annule les
certificats qu'il a délivrés pour le dispositif concerné.
Article 47
Dérogation aux procédures d'évaluation de conformité;
1.                      
Par dérogation à l'article 42, toute autorité compétente peut, sur
demande dûment justifiée, autoriser la mise sur le marché ou la mise en
service, sur le territoire de l'État membre concerné, d'un dispositif donné
pour lequel les procédures visées à l'article 42 n'ont pas été appliquées
et dont l'utilisation est dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité
des patients. 
2.                      
L'État membre informe la Commission et les autres États membres de toute
décision d'autorisation de mise sur le marché ou de mise en service d'un
dispositif en application du paragraphe 1 dès lors que cette autorisation
est accordée pour une utilisation concernant plus d'un patient.
3.                      
À la demande d'un État membre et dans l'intérêt de la santé publique ou
de la sécurité des patients dans plus d'un État membre, la Commission peut, au
moyen d'actes d'exécution, étendre pour une durée déterminée la validité d'une
autorisation accordée par un État membre en application du paragraphe 1 au
territoire de l'Union et définir les conditions de mise sur le marché ou de mise
en service du dispositif concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à
la santé et à la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes
d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à
l’article 88, paragraphe 4.
Article 48
Certificat de vente libre
1.                      
À des fins d'exportation et à la demande du fabricant, l'État membre
dans lequel le fabricant a son siège social délivre un certificat de vente
libre attestant que celui-ci y est régulièrement établi et que le dispositif en
question muni d'un marquage «CE» conformément au présent règlement peut être
légalement commercialisé dans l'Union. Ce certificat de vente libre est valable
pendant la durée y étant indiquée, qui ne peut être supérieure à cinq ans ni à
la durée de validité du certificat visé à l'article 45 délivré pour le
dispositif concerné. 
2.                      
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir un modèle pour
les certificats de vente libre en tenant compte des pratiques internationales
relatives à l'utilisation de tels certificats. Ces actes d’exécution sont
adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 88,
paragraphe 2.
Chapitre
VI
Évaluation clinique et
investigation clinique 
Article 49
Évaluation clinique 
1.                      
Les fabricants réalisent une évaluation clinique conformément aux
principes établis par le présent article et à l'annexe XIII,
partie A. 
2.                      
Une évaluation clinique suit une procédure déterminée et
méthodologiquement rigoureuse fondée:
(a)         
sur un examen critique des publications scientifiques pertinentes
concernant la sécurité, les performances, les caractéristiques de conception et
la destination prévue du dispositif, à condition:
–              
que l'équivalence du dispositif faisant l'objet de l'évaluation clinique
et de celui auquel se rapportent les données soit démontrée, 
–              
et que le respect des prescriptions générales en matière de sécurité et
de performance soit dûment établi;
(b)         
sur un examen critique des résultats de toutes les investigations
cliniques réalisées conformément aux dispositions des articles 50 à 60 et
de l'annexe XIV;
(c)         
ou sur un examen critique combiné des données cliniques visées aux
points a) et b).
3.                      
Lorsque la conformité aux prescriptions générales en matière de sécurité
et de performance est considérée comme n'ayant pas été démontrée de manière
satisfaisante par des données cliniques, cette conclusion est dûment justifiée
sur la base des résultats de la gestion des risques par le fabricant et de
l'examen des données détaillées relatives à l'interaction entre le dispositif
et le corps humain, aux performances cliniques prévues et aux allégations du
fabricant. Le caractère adéquat de la démonstration de la conformité aux
prescriptions générales en matière de sécurité et de performance sur la seule
base des résultats de méthodes d'essai non cliniques, comme l'évaluation des
performances, les essais en laboratoire et l'évaluation préclinique, doit être
dûment étayé dans la documentation technique visée à l'annexe II.
4.                      
L'évaluation clinique et la documentation y afférente sont actualisées
tout au long du cycle de vie du dispositif concerné à l'aide des données
obtenues par le fabricant dans le cadre de l'application de son plan de
surveillance après commercialisation visé à l'article 8,
paragraphe 6.
5.                      
L'évaluation clinique et ses résultats sont consignés dans le rapport
d'évaluation clinique visé dans l'annexe XIII, partie A,
point 6, qui doit être joint à la documentation technique relative au
dispositif concerné visée à l'annexe II, ou y être dûment référencé.
Article 50
Prescriptions générales relatives aux investigations cliniques
1.                      
Les investigations cliniques sont soumises aux dispositions des
articles 50 à 60 et de l'annexe XIV si elles poursuivent l'un
des objectifs suivants: 
(a)         
vérifier que, dans des conditions normales d'utilisation, des
dispositifs sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à convenir à
l'une ou plusieurs des destinations d'un dispositif médical visées à
l'article 2, paragraphe 1, point (1), et qu'ils atteignent les
performances prévues, telles que spécifiées par le fabricant;
(b)         
vérifier que des dispositifs produisent, pour le patient, les bénéfices
spécifiés par le fabricant;
(c)         
déterminer les éventuels effets secondaires indésirables dans des
conditions normales d'utilisation et évaluer si ceux-ci constituent un risque
acceptable au regard des bienfaits attendus du dispositif concerné. 
2.                      
Si le promoteur n’est pas établi dans l’Union, il veille à ce qu’une
personne de contact y soit établie. Cette personne de contact est le
destinataire de toutes les communications adressées au promoteur conformément
au présent règlement. Toute communication transmise à cette personne est
réputée avoir été transmise au promoteur.
3.                      
Les investigations cliniques sont conçues et réalisées de manière à
garantir la protection des droits, de la sécurité et du bien-être des personnes
y participant, ainsi que la fiabilité et la solidité des données qu'elles
génèrent. 
4.                      
Les investigations cliniques sont conçues, réalisées, consignées et
rapportées conformément aux dispositions des articles 50 à 60 et de
l'annexe XIV. 
Article 51
Demande relative à l'investigation clinique
1.                      
Avant d'introduire la demande initiale, le promoteur se procure, au
moyen du système électronique visé à l'article 53, un numéro
d'identification unique pour une investigation clinique menée sur un ou
plusieurs sites, dans un ou plusieurs États membres. Il utilise ce numéro
d'identification unique lorsqu'il procède à l'enregistrement de l'investigation
clinique conformément à l'article 52.
2.                      
Le promoteur d'une investigation clinique introduit, dans le ou les
États membres dans lesquels celle-ci doit être menée, une demande accompagnée
de la documentation visée à l'annexe XIV, chapitre II. Dans les six
jours suivant la réception de la demande, l'État membre concerné indique au
promoteur si l'investigation clinique relève du présent règlement et si la
demande est complète. 
Si l’État membre n’informe pas le promoteur dans le délai visé
au premier alinéa, l'investigation clinique est réputée relever du présent
règlement et la demande est considérée comme complète.
3.                      
Si l’État membre estime que l'investigation clinique pour laquelle une
demande a été introduite ne relève pas du présent règlement ou que la demande
n'est pas complète, il en informe le promoteur, qui dispose d'un délai de six
jours au maximum pour formuler des observations ou compléter la demande. 
Si le promoteur ne formule pas d’observations ni ne complète la
demande dans le délai visé au premier alinéa, la demande est considérée comme
retirée. 
Si l’État membre n’informe pas le promoteur conformément au
paragraphe 2 dans un délai de trois jours après que les observations ont
été présentées ou que la demande a été complétée, l'investigation clinique est
réputée relever du présent règlement et la demande est considérée comme
complète.
4.                      
Aux fins du présent chapitre, la date à laquelle le promoteur est
informé conformément au paragraphe 2 correspond à la date de validation de
la demande. Si le promoteur n’est pas informé, la date de validation correspond
au dernier jour des délais visés aux paragraphes 2 et 3.
5.                      
Le promoteur peut débuter l'investigation clinique: 
(a)         
dans le cas de dispositifs de classe III et de dispositifs implantables
ou invasifs à long terme de classe IIa ou IIb, dès que l'État membre
lui a notifié son approbation;
(b)         
dans le cas de dispositifs autre que ceux visés au point a),
immédiatement après la date d'introduction de la demande, sous réserve que
l'État membre concerné en ait décidé ainsi et qu'il ait été prouvé que les
droits, la sécurité et le bien-être des personnes participant à l'investigation
clinique sont protégés;
(c)         
après expiration d'un délai de 35 jours à partir de la date visée
au paragraphe 4, sauf si l'État membre concerné a, pendant cette période,
informé le promoteur du rejet de la demande pour des raisons relevant de la
santé publique, de la sécurité des patients ou de l'ordre public. 
6.                      
Les États membres veillent à ce que les personnes chargées de
l'évaluation de la demande soient libres de conflits d’intérêts, soient
indépendantes du promoteur, de l'institut sur le ou les sites duquel
l'investigation est menée ainsi que des investigateurs, et ne soient l'objet
d'aucune autre influence injustifiée. 
Les États membres veillent à ce que l’évaluation soit menée
conjointement par un nombre raisonnable de personnes possédant collectivement
les qualifications et l’expérience nécessaires. Dans le cadre de l’évaluation,
l’avis d’au moins une personne dont le domaine d’intérêt principal n’est pas de
nature scientifique ainsi que l’avis d’au moins un patient sont pris en compte.
7.                      
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués
conformément à l’article 89 pour modifier ou compléter, à la lumière du
progrès technique et de l'évolution globale de la réglementation, les exigences
relatives à la documentation à fournir avec la demande relative à une
investigation clinique, telle qu'établie à l'annexe XIV, chapitre II.
Article 52 
Enregistrement des investigations cliniques
1.                      
Avant d'entamer une investigation clinique, le promoteur introduit dans
le système électronique visé à l'article 53 les informations y afférentes
ci-après: 
(a)         
le numéro d'identification unique de l'investigation clinique;
(b)         
le nom et les coordonnées du promoteur et, s'il y a lieu, de la personne
de contact dans l'Union;
(c)         
le nom et les coordonnées de la personne physique ou morale chargée de
la fabrication du dispositif faisant l'objet d'une investigation, si celle-ci
est différente du promoteur;
(d)         
la description du dispositif faisant l'objet d'une investigation;
(e)         
la description du ou des dispositifs de référence, s'il y a lieu;
(f)           
l'objectif de l'investigation clinique;
(g)         
le statut de l'investigation clinique. 
2.                      
Dans un délai d'une semaine suivant tout changement relatif aux
informations visées au paragraphe 1, le promoteur actualise les données
correspondantes dans le système électronique visé à l'article 53.
3.                      
Les informations sont accessibles au public par le système électronique
visé à l'article 53, sauf s'il est justifié d'en préserver la
confidentialité en tout ou partie pour l’un des motifs suivants:
(a)         
la protection des données à caractère personnel conformément au
règlement (CE) n° 45/2001;
(b)         
la protection d'informations commercialement sensibles;
(c)         
la surveillance effective de la conduite de l'investigation clinique par
le ou les États membres concernés.
4.                      
Aucune donnée à caractère personnel sur les sujets d'une investigation
clinique n’est accessible au public.
Article 53
Système électronique relatif aux investigations cliniques
1.                      
En collaboration avec les États membres, la Commission met en place et
gère un système électronique pour la création des numéros d'identification
uniques des investigations cliniques visés à l'article 51,
paragraphe 1, ainsi que pour collecter et traiter les informations
suivantes: 
(a)         
l'enregistrement des investigations cliniques, conformément à
l'article 52;
(b)         
l'échange d'informations entre les États membres et entre ceux-ci et la
Commission, conformément à l'article 56;
(c)         
les informations relatives aux investigations cliniques menées dans plus
d'un État membre, dans le cas d'une demande unique conformément à
l'article 58;
(d)         
les rapports sur les événements indésirables graves et les défectuosités
de dispositifs visés à l'article 59, paragraphe 2, dans le cas d'une
demande unique conformément à l'article 58. 
2.                      
Dans le contexte de la mise en place du système électronique visé au
paragraphe 1, la Commission veille à l'interopérabilité de celui-ci avec
la base de données de l'Union sur les essais cliniques de médicaments à usage
humain établie en application de l'article […] du règlement (UE) n° […/…].
À l'exception des informations visées à l'article 52, seuls la Commission
et les États membres peuvent accéder aux informations collectées et traitées
par le système électronique. 
3.                      
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 89 pour déterminer les autres informations
relatives aux investigations cliniques collectées et traitées par le système
électronique qui peuvent être accessibles au public pour permettre
l'interopérabilité avec la base de données de l'UE sur les essais cliniques de
médicaments à usage humain établie par le règlement (UE) n° […/…]. L'article 52,
paragraphes 3 et 4, est applicable.
Article 54
Investigations cliniques de dispositifs autorisés à être munis du marquage CE
1.                      
Lorsqu’une investigation clinique visant à approfondir l'évaluation d'un
dispositif autorisé à être muni du marquage CE, en vertu de
l'article 42, doit être menée dans les limites de la destination prévue du
dispositif visée dans la procédure d'évaluation de la conformité
correspondante, ci-après dénommée «investigation clinique de suivi après
commercialisation», le promoteur indique aux États membres au moins
30 jours avant que celle-ci ne commence si elle nécessitera de soumettre
les sujets à des procédures invasives ou lourdes supplémentaires. L'article 50,
paragraphes 1 à 3, l'article 52, l'article 55,
l'article 56, paragraphe 1, l'article 57, paragraphe 1,
l'article 57, paragraphe 2, premier alinéa, et les dispositions
pertinentes de l'annexe XIV sont applicables. 
2.                      
Lorsque l'objectif de l'investigation clinique relative à un dispositif
autorisé à être muni d'un marquage CE, conformément à l'article 42, est
d'évaluer celui-ci pour une destination autre que celle visée dans les
informations fournies par le fabricant conformément à l'annexe I,
point 19, et dans la procédure d'évaluation de la conformité
correspondante, les articles 50 à 60 sont applicables.
Article 55
Modification substantielle d'une investigation clinique
1.                      
Lorsque le promoteur apporte à une investigation clinique des
modifications susceptibles d'avoir une incidence sensible sur la sécurité ou
les droits des sujets, ou sur la solidité ou la fiabilité des données cliniques
produites par l'investigation, il informe le ou les États membres concernés des
raisons et de la nature de ces changements. Il accompagne cette notification
d'une version actualisée de la documentation pertinente visée à l'annexe XIV,
chapitre II.
2.                      
Le promoteur peut appliquer les changements visés au paragraphe 1
au plus tôt 30 jours après la notification, sauf si l'État membre concerné
a informé le promoteur de son refus pour des raisons liées à la santé publique,
à la sécurité des patients ou à l'ordre public.
Article 56
Échange d'informations entre les États membres
1.                      
Lorsqu'un État membre refuse d'autoriser ou suspend une investigation
clinique, y met un terme, préconise d'y apporter des modifications
substantielles ou de l'interrompre temporairement, ou est informé par le
promoteur que celui-ci à mis fin à l'investigation avant son terme pour des
raisons de sécurité, cet État membre communique sa décision et les motifs y
afférents à tous les États membres et à la Commission au moyen du système
électronique visé à l'article 53.
2.                      
Lorsque le promoteur retire une demande avant qu'un État membre n'ait
arrêté une décision, celui-ci en informe tous les autres États membres et la
Commission au moyen du système électronique visé à l'article 53. 
Article 57
Communication par le promoteur de l'interruption temporaire ou définitive d'une
investigation clinique
1.                      
Lorsque le promoteur interrompt temporairement une investigation
clinique pour des raisons de sécurité, il en informe les États membres
concernés dans les 15 jours suivant cette interruption.
2.                      
Le promoteur notifie à chaque État membre concerné la fin d'une
investigation clinique menée sur son territoire et motive toute interruption
précoce de celle-ci. Cette notification est effectuée dans un délai de 15 jours
à compter de la fin de l'investigation clinique concernant ledit État membre.
Lorsque l'investigation est menée dans plus d'un État membre, le
promoteur informe tous les États membres concernés de la fin de l'ensemble de
l'investigation clinique. Cette notification est effectuée dans un délai de 15
jours à compter de la fin de l'ensemble de l'investigation clinique.
3.                      
Dans l'année suivant le terme de l'investigation clinique, le promoteur
présente aux États membres concernés un résumé des résultats de celle-ci sous
la forme d'un rapport d'investigation clinique, visé à l'annexe XIV,
chapitre I, point 2.7. Lorsque, pour des raisons scientifiques, ce
rapport d'investigation clinique ne peut être remis dans un délai d’un an, il
est remis dès qu’il est disponible. Le cas échéant, le protocole
d'investigation clinique visé à l'annexe XIV, chapitre II,
point 3, précise la date à laquelle les résultats de l'investigation
clinique seront communiqués et apporte une explication à cet égard. 
Article 58
Investigations cliniques menées dans plus d'un État membre
1.                      
Au moyen du système électronique visé à l'article 53, le promoteur
d'une investigation clinique devant être menée dans plus d'un État membre peut,
aux fins de l'article 51, introduire une demande unique, transmise dès
réception aux États membres concernés par voie électronique. 
2.                      
Dans cette demande unique, le promoteur propose l’un des États membres
concernés comme État membre coordonnateur. Si ledit État membre ne souhaite pas
assumer cette fonction, il s'entend avec un autre État membre concerné, dans un
délai de six jours après l'introduction de la demande unique, pour que ce
dernier soit l'État membre coordonnateur. Si aucun autre État membre n’accepte
d'être l'État membre coordonnateur, c'est à l’État membre proposé par le
promoteur qu'échoit la fonction. Lorsqu'un autre État membre que celui qui a
été proposé par le promoteur devient l'État membre coordonnateur, le délai visé
à l'article 51, paragraphe 2, commence à courir le jour suivant celui
de l'acceptation de la fonction.
3.                      
Sous la direction de l'État membre coordonnateur visé au
paragraphe 2, les États membres concernés coordonnent leur évaluation de
la demande, notamment de la documentation fournie conformément à
l'annexe XIV, chapitre II, sauf en ce qui concerne les documents
fournis conformément aux points 3.1.3, 4.2, 4.3 et 4.4 de celle-ci,
qui sont évalués séparément par chacun des États membres concernés. 
L'État membre coordonnateur: 
(a)         
indique au promoteur, dans un délai de six jours suivant la réception de
la demande unique, si l'investigation clinique relève du champ d'application du
présent règlement et si la demande est complète, sauf en ce qui concerne la
documentation fournie en application de l'annexe XIV, chapitre II,
points 3.1.3, 4.2, 4.3 et 4.4, dont il incombe à chaque État membre de
vérifier la complétude. L'article 51, paragraphes 2 à 4,
s'applique à l'État membre coordonnateur pour ce qui est de vérifier si
l'investigation clinique relève du présent règlement et si la demande est
complète, sauf en ce qui concerne la documentation fournie en application de
l'annexe XIV, chapitre II, points 3.1.3, 4.2, 4.3 et 4.4. L'article 51,
paragraphes 2 à 4, s'applique à chacun des États membres concernant
la vérification de la complétude de la documentation fournie en application de
l'annexe XIV, chapitre II, points 3.1.3, 4.2, 4.3 et 4.4; 
(b)         
consigne les résultats de l'évaluation coordonnée dans un rapport dont
les autres États membres concernés tiennent compte pour statuer sur la demande
du promoteur conformément à l'article 51, paragraphe 5. 
4.                      
Les modifications substantielles visées à l'article 55 sont
notifiées aux États membres concernés au moyen du système électronique visé à
l'article 53. Toute évaluation destinée à déterminer d'éventuels motifs de
refus, tels que visés à l'article 55, est menée sous la direction de
l'État membre coordonnateur.
5.                      
Aux fins de l'article 57, paragraphe 3, le promoteur transmet
le rapport d'investigation clinique aux États membres concernés au moyen du système
électronique visé à l'article 53.
6.                      
La Commission apporte son appui à l'État membre coordonnateur en matière
de secrétariat dans l'exécution des tâches prévues par le présent chapitre. 
Article 59
Consignation et communication des événements survenant pendant les
investigations cliniques
1.                      
Le promoteur consigne intégralement:
(a)         
tout événement indésirable défini dans le protocole d'investigation
clinique comme déterminant pour l'évaluation des résultats de l'investigation
clinique au regard des objectifs visés à l'article 50, paragraphe 1; 
(b)         
tout événement indésirable grave; 
(c)         
toute défectuosité du dispositif qui aurait pu déboucher sur un
événement indésirable grave en l'absence de mesures appropriées ou d'une
intervention, ou si les circonstances avaient été moins favorables;
(d)         
tout nouvel élément concernant un événement visé aux points a)
à c).
2.                      
Le promoteur communique immédiatement à tous les États membres dans
lesquels une investigation clinique est menée:
(a)         
tout événement indésirable grave entretenant avec le dispositif faisant
l'objet de l'investigation, le dispositif de référence ou la procédure
d'investigation, un lien de causalité manifeste ou dont l'existence peut être
raisonnablement supposée;
(b)         
toute défectuosité du dispositif qui aurait pu déboucher sur un événement
indésirable grave en l'absence de mesures appropriées ou d'une intervention, ou
si les circonstances avaient été moins favorables;
(c)         
tout nouvel élément concernant un des événements visés aux
points a) et b).
Le délai de notification tient compte de la gravité de
l'événement. Pour permettre une notification en temps opportun, le promoteur
peut, s'il y a lieu, présenter un premier rapport incomplet avant d'en remettre
un qui soit complet.
3.                      
Le promoteur communique également aux États membres concernés tout
événement visé au paragraphe 2 survenant dans un pays tiers dans lequel
une investigation clinique est menée suivant le même protocole d'investigation
que celui appliqué à l'investigation relevant du présent règlement. 
4.                      
Dans le cas d'une investigation clinique pour laquelle le promoteur a
introduit la demande unique visée à l'article 58, celui-ci notifie tout
événement visé au paragraphe 2 au moyen du système électronique visé à
l'article 53. Le rapport correspondant est transmis à tous les États membres
concernés par voie électronique dès sa réception. 
Sous la direction de l'État membre coordonnateur visé à
l'article 58, paragraphe 2, les États membres coordonnent leur
évaluation des événements indésirables graves et des défectuosités de
dispositifs pour déterminer s'il y a lieu de mettre un terme à l'investigation,
de la suspendre, de l'interrompre temporairement ou de la modifier.
Le présent paragraphe est sans effet sur le droit des autres
États membres de réaliser leur propre évaluation et d'adopter des mesures
conformément au présent règlement pour garantir la protection de la santé
publique et de la sécurité des patients. L'État membre coordonnateur et la
Commission sont informés des résultats d'une telle évaluation et de l'adoption
de telles mesures.
5.                      
Dans le cas des investigations cliniques de suivi après
commercialisation visées à l'article 54, paragraphe 1, ce sont les
dispositions relatives à la vigilance établies aux articles 61 à 66
qui s'appliquent, et non celles du présent article.
Article 60
Actes d'exécution
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, définir
les modalités et les aspects procéduraux liés à l'application du présent
chapitre en ce qui concerne:
(a)         
des formulaires harmonisés pour les demandes relatives aux
investigations cliniques et leur évaluation, visées aux articles 51
et 58, eu égard aux catégories ou groupes spécifiques de dispositifs; 
(b)         
le fonctionnement du système électronique visé à l'article 53;
(c)         
des formulaires harmonisés pour la notification d'investigations cliniques
de suivi après commercialisation, visées à l'article 54,
paragraphe 1, et de modifications substantielles, telles que visées à
l'article 55;
(d)         
l'échange d'informations entre les États membres visé à
l'article 56;
(e)         
des formulaires harmonisés pour la communication d'événements
indésirables graves et de défectuosités de dispositifs, tels que visés à
l'article 59; 
(f)           
les délais de communication d'événements indésirables graves et de
défectuosités de dispositifs, eu égard à la gravité de l'événement devant faire
l'objet d'un rapport conformément à l'article 59. 
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.
Chapitre
VII
Vigilance et surveillance du
marché
Section 1 – Vigilance
Article 61
Communication d'incidents et mesures correctives de sécurité
1.                      
Les fabricants de dispositifs autres que ceux fabriqués sur mesure ou
faisant l'objet d'une investigation, notifient au moyen du système électronique
visé à l'article 62:
(a)         
tout incident grave concernant les dispositifs mis à disposition sur le
marché de l'Union; 
(b)         
toute mesure corrective de sécurité prise à l'égard de dispositifs mis à
disposition sur le marché de l'Union, ainsi que toute mesure corrective de
sécurité prise dans un pays tiers concernant un dispositif qui est aussi
légalement mis à disposition sur le marché de l'Union, lorsque la raison
justifiant la mesure ne concerne pas exclusivement le dispositif mis à
disposition dans le pays tiers.
Les fabricants notifient les informations visées au premier alinéa
dans les meilleurs délais, au plus tard 15 jours après qu'ils ont pris
connaissance de l'événement et du lien de causalité avéré ou raisonnablement
envisageable qu'il entretient avec leur dispositif. Le délai de notification
tient compte de la gravité de l'incident. Pour permettre une notification en
temps opportun, le fabricant peut, s'il y a lieu, présenter un premier rapport
incomplet, avant d'en remettre un qui soit complet.
2.                      
Pour les incidents graves similaires ayant trait au même dispositif ou
type de dispositif, dont la cause a été déterminée ou pour lesquels la mesure
corrective de sécurité a été appliquée, les fabricants peuvent transmettre
périodiquement un rapport de synthèse au lieu de rapports d'incident distincts,
à condition que les autorités compétentes visées à l'article 62,
paragraphe 5, points a), b) et c), aient convenu avec le
fabricant du format, du contenu et de la périodicité de celui-ci.
3.                      
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour
encourager les professionnels de la santé, les utilisateurs et les patients à
rapporter aux autorités compétentes les incidents graves présumés visés au
paragraphe 1, point a). Ils consignent ces rapports au niveau
national de manière centralisée. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre
reçoit de tels rapports, elle prend les mesures nécessaires pour garantir que
le fabricant du dispositif est informé de l'incident. Le fabricant prend les
mesures qui s'imposent pour en assurer le suivi. 
Les États membres coordonnent leur action pour élaborer des
formulaires structurés types pour la notification d'incidents graves par les
professionnels de la santé, les utilisateurs et les patients.
4.                      
Les fabricants de dispositifs fabriqués sur mesure font état de tout
incident grave et de toute mesure corrective visés au paragraphe 1 à
l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le dispositif concerné a été
mis à disposition. 
Article 62
Système électronique relatif à la vigilance 
1.                      
La Commission, en collaboration avec les États membres, établit et gère
un système électronique de collecte et de traitement: 
(a)         
des rapports des fabricants concernant les incidents graves et les
mesures correctives de sécurité visés à l'article 61, paragraphe 1; 
(b)         
des rapports de synthèse périodiques des fabricants visés à l'article
61, paragraphe 2.
(c)         
des rapports des autorités compétentes sur les incidents graves visés à
l'article 63, paragraphe 1, second alinéa;
(d)         
des rapports d'évolution établis des fabricants visés à l'article 64;
(e)         
des notifications de sécurité des fabricants visées à l'article 63,
paragraphe 5.
(f)           
des informations échangées entre les autorités compétentes des États
membres et entre celles-ci et la Commission conformément à l'article 63,
paragraphes 4 et 7. 
2.                      
Les informations collectées et traitées par le système électronique sont
accessibles aux autorités compétentes des États membres, à la Commission et aux
organismes notifiés.
3.                      
La Commission veille à ce que les professionnels de la santé et le
public disposent d'un accès approprié au système.
4.                      
Sur la base d'accords entre la Commission et les autorités compétentes
de pays tiers ou des organisations internationales, la Commission peut accorder
à celles-ci un accès à la base de données dans la mesure requise. Ces accords
sont fondés sur la réciprocité et prévoient des règles de confidentialité et de
protection des données équivalentes à celles qui sont applicables dans l'Union.

5.                      
Les rapports sur les incidents graves et les mesures correctives de
sécurité visés à l'article 61, paragraphe 1, points a)
et b), le rapport de synthèse périodique visé à l'article 61,
paragraphe 2, les rapports sur les incidents graves visés à
l'article 63, paragraphe 1, second alinéa, et les rapports
d'évolution visés à l'article 64 sont automatiquement transmis au moyen du
système électronique, dès réception, aux autorités compétentes des États
membres suivants: 
(a)         
l'État membre dans lequel l'incident est survenu; 
(b)         
l'État membre dans lequel la mesure corrective de sécurité est ou doit
être appliquée; 
(c)         
l'État membre dans lequel le fabricant a son siège social; 
(d)         
s'il y a lieu, l'État membre où est établi l'organisme notifié qui a
délivré un certificat conformément à l'article 45 pour le dispositif
concerné.
Article 63
Analyse des incidents graves et des mesures correctives de sécurité
1.                      
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toutes les
informations concernant un incident grave survenu sur leur territoire ou une
mesure corrective de sécurité appliquée ou devant être appliquée sur leur
territoire, et qui leur ont été communiquées conformément à l'article 61,
fassent l'objet, au niveau national, d'une évaluation centralisée par les
autorités compétentes, si possible en collaboration avec le fabricant. 
Lorsque, pour les rapports reçus en application de
l'article 61, paragraphe 3, l'autorité compétente constate que
ceux-ci ont trait à un incident grave, elle les introduit immédiatement dans le
système électronique visé à l'article 62, sauf si le même incident a déjà
été notifié par le fabricant.
2.                      
Les autorités nationales compétentes réalisent une évaluation des
risques concernant les incidents graves ou les mesures correctives de sécurité
notifiées en tenant compte de critères comme la cause, la détectabilité et la
probabilité de récurrence du problème, la fréquence d'utilisation du
dispositif, la probabilité de survenue d'un préjudice et la gravité de
celui-ci, les avantages cliniques du dispositif, les utilisateurs prévus et
potentiels, et la population concernée. Elles apprécient également le caractère
adéquat des mesures correctives de sécurité envisagées ou appliquées par le
fabricant, ainsi que l'opportunité et la nature de toute autre mesure
corrective. Elles assurent le suivi de l'investigation de l'incident par le
fabricant. 
3.                      
Pour les dispositifs visés à l'article 1er, paragraphe 4,
premier alinéa, lorsqu'un incident grave ou une mesure corrective de sécurité
peut avoir un lien avec une substance qui, utilisée seule, serait considérée
comme un médicament, l'autorité compétente qui réalise l'évaluation ou
l'autorité compétente coordonnatrice visée au paragraphe 6, informe
l'autorité compétente pour les médicaments, ou l'Agence européenne des
médicaments (EMA), consultée par l'organisme notifié en application de
l'article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Concernant les dispositifs relevant du présent règlement en
vertu de l'article 1er, paragraphe 2, point e),
lorsqu'un incident grave ou une mesure corrective de sécurité peut être lié à
des tissus ou des cellules d'origine humaine utilisés pour la fabrication du
dispositif, l'autorité compétente ou l'autorité compétente coordonnatrice visée
au paragraphe 6, informe l'autorité compétente pour les tissus et les
cellules d'origine humaine consultée par l'organisme notifié en application de
l'article 42, paragraphe 2, troisième alinéa.
4.                      
Au terme de l'évaluation, l'autorité compétente informe immédiatement
les autres autorités compétentes, au moyen du système électronique visé à
l'article 62, de la mesure corrective prise ou envisagée par le fabricant
ou imposée à ce dernier pour réduire au minimum le risque de récurrence d'un
incident grave, ainsi que des données relatives aux incidents correspondants et
des résultats de l'évaluation qu'elle a réalisée.
5.                      
Le fabricant veille à ce que les utilisateurs du dispositif en question
soient immédiatement informés de la mesure corrective au moyen d'une notice de
sécurité. Sauf en cas d'urgence, le contenu du projet de notice de sécurité est
soumis à l'autorité compétente chargée de l'évaluation ou, dans les cas visés
au paragraphe 6 du présent article, à l'autorité compétente
coordonnatrice, pour lui permettre de formuler des observations. À moins que la
situation particulière d'un État membre ne le justifie, le contenu de la notice
de sécurité est identique dans tous les États membres.
Le fabricant introduit la notice de sécurité dans le système
électronique visé à l'article 62, de manière qu'elle soit accessible au
public. 
6.                      
Les autorités compétentes désignent une autorité compétente chargée de
la coordination des évaluations visées au paragraphe 2 dans les cas
suivants:
(a)         
des incidents graves similaires liés au même dispositif ou type de
dispositif du même fabricant surviennent dans plus d'un État membre;
(b)         
la mesure corrective de sécurité est ou doit être appliquée dans plus
d'un État membre.
Sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement,
l'autorité compétente coordonnatrice est celle de l'État membre où le fabricant
a son siège social. 
L'autorité compétente coordonnatrice informe le fabricant, les
autres autorités compétentes et la Commission qu'elle assume ladite fonction.
7.                      
L'autorité compétente coordonnatrice: 
(a)         
assure le suivi de l'investigation de l'incident grave par le fabricant
et des mesures correctives qui doivent être prises; 
(b)         
consulte l'organisme notifié ayant délivré un certificat conformément à
l'article 45 pour le dispositif en question concernant les conséquences de
l'incident grave pour le certificat;
(c)         
convient avec le fabricant et les autres autorités compétentes visées à
l'article 62, paragraphe 5, points a) à c), du format, du
contenu et de la périodicité des rapports de synthèse périodiques établis
conformément à l'article 61, paragraphe 2;
(d)         
se concerte avec le fabricant et les autres autorités compétentes
concernées pour l'application de la mesure corrective de sécurité appropriée;
(e)         
informe les autres autorités compétentes et la Commission, au moyen du
système électronique visé à l'article 62, de l'état d'avancement et des
résultats de son évaluation.
La désignation d'une autorité compétente coordonnatrice est sans
effet sur le droit des autres autorités compétentes de réaliser leur propre
évaluation et d'adopter des mesures conformément au présent règlement pour
garantir la protection de la santé publique et de la sécurité des patients. L'autorité
compétente coordonnatrice et la Commission sont tenues informées des résultats
d'une telle évaluation et de l'adoption de telles mesures. 
8.                      
La Commission apporte son appui à l'autorité compétente coordonnatrice
en matière de secrétariat dans l'exécution des tâches prévues par le présent
chapitre.
Article 64
Rapport d'évolution
Les fabricants de dispositifs de classe IIb et III font
état, au moyen du système électronique visé à l'article 62, de toute
progression statistiquement significative de la fréquence et de la gravité des
incidents qui ne sont pas des incidents graves, ou des effets secondaires
indésirables attendus qui ont une incidence sensible sur le rapport entre les
risques et les bénéfices visé à l'annexe I, points 1 et 5, et
qui pourraient entraîner des risques pour la santé et la sécurité des patients,
des utilisateurs ou d'autres personnes, inacceptables au regard des bénéfices
recherchés. Cette progression significative est établie par comparaison avec la
fréquence ou la gravité prévisible de ces incidents ou effets secondaires
indésirables attendus pour le dispositif ou la catégorie ou le groupe de
dispositifs en question sur une période donnée, telle que précisée dans
l'évaluation de la conformité réalisée par le fabricant. L'article 63 est
applicable.
Article 65
Intégration des données issues de la vigilance dans la documentation
Les fabricants actualisent leur documentation technique avec
les informations sur les incidents transmises par les professionnels de la
santé, les patients et les utilisateurs, sur les incidents graves, les mesures
correctives de sécurité et les rapports de synthèse périodiques visés à
l'article 61, ainsi que sur les rapports d'évolution visés à
l'article 64 et les notices de sécurité visées à l'article 63,
paragraphe 5. Ils transmettent ces documents à leurs organismes notifiés,
qui évaluent l'incidence des données issues de la vigilance sur l'évaluation de
la conformité et les certificats délivrés.
Article 66
Actes d'exécution
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, définir
les modalités et les aspects procéduraux pour l'application des
articles 61 à 65 en ce qui concerne les éléments suivants: 
(a)         
la typologie des incidents graves et des mesures correctives de sécurité
relatifs à des dispositifs ou à des catégories ou groupes de dispositifs
spécifiques;
(b)         
des formulaires harmonisés pour la notification d'incidents graves et de
mesures correctives de sécurité, les rapports de synthèse périodiques et les
rapports d'évolution des fabricants visés aux articles 61 et 64; 
(c)         
les délais pour la notification d'incidents graves et de mesures
correctives de sécurité et pour la transmission des rapports de synthèse
périodiques et des rapports d'évolution des fabricants, eu égard à la gravité
de l'événement à notifier conformément aux articles 61 et 64;
(d)         
des formulaires harmonisés pour l'échange d'informations entre autorités
compétentes visé à l'article 63.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.
Section 2 – Surveillance du marché
Article 67
Activités de surveillance du marché
1.                      
Les autorités compétentes contrôlent de manière appropriée les
caractéristiques et les performances des dispositifs notamment, s'il y a lieu,
par l'examen de la documentation et par des essais physiques ou de laboratoire
sur la base d'échantillons adéquats. Elles tiennent compte des principes
établis en matière d'évaluation et de gestion des risques, des données de
vigilance et des réclamations. Les autorités compétentes peuvent exiger des
opérateurs économiques qu'ils fournissent la documentation et les informations
requises pour mener leurs activités et, si cela est nécessaire et justifié, se
rendre dans les locaux des opérateurs économiques et y prélever les
échantillons de dispositifs dont elles ont besoin. Elles peuvent détruire ou
rendre inutilisables par d'autres moyens les dispositifs qui présentent un
risque grave si elles le jugent nécessaire.
2.                      
Les États membres procèdent périodiquement à l'examen et à l'évaluation
du fonctionnement de leurs activités de surveillance. Ceux-ci sont réalisés au
moins tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États
membres et à la Commission. L'État membre concerné met une synthèse de ces
résultats à la disposition du public.
3.                      
Les autorités compétentes des États membres coordonnent leurs activités
de surveillance du marché, coopèrent et partagent, également avec la
Commission, les résultats y afférents. S'il y a lieu, les autorités compétentes
des États membres conviennent de partager leurs tâches et de se spécialiser.
4.                      
Lorsque, dans un même État membre, plusieurs autorités sont responsables
de la surveillance du marché et des contrôles aux frontières extérieures, elles
coopèrent en partageant les informations relatives à leur rôle et à leurs
fonctions. 
5.                      
Les autorités compétentes des États membres coopèrent avec celles de
pays tiers en matière d'échange d'informations, d'assistance technique et de
développement d'activités liées à la surveillance du marché.
Article 68
Système électronique relatif à la surveillance du marché
1.                      
La Commission, en collaboration avec les États membres, établit et gère
un système électronique de collecte et de traitement:
(a)         
des informations relatives aux dispositifs non conformes présentant un
risque pour la santé et la sécurité visées à l'article 70,
paragraphes 2, 4 et 6;
(b)         
des informations relatives aux dispositifs conformes présentant un
risque pour la santé et la sécurité visées à l'article 72,
paragraphe 2;
(c)         
les informations relatives à la non-conformité formelle des produits
visées à l'article 73, paragraphe 2;
(d)         
les informations relatives aux mesures préventives de protection de la
santé visées à l'article 74, paragraphe 2;
2.                      
Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont immédiatement
transmises au moyen du système électronique à toutes les autorités compétentes
concernées et sont accessibles aux États membres et à la Commission.
Article 69
Évaluation des dispositifs présentant un risque pour la santé et la sécurité au
niveau national
Lorsque les autorités
compétentes d'un État membre, sur la base des données de vigilance ou d'autres
informations, ont suffisamment de raisons de croire qu'un dispositif présente
un risque pour la santé des patients, des utilisateurs ou d'autres personnes,
elles réalisent une évaluation du dispositif concerné répondant à toutes les
exigences établies par le présent règlement qui sont pertinentes eu égard au
risque présenté par le dispositif. Les opérateurs économiques concernés
coopèrent avec les autorités compétentes s'il y a lieu.
Article 70
Procédure applicable aux dispositifs non conformes présentant un risque pour la
santé et la sécurité
1.                      
Lorsque, à l'issue d'une évaluation réalisée conformément à
l'article 69, les autorités compétentes concluent qu'un dispositif qui
présente un risque pour la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs
ou d'autres personnes, n'est pas conforme aux exigences établies par le présent
règlement, elles prescrivent immédiatement à l'opérateur économique concerné de
prendre toutes les mesures correctives appropriées et dûment justifiées pour
rendre le dispositif conforme auxdites exigences, interdire ou restreindre la
mise à disposition du dispositif sur le marché, imposer des conditions
particulières à la mise à disposition du dispositif, retirer le dispositif du
marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du
risque. 
2.                      
Lorsque les autorités compétentes considèrent que le non-respect des
dispositions applicables ne se limite pas à leur territoire national, elles
informent la Commission et les autres États membres des résultats de
l’évaluation et des mesures imposées à l’opérateur économique concerné au moyen
du système électronique visé à l'article 68.
3.                      
L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives
appropriées sont prises pour tous les dispositifs en cause qu’il a mis à
disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union. 
4.                      
Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas de mesures
correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, les autorités
compétentes adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire
ou restreindre la mise à disposition du dispositif sur le marché national, pour
l'en retirer ou pour le rappeler.
Elles notifient immédiatement ces mesures à la Commission et aux
autres États membres au moyen du système électronique visé à l'article 68.

5.                      
La notification visée au paragraphe 4 précise toutes les données
disponibles, notamment celles permettant d'identifier le dispositif non
conforme et de déterminer son origine, la nature et les raisons de la
non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée
des mesures adoptées au niveau national et les arguments avancés par
l'opérateur économique concerné. 
6.                      
Les États membres autres que celui qui engage la procédure notifient immédiatement
à la Commission et aux autres États membres toute information supplémentaire
dont ils disposent concernant la non-conformité du dispositif concerné ainsi
que toute mesure qu'ils ont adoptée à l'égard de celui-ci. En cas de désaccord
avec la mesure nationale notifiée, ils informent immédiatement la Commission et
les autres États membres de leurs objections au moyen du système électronique
visé à l'article 68.
7.                      
Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
notification visée au paragraphe 4, aucune objection n’a été soulevée par
un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire
arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. 
8.                      
Tous les États membres veillent à ce que des mesures restrictives
appropriées soient prises immédiatement à l’égard du dispositif concerné.
Article 71
Procédure au niveau de l'Union
1.                      
Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
notification visée à l'article 70, paragraphe 4, un État membre soulève
des objections à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un autre État
membre ou que la Commission estime que celle-ci est contraire au droit de
l'Union, cette mesure est examinée par la Commission. En fonction des résultats
de cet examen, la Commission décide, au moyen d'un acte d'exécution, si la
mesure nationale est justifiée ou non. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 88,
paragraphe 3.
2.                      
Si la mesure nationale est considérée comme justifiée,
l’article 70, paragraphe 8, s’applique. Dans le cas contraire, l’État
membre concerné l'abroge. Lorsque, dans les situations visées aux
articles 70 et 72, un État membre ou la Commission considère que le
risque pour la santé et la sécurité émanant d'un dispositif ne peut être
maîtrisé de manière satisfaisante par les mesures adoptées par le ou les États
membres concernés, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre
initiative, adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires et
dûment justifiées pour assurer la protection de la santé et de la sécurité,
notamment des mesures d'interdiction ou de restriction de la mise sur le marché
et de la mise en service du dispositif concerné. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 88,
paragraphe 3.
3.                      
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la
santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte les actes d’exécution
immédiatement applicables visés aux paragraphes 1 et 2 conformément à
la procédure visée à l’article 88, paragraphe 4.
Article 72
Procédure applicable aux dispositifs conformes présentant un risque pour la
santé et la sécurité
1.                      
Lorsque, à l'issue d'une évaluation réalisée conformément à
l'article 69, un État membre conclut que, bien qu'un dispositif ait été
légalement mis sur le marché ou mis en service, celui-ci présente un risque
pour la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou d'autres
personnes ou à l'égard d'autres aspects liés à la protection de la santé
publique, il exige du ou des opérateurs économiques concernés qu'ils prennent
toutes les mesures provisoires appropriées pour que le dispositif concerné,
lors de sa mise sur le marché ou de sa mise en service, ne présente plus ledit
risque, retirent le dispositif du marché ou le rappellent dans un délai
raisonnable, en fonction de la nature du risque.
2.                      
L'État membre notifie immédiatement ces mesures à la Commission et aux
autres États membres au moyen du système électronique visé à l'article 68.
Ces informations précisent les données permettant d'identifier le dispositif
concerné et d'en déterminer l'origine et la chaîne d’approvisionnement, les
conclusions de l'évaluation réalisée par l'État membre, dans lesquelles la
nature du risque concerné sera indiquée, ainsi que la nature et la durée des
mesures nationales adoptées. 
3.                      
La Commission examine les mesures nationales provisoires adoptées. En
fonction des résultats de cet examen, la Commission décide, au moyen d'un acte
d'exécution, si la mesure est justifiée ou non. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 88,
paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées
liées à la santé et à la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes
d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à
l’article 88, paragraphe 4.
4.                      
Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée,
l’article 70, paragraphe 8, s’applique. Dans le cas contraire, l’État
membre concerné l'abroge. 
Article 73
Non-conformité formelle
1.                      
Sans préjudice de l'article 70, un État membre qui fait l'une des
constatations ci-après enjoint l'opérateur économique concerné de mettre un
terme à la non-conformité en cause dans un délai raisonnable, proportionné au
cas de non-conformité:
(a)         
le marquage «CE» a été apposé en violation des exigences formelles
établies à l'article 18;
(b)         
le marquage «CE» n’a pas été apposé sur le dispositif en violation de
l’article 18;
(c)         
le marquage «CE» a indûment été apposé en application des procédures
prévues par le présent règlement sur un produit ne relevant pas de ce dernier; 
(d)         
la déclaration de conformité UE n'a pas été établie ou est incomplète;
(e)         
les informations devant être fournies par le fabricant sur l'étiquette
ou dans la notice d'utilisation sont absentes, sont incomplètes ou n'ont pas
été fournies dans la ou les langues requises; 
(f)           
la documentation technique et l'évaluation clinique ne sont pas
disponibles ou sont incomplètes.
2.                      
Lorsque l’opérateur économique ne met pas un terme à la non-conformité
dans le délai visé au paragraphe 1, l'État membre concerné adopte toutes
les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du
produit sur le marché, pour que celui-ci soit retiré du marché ou qu'il soit
rappelé. Il notifie immédiatement ces mesures à la Commission et aux autres
États membres au moyen du système électronique visé à l'article 68.
Article 74
Mesures préventives de protection de la santé
1.                      
Lorsqu'un État membre, à l'issue d'une évaluation indiquant qu'un
dispositif ou une catégorie ou un groupe spécifique de dispositifs présente un
risque, considère que la mise à disposition sur le marché ou la mise en service
du dispositif ou de la catégorie ou du groupe de dispositifs en cause devrait
être proscrite, restreinte ou assortie de conditions particulières, ou que
celui-ci devrait être retiré du marché ou rappelé pour protéger la santé et la
sécurité des patients, des utilisateurs ou d'autres personnes, ou compte tenu
d'autres aspects de la santé publique, il peut prendre toutes les mesures
provisoires qu'il juge nécessaires et justifiées.
2.                      
L'État membre notifie immédiatement ces mesures, en motivant sa
décision, à la Commission et à tous les autres États membres au moyen du
système électronique visé à l'article 68. 
3.                      
La Commission examine les mesures nationales provisoires adoptées. Elle
décide, au moyen d'actes d'exécution, si ces mesures nationales sont justifiées
ou non. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen
visée à l'article 88, paragraphe 3. 
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à
la santé et la sécurité des personnes, la Commission peut adopter des actes
d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à
l’article 88, paragraphe 4.
4.                      
Lorsque l'évaluation visée au paragraphe 3 montre que la mise à
disposition sur le marché ou la mise en service d'un dispositif ou d'une
catégorie ou d'un groupe spécifique de dispositifs devrait être proscrite,
restreinte ou assortie de conditions particulières, ou que celui-ci devrait
être retiré du marché ou rappelé dans tous les États membres pour protéger la
santé et la sécurité des patients, des utilisateurs ou d'autres personnes, ou
compte tenu d'autres aspects de la santé publique, la Commission se voit
conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à
l'article 89 pour arrêter les mesures nécessaires et dûment justifiées.
Lorsque des raisons d’urgence impérieuses le justifient, la
procédure prévue à l’article 90 s'applique aux actes délégués adoptés en
vertu du présent paragraphe.
Article 75
Bonnes pratiques administratives
1.                      
Toute mesure adoptée par les autorités compétentes en vertu des
articles 70 à 74 indique les motifs exacts sur lesquels elle repose. Lorsqu'elle
est adressée à un opérateur économique particulier, elle lui est immédiatement
notifiée, en même temps que les voies de recours dont il dispose en vertu du
droit de l'État membre concerné ainsi que les délais y afférents. Si la mesure
est de portée générale, elle est publiée en conséquence. 
2.                      
Sauf lorsqu'une action immédiate est requise en raison d'un risque grave
pour la santé et la sécurité des personnes, l'opérateur économique concerné
doit avoir la possibilité de présenter ses observations à l'autorité compétente
dans un délai approprié avant l'adoption d'une mesure. Si une mesure a été
adoptée sans que l'opérateur ait été entendu, celui-ci doit pouvoir présenter
ses observations dès que possible, après quoi la mesure adoptée est réexaminée
dans les meilleurs délais.
3.                      
Toute mesure adoptée est immédiatement retirée ou modifiée si
l'opérateur économique prouve qu'il a pris des mesures correctives appropriées.
4.                      
Lorsqu'une mesure adoptée en vertu des articles 70 à 74
concerne un produit à l'évaluation de la conformité duquel a participé un
organisme notifié, les autorités compétentes informent celui-ci de la mesure
adoptée. 
Chapitre
VIII
Coopération entre les États
membres, Groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux,
laboratoires de référence de l'UE, registres de dispositifs
Article 76
Autorités compétentes 
1.                      
Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes
chargées de la mise en œuvre du présent règlement. Ils veillent à ce que
celles-ci disposent des pouvoirs, des ressources, de l'équipement et des
connaissances nécessaires pour accomplir correctement les tâches qui leur
incombent en vertu du présent règlement. Les États membres portent les
autorités compétentes à la connaissance de la Commission, qui en publie la
liste. 
2.                      
Concernant l'application des articles 50 à 60, les États
membres peuvent désigner un point de contact national autre qu'une autorité
nationale. Le cas échéant, les références à une autorité compétente dans le
présent règlement s'entendent comme étant également faite au point de contact
national.
Article 77
Coopération 
1.                      
Les autorités compétentes des États membres coopèrent les unes avec les
autres ainsi qu’avec la Commission et échangent les informations nécessaires à
une application uniforme du présent règlement.
2.                      
Les États membres et la Commission participent aux projets élaborés au
niveau international dans le but d'assurer la coopération des autorités
chargées de la réglementation dans le domaine des dispositifs médicaux.
Article 78
Groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux
1.                      
Un groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux est
institué. 
2.                      
Chaque État membre désigne, pour un mandat de trois ans renouvelable, un
membre titulaire et un suppléant compétents dans le domaine couvert par le présent
règlement, ainsi qu'un membre titulaire et un suppléant compétents dans le
domaine couvert par le règlement (UE) n° […/…] [sur les dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro]. Un État membre peut choisir de ne désigner
qu'un membre titulaire et un suppléant compétents dans ces deux domaines. 
Les membres du GCDM sont choisis pour leurs compétences et leur
expérience dans le domaine des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro. Ils représentent les autorités compétentes des États
membres. Le nom et l'organisme d'affiliation des membres sont rendus publics
par la Commission.
Les suppléants représentent les membres titulaires et votent
pour ceux-ci en leur absence. 
3.                      
Le GCDM se réunit à intervalles réguliers et, dès que la situation
l’exige, à la demande de la Commission ou d’un État membre. Assistent aux
réunions, selon le cas, les membres désignés au titre de leur fonction et de
leurs compétences dans le domaine couvert par le présent règlement, ceux
désignés pour leurs compétences dans le domaine couvert par le règlement (UE)
n° […/…] [sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro] ou les
membres désignés en lien avec les deux règlements. 
4.                      
Le GCDM s'efforce de parvenir à un consensus. Faute de consensus, il
statue à la majorité de ses membres. Les membres dont la position diverge
peuvent demander que celle-ci, ainsi que les motifs sur lesquels elle s'appuie,
soient consignés dans l'avis du GCDM.
5.                      
Le GCDM est présidé par un représentant de la Commission. Le président
ne prend pas part aux votes du groupe. 
6.                      
Le GCDM peut, ponctuellement, inviter des experts et d'autres parties
tierces à assister aux réunions ou à apporter des contributions écrites.
7.                      
Le GCDM peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires. S'il y a
lieu, des organisations représentant les intérêts de l'industrie des
dispositifs médicaux, des professionnels de la santé, des laboratoires, des
patients et des consommateurs à l'échelle de l'Union sont invitées dans ces
sous-groupes en tant qu'observateurs. 
8.                      
Le GCDM établit son règlement intérieur, qui définit notamment les
procédures relatives:
–              
à l'adoption des avis, des recommandations ou d'autres prises de
position du groupe, y compris en situation d'urgence; 
–              
à la délégation de tâches aux membres faisant office de rapporteur et de
co-rapporteur;
–              
au fonctionnement des sous-groupes. 
Le règlement intérieur entre en vigueur après avis favorable de
la Commission.
Article 79
Appui apporté par la Commission
La Commission apporte son appui à la coopération des autorités
compétentes nationales et fournit un soutien technique, scientifique et
logistique au GCDM et à ses sous-groupes. Elle organise les réunions du GCDM et
de ses sous-groupes, auxquelles elle participe et dont elle assure le suivi.
Article 80
Mission du GCDM
Le GCDM a pour mission:
(a)         
de contribuer à l'évaluation des candidats à la fonction d'organisme
d'évaluation de la conformité et d'organisme notifié conformément aux
dispositions établies au chapitre IV;
(b)         
de contribuer à l'examen de certaines évaluations de la conformité
conformément à l'article 44;
(c)         
de contribuer à l'élaboration d'orientations pour une application
efficace et harmonisée du présent règlement, notamment en ce qui concerne la
désignation et la surveillance des organismes notifiés, l'application des
prescriptions générales en matière de sécurité et de performance, l'évaluation
clinique incombant aux fabricants ainsi que l'évaluation réalisée par les
organismes notifiés;
(d)         
d'assister les autorités compétentes des États membres dans leurs
activités de coordination dans le domaine des investigations cliniques, de la
vigilance et de la surveillance du marché;
(e)         
de conseiller et d'assister la Commission, à la demande de celle-ci,
dans l'examen de toute question liée à l'application du présent règlement;
(f)           
de contribuer à l'harmonisation des pratiques administratives relatives
aux dispositifs médicaux dans les États membres.
Article 81
Laboratoires de référence de l'Union européenne
1.                      
Pour des dispositifs particuliers ou une catégorie ou un groupe de
dispositifs, ou pour des risques particuliers liés à une catégorie ou un groupe
de dispositifs, la Commission peut désigner, au moyen d'actes d'exécution, un
ou plusieurs laboratoires de référence de l'Union européenne (ci-après dénommés
«laboratoires de référence de l'UE») satisfaisant aux critères établis au
paragraphe 3. La Commission ne désigne que des laboratoires pour lesquels
une candidature a été présentée à cette fin par un État membre ou par le centre
commun de recherche de la Commission.
2.                      
Dans les limites du champ couvert par la désignation, les laboratoires
de référence de l'UE réalisent, selon les cas, les tâches suivantes:
(a)         
fournir une assistance scientifique et technique à la Commission, aux
États membres et aux organismes notifiés en lien avec l'application du présent
règlement;
(b)         
fournir des conseils scientifiques sur l'état de la technique à l'égard
de dispositifs particuliers ou d'une catégorie ou d'un groupe de dispositifs;
(c)         
mettre en place et gérer un réseau de laboratoires de référence
nationaux et publier une liste répertoriant les laboratoires y participant et
leurs tâches respectives;
(d)         
contribuer à l'élaboration des méthodes d'essai et d'analyse appropriées
pour les procédures d'évaluation de la conformité et la surveillance du marché;
(e)         
collaborer avec les organismes notifiés à l'élaboration de pratiques
exemplaires pour la réalisation des procédures d'évaluation de la conformité;
(f)           
contribuer à l'élaboration de normes au niveau international;
(g)         
émettre des avis scientifiques sur consultation des organismes notifiés,
conformément au présent règlement.
3.                      
Les laboratoires de référence de l'UE satisfont aux critères suivants:
(a)         
ils disposent d'un personnel qualifié doté des connaissances et de
l'expérience adéquates dans le domaine des dispositifs médicaux pour lequel ils
sont désignés;
(b)         
ils disposent des équipements et du matériel de référence nécessaires
pour réaliser les tâches qui leur incombent;
(c)         
ils disposent d'une connaissance adéquate des normes internationales et
des bonnes pratiques;
(d)         
 ils disposent d'une organisation et d'une structure administratives
appropriées;
(e)         
ils garantissent que les membres de leur personnel respectent la
confidentialité des informations et données dont ils prennent connaissance dans
l'exercice de leur fonction.
4.                      
Les laboratoires de référence de l'UE peuvent bénéficier d'une
contribution financière de l'Union.
La Commission peut fixer, au moyen d'actes d'exécution, le
montant de la contribution financière de l'Union octroyée aux laboratoires de
référence de l'UE ainsi que les modalités y afférentes, en tenant compte des
objectifs en matière de protection de la santé et de la sécurité, de
stimulation de l'innovation et d'efficacité économique. Ces actes d'exécution
sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.
5.                      
Lorsqu'un organisme notifié ou un État membre demande à un laboratoire
de référence l'UE de lui apporter une assistance scientifique ou technique ou
d'émettre un avis scientifique, une redevance peut être exigée pour couvrir
tout ou partie des frais engagés par le laboratoire en question pour
l'exécution de la tâche requise; celle-ci est fixée suivant des modalités
prédéterminées et transparentes. 
6.                      
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués,
conformément à l’article 89:
(a)         
pour modifier ou compléter la définition des tâches des laboratoires de
référence de l'UE visés au paragraphe 2, ainsi que les critères que
ceux-ci doivent remplir visés au paragraphe 3; 
(b)         
pour définir la structure et le montant des redevances visées au paragraphe 5
qui peuvent être exigées par un laboratoire de référence de l'UE pour la
formulation d'un avis scientifique sur consultation d'un organisme notifié
conformément au présent règlement, eu égard aux objectifs en matière de
protection de la santé et de la sécurité des personnes, de stimulation de
l'innovation et d'efficacité économique. 
7.                      
Les laboratoires de référence de l'UE font l'objet de contrôles, y
compris de visites sur place et d'audits, par la Commission dans le but de
vérifier le respect des exigences établies par le présent règlement. S'il
ressort desdits contrôles qu'un laboratoire ne respecte pas les exigences
applicables eu égard à la mission pour laquelle il a été désigné, la Commission
prend, au moyen d'actes d'exécution, des mesures appropriées, dont la
révocation de la désignation.
Article 82
Conflit d’intérêts
1.                      
Les membres du GCDM et du personnel des laboratoires de référence de
l'UE ne doivent avoir aucun intérêt de nature financière ou autre dans
l'industrie des dispositifs médicaux susceptible de compromettre leur
impartialité. Ils s'engagent à agir dans l'intérêt général et de manière
indépendante. Ils déclarent tout intérêt direct et indirect qu'ils détiennent
dans l'industrie des dispositifs médicaux et actualisent cette déclaration dès
lors qu'intervient une modification pertinente dans leur situation. Cette
déclaration d'intérêts est accessible au public sur demande. Le présent article
ne s'applique pas aux représentants de parties prenantes participant aux
sous-groupes du GCDM.
2.                      
Les experts et autres parties tierces ponctuellement invités par le GCDM
doivent déclarer leurs intérêts par rapport à la question en cause.
Article 83
Registres de dispositifs
La Commission et les États membres prennent les mesures
appropriées pour encourager la mise en place de registres pour des types
spécifiques de dispositifs afin de collecter des données concernant
l'utilisation de ces dispositifs après leur commercialisation. Ces registres
contribuent à l'évaluation indépendante de la sécurité et des performances à
long terme des dispositifs.
Chapitre
IX
Confidentialité, protection des
données, financement et sanctions 
Article 84
Confidentialité
1.                      
Sauf disposition contraire du présent règlement et sans préjudice des
dispositions légales et pratiques nationales dans les États membres en matière
de secret médical, toutes les parties concernées par l'application du présent
règlement respectent la confidentialité des informations et données obtenues
dans l'exécution de leur tâche de manière à assurer: 
(a)         
la protection des données à caractère personnel conformément à la
directive 95/46/CE et au règlement (CE) n° 45/2001; 
(b)         
la protection des intérêts commerciaux des personnes physiques ou
morales, dont les droits de propriété intellectuelle; 
(c)         
l'application effective du présent règlement, notamment en ce qui
concerne les inspections, les investigations ou les audits. 
2.                      
Sans préjudice du paragraphe 1, les informations échangées entre
les autorités compétentes et entre celles-ci et la Commission sous réserve de
confidentialité, restent confidentielles, sauf si l'autorité dont elles émanent
donne son accord à leur divulgation. 
3.                      
Les paragraphes 1 et 2 sont sans effet sur les droits et
obligations de la Commission, des États membres et des organismes notifiés en
matière d'échange d'informations et de diffusion de mises en garde, et sur les
obligations d'information incombant aux personnes en vertu du droit pénal. 
4.                      
La Commission et les États membres peuvent échanger des informations
confidentielles avec les autorités de réglementation de pays tiers avec
lesquelles ils ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de
confidentialité.
Article 85
Protection des données
1.                      
Les États membres appliquent la directive 95/46/CE au traitement des
données à caractère personnel réalisé dans les États membres en vertu du
présent règlement.
2.                      
Le règlement (CE) nº 45/2001 s'applique au traitement des données à
caractère personnel effectué par la Commission en vertu du présent règlement.
Article 86
Perception de redevances
Le présent règlement ne préjuge pas de la possibilité des
États membres de prélever une redevance pour les activités prévues par le
présent règlement, à condition que le montant de celle-ci soit fixé de manière
transparente et conformément au principe de couverture des coûts. Ceux-ci
informent la Commission et les autres États membres, au moins trois mois avant
leur mise en place, de la structure et du montant des redevances.
Article 87
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions
applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent
toutes mesures nécessaires pour en assurer l'application. Ces sanctions doivent
être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces
dispositions à la Commission au plus tard le [date antérieure de trois mois à
la date d'application du règlement] et lui communiquent immédiatement toute
modification ultérieure de celles-ci.
Chapitre X
Dispositions finales
Article 88
Procédure de comité
1.                      
La Commission est assistée par le comité «Dispositifs médicaux». Ce
comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2.                      
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
3.                      
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
4.                      
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8
du règlement (UE) n° 182/2011, s’applique, en liaison avec son
article 4 ou son article 5, selon le cas.
Article 89
Exercice de la délégation
1.                      
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2,
paragraphes 2 et 3, à l'article 4, paragraphe 5, à
l'article 8, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à
l'article 24, paragraphe 7, à l'article 25, paragraphe 7, à
l'article 29, paragraphe 2, à l'article 40, paragraphe 2, à
l'article 41, paragraphe 4, à l'article 42, paragraphe 11,
à l'article 45, paragraphe 5, à l'article 51, paragraphe 7,
à l'article 53, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 4,
et à l'article 81, paragraphe 6, est conféré à la Commission suivant
les conditions établies dans le présent article. 
2.                      
La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphes 2
et 3, à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 8,
paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 24,
paragraphe 7, à l'article 25, paragraphe 7, à l'article 29,
paragraphe 2, à l'article 40, paragraphe 2, à l'article 41,
paragraphe 4, à l'article 42, paragraphe 11, à l'article 45,
paragraphe 5, à l'article 51, paragraphe 7, à l'article 53,
paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 4, et à
l'article 81, paragraphe 6, est conférée à la Commission pour une
durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
3.                      
La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphes 2
et 3, à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 8,
paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 24,
paragraphe 7, à l'article 25, paragraphe 7, à l'article 29,
paragraphe 2, à l'article 40, paragraphe 2, à l'article 41,
paragraphe 4, à l'article 42, paragraphe 11, à
l'article 45, paragraphe 5, à l'article 51, paragraphe 7, à
l'article 53, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 4,
et à l'article 81, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par
le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un
terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle est
sans effet sur la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.
4.                      
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 
5.                      
Un acte délégué adopté en vertu d'un article visé au paragraphe 1
n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement
européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux
institutions ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative
du Parlement européen ou du Conseil.
Article 90
Procédure d'urgence pour les actes délégués
1.                      
Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en
vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée
conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au
Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure
d’urgence.
2.                      
Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à
l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à
l’article 89. Le cas échéant, la Commission abroge l’acte concerné sans
délai après notification de la décision d’objection du Parlement européen ou du
Conseil. 
Article 91
Modification de la directive 2001/83/CE
À l'annexe I de la directive 2001/83/CE, le
point 3.2 (12) est remplacé par le texte suivant: 
«(12) Lorsqu'un produit est régi par la présente directive
en application de l'article 1er, paragraphe 4, second
alinéa, ou de l'article 1er, paragraphe 5, second alinéa,
du règlement (UE) […/…] sur les dispositifs médicaux[55],
le dossier d'autorisation de commercialisation contient, si ces données sont
disponibles, les résultats de l'évaluation de la conformité de la partie constituant le dispositif avec les
prescriptions générales en matière de sécurité et de performance, établies à
l'annexe I dudit règlement, contenus dans la déclaration de conformité UE
du fabricant ou dans le certificat délivré par un organisme notifié autorisant
le fabricant à apposer le marquage «CE» sur le dispositif médical. 
Lorsque le dossier ne contient pas les résultats de
l'évaluation de la conformité visés au premier alinéa et que l'évaluation de la
conformité du dispositif, utilisé séparément, requiert l'intervention d'un
organisme notifié en vertu du règlement (UE) […/…], l'autorité exige du
demandeur qu'il fournisse un avis sur la conformité de la partie constituant le
dispositif avec les prescriptions générales en matière de sécurité et de
performance établies à l'annexe I de ce règlement émis par un organisme
notifié désigné conformément audit règlement pour le type de dispositif en
question, sauf si les experts de l'autorité en matière de dispositif médicaux
établissent que l'intervention d'un organisme notifié n'est pas requise.»
Article 92
Modification du règlement (CE) n° 178/2002
À l'article 2, troisième alinéa, du règlement (CE)
n° 178/2002, le point i) ci-après est ajouté: 
«i) les dispositifs médicaux au sens du règlement (UE) […/…][56].»
Article 93
Modification du règlement (CE) n° 1223/2009
À l'article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009, le
paragraphe suivant est ajouté: 
«4. Conformément à la procédure de réglementation visée à
l'article 32, paragraphe 2, la Commission peut, à la demande d'un
État membre ou de sa propre initiative, adopter les mesures nécessaires pour
déterminer si un produit ou groupe de produits particulier relève de la
définition de "produit cosmétique".» 
Article 94
Dispositions transitoires 
1.                      
À compter de la date d'application du présent règlement, toute
publication d'une notification relative à un organisme notifié conformément aux
directives 90/385/CEE et 93/42/CEE est invalidée. 
2.                      
Les certificats délivrés par des organismes notifiés conformément aux
directives 90/385/CEE et 93/42/CEE avant l'entrée en vigueur du présent
règlement conservent leur validité jusqu'à la fin de la période indiquée sur
ces certificats, sauf pour les certificats délivrés conformément à
l'annexe 4 de la directive 90/385/CEE ou à l'annexe IV de la
directive 93/42/CEE, qui sont invalidés au plus tard deux ans après la date
d'application du présent règlement. 
Les certificats délivrés par des organismes notifiés
conformément aux directives 90/385/CEE et 93/42/CEE après l'entrée en vigueur
du présent règlement sont invalidés au plus tard deux ans après la date
d'application du présent règlement. 
3.                      
Par dérogation aux directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, les dispositifs
conformes au présent règlement peuvent être mis sur le marché avant la date
d'application de celui-ci. 
4.                      
Par dérogation aux directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, les organismes
d'évaluation de la conformité conformes au présent règlement peuvent être
désignés et notifiés avant la date d'application de celui-ci. Les organismes
notifiés qui sont désignés et notifiés conformément au présent règlement
peuvent appliquer les procédures d'évaluation établies par celui-ci et délivrer
des certificats conformément au présent règlement avant la date d'application
de celui-ci.
5.                      
Par dérogation à l'article 10 bis et à
l'article 10 ter, paragraphe 1, point a) de la
directive 90/385/CEE ainsi qu'à l'article 14, paragraphes 1
et 2, et à l'article 14 bis, paragraphe 1,
points a) et b), de la directive 93/42/CEE, les fabricants, les
mandataires, les importateurs et les organismes notifiés qui, pendant la
période allant du [date d'application] au [date postérieure de 18 mois à
la date d'application], se conforment à l'article 25, paragraphes 2
et 3, et à l'article 45, paragraphe 4, du présent règlement,
sont réputés se conformer aux dispositions législatives et réglementaires
adoptées par les États membres en application, respectivement, de
l'article 10 bis de la directive 90/385/CEE ou de
l'article 14, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/42/CEE,
et, respectivement, de l'article 10 ter, paragraphe 1,
point a), de la directive 90/385/CEE, ou de l'article 14 bis,
paragraphe 1, points a) et b), de la directive 93/42/CEE, tel
que spécifié dans la décision 2010/227/UE de la Commission.
6.                      
Les autorisations accordées par les autorités compétentes des États
membres conformément à l'article 9, paragraphe 9, de la directive
90/385/CEE ou à l'article 11, paragraphe 13, de la directive
93/42/CEE, conservent leur validité pour la durée indiquée sur ces
autorisations. 
7.                      
Les dispositifs relevant du présent règlement en vertu de
l'article 1er, paragraphe 2, point e), qui ont été
légalement placés sur le marché ou mis en service conformément aux règles en
vigueur dans les États membres avant l'application du présent règlement,
peuvent continuer d'être placés sur le marché et mis en service dans les États
membres concernés. 
8.                      
Les investigations cliniques entamées conformément à l'article 10
de la directive 90/385/CEE ou à l'article 15 de la directive 93/42/CEE
avant l'application du présent règlement, peuvent être poursuivies. Toutefois,
à compter de l'application du présent règlement, la notification d'événements
indésirables graves et de défectuosités de dispositifs est conforme au présent
règlement. 
Article 95
Évaluation
Sept ans au plus tard après la date d'application, la
Commission évalue l'application du présent règlement et rédige un rapport
d'évaluation sur les progrès réalisés sur la voie des objectifs du règlement
ainsi que sur les ressources nécessaires à la mise en œuvre de celui-ci. 
Article 96
Abrogation
Les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil sont
abrogées à compter du [date d'application du présent règlement], à l'exception
de l'article 10 bis et de l'article 10 ter,
paragraphe 1, point a), de la directive 90/385/CEE, ainsi que de
l'article 14, paragraphes 1 et 2, et l'article 14 bis,
paragraphe 1, points a) et b), de la directive 93/42/CEE, qui
sont abrogés à compter du [date ultérieure de 18 mois à la date
d'application].
Les références aux directives du Conseil abrogées
s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau
de correspondance figurant à l'annexe XVI.
Article 97
Entrée en vigueur et date d’application
1.                      
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2.                      
Il est applicable à compter du [date postérieure de trois ans à la date
d’entrée en vigueur].
3.                      
Par dérogation au paragraphe 2, les dispositions suivantes
s’appliquent:
(a)         
l'article 25, paragraphes 2 et 3, et l'article 45,
paragraphe 4, s'appliquent à compter du [date postérieure de 18 mois
à la date d'application visée au paragraphe 2];
(b)         
les articles 28 à 40 et l'article 78 s'appliquent à
compter du [date postérieure de six mois à l'entrée en vigueur]. Cependant,
avant le [date d'application visée au paragraphe 2], les obligations
incombant aux organismes notifiés en vertu des dispositions des
articles 28 à 40 ne s'appliquent qu'aux organismes qui présentent une
demande de notification conformément à l'article 31 du présent règlement. 
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26.9.2012
Par le Parlement européen                            Par
le Conseil
Le président                                                   Le
président
ANNEXE
I
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PERFORMANCE
I.            Prescriptions générales 
1.                      
Les dispositifs doivent atteindre les performances prévues par le
fabricant et être conçus et fabriqués de telle manière que, dans des conditions
normales d'utilisation, ils soient adaptés à leur destination, compte tenu de
l'état de la technique généralement admis. Ils ne compromettent pas l'état
clinique et la sécurité des patients ni la sécurité et la santé des
utilisateurs ou, s'il y a lieu, d'autres personnes, étant entendu que les
risques éventuels liés à leur utilisation constituent des risques acceptables
au regard des bénéfices pour le patient et compatibles avec un niveau élevé de
protection de la santé et de la sécurité.
À cet égard, il y a notamment lieu: 
–              
de réduire, dans toute la mesure du possible, le risque d'une erreur
d'utilisation due aux caractéristiques ergonomiques du dispositif et à
l'environnement dans lequel le dispositif doit être utilisé (conception tenant
compte de la sécurité du patient), et 
–              
de prendre en compte les connaissances techniques, l'expérience, le
niveau d'éducation et de formation ainsi que l'état de santé et la condition
physique des utilisateurs auxquels le dispositif est destiné (conception pour
des utilisateurs profanes, professionnels, handicapés ou autres). 
2.                      
Les solutions adoptées par le fabricant pour la conception et la
fabrication des dispositifs sont conformes aux principes de sécurité, compte
tenu de l'état de la technique généralement admis. Pour réduire les risques, le
fabricant les gère de sorte que le risque résiduel associé à chaque danger
ainsi que le risque résiduel global soient jugés acceptables. Le fabricant
applique les principes suivants, dans l'ordre de priorité ci-dessous:
(a)         
détermination des dangers connus ou prévisibles et estimation des
risques associés à l'utilisation prévue et aux mésusages prévisibles;
(b)         
élimination des risques dans la mesure du possible grâce à une
conception et une fabrication intrinsèquement sûres;
(c)         
réduction des risques résiduels dans la mesure du possible grâce à des
mesures de protection adéquates, dont des alarmes; et
(d)         
formation et/ou information des utilisateurs concernant tout risque
résiduel.
3.                      
Les caractéristiques et les performances du dispositif ne doivent pas
être altérées dans une mesure susceptible de mettre en danger la santé ou la
sécurité du patient, de l'utilisateur et, s'il y a lieu, d'autres personnes
pendant la durée de vie du dispositif, telle qu'indiquée par le fabricant,
lorsque celui-ci est soumis aux contraintes pouvant survenir dans les
conditions normales d'utilisation et qu'il a été entretenu selon les
instructions du fabricant. Lorsqu’aucune durée de vie n'est indiquée, cette
exigence s'applique à la durée de vie raisonnablement envisageable pour un
dispositif de ce type, compte tenu de la destination et de l'utilisation prévue
du dispositif concerné. 
4.                      
Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon
à ce que leurs caractéristiques et leurs performances pendant leur utilisation
prévue ne soient pas altérées par les conditions de transport et de stockage
(variations de température et d'humidité, par exemple), compte tenu des
instructions et des informations fournies par le fabricant.
5.                      
Tous les risques connus et prévisibles ainsi que tous les effets
secondaires indésirables sont réduits au minimum et doivent être acceptables au
regard des bénéfices, pour le patient, des performances effectives du
dispositif dans des conditions normales d'utilisation.
6.                      
Pour les dispositifs répertoriés à l'annexe XV, pour lesquels le
fabricant ne déclare aucune destination médicale, les prescriptions générales
établies aux points 1 à 5 doivent être interprétées en ce sens que le
dispositif, utilisé dans des conditions normales et conformément à la
destination prévue, ne présente aucun risque ou uniquement le minimum de
risques acceptables liés à l'utilisation du produit, de sorte à garantir un
niveau élevé de protection de sécurité et de la santé des personnes.
II.          Exigences relatives à la conception et la
construction 
7.                      
Propriétés chimiques, physiques et biologiques
7.1.                
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à garantir que les
caractéristiques et les performances visées à la partie I, «Prescriptions
générales», sont satisfaites. Une attention particulière est accordée:
(a)         
au choix des matériaux utilisés, eu égard notamment à la toxicité et,
s'il y a lieu, à l'inflammabilité;
(b)         
à la compatibilité des matériaux utilisés avec les tissus biologiques,
les cellules et les liquides corporels, eu égard à la destination du
dispositif;
(c)         
s'il y a lieu, aux résultats des recherches en biophysique ou en
modélisation dont la validité a été préalablement démontrée; 
(d)         
au choix des matériaux utilisés eu égard, s'il y a lieu, à des aspects
comme la dureté ou la résistance à l'usure et à la fatigue.
7.2.                
Les dispositifs sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à
réduire au minimum le risque lié aux contaminants et aux résidus pour les
patients, eu égard à la destination du dispositif, et pour les personnes intervenant
dans le transport, le stockage et l'utilisation des dispositifs. Une attention
particulière est accordée aux tissus exposés ainsi qu'à la durée et à la
fréquence de l'exposition.
7.3.                
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être utilisés
en toute sécurité avec les matériaux et substances, dont les gaz, avec lesquels
ils entrent en contact au cours de leur utilisation normale ou de procédures de
routine; si les dispositifs sont destinés à administrer des médicaments, ils
sont conçus et fabriqués de manière à être compatibles avec les médicaments
concernés conformément aux dispositions et restrictions applicables à ceux-ci,
et de sorte que les performances des médicaments comme des dispositifs restent
conformes aux indications et à leur destination prévue.
7.4.                
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à réduire autant que
possible et dans la mesure appropriée les risques liés aux substances
susceptibles de s'en échapper. Une attention particulière est accordée aux
substances carcinogènes, mutagènes ou reprotoxiques, conformément à
l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges,
modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le
règlement (CE) n° 1907/2006[57],
ainsi qu'aux substances ayant des propriétés perturbant le système endocrinien,
pour lesquelles de probables effets graves sur la santé humaine ont été
scientifiquement démontrés et qui ont été identifiées conformément à la
procédure établie à l'article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)[58].
Si des dispositifs, ou parties de dispositifs, destinés: 
–              
à être des dispositifs invasifs et à entrer en contact avec le corps du
patient à court ou à long terme, ou 
–              
à (ré)introduire et/ou prélever un médicament, des fluides corporels ou
d'autres substances, dont des gaz, dans le corps, ou 
–              
à transporter ou stocker des médicaments, des fluides corporels ou
d'autres substances, dont des gaz, destinés à être (ré)introduits dans le
corps, 
contiennent, à raison d'une concentration d'au moins 0,1 %
en masse de matière plastique, des phtalates classés carcinogènes, mutagènes ou
reprotoxiques de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI,
partie 3 du règlement (CE) n° 1272/2008, des étiquettes apposées sur
le dispositif lui-même et/ou sur l'emballage de chaque unité ou, s'il y a lieu,
sur l'emballage de vente, indiquent que le dispositif contient des phtalates. Si
la destination de ces dispositifs inclut le traitement d'enfants ou de femmes
enceintes ou allaitantes, le fabricant justifie spécifiquement l'utilisation de
ces substances eu égard au respect des prescriptions générales en matière de
sécurité et de performance, notamment au présent paragraphe, dans la documentation
technique et, dans la notice d'utilisation, fournit des informations sur les
risques résiduels pour ces groupes de patients et, le cas échéant, sur les
mesures de précaution appropriées.
7.5.                
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière réduire autant que
possible et dans la mesure appropriée les risques liés à la pénétration non
intentionnelle de substances dans le dispositif ou à l'émission non
intentionnelle de substances par celui-ci, en tenant compte de la nature du
dispositif et du milieu dans lequel il est destiné à être utilisé.
7.6.                
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à réduire au minimum
les risques associés à la taille et aux propriétés des particules utilisées. Une
attention particulière est accordée aux dispositifs contenant des
nanomatériaux, ou consistant en de tels matériaux, qui peuvent être libérés
dans le corps du patient ou de l'utilisateur.
8.                      
Infection et contamination microbienne
8.1.                
Les dispositifs et les procédés de fabrication y afférents sont conçus
de manière à éliminer ou réduire autant que possible le risque d'infection des
patients, des utilisateurs et, s'il y a lieu, d'autres personnes. Leur
conception:
(a)         
permet une manipulation simple;
et, si nécessaire,
(b)         
réduit autant que possible et dans la mesure appropriée, toute émission
microbienne par le dispositif et/ou toute exposition microbienne pendant
l'utilisation.
(c)         
prévient la contamination microbienne du dispositif ou de l'échantillon.
8.2.                
Les dispositifs étiquetés comme présentant un état microbiologique
particulier sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à garantir que
cet état est préservé lors de la mise sur le marché ainsi que dans les
conditions de transport et de stockage spécifiées par le fabricant.
8.3.                
Les dispositifs livrés à l'état stérile doivent être conçus, fabriqués
et conditionnés dans un emballage non réutilisable et/ou selon des procédures
appropriées pour garantir qu'ils sont stériles lors de leur mise sur le marché
et qu'ils le restent, dans les conditions de transport et de stockage
préconisées par le fabricant, jusqu'à ce que l'emballage protecteur soit
endommagé ou ouvert. 
8.4.                
Les dispositifs étiquetés comme étant stériles ou présentant un état
microbiologique particulier sont traités, fabriqués et, s'il y a lieu,
stérilisés suivant des méthodes validées.
8.5.                
Les dispositifs destinés à être stérilisés doivent être fabriqués dans
des conditions (d'environnement) contrôlées appropriées.
8.6.                
Les systèmes d'emballage destinés à des dispositifs non stériles
garantissent l'intégrité et la propreté du produit et, si ces dispositifs sont
destinés à être stérilisés avant leur utilisation, réduisent au minimum le
risque de contamination microbienne; le système d'emballage doit être adapté à
la méthode de stérilisation préconisée par le fabricant.
8.7.                
L'étiquetage du dispositif doit permettre de distinguer les produits
identiques ou similaires placés sur le marché à la fois à l'état stérile et non
stérile.
9.                      
Dispositifs contenant une substance considérée comme un
médicament et dispositifs composés de substances ou de combinaisons de
substances destinées à être ingérées, inhalées ou administrées par voie rectale
ou vaginale 
9.1.                
Dans le cas des dispositifs visés à l'article 1er,
paragraphe 4, premier alinéa, la qualité, la sécurité et l'utilité de la
substance qui, utilisée séparément, serait considérée comme un médicament au
sens de l'article 1er de la directive 2001/83/CE, sont
vérifiées par analogie avec les méthodes spécifiées à l'annexe I de la
directive 2001/83/CE, tel qu'établi dans la procédure d'évaluation de la
conformité applicable en vertu du présent règlement.
9.2.                
Les dispositifs qui sont composés de substances ou d’une combinaison de
substances destinées à être ingérées, inhalées ou administrées par voie rectale
ou vaginale et qui sont absorbées par le corps humain ou dispersées dans
celui-ci sont, par analogie, conformes aux exigences applicables établies à
l'annexe I de la directive 2001/83/CE.
10.                  
Dispositifs contenant du matériel d'origine biologique
10.1.            
Pour les dispositifs fabriqués à partir de tissus ou de cellules
d’origine humaine, ou de leurs dérivés, relevant du présent règlement en vertu
de l'article 1er, paragraphe 2, point e), les
dispositions suivantes s'appliquent. 
(a)         
Le don, l'obtention et le contrôle des tissus et cellules d'origine
humaine utilisés pour la fabrication de dispositifs sont conformes à la
directive 2004/23/CE.
(b)         
Le traitement, la conservation et toute autre manipulation de ces tissus
et cellules sont effectués de manière à assurer une sécurité optimale aux
patients, aux utilisateurs et, s'il y a lieu, à d'autres personnes. En
particulier, la sécurité en ce qui concerne les virus et autres agents
transmissibles doit être assurée par l'application de méthodes validées
d'élimination ou d'inactivation au cours du processus de fabrication. 
(c)         
Le système de traçabilité des dispositifs fabriqués à partir de tissus
ou de cellules d'origine humaine complète et respecte les exigences en matière
de traçabilité et de protection des données établies par la directive
2004/23/CE et la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte,
le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang
humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE[59].

10.2.            
Pour les dispositifs fabriqués à partir de tissus ou de cellules
d’origine animale, ou leurs dérivés, non viables ou rendus non viables, les
dispositions suivantes s'appliquent.
(a)         
Compte tenu de l'espèce animale, si possible, les tissus et cellules
d'origine animale proviennent d'animaux qui ont été soumis à des contrôles
vétérinaires adaptés à leur utilisation prévue. Les informations sur l'origine
géographique des animaux sont conservées.
(b)         
Le traitement, la conservation, le contrôle et la manipulation des
tissus, cellules et substances d'origine animale sont effectués de manière à
assurer une sécurité optimale aux patients, aux utilisateurs et, s'il y a lieu,
à d'autres personnes. En particulier, la sécurité en ce qui concerne les virus
et autres agents transmissibles doit être assurée par l'application de méthodes
validées d'élimination ou d'inactivation virale au cours du processus de
fabrication.
(c)         
Pour les dispositifs fabriqués à partir de tissus ou de cellules
d'origine animale visés par le règlement (UE) n° 722/2012 de la Commission
du 8 août 2012 relatif aux prescriptions particulières en ce qui concerne les
exigences prévues aux directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil pour les
dispositifs médicaux implantables actifs et les dispositifs médicaux fabriqués
à partir de tissus d’origine animale[60],
les exigences particulières qui y sont établies s'appliquent.
10.3.            
Pour les dispositifs fabriqués à partir d'autres substances biologiques
non viables, les dispositions suivantes s'appliquent. 
Dans le cas de substances biologiques autres que celles visées
aux points 10.1 et 10.2, le traitement, la conservation, le contrôle
et la manipulation de ces substances sont effectués de manière à garantir une
sécurité optimale aux patients, aux utilisateurs et, s'il y a lieu, à d'autres
personnes. En particulier, la sécurité en ce qui concerne les virus et autres
agents transmissibles doit être assurée par l'application de méthodes validées
d'élimination ou d'inactivation au cours du processus de fabrication.
11.                  
Interaction des dispositifs avec leur environnement
11.1.            
Lorsque le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec
d'autres dispositifs ou équipements, l'ensemble, y compris le système de
raccordement, doit être sûr et ne pas altérer les performances prévues des
dispositifs. Toute restriction d'utilisation applicable à de telles
combinaisons doit figurer sur l'étiquette et/ou dans la notice d'utilisation. Les
raccordements qui doivent être manipulés par l'utilisateur, comme les systèmes
de transfert de fluides ou de gaz ou les systèmes de couplage mécanique, sont
conçus de manière à réduire au minimum tout risque d'erreur de raccordement.
11.2.            
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à
réduire autant que possible et dans la mesure appropriée:
(a)         
tout risque de blessure du patient, de l'utilisateur ou d'autres
personnes lié à leurs caractéristiques physiques et ergonomiques;
(b)         
tout risque d'erreur d'utilisation lié à leurs caractéristiques
ergonomiques, à des facteurs humains et à l'environnement dans lequel le dispositif
est destiné à être utilisé;
(c)         
tout risque lié à des influences externes ou à des conditions
d'environnement raisonnablement prévisibles, telles que les champs magnétiques,
les effets électriques et électromagnétiques externes, les décharges électrostatiques,
les radiations associées aux procédures diagnostiques et thérapeutiques, la
pression, l'humidité, la température, les variations de pression et
d'accélération ou encore les interférences radio;
(d)         
tout risque associé à l'utilisation du dispositif lorsqu'il entre en
contact avec des matériaux, des liquides et des substances, dont les gaz,
auxquels il est exposé dans des conditions normales d'utilisation;
(e)         
tout risque associé à une éventuelle interaction négative entre les
logiciels et l'environnement dans lequel celui-ci fonctionne et avec lequel il
interagit;
(f)           
tout risque de pénétration accidentelle de substances dans le
dispositif;
(g)         
tout risque d'interférence avec d'autres dispositifs normalement
utilisés dans le cadre des investigations ou du traitement administré;
(h)         
tout risque découlant, lorsque la maintenance ou l'étalonnage est
impossible (comme pour les implants), du vieillissement des matériaux utilisés
ou de la diminution de la précision d'un mécanisme de mesure ou de contrôle.
11.3.            
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire au minimum
les risques d'incendie ou d'explosion dans des conditions normales
d'utilisation et en condition de premier défaut. Une attention particulière est
accordée aux dispositifs dont la destination implique une exposition à des
substances inflammables ou à des substances susceptibles de favoriser la
combustion, ou une utilisation en association avec de telles substances.
11.4.            
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à ce que toute
opération de réglage, d'étalonnage et de maintenance, dès lors qu'elle est
nécessaire pour atteindre les performances prévues, puisse être réalisée en
toute sécurité.
11.5.            
Les dispositifs qui sont destinés à être mis en œuvre avec d'autres
dispositifs ou produits, sont conçus et fabriqués de manière à ce que leur
interfonctionnement soit fiable et sûr.
11.6.            
Toute échelle de mesure, de contrôle ou d'affichage est conçue suivant
des principes ergonomiques, en tenant compte de la destination du dispositif.
11.7.            
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à favoriser une
élimination sûre du dispositif et d'éventuels déchets par l'utilisateur, le
patient ou toute autre personne.
12.                  
Dispositifs ayant une fonction de diagnostic ou de mesurage
12.1.            
Les dispositifs de diagnostic et les dispositifs ayant une fonction
de mesurage sont conçus et fabriqués de manière à garantir une exactitude, une
précision et une stabilité suffisantes eu égard à leur destination, sur la base
de méthodes scientifiques et techniques appropriées. Les limites de précision
sont indiquées par le fabricant.
12.2.            
Les mesures effectuées par les dispositifs ayant une fonction de
mesurage et exprimées en unités légales sont conformes aux dispositions de la
directive 80/181/CEE du Conseil[61].
13.                  
Protection contre les rayonnements
13.1.            
Généralités
(a)         
Les dispositifs sont conçus, fabriqués et conditionnés de façon à
réduire autant que possible et dans la mesure appropriée l'exposition des
patients, des utilisateurs et d'autres personnes à tout rayonnement émis, eu
égard au but recherché, sans restreindre l'application des doses appropriées
spécifiées à des fins thérapeutiques ou diagnostiques.
(b)         
La notice d'utilisation des dispositifs émettant des rayonnements
comporte des informations détaillées sur la nature des rayonnements émis ainsi
que sur les moyens de protéger le patient et l'utilisateur, d'éviter les
mésusages et d'éliminer les risques inhérents à l'installation.
13.2.            
Irradiation intentionnelle
(a)         
Lorsque des dispositifs sont conçus pour émettre des doses dangereuses
ou potentiellement dangereuses de rayonnements, visibles ou invisibles, dans un
but médical précis dont les avantages sont considérés comme supérieurs aux
risques inhérents à l'irradiation, l'utilisateur doit pouvoir contrôler
l'émission de rayonnements. Ces dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à
garantir la reproductibilité des paramètres variables pertinents avec une marge
de tolérance acceptable.
(b)         
Lorsque des dispositifs sont destinés à émettre des rayonnements
potentiellement dangereux, visibles ou invisibles, ils sont équipés, dans la
mesure du possible, d'indicateurs visuels et/ou sonores signalant l'émission de
rayonnements.
13.3.            
Irradiation non intentionnelle
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire
autant que possible et dans une mesure appropriée l'exposition des patients, des
utilisateurs et d'autres personnes aux rayonnements non intentionnels,
parasites ou diffus.
13.4.            
Rayonnements ionisants
(c)         
Les dispositifs destinés à émettre des rayonnements ionisants sont
conçus et fabriqués de façon à garantir que la quantité, la géométrie et la
distribution énergétique (ou la qualité) du rayonnement peuvent, dans la mesure
du possible, être réglées et contrôlées eu égard à l'utilisation prévue.
(d)         
Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés au
radiodiagnostic sont conçus et fabriqués de façon à permettre d'atteindre une
qualité d'image et/ou de résultat convenant au but médical recherché tout en
réduisant au minimum l'exposition du patient et de l'utilisateur aux
rayonnements.
(e)         
Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés à la
radiothérapie sont conçus et fabriqués de façon à permettre une surveillance et
un contrôle fiables de la dose administrée et des caractéristiques du faisceau
du point de vue du type de rayonnements, de l'énergie et, s'il y a lieu, de la
distribution énergétique.
14.                  
Logiciels intégrés dans des dispositifs et logiciels autonomes
14.1.            
Les dispositifs comportant des systèmes électroniques programmables,
notamment des logiciels, ou les logiciels autonomes qui sont des dispositifs à
part entière, sont conçus de façon à garantir la répétabilité, la fiabilité et
les performances eu égard à l'utilisation prévue. En condition de premier
défaut, des moyens adéquats sont adoptés pour éliminer ou réduire autant que
possible et dans une mesure appropriée les risques qui en résultent.
14.2.            
Pour les dispositifs qui comprennent des logiciels ou les logiciels
autonomes qui sont des dispositifs à part entière, ces logiciels sont
développés et produits conformément à l'état de la technique en tenant compte
des principes du cycle de développement, de gestion des risques, de
vérification et de validation.
14.3.            
Les logiciels visés dans le présent point qui sont destinés à être
utilisés en combinaison avec des plateformes informatiques mobiles, sont conçus
et produits en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la plateforme
mobile (taille et rapport de contraste de l'écran, par exemple) et des facteurs
externes liés à leur utilisation (variation du niveau sonore ou de la
luminosité dans l'environnement).
15.                  
Dispositifs actifs et dispositifs raccordés à des dispositifs
actifs 
15.1.            
Pour les dispositifs actifs, en condition de premier défaut, des moyens
adéquats sont adoptés pour éliminer ou réduire autant que possible et dans une
mesure appropriée les risques qui en résultent.
15.2.            
Les dispositifs pour lesquels la sécurité des patients dépend d'une
source d'énergie interne sont munis d'un moyen de vérification de l'état de
celle-ci.
15.3.            
Les dispositifs pour lesquels la sécurité des patients dépend d'une
source d'énergie externe sont équipés d'un système d'alarme signalant toute
défaillance de celle-ci.
15.4.            
Les dispositifs destinés à surveiller un ou plusieurs paramètres
cliniques d'un patient sont munis de systèmes d'alarme appropriés permettant de
prévenir l'utilisateur de toute situation pouvant entraîner la mort du patient
ou une dégradation grave de son état de santé.
15.5.            
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire au minimum
et dans une mesure appropriée les risques de perturbations électromagnétiques
susceptibles d'affecter le fonctionnement du dispositif lui-même ou d'autres
dispositifs ou équipements situés dans l'environnement prévu.
15.6.            
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à garantir un niveau
approprié d'immunité intrinsèque contre les perturbations électromagnétiques pour
leur permettre de fonctionner conformément à leur destination.
15.7.            
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à éviter autant que
possible les risques d'électrocution accidentelle des patients, des
utilisateurs ou de toute autre personne dans des conditions normales
d'utilisation et en condition de premier défaut, lorsque les dispositifs sont
installés et entretenus conformément aux instructions du fabricant.
16.                  
Protection contre les risques mécaniques et thermiques
16.1.            
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à protéger le patient
et l'utilisateur des risques mécaniques liés, par exemple, à la résistance au
mouvement, à l'instabilité et aux pièces mobiles.
16.2.            
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon que les risques
résultant des vibrations produites par les dispositifs soient réduits au
minimum, compte tenu du progrès technique et des moyens disponibles
d'atténuation des vibrations, notamment à la source, sauf si les vibrations
font partie des performances prévues.
16.3.            
Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon que les risques
résultant des émissions sonores soient réduits au minimum, compte tenu du
progrès technique et des moyens disponibles de réduction du bruit, notamment à
la source, sauf si les émissions sonores font partie des performances prévues.
16.4.            
Les terminaux et les systèmes de raccordement à des sources
d’électricité, de gaz et d'énergie hydraulique ou pneumatique qui doivent être
manipulés par l'utilisateur ou d'autres personnes, sont conçus et fabriqués de
façon à réduire au minimum tout risque possible.
16.5.            
Les erreurs susceptibles d'être commises lors du montage et du remontage
ou de la connexion et de la reconnexion de certaines pièces avant ou pendant
l'utilisation, et qui peuvent engendrer des risques, doivent être rendues
impossibles par la conception et la construction de ces pièces ou, à défaut,
par des instructions figurant sur les pièces elles-mêmes et/ou sur leur
enveloppe.
Ces indications figurent aussi sur les éléments mobiles et/ou
sur l'enveloppe de ceux-ci lorsqu'il est nécessaire de connaître le sens du
mouvement pour éviter un risque.
16.6.            
Les parties accessibles des dispositifs (à l'exclusion des parties ou
des zones destinées à fournir de la chaleur ou à atteindre une température
donnée) et leur environnement ne doivent pas atteindre des températures
susceptibles de présenter un danger dans des conditions normales d'utilisation.
17.                  
Protection contre les risques pour le patient ou l'utilisateur
émanant de la fourniture d'énergie ou de l'administration de substances
17.1.            
Les dispositifs destinés à fournir de l'énergie ou à administrer des
substances sont conçus et fabriqués de façon que la dose délivrée puisse être
réglée et maintenue avec une précision suffisante pour garantir la sécurité du
patient et de l'utilisateur.
17.2.            
Les dispositifs sont dotés de moyens permettant d'empêcher et/ou de
signaler toute anomalie de dosage susceptible de présenter un danger. Les
dispositifs sont munis de systèmes appropriés permettant d'éviter, dans la
mesure du possible, la libération accidentelle de quantités dangereuses
d'énergie ou de substance par une source d'énergie ou de substances.
17.3.            
La fonction des commandes et des indicateurs doit être clairement
indiquée sur les dispositifs. Lorsque des instructions relatives à
l'utilisation ou des paramètres de fonctionnement ou de réglage sont indiqués
sur un dispositif à l'aide d'un système de visualisation, ces informations
doivent être compréhensibles pour l'utilisateur et, s'il y a lieu, pour le
patient.
18.                  
Protection contre les risques émanant des dispositifs destinés
par le fabricant à à des utilisateurs profanes 
18.1.            
Les dispositifs destinés à des utilisateurs profanes sont conçus et
fabriqués de manière à fonctionner conformément à leur destination compte tenu
des aptitudes et des moyens dont disposent ces utilisateurs ainsi que de
l’influence des variations raisonnablement prévisibles de leur maîtrise
technique et de leur environnement. Les informations et les instructions
fournies par le fabricant doivent être faciles à comprendre et à appliquer par
l'utilisateur profane.
18.2.            
Les dispositifs destinés à des utilisateurs profanes sont conçus et
fabriqués de manière: 
–              
à garantir la facilité d'utilisation du dispositif par l'utilisateur
prévu à tous les stades de la procédure, et
–              
à réduire autant que possible les risques d'erreur de manipulation et,
s'il y a lieu, d'interprétation des résultats par l'utilisateur prévu.
18.3.            
Les dispositifs destinés à des utilisateurs profanes prévoient, lorsque
cela est raisonnablement possible, une procédure permettant à l'utilisateur:
–              
de vérifier, au moment de l'utilisation, que les performances du
dispositif seront celles prévues par le fabricant, et
–              
s'il y a lieu, d'être averti si le dispositif n'a pas fourni un résultat
valable.
III.         Exigences relatives aux informations fournies
avec le dispositif
19.                  
Étiquetage et notice d'utilisation
19.1.            
Prescriptions générales relatives aux informations fournies par
le fabricant 
Chaque dispositif est accompagné des informations nécessaires à
l'identification de celui-ci et de son fabricant, ainsi que des informations
relatives à la sécurité et aux performances à l'intention de l'utilisateur,
professionnel ou non, ou de toute autre personne s'il y a lieu. Ces
informations peuvent figurer sur le dispositif lui-même, sur l'emballage ou
dans la notice d'utilisation; en outre: 
(a)         
le support, le format, le contenu, la lisibilité et l'emplacement de
l'étiquette et de la notice d'utilisation sont adaptés au dispositif concerné,
à sa destination ainsi qu'aux connaissances techniques, à l'expérience et au
niveau d'éducation et de formation du ou des utilisateurs prévus. En
particulier, la notice d'utilisation est rédigée dans des termes faciles à
comprendre par l'utilisateur prévu et, s'il y a lieu, complétée par des dessins
et des graphiques. Certains dispositifs peuvent être accompagnés d'informations
distinctes pour les utilisateurs professionnels et profanes.
(b)         
Les informations requises sur l'étiquette figurent sur le dispositif
lui-même. Si cette solution ne peut être mise en pratique ou n'est pas adaptée,
tout ou partie des informations peuvent figurer sur l'emballage de chaque unité
et/ou sur l'emballage de dispositifs multiples.
Lorsque des dispositifs multiples sont fournis à un seul
utilisateur ou en un seul lieu, la notice d'utilisation peut être fournie en un
exemplaire unique si l'acheteur y consent, étant entendu que celui-ci peut, en
tout état de cause, demander à recevoir d'autres exemplaires. 
(c)         
Pour les dispositifs de classe I et IIa, la notice
d'utilisation n'est pas obligatoire ou peut être abrégée si le dispositif peut
être utilisé en toute sécurité et comme prévu par le fabricant en l'absence
d'instructions d'utilisation.
(d)         
Les étiquettes sont fournies dans un format lisible par l'homme, mais
peuvent être complétées par des supports lisibles par machine, comme l'identification
par radiofréquence (RFID) ou les codes-barres.
(e)         
La notice d'utilisation peut être fournie à l'utilisateur autrement que
sous forme de document imprimé (fichier électronique, par exemple), sous
réserve des conditions établies par le règlement (UE) n° 207/2012 relatif
aux instructions d’emploi électroniques des dispositifs médicaux[62].

(f)           
 Les risques résiduels qui doivent être communiqués à l'utilisateur
et/ou à d'autres personnes figurent dans les informations fournies par le
fabricant sous forme de restrictions, de contre-indications, de précautions à
prendre ou de mises en garde.
(g)         
S'il y a lieu, ces informations sont indiquées sous forme de symboles
reconnus au niveau international. Tout symbole ou couleur d'identification est
conforme à des normes harmonisées ou des STC. Dans les domaines où il n'existe
aucune norme ni STC, les symboles et couleurs utilisés sont décrits dans la
documentation fournie avec le dispositif. 
19.2.            
Informations figurant sur l'étiquette 
L'étiquette comporte les informations ci-après.
(a)         
Le nom ou la dénomination commerciale du dispositif. 
(b)         
Les données strictement nécessaires pour permettre à l'utilisateur
d'identifier le dispositif et de déterminer le contenu de l'emballage et, si
elle n'est pas manifeste pour l’utilisateur, la destination du dispositif.
(c)         
Le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant, ainsi que
l'adresse du siège de celui-ci et les coordonnées permettant d'entrer en
contact avec lui et de le localiser.
(d)         
Pour les dispositifs importés, le nom, la raison sociale ou la marque
déposée du mandataire établi dans l'Union, ainsi que l'adresse du siège de
celui-ci et les coordonnées permettant d'entrer en contact avec lui et de le
localiser. 
(e)         
S'il y a lieu, une indication précisant que sont contenus ou intégrés dans
le dispositif: 
–              
un médicament, un dérivé de sang ou de plasma d'origine humaine, ou
–              
des tissus ou cellules d'origine humaine ou leurs dérivés, ou
–              
des tissus ou cellules d'origine animale ou leurs dérivés, visés dans le
règlement (UE) n° 722/2012.
(f)           
S'il y a lieu, une indication que des nanomatériaux sont intégrés au
dispositif ou que celui-ci consiste en de tels nanomatériaux, sauf si ceux-ci
sont encapsulés ou liés de telle manière qu'ils ne peuvent être libérés dans le
corps du patient ou de l’utilisateur lorsque le dispositif est utilisé
conformément à sa destination.
(g)         
Le code/numéro de lot ou le numéro de série du dispositif précédé, selon
le cas, par la mention «LOT» ou «NUMÉRO DE SÉRIE» ou par un symbole équivalent.
(h)         
S'il y a lieu, l'identifiant unique du dispositif (IUD).
(i)           
Une indication univoque, s'il y a lieu, de la date jusqu'à laquelle le
dispositif peut être utilisé en toute sécurité, exprimée par l'année et le
mois. 
(j)           
En l'absence d'une indication de la date jusqu'à laquelle le dispositif
peut être utilisé, l'année de fabrication de celui-ci. L'année de fabrication
peut être intégrée dans le numéro de lot ou le numéro de série, à condition
d'être clairement identifiable.
(k)         
Une indication de toute condition particulière de stockage et de
manipulation applicable.
(l)           
Si le dispositif est fourni à l'état stérile, une indication de son état
et de la méthode de stérilisation utilisée.
(m)       
Les mises en garde ou les précautions requises devant être immédiatement
portées à l'attention de l'utilisateur du dispositif et, s'il y a lieu,
d'autres personnes. Ces informations peuvent être indiquées de façon succincte,
auquel cas elles doivent être détaillées dans la notice d'utilisation.
(n)         
Le cas échéant, une indication précisant que le dispositif est à usage
unique. L'indication par le fabricant du fait que le dispositif est à usage
unique doit être uniforme dans l'ensemble de l'Union.
(o)         
Le cas échéant, une indication du fait que le dispositif concerné est un
dispositif à usage unique qui a été retraité, du nombre de cycles de retraitement
effectués ainsi que de toute limitation concernant le nombre de cycles de
retraitement. 
(p)         
Le cas échéant, une indication du fait que le dispositif a été fabriqué
sur mesure.
(q)         
Le cas échéant, une indication du fait que le dispositif est uniquement
destiné à faire l'objet d'une investigation clinique.
19.3.            
Informations figurant dans la notice d’utilisation
La notice contient les informations ci-après.
(a)         
Les indications visées aux points 19.2 a), c), e), f), k), l)
et n).
(b)         
La destination et l'utilisateur prévus du dispositif (professionnel ou
profane, par exemple), selon le cas. 
(c)         
Les performances du dispositif prévues par le fabricant.
(d)         
Tout risque résiduel, contre-indication, et effet secondaire indésirable
attendu et prévisible, ainsi que les informations à transmettre au patient à
cet égard.
(e)         
Les indications nécessaires à l'utilisateur pour utiliser le dispositif
correctement, comme le degré de précision s'il s'agit d'un dispositif ayant une
fonction de mesurage, par exemple. 
(f)           
Les indications concernant tout traitement ou manipulation préparatoire
requis avant l'utilisation du dispositif (stérilisation, assemblage final ou
étalonnage, par exemple).
(g)         
Indication de toute exigence particulière concernant les installations
requises ou la formation ou la qualification de l'utilisateur et/ou d'autres
personnes.
(h)         
Les informations nécessaires pour vérifier que le dispositif a été
correctement installé et qu'il est prêt à fonctionner en toute sécurité et tel
que prévu par le fabricant, ainsi que, s'il y a lieu:
–              
les informations relatives à la nature et à la fréquence des opérations
préventives et régulières de maintenance, ainsi qu'à toute opération
préparatoire de nettoyage ou de désinfection;
–              
l'indication de tout composant consommable et de la manière de le
remplacer;
–              
les informations relatives à tout étalonnage nécessaire pour garantir
que le dispositif fonctionne correctement et sûrement pendant sa durée de vie
prévue;
–              
les méthodes d'élimination des risques auxquels sont exposées les
personnes intervenant dans l'installation, l'étalonnage ou la maintenance du
dispositif.
(i)           
Si le dispositif est fourni à l'état stérile, les instructions à suivre
lorsque l'emballage stérile a été endommagé avant utilisation. 
(j)           
Si le dispositif est fourni à l'état non stérile et qu'il doit être
stérilisé avant utilisation, les instructions à suivre en vue de sa
stérilisation.
(k)         
Si le dispositif est réutilisable, les informations relatives aux
procédés appropriés pour permettre sa réutilisation, notamment le nettoyage, la
désinfection, la décontamination, le conditionnement et, s'il y a lieu, la
méthode validée de restérilisation. Il convient de fournir des informations
permettant de déterminer quand un dispositif ne devrait plus être réutilisé,
comme les signes de dégradation matérielle ou le nombre maximum de
réutilisations admissibles, par exemple.
(l)           
Si le dispositif porte une indication précisant qu'il est à usage
unique, des informations sur les caractéristiques et facteurs techniques connus
du fabricant susceptibles d'engendrer un risque en cas de réutilisation du
dispositif. Si, conformément au point 19.1 c), aucune instruction
d'utilisation n'est nécessaire, ces informations sont fournies à l'utilisateur
sur demande.
(m)       
Pour les dispositifs destinés à être utilisés avec d'autres dispositifs
et/ou des équipements d'usage général:
–              
les informations permettant de déterminer ces dispositifs ou
équipements, de manière à permettre une combinaison sûre; et/ou
–              
les informations sur toute restriction connue à la combinaison avec des
dispositifs et des équipements.
(n)         
Si le dispositif émet des doses dangereuses ou potentiellement
dangereuses de rayonnements à des fins médicales: 
–              
des informations détaillées sur la nature, le type et, s'il y a lieu,
l'intensité et la distribution des rayonnements émis;
–              
les moyens de protection du patient, de l'utilisateur ou de toute autre
personne contre une irradiation involontaire lors de l'utilisation du
dispositif.
(o)         
Les informations permettant à l'utilisateur et/ou au patient d'avoir
connaissance de toute mise en garde, précaution, mesure requise et restriction
d'utilisation concernant le dispositif. Ces informations comprennent notamment:
–              
les mises en garde, précautions ou mesures requises en cas de
dysfonctionnement du dispositif ou de variation de ses performances susceptible
d'influer sur la sécurité;
–              
les mises en garde, précautions ou mesures requises à l'égard de
l'exposition à des influences externes ou à des conditions d'environnement
raisonnablement prévisibles, telles que les champs magnétiques, les effets
électriques et électromagnétiques externes, les décharges électrostatiques, les
radiations associées aux procédures diagnostiques et thérapeutiques, la
pression, l'humidité ou la température;
–              
les mises en garde, précautions ou mesures requises à l'égard des
risques d'interférence liés à la présence raisonnablement prévisible du
dispositif lors d'investigations diagnostiques, d'évaluations, de traitements
thérapeutiques ou d'autres procédures particulières (interférences
électromagnétiques du dispositif avec d'autres équipements, par exemple);
–              
si le dispositif est destiné à administrer des médicaments, des tissus
ou cellules d'origine humaine ou animale ou leurs dérivés, ou des substances
biologiques, toute restriction ou incompatibilité concernant le choix des
substances administrées;
–              
les mises en garde, précautions ou restrictions concernant les
médicaments ou le matériel biologique qui font partie intégrante du dispositif;
–              
les précautions relatives aux matériaux intégrés au dispositif qui sont
carcinogènes, mutagènes ou toxiques, qui ont des propriétés perturbant le
système endocrinien ou qui peuvent provoquer une sensibilisation ou une
réaction allergique du patient ou de l'utilisateur.
(p)         
Les mises en garde ou les précautions à prendre pour favoriser une
élimination sûre du dispositif, de ses accessoires et des consommables avec
lesquels il est utilisé, le cas échéant. Ces informations portent notamment,
s'il y a lieu:
–              
sur les risques d'infection et les risques microbiens (explants,
aiguilles ou équipement chirurgical contaminé par des substances d'origine
humaine potentiellement infectieuses, par exemple);
–              
sur les risques physiques (émanant d'arêtes, par exemple).
(q)         
Pour les dispositifs destinés à être utilisés par des utilisateurs
profanes, les circonstances dans lesquelles l'utilisateur devrait consulter un
professionnel de la santé.
(r)          
Pour les dispositifs répertoriés à l'annexe XV pour lesquels le
fabricant n'allègue aucune destination médicale, des informations concernant
l'absence de bénéfices cliniques et les risques liés à l'utilisation du
dispositif.
(s)          
La date de publication de la notice d'utilisation ou, si celle-ci a été
révisée, la date de publication et le numéro de version de la notice
d'utilisation.
(t)           
L'indication, à l'intention de l'utilisateur et/ou du patient, qu'il convient
de notifier tout incident grave survenu en lien avec le dispositif au fabricant
et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le
patient est établi. 
ANNEXE
II 
DOCUMENTATION TECHNIQUE
La documentation technique et, le cas échéant, la synthèse
de la documentation technique (SDT) que le fabricant doit élaborer incluent en
particulier les éléments suivants:

1.                      
Description
et spécifications du dispositif, y compris les variantes et les accessoires 
1.1.                
Description et spécifications du dispositif

(a)         
Le nom du produit ou le nom commercial et la description générale du
dispositif, y compris sa destination;
(b)         
l’identifiant IUD visé à l’article 24, paragraphe 1,
point a) i), attribué par le fabricant au dispositif en question, si
l’identification du dispositif est basée sur un système IUD, ou une autre
identification claire au moyen d’un code de produit, d’un numéro dans le
catalogue ou d’une autre référence non équivoque permettant la traçabilité;
(c)         
la population de patients visée, l’état pathologique à diagnostiquer
et/ou à traiter et d’autres considérations telles que les critères de sélection
applicables aux patients;
(d)         
le principe de fonctionnement du dispositif;
(e)         
la classe de risque et la règle de classification applicable
conformément à l’annexe VII;
(f)           
une explication de toute nouvelle caractéristique;
(g)         
une description des accessoires, des autres dispositifs médicaux et des
produits autres que des dispositifs médicaux destinés à être utilisés en
combinaison avec le dispositif;
(h)         
une description ou la liste complète des différentes configurations ou
variantes du dispositif qui seront disponibles; 
(i)           
une description générale des éléments fonctionnels clés tels que les
pièces ou composants (y compris le logiciel, le cas échéant), la formulation,
la composition et la fonctionnalité. Si nécessaire, celle-ci doit comprendre
des représentations visuelles légendées (schémas, photos, dessins, etc.)
indiquant clairement les pièces ou composants clés et incluant l’explication
nécessaire à la compréhension des dessins et des schémas;
(j)           
une description des matières (premières) intégrées dans les éléments
fonctionnels clés et les éléments en contact direct avec le corps humain ou en
contact indirect, par exemple, lors de la circulation extracorporelle des
liquides corporels;
(k)         
les spécifications techniques (caractéristiques, dimensions et
caractéristiques de performance) du dispositif médical et de toute variante ou
de tout accessoire qui figurent habituellement dans les spécifications du
produit mises à disposition de l’utilisateur, par exemple dans les brochures,
les catalogues et autres.

1.2.                
Référence à des générations précédentes et similaires du dispositif 

(a)         
Une présentation générale de la ou des générations précédentes du
dispositif du fabricant, si elles existent; 
(b)         
une présentation générale des dispositifs similaires du fabricant
disponibles sur le marché de l’UE et le marché international, si de tels
dispositifs existent.

2.                      
Informations
fournies par le fabricant

(a)         
Un jeu complet comprenant: 
–              
les étiquettes présentes sur le dispositif et sur son emballage;
–              
la notice d’utilisation;
(b)         
une liste des variantes linguistiques pour les États membres dans
lesquels il est prévu que le dispositif soit commercialisé.

3.                      
Informations
sur la conception et la fabrication

(a)         
Informations permettant la compréhension des grandes lignes des étapes
de la conception du dispositif et des procédés de fabrication, tels que la
production, l’assemblage, les essais sur le produit final et l’emballage du
dispositif fini. De plus amples informations doivent être fournies pour l’audit
du système de gestion de la qualité ou les autres procédures d’évaluation de la
conformité; 
(b)         
détermination de tous les locaux, y compris ceux des fournisseurs et des
sous-traitants, où ont lieu les activités de conception et de fabrication. 

4.                      
Exigences
générales
de sécurité et de performances 

La documentation contient des informations sur les solutions
adoptées pour respecter les exigences générales de sécurité et de performances
établies à l’annexe I. Ces informations peuvent prendre la forme d’une
liste de contrôle précisant: 
(a)         
les exigences générales de sécurité et de performances s’appliquant au
dispositif et les raisons pour lesquelles d’autres exigences ne s’y appliquent
pas;
(b)         
la ou les méthodes utilisées pour démontrer le respect de chaque
exigence générale de sécurité et de performances applicable; 
(c)         
les normes harmonisées ou les STC appliquées ou toute autre méthode
utilisée;
(d)         
la référence précise des documents contrôlés fournissant la preuve du
respect de chaque norme harmonisée, STC ou autre méthode utilisée pour
démontrer le respect des exigences générales de sécurité et de performance. Ces
informations indiquent l’emplacement de cette preuve dans la documentation
technique complète et, le cas échéant, dans la synthèse de la documentation
technique. 

5.                      
Analyse
bénéfice/risque
et gestion des risques

La documentation contient une synthèse: 
(a)         
de l’analyse bénéfice/risque visée aux points 1 et 5 de
l’annexe I; 
(b)         
des solutions adoptées et des résultats de la gestion des risques visée
au point 2 de l’annexe I.

6.                      
Vérification
du produit et validation

La documentation contient les résultats des études et/ou des
essais de vérification et de validation effectués pour démontrer que le
dispositif respecte les exigences du présent règlement, en particulier les
exigences générales de sécurité et de performance applicables. 

6.1.                
Données précliniques et cliniques 

(a)         
Les résultats d’essais (essais d’ingénierie, essais en laboratoire,
simulations, essais sur des animaux) et d’évaluations contenus dans la
littérature applicables au dispositif ou à des dispositifs sensiblement
similaires concernant la sécurité préclinique du dispositif et le respect des
spécifications; 
(b)         
des informations détaillées relatives à la conception des essais, aux
protocoles d’essai ou d’étude complets, aux méthodes d’analyse des données,
ainsi que des synthèses de données et des conclusions des essais concernant:
–              
la biocompatibilité (recensement de tous les matériaux en contact direct
ou indirect avec le patient ou l’utilisateur);
–              
la caractérisation physico-chimique et microbiologique;
–              
la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique;
–              
la vérification et la validation du logiciel: description de la
conception et du processus de développement du logiciel et preuve de la
validation de celui-ci, tel qu’utilisé dans le dispositif fini. Ces
informations doivent inclure une synthèse des résultats de l’ensemble de la
vérification, de la validation et des essais réalisés en interne et dans un
environnement d’utilisation simulé ou réel avant la libération finale. Elles
prennent également en compte toutes les différentes configurations du matériel
informatique et, le cas échéant, des différents systèmes d’exploitation
figurant dans les informations fournies par le fabricant); 
–              
la stabilité/durée de conservation en stock.
Le cas échéant, il convient de démontrer le respect des
dispositions de la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du
11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de
bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les
essais sur les substances chimiques[63].

Si aucun nouvel essai n’a été effectué, la documentation doit en
expliquer la raison, qui peut être, par exemple, le fait que des essais de
biocompatibilité sur des matériaux identiques ont été réalisés lorsque ces
matériaux ont été utilisés dans une version précédente du dispositif, qui a été
légalement mise sur le marché ou mise en service; 
(c)         
le rapport sur l’évaluation clinique conformément à l’article 49,
paragraphe 5, et à la partie A de l’annexe XIII;
(d)         
le plan de SCAC (suivi clinique après commercialisation) et le rapport
d’évaluation du SCAC, conformément à la partie B de l’annexe XIII, ou
toute justification expliquant pourquoi un SCAC n’est pas jugé nécessaire ou
approprié.

6.2.                
Informations supplémentaires dans des cas spécifiques

(a)         
Une mention indiquant si un dispositif incorpore comme partie intégrante
une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d’être
considérée comme un médicament au sens de l’article 1er de la
directive 2001/83/CE, y compris comme un médicament dérivé du sang ou du plasma
humain, visé à l’article 1er, paragraphe 4, premier
alinéa. Dans ce cas, la documentation doit indiquer la source de cette
substance et fournir les données des essais effectués pour évaluer la sécurité,
la qualité et l’utilité de celle-ci, en tenant compte de la destination du
dispositif.
(b)         
Une mention indiquant si un dispositif est fabriqué à partir de tissus
ou de cellules d’origine humaine ou animale, ou de leurs dérivés, visés à
l’article 1er, paragraphe 2, point e), du présent
règlement. Dans ce cas, la documentation doit indiquer tous les matériaux
d’origine humaine ou animale utilisés et fournir des informations détaillées
relatives au respect du point 10.1. ou 10.2. de l’annexe I,
respectivement. 
(c)         
Pour les dispositifs mis sur le marché à l’état stérile ou dans des
conditions microbiologiques particulières, une description des conditions
environnementales pour les étapes de fabrication. Pour les dispositifs mis sur
le marché à l’état stérile, une description des méthodes utilisées, y compris
les rapports de validation, pour l’emballage, la stérilisation et le maintien
de la stérilité. Le rapport de validation tient compte des tests de biocharge,
des essais de recherche de pyrogènes et, s’il y a lieu, des essais de recherche
de résidus de stérilisation. 
(d)         
Pour les dispositifs ayant une fonction de mesurage, une description des
méthodes utilisées pour garantir l’exactitude indiquée dans les spécifications.
(e)         
Si le dispositif doit être raccordé à un ou plusieurs autres dispositifs
pour pouvoir fonctionner conformément à sa destination, une description de ce
raccordement incluant la preuve qu’il satisfait aux exigences générales de
sécurité et de performance pour tous les dispositifs concernés, au regard des
caractéristiques indiquées par le fabricant.
ANNEXE
III
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE
1.                      
Le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant et, le cas
échéant, de son mandataire, et l’adresse du siège social à laquelle ceux-ci
peuvent être contactés et sont établis;
2.                      
une attestation certifiant que la déclaration de conformité est établie
sous la seule responsabilité du fabricant;
3.                      
l’identifiant IUD visé à l’article 24, paragraphe 1,
point a) i), si l’identification du dispositif faisant l’objet de la
déclaration est basée sur un système IUD; 
4.                      
le nom du produit ou le nom commercial, le code du produit, le numéro
dans le catalogue ou une autre référence non équivoque permettant
l’identification et la traçabilité du dispositif faisant l’objet de la
déclaration (une photo peut être incluse, si nécessaire). À l’exception du nom
du produit ou du nom commercial, les informations permettant l’identification
et la traçabilité peuvent être contenues dans l’identifiant de dispositif visé
au point 3; 
5.                      
la classe de risque du dispositif conformément à l’annexe VII;
6.                      
une déclaration attestant que le dispositif faisant l’objet de la
présente déclaration respecte le présent règlement et, le cas échéant, toute
autre législation de l’Union applicable prévoyant l’établissement d’une
déclaration de conformité; 
7.                      
des références aux normes harmonisées pertinentes ou aux STC utilisées
par rapport auxquelles la conformité est déclarée;
8.                      
le cas échéant, le nom et le numéro d’identification de l’organisme
notifié, la description de la procédure d’évaluation de la conformité suivie et
la référence du ou des certificats délivrés;
9.                      
le cas échéant, des informations supplémentaires;
10.                  
le lieu et la date de délivrance, le nom et la fonction du signataire
ainsi que la mention de la personne pour le compte de laquelle il signe, la
signature.
ANNEXE
IV
MARQUAGE CE DE CONFORMITÉ
1.                      
Le marquage CE est constitué des initiales «CE» selon le graphisme
suivant: 
2.                      
En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage CE, les proportions
telles qu’elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être
respectées.
3.                      
Les différents éléments du marquage CE ont sensiblement la même
dimension verticale, qui ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être
dérogé à cette dimension minimale pour les dispositifs de petites dimensions.
ANNEXE
V
INFORMATIONS À FOURNIR POUR L’ENREGISTREMENT DES DISPOSITIFS ET DES
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 25
ET 
ÉLÉMENTS DE DONNÉES DE L’IDENTIFIANT DE DISPOSITIF IUD CONFORMÉMENT
À L’ARTICLE 24
Partie A
Informations à fournir pour l’enregistrement des dispositifs conformément à
l’article 25 
Les fabricants ou, le cas
échéant, leurs mandataires et, le cas échéant, les importateurs doivent fournir
les informations suivantes:
1.                      
le rôle de l’opérateur économique (fabricant, mandataire ou
importateur), 
2.                      
le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur économique,
3.                      
lorsque les informations communiquées sont complétées par une tierce
personne pour le compte de l’un quelconque des opérateurs économiques
mentionnés au point 1, le nom, l’adresse et les coordonnées de cette
tierce personne,
4.                      
l’identifiant de dispositif IUD ou, lorsque l’identification du
dispositif ne repose pas encore sur un système IUD, les éléments de données
définis à la partie B, points 5 à 21, de la présente annexe,
5.                      
le type, le numéro et la date d’expiration du certificat ainsi que le
nom ou le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant délivré le
certificat (et un lien vers les informations du certificat entrées par
l’organisme notifié dans le système électronique des certificats),
6.                      
l’État membre dans lequel le dispositif a été ou va être mis sur le
marché dans l’Union,
7.                      
pour les dispositifs faisant partie de la classe IIa, IIb ou III: les
États membres dans lesquels le dispositif est ou sera disponible,
8.                      
pour un dispositif importé: le pays d’origine,
9.                      
la classe de risque du dispositif,
10.                  
dispositif à usage unique retraité (oui/non),
11.                  
la présence d’une substance qui, si elle est utilisée séparément, est
susceptible d’être considérée comme un médicament et le nom de cette substance,
12.                  
la présence d’une substance qui, si elle est utilisée séparément, est
susceptible d’être considérée comme un médicament dérivé du sang ou du plasma
humain et le nom de cette substance,
13.                  
présence de cellules ou de tissus humains, ou de leurs dérivés
(oui/non),
14.                  
présence de cellules ou de tissus animaux, ou de leurs dérivés, visés
dans le règlement (UE) nº 722/2012 de la Commission (oui/non),
15.                  
le cas échéant, le numéro d’identification unique de la ou des
investigations cliniques menées en rapport avec le dispositif (ou un lien vers
l’enregistrement des investigations cliniques dans le système électronique relatif
à ces investigations),
16.                  
pour les dispositifs énumérés à l’annexe XV, des spécifications
précisant si la destination du dispositif est autre qu’un usage médical, 
17.                  
pour les dispositifs conçus et fabriqués par une autre personne physique
ou morale visée à l’article 8, paragraphe 10, le nom, l’adresse et
les coordonnées de cette personne physique ou morale, 
18.                  
pour les dispositifs faisant partie de la classe III ou les
dispositifs implantables, le résumé des caractéristiques de sécurité et des
performances cliniques,
19.                  
le statut du dispositif (sur le marché, plus fabriqué, retiré du marché,
rappelé).
Partie B
Éléments de données de l’identifiant IUD conformément à l’article 24
L’identifiant de dispositif IUD donne accès aux informations
suivantes relatives au fabricant et au modèle du dispositif:
1.                      
la quantité par unité d’emballage,
2.                      
le cas échéant, un ou des identifiants autres ou supplémentaires,
3.                      
la manière dont la production du
dispositif est contrôlée (date d’expiration ou date de fabrication, numéro de
lot, numéro de série),
4.                      
le cas échéant, l’identifiant d’unité
d’utilisation du dispositif (lorsqu’un IUD n’est pas attribué au dispositif au
niveau de son unité d’utilisation, un identifiant de dispositif «unité
d’utilisation» est attribué pour associer l’utilisation d’un dispositif à un
patient),
5.                      
le nom et l’adresse du fabricant (tels qu’ils figurent sur l’étiquette),
6.                      
le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire (tels qu’ils figurent
sur l’étiquette),
7.                      
le code de la nomenclature mondiale des systèmes médicaux (GMDN – Global
Medical Device Nomenclature) ou le code d’une nomenclature internationalement
reconnue,
8.                      
le cas échéant, le nom commercial ou la marque,
9.                      
le cas échéant, le modèle du dispositif, la référence ou le numéro dans
le catalogue,
10.                  
le cas échéant, les dimensions cliniques (dont le volume, la longueur,
le calibre, le diamètre),
11.                  
une description supplémentaire du produit (facultatif),
12.                  
le cas échéant, les conditions de stockage et/ou de manipulation (telles
qu’indiquées sur l’étiquette ou dans la notice d’utilisation),
13.                  
le cas échéant, d’autres noms commerciaux du dispositif, 
14.                  
étiqueté comme dispositif à usage unique (oui/non),
15.                  
le cas échéant, le nombre limité de réutilisations,
16.                  
dispositif sous emballage stérile (oui/non),
17.                  
stérilisation nécessaire avant utilisation (oui/non),
18.                  
étiqueté comme contenant du latex (oui/non),
19.                  
étiqueté comme contenant du DEHP (oui/non),
20.                  
une URL pour des informations supplémentaires, par exemple, des
instructions d’emploi électroniques (facultatif),
21.                  
le cas échéant, des avertissements importants ou des contre-indications.
ANNEXE
VI 
EXIGENCES MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ORGANISMES
NOTIFIÉS

1.                      
Exigences
organisationnelles et générales
1.1.                
Statut juridique et structure organisationnelle 
1.1.1.          
Un organisme notifié est établi
conformément à la législation nationale d’un État membre ou à la législation
d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord à cet égard et dispose
de la documentation complète sur sa personnalité juridique et son statut. Cette documentation inclut des informations sur la
propriété et les personnes physiques ou morales exerçant un contrôle sur
l’organisme notifié. 
1.1.2.          
Si l’organisme notifié est une entité juridique faisant partie d’une plus
grande organisation, les activités de cette organisation, sa structure
organisationnelle et sa gouvernance ainsi que sa relation avec l’organisme
notifié sont clairement documentées.
1.1.3.          
Si l’organisme notifié détient,
entièrement ou partiellement, les entités juridiques établies dans un État
membre ou dans un pays tiers, les activités et les responsabilités de ces
entités ainsi que leurs relations sur le plan juridique et opérationnel avec
l’organisme notifié sont clairement définies et documentées.
1.1.4.          
La structure organisationnelle,
la répartition des responsabilités et le fonctionnement de l’organisme notifié sont tels qu’ils garantissent la fiabilité
des activités d’évaluation de conformité effectuées et de leurs résultats.

La structure organisationnelle et les fonctions, les
responsabilités et l’autorité des cadres supérieurs et des autres membres du
personnel ayant une influence sur la réalisation et les résultats des activités
d’évaluation de la conformité doivent être clairement documentées.

1.2.                
Indépendance et impartialité
1.2.1.          
L’organisme notifié est un
organisme tiers qui est indépendant du fabricant du produit pour lequel il
effectue les activités d’évaluation de la conformité. L’organisme notifié est également indépendant par
rapport à tout autre opérateur économique ayant un intérêt dans le produit
ainsi qu’à tout concurrent du fabricant. 
1.2.2.          
L’organisme notifié est organisé
et fonctionne de façon à garantir l’indépendance, l’objectivité et
l’impartialité de ses activités. L’organisme
notifié a mis en place des procédures qui garantissent efficacement
l’identification, l’investigation et la résolution de toute situation qui
pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts, y compris la participation à des
services de conseil dans le domaine des dispositifs médicaux avant une embauche
par l’organisme notifié.
1.2.3.          
L’organisme notifié, ses cadres supérieurs et le personnel
chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité: 

–              
ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur,
l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de
l’entretien des produits, ni le mandataire d’une quelconque de ces parties. Cela
n’empêche pas l’achat et l’utilisation de produits évalués nécessaires aux
activités de l’organisme notifié (par exemple, le matériel de mesurage), la
réalisation de l’évaluation de la conformité et l’utilisation de tels produits
à des fins personnelles;
–              
ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la
conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation,
l’installation, l’utilisation ou l’entretien des produits qu’ils évaluent. Ils
ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec
l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités
d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés; 
–              
ne peuvent offrir ou fournir aucun service susceptible de compromettre
l’assurance de leur indépendance, de leur impartialité ou de leur objectivité. Ils
ne peuvent, en particulier, offrir ou fournir de services de conseil au
fabricant, au mandataire de celui-ci, à un fournisseur ou à un concurrent
commercial en rapport avec la conception, la construction, la commercialisation
ou l’entretien des produits ou des procédés faisant l’objet de l’évaluation. Cela
inclut les activités de formation générale sur les règlements relatifs aux
dispositifs médicaux ou les normes applicables non spécifiques à un client.

1.2.4.          
L’impartialité des organismes
notifiés, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant
l’évaluation est garantie. La
rémunération des cadres supérieurs d’un organisme notifié et du personnel
effectuant l’évaluation ne dépend pas des résultats des évaluations.
1.2.5.          
Si un organisme notifié
appartient à une entité ou à une institution publique, l’indépendance et
l’absence de conflit d’intérêts entre l’autorité nationale dont relèvent les
organismes notifiés et/ou l’autorité compétente, d’une part, et l’organisme
notifié, d’autre part, doivent être garanties et documentées. 
1.2.6.          
L’organisme notifié veille à ce
que les activités de ses filiales, de ses sous-traitants ou de tout organisme
associé ne portent pas atteinte à son indépendance, à son impartialité ou à
l’objectivité de ses activités d’évaluation de la conformité et le prouve par
des documents. 
1.2.7.          
L’organisme notifié agit
conformément à un ensemble de conditions cohérentes, justes et raisonnables, en
tenant compte des intérêts des petites et moyennes entreprises définis dans la
recommandation 2003/361/CE de la Commission.
1.2.8.          
Les exigences du présent point
n’excluent en aucun cas les échanges d’informations techniques et d’orientations
en matière de réglementation entre un organisme notifié et un fabricant sollicitant une évaluation de la conformité.
1.3.                
Confidentialité 

Le personnel d’un organisme notifié est lié par le secret
professionnel pour toute information obtenue dans l’exercice de ses fonctions
en vertu du présent règlement, sauf à l’égard des autorités nationales dont
relèvent les organismes notifiés, des autorités compétentes et de la
Commission. Les droits de propriété sont protégés. À cette fin, l’organisme
notifié a mis en place des procédures documentées.

1.4.                
Responsabilité

L’organisme notifié souscrit une assurance de responsabilité
civile appropriée couvrant les activités d’évaluation de la conformité pour
lesquelles il est notifié, qui incluent la suspension, la restriction ou le
retrait éventuel de certificats et l’étendue géographique de ses activités, à
moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit
national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée directement par
l’État membre. 

1.5.                
Dispositions financières

L’organisme notifié dispose des ressources financières requises
pour mener ses activités d’évaluation de la conformité et les opérations
commerciales connexes. Il documente et fournit la preuve de sa capacité
financière et de sa viabilité économique à long terme, en tenant compte des
circonstances spécifiques liées à une phase initiale de démarrage.

1.6.                
Participation aux activités de coordination
1.6.1.          
L’organisme notifié participe aux
activités de normalisation pertinentes et aux activités de son groupe de
coordination, ou veille à ce que son personnel d’évaluation en soit informé, et
veille également à ce que son personnel d’évaluation et ses décideurs aient
connaissance de l’ensemble de la législation applicable, des orientations et des
documents sur les meilleures pratiques adoptés dans le cadre du présent
règlement. 
1.6.2.          
L’organisme notifié observe un
code de conduite régissant, entre autres, les pratiques commerciales éthiques des organismes notifiés dans
le domaine des dispositifs médicaux, code accepté par les autorités nationales
dont relèvent les organismes notifiés. Le
code de conduite prévoit un mécanisme de surveillance et de vérification de son
application par les organismes notifiés.
2.                      
Exigences
en matière de gestion de la qualité
2.1.                
L’organisme notifié établit,
documente, met en œuvre, met à jour et exploite un système de gestion de la
qualité approprié à la nature, au domaine et à l’ampleur de ses activités
d’évaluation de la conformité et permettant de favoriser et de démontrer le respect
constant des exigences du présent règlement. 
2.2.                
Le système de gestion de la
qualité de l’organisme notifié porte, au minimum, sur les aspects suivants:

–              
les politiques concernant l’affectation du personnel aux activités et
les responsabilités de celui-ci;
–              
le processus décisionnel en conformité avec les tâches, les
responsabilités et le rôle des cadres supérieurs et des autres membres du
personnel de l’organisme notifié;
–              
le contrôle de la documentation; 
–              
le contrôle des enregistrements; 
–              
l’examen de la gestion; 
–              
les audits internes; 
–              
les mesures correctives et préventives; 
–              
les réclamations et les recours.

3.                      
Exigences
en matière
de ressources
3.1.                
Généralités
3.1.1.          
Un organisme notifié doit être en
mesure d’accomplir toutes les tâches qui lui incombent au titre du présent
règlement avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence
technique requise dans le domaine spécifique, qu’il exécute lui-même ces tâches
ou que celles-ci soient exécutées pour son compte et sous sa responsabilité. 

En particulier, il dispose du personnel suffisant et possède les
équipements et les installations nécessaires pour accomplir de façon adéquate
les tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la
conformité pour lesquelles il a été notifié, ou a accès à de tels équipements
et installations. 
Cela suppose qu’il y ait au sein de son organisation un
personnel scientifique en nombre suffisant et doté d’une expérience et de
connaissances suffisantes pour évaluer, sur le plan médical, le caractère
fonctionnel et les performances des dispositifs pour lesquels il a été notifié
par rapport aux exigences du présent règlement et notamment celles de
l’annexe I.

3.1.2.          
En toutes circonstances et pour
chaque procédure d’évaluation de la conformité et chaque type ou catégorie de
produits pour lesquels il a été notifié, un organisme notifié dispose dans son
organisation du personnel administratif, technique et scientifique nécessaire
possédant des connaissances techniques, l’expérience suffisante et adéquate
dans le domaine des dispositifs médicaux et les technologies appropriées pour
exécuter les tâches d’évaluation de la conformité, y compris l’évaluation des
données cliniques.
3.1.3.          
L’organisme notifié consigne
clairement par écrit l’étendue et les limites des fonctions, des responsabilités
et des pouvoirs du personnel participant aux activités d’évaluation de la
conformité et en informe le personnel concerné. 
3.2.                
Critères de qualification du personnel 
3.2.1.          
L’organisme notifié établit et
consigne par écrit les critères de qualification et les procédures de sélection
et d’autorisation des personnes participant aux activités d’évaluation de la
conformité (connaissances, expérience et autres compétences requises), ainsi
que la formation requise (formation initiale et continue). Les critères de qualification se rapportent aux
différentes fonctions du processus d’évaluation de la conformité (par exemple,
audit, évaluation et test des produits, examen du dossier de conception, prise
de décisions) ainsi qu’aux dispositifs, aux technologies et aux secteurs
(biocompatibilité, stérilisation, tissus et cellules d’origine humaine et
animale, évaluation clinique, etc.) relevant du domaine couvert par la
désignation.
3.2.2.          
Les critères de qualification
font référence au champ d’intervention de l’organisme notifié conformément à la
description du champ utilisée par l’État membre pour la notification visée à
l’article 33, et présentent un niveau de détail suffisant pour la
qualification requise dans les subdivisions de la description du champ. 

Des critères de qualification spécifiques sont définis pour
l’appréciation des aspects relatifs à la biocompatibilité, de l’évaluation
clinique et des différents types de procédés de stérilisation.

3.2.3.          
Le personnel chargé d’autoriser
d’autres membres du personnel à exécuter des activités d’évaluation de la
conformité spécifiques et le personnel assumant la responsabilité générale de
l’examen final et de la prise de décision en matière de certification sont
employés par l’organisme notifié et ne sont pas des sous-traitants. Ce personnel pris dans son ensemble doit posséder
des connaissances et une expérience attestées dans les domaines suivants:

–              
la législation de l’Union relative aux dispositifs médicaux et les
documents d’orientation pertinents;
–              
les procédures d’évaluation de la conformité conformément au présent
règlement;
–              
un large éventail de technologies en matière de dispositifs médicaux,
l’industrie des dispositifs médicaux ainsi que la conception et la fabrication
des dispositifs médicaux;
–              
le système de gestion de la qualité de l’organisme notifié et les
procédures connexes;
–              
les types de qualifications (connaissances, expérience et autres
compétences) requises pour effectuer les évaluations de la conformité des
dispositifs médicaux et les critères de qualification correspondants;
–              
la formation pertinente pour le personnel participant aux activités
d’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux;
–              
l’aptitude à rédiger des attestations, des procès-verbaux et des
rapports démontrant que les évaluations de la conformité ont été réalisées de
manière adéquate.

3.2.4.          
Les organismes notifiés disposent
d’un personnel possédant une expertise clinique. Ce personnel participe régulièrement au processus décisionnel des
organismes notifiés afin:

–              
de déterminer quand la contribution d’un spécialiste est nécessaire pour
apprécier l’évaluation clinique effectuée par le fabricant et d’identifier les
experts possédant la qualification adéquate;
–              
de former de manière appropriée les experts cliniques externes aux
exigences pertinentes du présent règlement, des actes délégués et/ou des actes
d’exécution, des normes harmonisées, des STC et des documents d’orientation et
de garantir que les experts cliniques externes ont pleinement connaissance du
contexte et de l’incidence de leur évaluation et des conseils donnés;
–              
de pouvoir discuter des données cliniques contenues dans l’évaluation
clinique du fabricant avec le fabricant et les experts cliniques externes et
guider correctement les experts cliniques externes dans l’appréciation de
l’évaluation clinique;
–              
de pouvoir contester sur des bases scientifiques les données cliniques
présentées et les résultats de l’appréciation, par les experts cliniques
externes, de l’évaluation clinique du fabricant;
–              
de pouvoir s’assurer de la comparabilité et de l’uniformité des évaluations
cliniques menées par les experts cliniques;
–              
de pouvoir émettre un jugement clinique objectif sur l’appréciation de
l’évaluation clinique du fabricant et d’adresser une recommandation au décideur
de l’organisme notifié.

3.2.5.          
Le personnel chargé d’effectuer
la révision relative à un produit (par exemple, la révision du dossier de
conception, la révision de la documentation technique ou l’examen du type
incluant des aspects tels que l’évaluation clinique, la sécurité biologique, la
stérilisation, la validation du logiciel) possède la qualification attestée
suivante:

–              
un titre universitaire, un titre d’une école professionnelle ou un titre
équivalent dans un domaine approprié, par exemple en médecine, en sciences
naturelles ou en ingénierie; 
–              
quatre ans d’expérience professionnelle dans le domaine des produits de
santé ou dans des secteurs connexes (par exemple, une expérience dans
l’industrie, l’audit, la santé, la recherche) dont deux ans dans la conception,
la fabrication, les essais ou l’utilisation du dispositif ou de la technologie
à évaluer ou dans des domaines en rapport avec les aspects scientifiques à
évaluer;
–              
une connaissance appropriée des exigences générales de sécurité et de
performance établies à l’annexe I ainsi que des actes délégués et/ou des
actes d’exécution, des normes harmonisées, des STC et des documents
d’orientation;
–              
une connaissance appropriée de la gestion des risques ainsi que des
normes et des documents d’orientation connexes relatifs aux dispositifs
médicaux et une expérience appropriée dans ces domaines;
–              
une connaissance et une expérience appropriées des procédures
d’évaluation de la conformité définies dans les annexes VIII à X,
notamment des aspects pour lesquels il possède une autorisation, et les
pouvoirs nécessaires pour exécuter ces évaluations.

3.2.6.          
Le personnel chargé d’effectuer
les audits du système de gestion de la qualité du fabricant possède la
qualification attestée suivante:

–              
un titre universitaire, un titre d’une école professionnelle ou un titre
équivalent dans un domaine approprié, par exemple en médecine, en sciences
naturelles ou en ingénierie;
–              
quatre ans d’expérience professionnelle dans le domaine des produits de
santé ou dans des secteurs connexes (par exemple, une expérience dans
l’industrie, l’audit, la santé, la recherche) dont deux ans dans le domaine de
la gestion de la qualité;
–              
une connaissance appropriée de la législation relative aux dispositifs
médicaux ainsi que des actes délégués et/ou des actes d’exécution, des normes
harmonisées, des STC et des documents d’orientation;
–              
une connaissance appropriée de la gestion des risques ainsi que des
normes et des documents d’orientation connexes relatifs aux dispositifs
médicaux et une expérience appropriée dans ces domaines;
–              
une connaissance appropriée des systèmes de gestion de la qualité ainsi
que des normes et des documents d’orientation connexes; 
–              
une connaissance et une expérience appropriées des procédures
d’évaluation de la conformité définies dans les annexes VIII à X,
notamment des aspects pour lesquels il possède une autorisation, et les
pouvoirs nécessaires pour réaliser les audits;
–              
une formation aux techniques d’audit lui permettant de contester les
systèmes de gestion de la qualité.

3.3.                
Documentation relative à la qualification, à la formation et à
l’autorisation du personnel 
3.3.1.          
L’organisme notifié a mis en
place un processus afin de documenter de façon complète la qualification de
chaque membre du personnel participant aux activités d’évaluation de la
conformité et le respect des critères de qualification établis au
point 3.2. Lorsque, dans des cas
exceptionnels, le respect des critères de qualification établis au
point 3.2 ne peut être entièrement prouvé, l’organisme notifié justifie de
manière appropriée l’autorisation du personnel concerné d’exécuter les activités
spécifiques d’évaluation de la conformité. 
3.3.2.          
Pour le personnel visé aux
points 3.2.3 à 3.2.6, l’organisme notifié établit et tient à jour:

–              
un tableau détaillant les responsabilités du personnel en ce qui
concerne les activités d’évaluation de la conformité;
–              
des documents prouvant la connaissance et l’expérience requises pour
l’activité d’évaluation de la conformité pour laquelle ce personnel possède une
autorisation.

3.4.                
Sous-traitants et experts externes 
3.4.1.          
Sans préjudice des limitations
découlant du point 3.2., les organismes notifiés peuvent sous-traiter des
parties clairement définies des activités d’évaluation de la conformité. La sous-traitance de l’ensemble de l’audit des
systèmes de gestion de la qualité ou des révisions relatives au produit n’est
pas autorisée.
3.4.2.          
Lorsqu’un organisme notifié
sous-traite les activités d’évaluation de la conformité à une organisation ou à
une personne, il dispose d’une politique de sous-traitance décrivant les
conditions dans lesquelles celle-ci peut avoir lieu. Toute sous-traitance ou consultation d’experts
externes est documentée de manière appropriée et fait l’objet d’un accord écrit
concernant, entre autres, la confidentialité et le conflit d’intérêts.
3.4.3.          
Lorsqu’il fait appel à des
sous-traitants ou à des experts externes dans le cadre de l’évaluation de la
conformité, en particulier en ce qui concerne les technologies ou les
dispositifs médicaux nouveaux, invasifs et implantables, l’organisme notifié
possède une compétence propre appropriée dans chaque type de produit pour lequel
il est désigné pour mener l’évaluation de la conformité, vérifier l’adéquation
et la validité des avis d’experts et prendre une décision quant à la
certification.
3.4.4.          
L’organisme notifié établit des procédures pour évaluer et
surveiller la compétence de tous les sous-traitants et experts externes
auxquels il a recours.
3.5.                
Surveillance des compétences et formation 
3.5.1.          
L’organisme notifié vérifie de
façon appropriée que les activités d’évaluation de la conformité sont exécutées
de manière satisfaisante par son personnel.
3.5.2.          
Il fait le bilan des compétences
de son personnel et recense les besoins en formation afin de maintenir le niveau de qualification et de
connaissance requis. 
4.                      
Exigences
relatives au processus 
4.1.                
Le processus décisionnel de
l’organisme notifié est clairement documenté, et inclut le processus pour la
délivrance, la suspension, le rétablissement, le retrait ou le refus des
certificats d’évaluation de la conformité, la modification ou la restriction de
ceux-ci et la délivrance de compléments aux certificats.
4.2.                
L’organisme notifié doit avoir
mis en place un processus documenté pour l’exécution des procédures
d’évaluation de la conformité pour lesquelles il est désigné en tenant compte
des spécificités respectives de celles-ci, procédures qui comprennent les consultations
juridiquement obligatoires relatives aux différentes catégories de dispositifs
relevant du domaine couvert par la notification, et garantit la transparence et
la reproductibilité de ces procédures.
4.3.                
L’organisme notifié doit avoir
mis en place des procédures documentées couvrant au minimum: 

–              
la demande d’évaluation de la conformité par un fabricant ou un
mandataire,
–              
le traitement de la demande, y compris la vérification de l’exhaustivité
de la documentation, la qualification du produit comme dispositif et sa
classification,
–              
la langue de la demande, de la correspondance et de la documentation à
présenter, 
–              
les conditions de l’accord avec le fabricant ou le mandataire,
–              
les redevances à percevoir pour les activités d’évaluation de la
conformité, 
–              
l’évaluation des modifications pertinentes à présenter pour
l’approbation préalable, 
–              
le calendrier de surveillance, 
–              
le renouvellement des certificats. 
ANNEXE
VII
Critères de classification
I. Définitions spécifiques pour les règles de classification 

1.                      
Durée
d’utilisation 
1.1.                
On entend par «temporaire», normalement destiné à une
utilisation en continu pendant moins de soixante minutes.
1.2.                
On entend par «à court terme»,
normalement destiné à une utilisation en continu entre soixante minutes et
trente jours.
1.3.                
On entend par «à long terme»,
normalement destiné à une utilisation en continu pendant plus de trente jours.
2.                      
Dispositifs
invasifs
et actifs
2.1.                
On entend par «orifice du corps»
toute ouverture naturelle du corps, ainsi que la surface externe du globe
oculaire, ou toute ouverture artificielle permanente, par exemple une stomie ou
une trachéotomie permanente.
2.2.                
On entend par «dispositif invasif de type chirurgical»: 

(a)         
un dispositif invasif qui pénètre à l’intérieur du corps à travers la
surface du corps, à l’aide ou dans le cadre d’un acte chirurgical;
(b)         
un dispositif opérant une pénétration par une voie autre qu’un orifice
du corps.

2.3.                
On entend par «instrument
chirurgical réutilisable» un instrument destiné à accomplir, sans être raccordé
à un dispositif médical actif, un acte chirurgical tel que couper, forer,
scier, gratter, racler, serrer, rétracter ou attacher, et destiné par le
fabricant à être réutilisé après avoir été soumis aux procédures de nettoyage
et/ou de stérilisation appropriées.
2.4.                
On entend par «dispositif actif thérapeutique»
tout dispositif médical actif utilisé, soit seul soit en combinaison avec
d’autres dispositifs médicaux, pour soutenir, modifier, remplacer ou restaurer
des fonctions ou des structures biologiques en vue de traiter ou de soulager
une maladie, une blessure ou une infirmité.
2.5.                
On entend par «dispositif actif
destiné au diagnostic» tout dispositif médical actif utilisé, soit seul soit en
combinaison avec d’autres dispositifs médicaux, pour fournir des informations
en vue de détecter, de diagnostiquer, de contrôler ou de traiter des états
physiologiques, des états de santé, des maladies ou des malformations
congénitales.
2.6.                
On entend par «système
circulatoire central» les vaisseaux sanguins suivants: arteriae pulmonales, aorta ascendens, arcus aortae,
aorta descendens jusqu’aux bifurcatio aortae, arteriae coronariae, arteria
carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna, arteriae
cerebrales, truncus brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena
cava superior, vena cava inferior.
2.7.                
On entend par «système nerveux
central» l’encéphale, la moelle épinière et les méninges.

II.
Modalités d’application des règles de classification 
1.                      
Les règles de classification s’appliquent en fonction de la destination
des dispositifs.
2.                      
Si le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec un autre
dispositif, les règles de classification s’appliquent séparément à chacun des
dispositifs. Les accessoires sont classés en tant que tels, indépendamment des
dispositifs avec lesquels ils sont utilisés.
3.                      
Le logiciel autonome commandant un dispositif ou agissant sur son
utilisation relève automatiquement de la même classe que le dispositif. Si un
logiciel autonome est indépendant de tout autre dispositif, il est classé en
tant que tel. 
4.                      
Si le dispositif n’est pas destiné à être utilisé exclusivement ou
essentiellement dans une partie spécifique du corps, il est considéré et classé
suivant l’utilisation la plus critique spécifiée.
5.                      
Si plusieurs règles ou, dans le cadre d’une même règle, plusieurs
sous-règles s’appliquent au même dispositif du fait de la destination de
celui-ci, la règle ou la sous-règle qui s’applique est la plus stricte, le
dispositif étant classé dans la classe la plus élevée.
6.                      
Pour le calcul de la durée visée au chapitre I, point 1, on entend
par «utilisation en continu»: 
(a)         
la durée totale d’utilisation du même dispositif sans tenir compte d’une
interruption temporaire d’utilisation au cours d’une procédure ou du retrait
temporaire pour le nettoyage ou la désinfection du dispositif. Le caractère
temporaire de l’interruption de l’utilisation ou du retrait est établi au
regard de la durée de l’utilisation avant et après la période pendant laquelle
l’utilisation est interrompue ou le dispositif est retiré; 
(b)         
l’utilisation accumulée d’un dispositif destiné par le fabricant à être
immédiatement remplacé par un autre du même type.
7.                      
Un dispositif est considéré permettre un diagnostic direct lorsqu’il
fournit lui-même le diagnostic de la maladie ou de l’état pathologique ou
lorsqu’il fournit des informations décisives pour l’établissement du
diagnostic. 
III.
Règles de classification 

3.                      
Dispositifs
non invasifs
3.1.                
Règle 1

Tous les dispositifs non invasifs font partie de la
classe I, sauf si l’une des règles suivantes s’applique.

3.2.                
Règle 2

Tous les dispositifs non invasifs destinés à conduire ou à
stocker du sang, des liquides ou tissus corporels, des liquides ou des gaz en
vue d’une perfusion, d’une administration ou d’une introduction dans le corps
appartiennent à la classe IIa:
–              
s’ils peuvent être raccordés à un dispositif médical actif de la
classe IIa ou d’une classe supérieure,
–              
s’ils sont destinés à être utilisés pour le stockage ou la canalisation
du sang ou d’autres liquides corporels ou le stockage d’organes, de parties
d’organes ou de tissus corporels.
Dans tous les autres cas, ils appartiennent à la classe I.

3.3.                
Règle 3

Tous les dispositifs non invasifs visant à modifier la
composition biologique ou chimique des tissus ou des cellules humaines, du
sang, d’autres liquides corporels ou d’autres liquides destinés à être
implantés ou perfusés dans le corps appartiennent à la classe IIb, sauf si
le traitement consiste en une filtration, une centrifugation ou des échanges de
gaz ou de chaleur, auquel cas ils font partie de la classe IIa.
Tous les dispositifs non invasifs destinés à une utilisation
pour la fécondation in vitro (FIV) ou les technologies de procréation
médicalement assistée (PMA) susceptibles d’agir en contact étroit avec les
cellules internes ou externes lors de la FIV/PMA, tels que les solutions de
lavage du sperme, de séparation et d’immobilisation des spermatozoïdes et de
cryoprotection, appartiennent à la classe IIb. 

3.4.                
Règle 4

Tous les dispositifs non invasifs qui entrent en contact avec de
la peau lésée:
–              
relèvent de la classe I s’ils sont destinés à être utilisés comme
barrière mécanique, pour la compression ou pour l’absorption des exsudats,
–              
relèvent de la classe IIb s’ils sont destinés à être utilisés
principalement pour des plaies comportant une destruction du derme et ne
pouvant se cicatriser que par deuxième intention,
–              
appartiennent à la classe IIa dans tous les autres cas, y compris
les dispositifs destinés principalement à agir sur le microenvironnement des
plaies.

4.                      
Dispositifs
invasifs
4.1.                
Règle 5

Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du
corps, autres que les dispositifs invasifs de type chirurgical et qui ne sont
pas destinés à être raccordés à un dispositif médical actif ou qui sont
destinés à être raccordés à un dispositif médical actif de classe I:
–              
font partie de la classe I s’ils sont destinés à un usage
temporaire,
–              
font partie de la classe IIa s’ils sont destinés à un usage à court
terme, sauf s’ils sont utilisés dans la cavité buccale jusqu’au pharynx, dans
le conduit auditif externe jusqu’au tympan ou dans une cavité nasale, auxquels
cas ils font partie de la classe I,
–              
font partie de la classe IIb s’ils sont destinés à un usage à long
terme, sauf s’ils sont utilisés dans la cavité buccale jusqu’au pharynx, dans
le conduit auditif externe jusqu’au tympan ou dans une cavité nasale et ne sont
pas susceptibles d’être absorbés par la muqueuse, auxquels cas ils font partie
de la classe IIa.
Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du
corps, autres que les dispositifs invasifs de type chirurgical, destinés à être
raccordés à un dispositif médical actif de la classe IIa ou d’une classe
supérieure, font partie de la classe IIa.

4.2.                
Règle 6

Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un
usage temporaire font partie de la classe IIa, sauf:
–              
s’ils sont destinés à contrôler, à diagnostiquer, à surveiller ou à
corriger une défaillance du cœur ou du système circulatoire central par contact
direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils font partie de la
classe III,
–              
s’il s’agit d’instruments chirurgicaux réutilisables, auquel cas ils
font partie de la classe I,
–              
s’ils sont spécifiquement destinés à être utilisés en contact direct
avec le système nerveux central, auquel cas ils font partie de la
classe III,
–              
s’ils sont destinés à fournir de l’énergie sous la forme de rayonnements
ionisants, auquel cas ils font partie de la classe IIb,
–              
s’ils ont un effet biologique ou sont absorbés en totalité ou en grande
partie, auxquels cas ils font partie de la classe IIb,
–              
s’ils sont destinés à administrer des médicaments par un mécanisme de
libération et que le mode d’administration peut présenter des risques, auquel
cas ils font partie de la classe IIb.

4.3.                
Règle 7

Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un
usage à court terme font partie de la classe IIa, sauf:
–              
s’ils sont spécifiquement destinés à contrôler, à diagnostiquer, à
surveiller ou à corriger une défaillance du cœur ou du système circulatoire
central par contact direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils font
partie de la classe III,
–              
s’ils sont spécifiquement destinés à être utilisés en contact direct
avec le système nerveux central, auquel cas ils font partie de la
classe III,
–              
s’ils sont destinés à fournir de l’énergie sous la forme de rayonnements
ionisants, auquel cas ils font partie de la classe IIb,
–              
s’ils ont un effet biologique ou sont absorbés en totalité ou en grande
partie, auxquels cas ils font partie de la classe III,
–              
s’ils sont destinés à subir une transformation chimique dans le corps,
sauf s’ils sont placés dans les dents, ou à administrer des médicaments,
auxquels cas ils font partie de la classe IIb.

4.4.                
Règle 8

Tous les dispositifs implantables et les dispositifs invasifs à
long terme de type chirurgical font partie de la classe IIb sauf:
–              
s’ils sont destinés à être placés dans les dents, auquel cas ils font
partie de la classe IIa,
–              
s’ils sont destinés à être utilisés en contact direct avec le cœur, le
système circulatoire central ou le système nerveux central, auxquels cas ils
font partie de la classe III,
–              
s’ils ont un effet biologique ou sont absorbés en totalité ou en grande
partie, auxquels cas ils font partie de la classe III,
–              
s’ils sont destinés à subir une transformation chimique dans le corps,
sauf s’ils sont placés dans les dents, ou à administrer des médicaments,
auxquels cas ils font partie de la classe III,
–              
s’il s’agit de dispositifs médicaux implantables actifs ou d’accessoires
implantables de dispositifs médicaux implantables actifs, auxquels cas ils font
partie de la classe III,
–              
s’il s’agit d’implants mammaires, auquel cas ils font partie de la
classe III,
–              
s’il s’agit de prothèses articulaires pour le remplacement total ou
partiel de la hanche, du genou ou de l’épaule, auquel cas ils font partie de la
classe III, à l’exception des composants annexes tels que les vis, les
cales, les broches et les instruments, 
–              
s’il s’agit de prothèses discales ou de dispositifs implantables entrant
en contact avec la colonne vertébrale, auxquels cas ils font partie de la
classe III. 

5.                      
Dispositifs
actifs
5.1.                
Règle 9

Tous les dispositifs actifs thérapeutiques destinés à fournir ou
à échanger de l’énergie font partie de la classe IIa, sauf si leurs
caractéristiques sont telles qu’ils peuvent fournir de l’énergie au corps
humain ou assurer des transferts d’énergie avec celui-ci d’une manière potentiellement
dangereuse, compte tenu de la nature, de la densité et du site d’application de
cette énergie, auxquels cas ils font partie de la classe IIb.
Tous les dispositifs actifs destinés à contrôler ou à surveiller
les performances des dispositifs actifs thérapeutiques de la classe IIb ou
destinés à agir directement sur les performances de ces dispositifs font partie
de la classe IIb.
Tous les dispositifs actifs destinés à contrôler, à surveiller
ou à agir directement sur les performances des dispositifs médicaux
implantables actifs font partie de la classe III. 

5.2.                
Règle 10

Les dispositifs actifs destinés au diagnostic font partie de la
classe IIa:
–              
s’ils sont destinés à fournir de l’énergie qui sera absorbée par le
corps humain, à l’exception des dispositifs utilisés pour éclairer le corps du
patient dans le spectre visible,
–              
s’ils sont destinés à visualiser la distribution de produits
radiopharmaceutiques in vivo,
–              
s’ils sont destinés à permettre un diagnostic ou un contrôle direct des
processus physiologiques vitaux, sauf s’ils sont spécifiquement destinés à
surveiller les paramètres physiologiques vitaux, lorsque des variations de
certains de ces paramètres, notamment ceux des fonctions cardiaques ou
respiratoires ou de l’activité du système nerveux central, peuvent présenter un
danger immédiat pour la vie du patient, auquel cas ils font partie de la
classe IIb.
Les dispositifs actifs destinés à émettre des rayonnements
ionisants et destinés au diagnostic ou à la radiologie interventionnelle
thérapeutique, y compris les dispositifs qui commandent ou contrôlent ces
dispositifs ou agissent directement sur leurs performances, font partie de la
classe IIb.

5.3.                
Règle 11

Tous les dispositifs actifs destinés à administrer dans
l’organisme et/ou à retirer de l’organisme des médicaments, des liquides
corporels ou d’autres substances font partie de la classe IIa, sauf si
l’opération s’effectue d’une manière potentiellement dangereuse, compte tenu de
la nature des substances administrées ou retirées, de la partie du corps concernée
et du mode d’application, auquel cas ils font partie de la classe IIb.

5.4.                
Règle 12

Tous les autres dispositifs actifs font partie de la
classe I.

6.                      
Règles
particulières
6.1.                
Règle 13

Tous les dispositifs incorporant comme partie intégrante une
substance qui, si elle est utilisée séparément, peut être considérée comme un
médicament au sens de l’article 1er de la directive 2001/83/CE,
y compris comme un médicament dérivé du sang ou du plasma humain, et ayant une
action accessoire à celle des dispositifs, font partie de la classe III.

6.2.                
Règle 14

Tous les dispositifs utilisés pour la contraception ou pour
prévenir la transmission de maladies sexuellement transmissibles font partie de
la classe IIb, sauf s’il s’agit de dispositifs implantables ou de
dispositifs invasifs à long terme, auxquels cas ils font partie de la
classe III.

6.3.                
Règle 15

Tous les dispositifs destinés spécifiquement à désinfecter,
nettoyer, rincer ou, le cas échéant, hydrater des lentilles de contact font
partie de la classe IIb.
Tous les dispositifs destinés spécifiquement à être utilisés
pour désinfecter ou stériliser des dispositifs médicaux font partie de la
classe IIa, sauf s’il s’agit de solutions désinfectantes ou de laveurs
désinfecteurs spécifiquement destinés à être utilisés pour désinfecter des
dispositifs invasifs, à la fin du processus, auquel cas ils font partie de la
classe IIb.
Cette règle ne s’applique pas aux dispositifs destinés à
nettoyer les dispositifs médicaux autres que les lentilles de contact par des
moyens physiques uniquement.

6.4.                
Règle 16

Les dispositifs spécifiquement destinés à enregistrer les images
de diagnostic générées par les rayons X, l’IRM, les ultrasons ou d’autres
dispositifs de diagnostic font partie de la classe IIa. 

6.5.                
Règle 17

Tous les dispositifs fabriqués à partir de tissus ou de cellules
d’origine humaine ou animale, ou de leurs dérivés, non viables ou rendus non
viables font partie de la classe III, sauf si ces dispositifs sont
fabriqués à partir de tissus ou de cellules d’origine animale, ou de leurs
dérivés, non viables ou rendus non viables destinés à entrer en contact
uniquement avec une peau intacte.

6.6.                
Règle 18

Par dérogation aux autres règles, les poches à sang figurent
dans la classe IIb.

6.7.                
Règle 19

Tous les dispositifs qui incorporent un nanomatériau ou qui en sont
constitués font partie de la classe III, sauf si le nanomatériau est
encapsulé ou lié de telle manière qu’il ne peut être libéré dans le corps du
patient ou de l’utilisateur lorsque le dispositif est utilisé conformément à sa
destination. 

6.8.                
Règle 20

Tous les dispositifs destinés à être utilisés pour l’aphérèse,
tels que les machines d’aphérèse, les kits, les dispositifs de connexion et les
solutions, font partie de la classe III.

6.9.                
Règle 21

Les dispositifs qui sont composés de substances ou d’une
combinaison de substances destinées à être ingérées, inhalées ou administrées
par voie rectale ou vaginale et qui sont absorbés par le corps humain ou
dispersés dans celui-ci font partie de la classe III.
ANNEXE
VIII
Évaluation de la conformité sur la base de l’assurance complète de
la qualité et du contrôle de la conception
Chapitre I: Système
d’assurance complète de la qualité
1.                      
Le fabricant veille à l’application du système de gestion de la qualité
approuvé pour la conception, la fabrication et le contrôle final des produits
concernés, tel qu’il est décrit au point 3, et est soumis à l’audit prévu
aux points 3.3 et 3.4 et à la surveillance prévue au point 4.
2.                      
Le fabricant qui respecte les obligations définies au point 1
établit et conserve une déclaration de conformité UE conformément à
l’article 17 et à l’annexe III pour le modèle de dispositif concerné
par la procédure d’évaluation de la conformité. En délivrant une déclaration de
conformité, le fabricant déclare et garantit que les dispositifs concernés
satisfont aux dispositions du présent règlement qui leur sont applicables. 
3.                      
Système de gestion de la qualité
3.1.                
Le fabricant soumet une demande d’évaluation de son système de gestion
de la qualité à un organisme notifié. La demande doit comprendre:
–              
le nom et l’adresse du fabricant et de tout lieu de fabrication
supplémentaire concerné par le système de gestion de la qualité et, si la
demande est présentée par le mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci,
–              
toutes les informations appropriées concernant les dispositifs ou la
catégorie des dispositifs faisant l’objet de la procédure,
–              
une déclaration écrite spécifiant qu’aucune demande portant sur le même
système de gestion de la qualité lié au dispositif n’a été introduite auprès
d’un autre organisme notifié ou des informations concernant toute demande
précédente portant sur le même système de gestion de la qualité lié au
dispositif ayant été refusée par un autre organisme notifié,
–              
la documentation relative au système de gestion de la qualité,
–              
une description des procédures en place pour respecter les obligations
découlant du système de gestion de la qualité approuvé et l’engagement du
fabricant d’appliquer ces procédures,
–              
une description des procédures en place pour que le système de gestion
de la qualité approuvé reste adéquat et efficace et l’engagement du fabricant
d’appliquer ces procédures,
–              
la documentation relative au plan de surveillance après
commercialisation, incluant, le cas échéant, un plan pour le suivi clinique
après commercialisation, et les procédures mises en place pour garantir le
respect des obligations découlant des dispositions sur la vigilance énoncées
aux articles 61 à 66,
–              
une description des procédures en place pour tenir à jour le plan de
surveillance après commercialisation, incluant, le cas échéant, un plan pour le
suivi clinique après commercialisation, et une description des procédures
assurant le respect des obligations découlant des dispositions sur la vigilance
énoncées aux articles 61 à 66, ainsi que l’engagement par le
fabricant d’appliquer ces procédures.
3.2.                
L’application du système de gestion de la qualité garantit que les
dispositifs satisfont aux dispositions du présent règlement qui leur sont
applicables à toutes les phases, depuis la conception jusqu’à l’inspection
finale. L’ensemble des éléments, des exigences et des dispositions adoptés par
le fabricant pour son système de gestion de la qualité figurent dans une
documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de
politiques et de procédures écrites telles que les programmes, les plans, les
manuels et les enregistrements relatifs à la qualité.
De plus, la documentation à présenter pour l’évaluation du
système de gestion de la qualité inclut notamment une description adéquate:
(a)         
des objectifs de qualité du fabricant;
(b)         
de l’organisation de l’entreprise, et notamment:
–              
des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et de
leur autorité organisationnelle en matière de qualité de la conception et de la
fabrication des produits,
–              
des méthodes permettant de contrôler le fonctionnement efficace du
système de gestion de la qualité et notamment son aptitude à atteindre la
qualité voulue de la conception et des produits, y compris le contrôle des
produits non conformes,
–              
lorsque la conception, la fabrication et/ou l’inspection finale et les
essais des produits ou de certains de leurs éléments sont effectués par un
tiers, les méthodes permettant de contrôler l’efficacité du système de gestion
de la qualité et notamment le type et l’ampleur du contrôle auquel le tiers est
soumis,
–              
lorsque le fabricant ne dispose pas d’un siège social dans un État
membre, le projet du mandat pour la désignation d’un mandataire et une lettre
dans laquelle le mandataire fait part de son intention d’accepter le mandat; 
(c)         
des procédures et des techniques pour la surveillance, la vérification,
la validation et le contrôle de la conception des dispositifs, y compris la
documentation correspondante ainsi que les données et les enregistrements
résultant de ces procédures et de ces techniques;
(d)         
des techniques de contrôle et d’assurance de la qualité au niveau de la
fabrication, et notamment:
–              
des procédés et des procédures qui seront utilisés, notamment en matière
de stérilisation, d’achat et en ce qui concerne les documents pertinents,
–              
des procédures d’identification du produit établies et tenues à jour à
partir de dessins, de spécifications applicables ou d’autres documents
pertinents, au cours de toutes les phases de la fabrication;
(e)         
des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant, pendant
et après la fabrication, de la fréquence à laquelle ils auront lieu et des
équipements d’essai utilisés; la traçabilité de l’étalonnage des équipements
d’essai doit être assurée de manière appropriée.
De plus, le fabricant permet à l’organisme notifié l’accès à la
documentation technique visée à l’annexe II.
3.3.                
Audit
(a)         
L’organisme notifié effectue un audit du système de gestion de la
qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. Sauf
raisons dûment motivées, il présume que les systèmes de gestion de la qualité
qui satisfont aux normes harmonisées pertinentes ou aux STC sont conformes aux
exigences couvertes par les normes ou les STC.
(b)         
L’équipe chargée de l’évaluation comprend au moins un membre ayant déjà
l’expérience d’évaluations dans la technologie concernée. La procédure
d’évaluation comprend un audit dans les locaux du fabricant et, le cas échéant,
dans les locaux des fournisseurs et/ou des sous-traitants du fabricant pour
contrôler les procédés de fabrication.
(c)         
De plus, pour les dispositifs entrant dans la classe IIa ou IIb, la
procédure d’audit inclut une évaluation, sur une base représentative, de la
documentation de la conception incluse dans la documentation technique du ou
des dispositifs concernés visée à l’annexe II. Pour sélectionner le ou les
échantillons représentatifs, l’organisme notifié tient compte de la nouveauté
de la technologie, des similitudes dans la conception, la technologie, la
fabrication et les méthodes de stérilisation, de l’utilisation prévue et des
résultats de toute évaluation antérieure pertinente (concernant, par exemple,
les propriétés physiques, chimiques ou biologiques) réalisée conformément au
présent règlement. L’organisme notifié établit un dossier justifiant le choix
du ou des échantillons.
(d)         
Si le système de gestion de la qualité est conforme aux dispositions
pertinentes du présent règlement, l’organisme notifié délivre un certificat UE
d’assurance de la qualité complète. La décision est notifiée au fabricant.
Elle contient les conclusions de l’audit et une évaluation motivée.
3.4.                
Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de
gestion de la qualité de tout projet de modification importante de ce système
ou de la gamme des produits couverts. L’organisme notifié évalue les
modifications proposées et vérifie si le système de gestion de la qualité
intégrant ces modifications satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il
informe le fabricant de sa décision, laquelle contient les conclusions de
l’audit et une évaluation motivée. L’approbation de toute modification
importante du système de gestion de la qualité ou de la gamme des produits
couverts prend la forme d’un document complétant le certificat UE d’assurance
de la qualité complète.
4.                      
Évaluation de surveillance
4.1.                
Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit
correctement les obligations qui découlent du système de gestion de la qualité
approuvé.
4.2.                
Le fabricant autorise l’organisme notifié à effectuer tous les audits
nécessaires, y compris des inspections, et lui fournit toutes les informations
pertinentes, en particulier:
–              
la documentation relative au système de gestion de la qualité,
–              
la documentation relative au plan de surveillance après
commercialisation, incluant un suivi clinique après commercialisation, ainsi
que, le cas échéant, toute conclusion résultant de l’application du plan de
surveillance après commercialisation, incluant le suivi clinique après
commercialisation, et de l’application des dispositions sur la vigilance
énoncées aux articles 61 à 66,
–              
les données prévues dans la partie du système de gestion de la qualité
relative à la conception, telles que les résultats des analyses, des calculs et
des essais, ainsi que les solutions adoptées concernant la gestion des risques
visées au point 2 de l’annexe I, et l’évaluation pré-clinique et
clinique,
–              
les données prévues dans la partie du système de gestion de la qualité
consacrée à la fabrication, telles que les rapports d’inspection et les données
d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel
concerné, etc.
4.3.                
L’organisme notifié effectue périodiquement, au moins tous les douze
mois, les audits et les évaluations appropriés pour s’assurer que le fabricant
applique le système de gestion de la qualité approuvé et le plan de
surveillance après commercialisation, et fournit au fabricant un rapport
d’évaluation. Cela inclut des inspections dans les locaux du fabricant et, le
cas échéant, des fournisseurs et/ou des sous-traitants du fabricant. Lors de
ces inspections, l’organisme notifié effectue ou fait effectuer, s’il l’estime
nécessaire, des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de
gestion de la qualité. Il fournit au fabricant un rapport d’inspection et, si
un essai a été effectué, un rapport d’essai.
4.4.                
L’organisme notifié effectue de manière aléatoire des inspections
inopinées des locaux du fabricant et, le cas échéant, des fournisseurs et/ou
des sous-traitants du fabricant, inspections qui peuvent être réalisées
parallèlement à l’évaluation de surveillance périodique visée au point 4.3
ou en sus de celle-ci. Pour les inspections inopinées, l’organisme notifié
établit un plan qui ne doit pas être communiqué au fabricant. 
Dans le cadre de ces inspections inopinées, l’organisme notifié
contrôle un échantillon adéquat de la production ou du procédé de fabrication
pour vérifier que le dispositif fabriqué est conforme à la documentation
technique et/ou au dossier de conception. Avant l’inspection inopinée,
l’organisme notifié précise les critères d’échantillonnage et la procédure d’essai.

Au lieu ou en plus du contrôle d’échantillons prélevés à la
production, l’organisme notifié prélève des échantillons des dispositifs sur le
marché pour vérifier que le dispositif fabriqué est conforme à la documentation
technique et/ou au dossier de conception. Avant le prélèvement d’échantillons,
l’organisme notifié précise les critères d’échantillonnage et la procédure
d’essai.
L’organisme notifié fournit au fabricant un rapport d’inspection
incluant, le cas échéant, le résultat du contrôle des échantillons.
4.5.                
Pour les dispositifs faisant partie de la classe IIa ou IIb,
l’évaluation de surveillance inclut également l’évaluation de la documentation
relative à la conception incluse dans la documentation technique du ou des
dispositifs concernés, sur la base d’autres échantillons représentatifs choisis
suivant les critères établis et documentés par l’organisme notifié conformément
au point 3.3 c). 
Pour les dispositifs faisant partie de la classe III,
l’évaluation de surveillance inclut également une vérification des pièces et/ou
des matériaux approuvés qui sont essentiels pour l’intégrité du dispositif et,
le cas échéant, la vérification de la cohérence entre les quantités de pièces
et/ou de matériaux produits et achetés et les quantités de produits finis. 
4.6.                
L’organisme notifié veille à ce que la composition de l’équipe
d’évaluation garantisse une expérience dans la technologie concernée, une
objectivité et une neutralité constantes, ce qui suppose un roulement des
membres de l’équipe d’évaluation à des intervalles appropriés. En règle
générale, un responsable d’audit ne doit pas mener l’audit et en être chargé
pendant plus de trois années consécutives pour un même fabricant. 
4.7.                
Si l’organisme notifié établit une divergence entre l’échantillon
prélevé à la production ou sur le marché et les spécifications définies dans la
documentation technique ou la conception approuvée, il suspend ou retire le
certificat correspondant ou soumet celui-ci à des restrictions. 
Chapitre II: Examen
du dossier de conception
5.                      
Examen de la conception du dispositif, applicable aux dispositifs
de classe III
5.1.                
Outre les obligations établies au point 3, le fabricant soumet à
l’organisme notifié visé au point 3.1 une demande d’examen du dossier de
conception relatif au dispositif qu’il prévoit de fabriquer et qui fait partie
de la catégorie de dispositifs concernée par le système de gestion de la
qualité visé au point 3.
5.2.                
La demande doit décrire la conception, la fabrication et les
performances du dispositif en question. Elle inclut la documentation technique
visée à l’annexe II; si la documentation technique est volumineuse et/ou
répartie dans différents lieux, le fabricant présente une synthèse de celle-ci
(SDT) et permet l’accès à la documentation technique complète sur demande.
5.3.                
L’organisme notifié fait examiner la demande par un personnel possédant
des connaissances et une expérience attestées dans le domaine de la technologie
concernée. L’organisme notifié peut exiger que la demande soit complétée par
des essais ou des preuves supplémentaires, afin de permettre l’évaluation de la
conformité aux exigences du règlement. L’organisme notifié effectue les essais
physiques ou les essais en laboratoire adéquats pour le dispositif ou demande
au fabricant d’effectuer ces essais. 
L’organisme notifié fournit au fabricant un rapport d’examen UE
de la conception.
5.4.                
Si le dispositif est conforme aux dispositions pertinentes du présent
règlement, l’organisme notifié délivre un certificat d’examen UE de la
conception. Le certificat contient les conclusions de l’examen, les conditions
de validité, les données nécessaires à l’identification de la conception
approuvée et, le cas échéant, une description de la destination du dispositif.
5.5.                
Les modifications de la conception approuvée doivent faire l’objet d’une
approbation complémentaire par l’organisme notifié qui a délivré le certificat
d’examen UE de la conception si elles peuvent remettre en cause la conformité
aux exigences générales de sécurité et de performance du présent règlement ou
aux conditions prescrites pour l’utilisation du dispositif. Le demandeur
informe l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen UE de la
conception de toute modification prévue de la conception approuvée. L’organisme
notifié examine les modifications prévues, informe le fabricant de sa décision
et lui fournit un complément au rapport d’examen UE de la conception. L’approbation
de toute modification de la conception approuvée prend la forme d’un complément
au certificat d’examen UE de la conception. 
6.                      
Procédures spéciales
6.1.                
Procédure pour les dispositifs incorporant une substance
médicamenteuse 
(a)         
Lorsqu’un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance
qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d’être considérée comme
un médicament au sens de l’article 1er de la directive
2001/83/CE, y compris comme un médicament dérivé du sang ou du plasma humain,
et ayant une action accessoire à celle du dispositif, la qualité, la sécurité
et l’utilité de cette substance doivent être vérifiées par analogie avec les
méthodes prévues à l’annexe I de la directive 2001/83/CE. 
(b)         
Avant de délivrer un certificat d’examen UE de la conception,
l’organisme notifié, après avoir vérifié l’utilité de la substance en tant que
partie du dispositif et en tenant compte de la destination du dispositif,
demande un avis scientifique à l’une des autorités compétentes désignées par
les États membres conformément à la directive 2001/83/CE (ci-après dénommée
l’«autorité compétente en matière de médicaments») ou à l’Agence européenne des
médicaments (ci-après dénommée l’«EMA») agissant en particulier par
l’intermédiaire de son comité des médicaments à usage humain conformément au
règlement (CE) nº 726/2004, sur la qualité et la sécurité de la substance,
y compris sur le rapport bénéfice/risque lié à l’incorporation de la substance
dans le dispositif. Lorsque le dispositif incorpore un dérivé de sang ou de
plasma humain ou une substance qui, si elle est utilisée séparément, est
susceptible d’être considérée comme un médicament relevant exclusivement du
champ d’application de l’annexe du règlement (CE) nº 726/2004, l’organisme
notifié consulte l’EMA. 
(c)         
Pour émettre son avis, l’autorité compétente en matière de médicaments
ou l’EMA tient compte du procédé de fabrication et des données relatives à
l’utilité de l’incorporation de la substance dans le dispositif telle qu’elle a
été déterminée par l’organisme notifié.
(d)         
L’avis de l’autorité compétente en matière de médicaments ou de l’EMA
est formulé: 
–              
dans un délai de 150 jours à compter de la réception de la documentation
recevable si la substance faisant l’objet de la consultation est autorisée
conformément à la directive 2001/83/CE; ou 
–              
dans un délai de 210 jours à compter de la réception de la
documentation recevable dans les autres cas. 
(e)         
L’avis scientifique de l’autorité compétente en matière de médicaments
ou de l’EMA et toute mise à jour éventuelle sont inclus dans la documentation
de l’organisme notifié concernant le dispositif. En arrêtant sa décision,
l’organisme notifié prend dûment en considération les vues exprimées dans
l’avis scientifique. L’organisme notifié ne délivre pas le certificat si l’avis
scientifique est défavorable. Il fait part de sa décision finale à l’autorité
compétente en matière de médicaments concernée ou à l’EMA.
(f)           
Avant d’apporter des modifications affectant une substance accessoire
incorporée dans un dispositif médical, en particulier concernant son procédé de
fabrication, le fabricant informe l’organisme notifié des modifications et
celui-ci consulte l’autorité compétente en matière de médicaments qui a
participé à la consultation initiale afin d’obtenir la confirmation du maintien
de la qualité et de la sécurité de la substance accessoire. L’autorité
compétente en matière de médicaments prend en considération les données
relatives à l’utilité de l’incorporation de la substance dans le dispositif
telle qu’elle a été déterminée par l’organisme notifié afin de garantir que les
modifications n’ont pas d’incidence négative sur le rapport bénéfice/risque lié
à l’ajout de la substance au dispositif qui a été établi. Elle rend son avis
dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la documentation
recevable concernant les modifications.
(g)         
Si l’autorité compétente en matière de médicaments ayant participé à la
consultation initiale a obtenu des informations sur la substance accessoire
susceptibles d’avoir une incidence sur le rapport bénéfice/risque lié à l’ajout
de la substance dans le dispositif, elle donne un avis à l’organisme notifié,
que les informations en question aient ou non une incidence sur le rapport
bénéfice/risque lié à l’ajout de la substance dans le dispositif. L’organisme
notifié prend en compte l’avis scientifique mis à jour et reconsidère son
évaluation de la procédure d’évaluation de la conformité.
6.2.                
Procédure pour les dispositifs fabriqués à partir de tissus ou de
cellules d’origine humaine ou animale, ou de leurs dérivés, non viables ou
rendus non viables
(a)         
Pour les dispositifs fabriqués à partir de tissus ou de cellules
d’origine humaine, ou de leurs dérivés, relevant du présent règlement
conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point e),
avant de délivrer un certificat d’examen UE de la conception, l’organisme
notifié soumet à l’autorité compétente désignée conformément à la directive
2004/23/CE par l’État membre dans lequel il est établi (ci-après dénommée
l’«autorité compétente en matière de tissus et cellules humains») un résumé de
l’évaluation préliminaire de la conformité fournissant, entre autres, les
informations relatives à la non-viabilité des tissus ou des cellules humains,
au don, à l’obtention et au contrôle de ceux-ci ainsi qu’au rapport
bénéfice/risque lié à l’incorporation des tissus ou des cellules humains dans
le dispositif.
(b)         
Dans un délai de 90 jours à compter de la réception d’une
documentation recevable, l’autorité compétente en matière de tissus et cellules
humains peut soumettre des observations sur des aspects en rapport avec le don,
l’obtention et le contrôle et/ou le rapport bénéfice/risque de l’incorporation
des tissus ou des cellules humains dans le dispositif. 
(c)         
L’organisme notifié prend dûment en considération toute observation
reçue en application du point b). Il explique à l’autorité compétente en
matière de tissus et cellules humains comment les observations ont été prises
en compte, motive dûment toute décision d’en ignorer, et lui communique sa
décision finale concernant l’évaluation de la conformité en question. Les
observations de l’autorité compétente en matière de tissus et cellules humaines
sont incluses dans la documentation de l’organisme notifié concernant le
dispositif. 
7.                      
Vérification du lot pour les dispositifs incorporant une
substance médicamenteuse qui, si elle est utilisée séparément, peut être
considérée comme un médicament dérivé du sang ou du plasma humain visé à
l’article 1er, paragraphe 4
Au terme de la fabrication de chaque lot de dispositifs
incorporant une substance médicamenteuse qui, si elle est utilisée séparément,
peut être considérée comme un médicament dérivé du sang ou du plasma humain
visé à l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, le
fabricant informe l’organisme notifié de la libération du lot de dispositifs et
lui transmet le certificat officiel de libération du lot de la substance
dérivée du sang ou du plasma humain utilisée dans ce dispositif, délivré par un
laboratoire d’État ou un laboratoire désigné à cet effet par un État membre,
conformément à l’article 114, paragraphe 2, de la directive
2001/83/CE.
Chapitre III: Dispositions
administratives
8.                      
Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition des autorités
compétentes, pendant une période expirant au moins cinq ans, et dans le cas de
dispositifs implantables, au moins quinze ans, après la mise sur le marché du
dernier dispositif:
–              
la déclaration de conformité,
–              
la documentation visée au point 3.1, quatrième tiret, notamment les
données et les enregistrements résultant des procédures visées au
point 3.2 c), 
–              
les modifications visées au point 3.4,
–              
la documentation visée au point 5.2,
–              
les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés aux
points 3.3, 4.3, 4.4, 5.3, 5.4 et 5.5. 
9.                      
Chaque État membre veille à ce que cette documentation soit tenue à la
disposition des autorités compétentes pendant la période indiquée dans la
première phrase du paragraphe précédent si le fabricant, ou son mandataire,
établi sur son territoire fait faillite ou met fin à son activité commerciale
avant la fin de cette période.
ANNEXE IX 
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L’EXAMEN DE TYPE
1.                      
L’examen UE de type est la procédure par laquelle un organisme
notifié constate et atteste qu’un échantillon représentatif de la production
satisfait aux dispositions pertinentes du présent règlement.
2.                      
Demande
La demande doit comprendre:
–              
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du
mandataire si la demande est introduite par celui-ci,
–              
la documentation technique visée à l’annexe II nécessaire pour
l’évaluation de la conformité aux exigences du présent règlement de
l’échantillon représentatif de la production en question, ci-après dénommé
«type». Si la documentation technique est volumineuse et/ou répartie dans
différents lieux, le fabricant présente une synthèse de celle-ci (SDT) et
permet l’accès à la documentation technique complète sur demande. Le demandeur
met à la disposition de l’organisme notifié un «type». L’organisme notifié peut
demander d’autres échantillons en tant que de besoin, 
–              
une déclaration écrite spécifiant qu’aucune demande portant sur le même
type n’a été introduite auprès d’un autre organisme notifié, ou des
informations concernant toute demande précédente portant sur le même type ayant
été refusée par un autre organisme notifié.
3.                      
Évaluation
L’organisme notifié:
3.1.                
examine et évalue la documentation technique et vérifie que le type a
été fabriqué en conformité avec celle-ci; il établit également un relevé des
éléments qui ont été conçus conformément aux spécifications applicables des
normes visées à l’article 6 ou des STC, ainsi que des éléments pour
lesquels la conception ne s’appuie pas sur les dispositions pertinentes des
normes susmentionnées;
3.2.                
effectue ou fait effectuer les évaluations appropriées ainsi que les
essais physiques et les essais en laboratoire nécessaires pour vérifier si les
solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences générales de
sécurité et de performance du présent règlement lorsque les normes visées à
l’article 6 ou les STC n’ont pas été appliquées; si le dispositif doit
être raccordé à un ou plusieurs autres dispositifs pour pouvoir fonctionner
conformément à sa destination, la preuve qu’il satisfait aux exigences générales
de sécurité et de performance lorsqu’il est raccordé au(x) dispositif(s) ayant
les caractéristiques indiquées par le fabricant doit être fournie;
3.3.                
effectue ou fait effectuer les évaluations appropriées ainsi que les
essais physiques et les essais en laboratoire nécessaires pour vérifier, au cas
où le fabricant a choisi d’appliquer les normes pertinentes, si celles-ci ont
réellement été appliquées;
3.4.                
convient avec le demandeur de l’endroit où les évaluations et les essais
nécessaires seront effectués.
4.                      
Certificat
Si le type est conforme aux dispositions du présent règlement,
l’organisme notifié délivre un certificat d’examen UE de type. Le certificat
comporte le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’évaluation, les
conditions de validité et les données nécessaires à l’identification du type
approuvé. Les parties pertinentes de la documentation sont annexées au
certificat et une copie est conservée par l’organisme notifié.
5.                      
Modifications du type
5.1.                
Le demandeur informe l’organisme notifié qui a délivré le certificat
d’examen UE de type de toute modification prévue du type approuvé. 
5.2.                
Les modifications du produit approuvé doivent faire l’objet d’une
approbation complémentaire par l’organisme notifié qui a délivré le certificat
d’examen UE de type si elles peuvent remettre en cause la conformité aux
exigences générales de sécurité et de performance ou aux conditions prescrites
pour l’utilisation du produit. L’organisme notifié examine les modifications
prévues, informe le fabricant de sa décision et lui fournit un complément au
rapport d’examen UE de type. L’approbation de toute modification du type
approuvé prend la forme d’un complément au certificat d’examen UE de type. 
6.                      
Procédures spéciales 
Les dispositions concernant les procédures spéciales dans le cas
des dispositifs incorporant un médicament ou des dispositifs fabriqués à partir
de tissus ou de cellules d’origine humaine ou animale, ou de leurs dérivés, non
viables ou rendus non viables, établies au point 6 de l’annexe VIII,
s’appliquent à condition que toute référence à un certificat d’examen UE de la
conception soit entendue comme une référence à un certificat d’examen UE de
type. 
7.                      
Dispositions administratives
Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition des
autorités compétentes, pendant une période expirant au moins cinq ans, et dans
le cas de dispositifs implantables, au moins quinze ans, après la mise sur le
marché du dernier dispositif:
–              
la documentation visée au point 2, deuxième tiret,
–              
les modifications visées au point 5, 
–              
des copies des certificats d’examen UE de type et de leurs compléments. 
Le point 9 de l’annexe VIII s’applique.
ANNEXE
X 
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DE LA
CONFORMITÉ DU PRODUIT
1.                      
L’objectif de l’évaluation de la conformité sur la base de la
vérification de la conformité du produit est d’assurer que les dispositifs sont
conformes au type pour lequel un certificat d’examen UE de type a été délivré
et respectent les dispositions du présent règlement qui leur sont applicables. 
2.                      
Lorsqu’un certificat d’examen UE de type a été délivré conformément à
l’annexe IX, le fabricant peut appliquer la procédure établie dans la
partie A (assurance de la qualité de la production) ou la procédure
établie dans la partie B (vérification du produit). 
3.                      
Par dérogation aux points 1 et 2, la présente annexe peut
également être appliquée par les fabricants de dispositifs faisant partie de la
classe IIa, parallèlement à l’établissement d’une documentation technique
telle que définie à l’annexe II. 
Partie A: Assurance de la
qualité de la production
1.                      
Le fabricant veille à l’application du système de gestion de la qualité
approuvé pour la fabrication des dispositifs concernés et effectue l’inspection
finale, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée
au point 4.
2.                      
Le fabricant qui respecte les obligations définies au point 1
établit et conserve une déclaration UE de conformité conformément à
l’article 17 et à l’annexe III pour le modèle de dispositif concerné
par la procédure d’évaluation de la conformité. En délivrant une déclaration de
conformité UE, le fabricant assure et déclare que les dispositifs concernés
sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et
satisfait aux dispositions du présent règlement qui leur sont applicables.
3.                      
Système de gestion de la qualité
3.1.                
Le fabricant soumet une demande d’évaluation de son système de gestion
de la qualité à un organisme notifié. La demande doit comprendre:
–              
tous les éléments énumérés au point 3.1 de l’annexe VIII, 
–              
la documentation technique visée à l’annexe II pour les types
approuvés; si la documentation technique est volumineuse et/ou répartie dans
différents lieux, le fabricant présente une synthèse de celle-ci (SDT) et
permet l’accès à la documentation technique complète sur demande; 
–              
une copie des certificats d’examen UE de type visés au point 4 de
l’annexe IX; si les certificats d’examen UE de type ont été délivrés par
le même organisme notifié que celui auprès duquel la demande est introduite, la
référence de la documentation technique et des certificats délivrés suffit. 
3.2.                
L’application du système de gestion de la qualité garantit que les
dispositifs sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de
type et aux dispositions du présent règlement qui leur sont applicables à
chaque étape. L’ensemble des éléments, des exigences et des dispositions
adoptés par le fabricant pour son système de gestion de la qualité figurent
dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme
de politiques et de procédures écrites telles que les programmes, les plans,
les manuels et les enregistrements relatifs à la qualité.
Celle-ci inclut notamment une description adéquate de tous les
éléments énumérés aux points 3.2 a), 3.2 b), 3.2 d) et 3.2 e) de
l’annexe VIII. 
3.3.                
Les dispositions des points 3.3 a) et 3.3 b) de l’annexe VIII
s’appliquent. 
Si le système de gestion de la qualité garantit que les
dispositifs sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de
type et est conforme aux dispositions pertinentes du présent règlement,
l’organisme notifié délivre un certificat UE d’assurance de la qualité. La
décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de
l’inspection et une évaluation motivée.
3.4.                
Les dispositions du point 3.4 de l’annexe VIII s’appliquent. 
4.                      
Surveillance
Les dispositions du point 4.1, du point 4.2, premier,
deuxième et quatrième tirets, et des points 4.3, 4.4, 4.6 et 4.7 de
l’annexe VIII s’appliquent.
Pour les dispositifs faisant partie de la classe III, la
surveillance inclut également une vérification de la cohérence entre la
quantité de matière première ou de composants essentiels produite ou achetée
approuvée pour le type et la quantité de produits finis.
5.                      
Vérification du lot pour les dispositifs incorporant une
substance médicamenteuse qui, si elle est utilisée séparément, peut être
considérée comme un médicament dérivé du sang ou du plasma humain visé à
l’article 1er, paragraphe 4
Au terme de la fabrication de chaque lot de dispositifs
incorporant une substance médicamenteuse qui, si elle est utilisée séparément,
peut être considérée comme un médicament dérivé du sang ou du plasma humain
visé à l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, le
fabricant informe l’organisme notifié de la libération du lot de dispositifs et
lui transmet le certificat officiel de libération du lot de la substance
dérivée du sang ou du plasma humain utilisée dans ce dispositif, délivré par un
laboratoire d’État ou un laboratoire désigné à cet effet par un État membre,
conformément à l’article 114, paragraphe 2, de la directive
2001/83/CE.
6.                      
Dispositions administratives
Le fabricant, ou son mandataire, tient à la disposition des
autorités compétentes, pendant une période expirant au moins cinq ans, et dans
le cas de dispositifs implantables, au moins quinze ans, après la mise sur le
marché du dernier dispositif:
–              
la déclaration de conformité,
–              
la documentation visée au point 3.1, quatrième tiret, de
l’annexe VIII, 
–              
la documentation visée au point 3.1, septième tiret, de
l’annexe VIII, y compris le certificat d’examen UE de type visé à
l’annexe IX,
–              
les modifications visées au point 3.4 de l’annexe VIII,
–              
les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés aux
points 3.3, 4.3 et 4.4 de l’annexe VIII.
Le point 9 de l’annexe VIII s’applique.
7.                      
Application aux dispositifs de la classe IIa
7.1.                
Par dérogation au point 2, le fabricant assure et déclare par la
déclaration UE de conformité que les dispositifs de la classe IIa sont
fabriqués conformément à la documentation technique visée à l’annexe II et
répondent aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
7.2.                
Pour les dispositifs de classe IIa, l’organisme notifié évalue sur
une base représentative, dans le cadre de l’évaluation du point 3.3, la
documentation technique visée à l’annexe II pour la mise en conformité
avec les dispositions du présent règlement; si la documentation technique est
volumineuse et/ou conservée dans différents lieux, le fabricant présente une
synthèse de celle-ci (SDT) et permet l’accès à la documentation technique
complète sur demande. 
Pour sélectionner le ou les échantillons représentatifs,
l’organisme notifié tient compte de la nouveauté de la technologie, des
similitudes dans la conception, la technologie, la fabrication et les méthodes
de stérilisation, de l’utilisation prévue et des résultats de toute évaluation
antérieure pertinente (concernant, par exemple, les propriétés physiques,
chimiques ou biologiques) réalisée conformément au présent règlement. L’organisme
notifié établit un dossier justifiant le choix du ou des échantillons.
7.3.                
Si l’évaluation visée au point 7.2. confirme que les dispositifs de
classe IIa sont conformes à la documentation technique visée à
l’annexe II et satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont
applicables, l’organisme notifié délivre un certificat au titre du présent
point. 
7.4.                
D’autres échantillons sont évalués par l’organisme notifié dans le cadre
de l’évaluation de surveillance visée au point 4.
7.5.                
Par dérogation au point 6, le fabricant, ou son mandataire, tient à
la disposition des autorités compétentes, pendant une période expirant au moins
cinq ans après la mise sur le marché du dernier dispositif:
–              
la déclaration de conformité,
–              
la documentation technique visée à l’annexe II,
–              
le certificat visé au point 7.3.
Le point 9 de l’annexe VIII s’applique.
Partie B: Vérification du
produit
1.                      
La vérification du produit est la procédure par laquelle, après avoir
contrôlé chaque dispositif fabriqué, le fabricant, en délivrant une déclaration
UE de conformité conformément à l’article 17 et à l’annexe III,
assure et déclare que les dispositifs ayant fait l’objet de la procédure
établie aux points 4 et 5 sont conformes au type décrit dans le
certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences du présent règlement
qui leur sont applicables.
2.                      
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de
fabrication assure la conformité des dispositifs au type décrit dans le
certificat d’examen UE de type et aux exigences du règlement qui leur sont
applicables. Il établit, avant le début de la fabrication, une documentation
définissant les procédés de fabrication, en particulier, le cas échéant, en
matière de stérilisation, ainsi que l’ensemble des dispositions préétablies et
systématiques qui seront appliquées pour assurer l’homogénéité de la production
et, le cas échéant, la conformité des produits au type décrit dans le
certificat d’examen UE de type ainsi qu’aux exigences du présent règlement qui
leur sont applicables. 
En outre, dans le cas des dispositifs mis sur le marché à l’état
stérile, et pour les seuls aspects de la fabrication destinés à l’obtention de
l’état stérile et à son maintien, le fabricant applique les dispositions de la
partie A, points 3 et 4, de la présente annexe.
3.                      
Le fabricant s’engage à mettre en place et à tenir à jour un plan de
surveillance après commercialisation, incluant un suivi clinique après
commercialisation, et les procédures garantissant le respect des obligations
découlant des dispositions relatives à la vigilance établies aux
articles 61 à 66. 
4.                      
L’organisme notifié effectue les examens et les essais appropriés afin
de vérifier la conformité du dispositif aux exigences du règlement en
contrôlant et en essayant chaque produit conformément au point 5.
Les vérifications susmentionnées ne sont pas d’application en ce
qui concerne les aspects de fabrication ayant trait à l’obtention de la
stérilité.
5.                      
Vérification par contrôle et essai de chaque produit
5.1.                
Chaque dispositif est examiné individuellement et les essais physiques
ou les essais en laboratoire appropriés, définis dans la ou les normes
applicables visées à l’article 6, ou des essais équivalents sont effectués
afin de vérifier, le cas échéant, la conformité des dispositifs au type décrit
dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences du présent règlement
qui leur sont applicables.
5.2.                
L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification
sur chaque dispositif approuvé et établit un certificat UE de vérification du
produit en rapport avec les essais effectués.
6.                      
Vérification du lot pour les dispositifs incorporant une
substance médicamenteuse qui, si elle est utilisée séparément, peut être
considérée comme un médicament dérivé du sang ou du plasma humain visé à
l’article 1er, paragraphe 4
Au terme de la fabrication de chaque lot de dispositifs
incorporant une substance médicamenteuse qui, si elle est utilisée séparément,
peut être considérée comme un médicament dérivé du sang ou du plasma humain
visé à l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, le
fabricant informe l’organisme notifié de la libération du lot de dispositifs et
lui transmet le certificat officiel de libération du lot de la substance
dérivée du sang ou du plasma humain utilisée dans le dispositif, délivré par un
laboratoire d’État ou un laboratoire désigné à cet effet par un État membre,
conformément à l’article 114, paragraphe 2, de la directive
2001/83/CE.
7.                      
Dispositions administratives
Le fabricant, ou son mandataire, tient à la disposition des
autorités compétentes, pendant une période expirant au moins cinq ans, et dans
le cas de dispositifs implantables, au moins quinze ans, après la mise sur le
marché du dernier dispositif:
–              
la déclaration de conformité,
–              
la documentation visée au point 2,
–              
le certificat visé au point 5.2,
–              
le certificat d’examen UE de type visé à l’annexe IX.
Le point 9 de l’annexe VIII s’applique.
8.                      
Application aux dispositifs de la classe IIa
8.1.                
Par dérogation au point 1, le fabricant assure et déclare par la
déclaration UE de conformité que les dispositifs de la classe IIa sont
fabriqués conformément à la documentation technique visée à l’annexe II et
répondent aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
8.2.                
La vérification effectuée par l’organisme notifié conformément au
point 4 est destinée à vérifier la conformité des dispositifs de
classe IIa à la documentation technique visée à l’annexe II et aux
exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
8.3.                
Si la vérification conformément au point 8.2. confirme que les
dispositifs de classe IIa sont conformes à la documentation technique
visée à l’annexe II et satisfont aux exigences du présent règlement qui
leur sont applicables, l’organisme notifié délivre un certificat au titre du
présent point.
8.4.                
Par dérogation au point 7, le fabricant, ou son mandataire, tient à
la disposition des autorités compétentes, pendant une période expirant au moins
cinq ans après la mise sur le marché du dernier dispositif:
–              
la déclaration de conformité,
–              
la documentation technique visée à l’annexe II,
–              
le certificat visé au point 8.3.
Le point 9 de l’annexe VIII s’applique.
ANNEXE
XI
Procédure d’évaluation de la conformité pour les dispositifs sur
mesure
1.                      
Pour les dispositifs sur mesure, le fabricant, ou son mandataire,
établit la déclaration contenant les informations suivantes:
–              
le nom et l’adresse du fabricant et de tout autre lieu de fabrication,
–              
le nom et l’adresse du mandataire éventuel, 
–              
les données permettant d’identifier le dispositif en question,
–              
la déclaration selon laquelle le dispositif est destiné à être utilisé
exclusivement par un patient ou un utilisateur particulier, identifié par son
nom, un acronyme ou un code numérique,
–              
le nom du médecin, du praticien de l’art dentaire ou de toute autre
personne autorisée par la législation nationale en vertu de ses qualifications
professionnelles qui a établi l’ordonnance et, le cas échéant, le nom de
l’établissement de santé concerné,
–              
les caractéristiques spécifiques du produit, telles qu’indiquées sur
l’ordonnance,
–              
une déclaration selon laquelle le dispositif en question est conforme
aux exigences générales de sécurité et de performance établies à
l’annexe I et, le cas échéant, l’indication des exigences générales de
sécurité et de performance auxquelles il n’a pas été entièrement satisfait,
avec mention des motifs,
–              
le cas échéant, une indication selon laquelle le dispositif contient ou
incorpore une substance médicamenteuse, y compris un dérivé du sang ou du
plasma humain ou des tissus ou des cellules d’origine humaine ou animale, visée
dans le règlement (UE) nº 722/2012 de la Commission.
2.                      
Le fabricant s’engage à tenir à la disposition des autorités nationales
compétentes la documentation indiquant les lieux de fabrication et permettant
de comprendre la conception, la fabrication et les performances du produit, y
compris les performances prévues, de manière à permettre l’évaluation de la
conformité aux exigences du présent règlement.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication assure que les produits fabriqués sont conformes à la
documentation mentionnée au premier alinéa.
3.                      
Les informations contenues dans la déclaration prévue à la présente
annexe doivent être conservées pendant une période d’au moins cinq ans après la
mise sur le marché du dispositif. Dans le cas des dispositifs implantables,
cette période est d’au moins quinze ans.
Le point 9 de l’annexe VIII s’applique.
4.                      
Le fabricant s’engage à examiner et à enregistrer les données acquises
après la production, en réalisant, entre autres, un SCAC visé à la
partie B de l’annexe XIII, et à mettre en œuvre des moyens appropriés
pour appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement inclut
l’obligation pour le fabricant de notifier aux autorités compétentes tout
incident grave et/ou toute action corrective de sécurité dès qu’il en a
connaissance, conformément à l’article 61, paragraphe 4.
ANNEXE
XII 
CONTENU MINIMAL DES CERTIFICATS DÉLIVRÉS PAR UN ORGANISME NOTIFIÉ
1.                      
Le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié;
2.                      
le nom et l’adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire;
3.                      
le numéro unique permettant d’identifier le certificat;
4.                      
la date de délivrance; 
5.                      
la date d’expiration; 
6.                      
les données nécessaires pour l’identification du ou des dispositifs ou
des catégories de dispositifs auxquels le certificat se rapporte, y compris la
destination du ou des dispositifs et le ou les codes de la nomenclature
mondiale des systèmes médicaux (GMDN) ou le ou les codes d’une nomenclature
internationalement reconnue;
7.                      
le cas échéant, les installations de fabrication visées par le
certificat;
8.                      
une référence au présent règlement et à l’annexe correspondante
conformément à laquelle l’évaluation de la conformité a été effectuée;
9.                      
les contrôles et les essais effectués, par exemple une référence aux
normes, aux rapports d’essais ou aux rapports d’audit correspondants;
10.                  
le cas échéant, une référence aux parties correspondantes de la
documentation technique ou d’autres certificats requis pour la mise sur le
marché du ou des dispositifs concernés;
11.                  
le cas échéant, les informations relatives à la surveillance par
l’organisme notifié; 
12.                  
les conclusions de l’évaluation, du contrôle ou de l’inspection par
l’organisme notifié; 
13.                  
les conditions ou les limitations de la validité du certificat;
14.                  
la signature autorisée de l’organisme notifié conformément à la
législation nationale applicable.
ANNEXE
XIII
ÉVALUATION CLINIQUE ET SUIVI CLINIQUE APRÈS COMMERCIALISATION
Partie A: Évaluation clinique 
1.                      
Pour effectuer une évaluation clinique, un fabricant doit:
–              
recenser les exigences générales de sécurité et de performances qui
devront être étayées par des données cliniques pertinentes;
–              
recenser les données cliniques disponibles présentant un intérêt pour le
dispositif et sa destination obtenues grâce à une recherche dans la
documentation scientifique, à l’expérience clinique et/ou aux investigations
cliniques; 
–              
évaluer les séries de données cliniques en appréciant leur pertinence
pour la détermination de la sécurité et de la performance du dispositif;
–              
obtenir toute donnée clinique nouvelle ou supplémentaire nécessaire pour
traiter les questions non résolues;
–              
analyser toutes les données cliniques pertinentes pour arriver à des
conclusions concernant la sécurité et la performance du dispositif.
2.                      
La confirmation du respect des exigences concernant les
caractéristiques et les performances visées au point 1 de l’annexe I
dans des conditions normales d’utilisation d’un dispositif ainsi que
l’évaluation des effets indésirables et de l’acceptabilité du rapport
bénéfice/risque visé aux points 1 et 5 de l’annexe I sont
fondées sur des données cliniques. 
3.                      
L’évaluation clinique doit être approfondie et objective et il doit être
tenu compte des données aussi bien favorables que défavorables. Son degré de
détail et sa portée doivent être proportionnés et appropriés à la nature, à la
classification, à la destination et aux risques du dispositif en question,
ainsi qu’aux allégations du fabricant. 
4.                      
Les données cliniques relatives à un autre dispositif peuvent être
prises en compte s’il est démontré que le dispositif soumis à l’évaluation
clinique est équivalent au dispositif pour lequel ces données ont été obtenues.
L’équivalence peut être démontrée uniquement si le dispositif faisant l’objet
de l’évaluation clinique et le dispositif pour lequel les données cliniques
disponibles ont été obtenues ont la même destination et si les caractéristiques
techniques et biologiques des dispositifs et des procédures médicales suivies
sont similaires à tel point qu’il n’y a pas de différence cliniquement
significative en ce qui concerne la sécurité et la performance des dispositifs.

5.                      
Dans le cas de dispositifs implantables et de dispositifs de la
classe III, les investigations cliniques doivent être réalisées, sauf s’il
peut être dûment justifié que la prise en compte des données cliniques
existantes suffit. La démonstration de l’équivalence telle que définie au
point 4 n’est en général pas considérée comme une justification suffisante
au sens de la première phrase du présent paragraphe.
6.                      
Les résultats de l’évaluation clinique et les données cliniques
sur lesquelles celle-ci est fondée sont consignés dans le rapport d’évaluation
clinique, qui corrobore l’évaluation de la conformité du dispositif. 
Les données cliniques et non cliniques obtenues à partir des
méthodes d’essai non cliniques et toute autre documentation pertinente doivent
permettre au fabricant de démontrer la conformité aux exigences générales de
sécurité et de performance et sont incluses dans la documentation technique du
dispositif en question. 
Partie B: Suivi clinique après
commercialisation 
1.                      
Le suivi clinique après commercialisation, ci-après «SCAC», est un
processus continu pour la mise à jour de l’évaluation clinique visée à
l’article 49 et à la partie A de la présente annexe et fait partie du
plan de surveillance après commercialisation du fabricant. Dans le cadre de ce
suivi, le fabricant doit collecter et évaluer de manière proactive les données
cliniques résultant de l’utilisation chez ou sur les humains d’un dispositif
autorisé à porter le marquage CE conformément à sa destination, comme prévu
dans la procédure d’évaluation de la conformité correspondante, dans le but de
confirmer la sécurité et la performance pendant toute la durée de vie prévue du
dispositif ainsi que l’acceptabilité constante des risques identifiés et de
détecter les risques émergents sur la base d’éléments de preuve concrets. 
2.                      
Le SCAC est effectué conformément à une méthode documentée exposée dans
un plan de SCAC. 
2.1.                
Le plan de SCAC précise les méthodes et les procédures à suivre pour
collecter et évaluer de manière proactive des données cliniques dans le but: 
(a)         
de confirmer la sécurité et la performance du dispositif pendant toute
sa durée de vie prévue,
(b)         
d’identifier les effets secondaires inconnus jusqu’alors et de
surveiller ces effets et les contre-indications, 
(c)         
d’identifier et d’analyser les risques émergents sur la base d’éléments
de preuve concrets, 
(d)         
de garantir l’acceptabilité constante du rapport bénéfice/risque visé
aux points 1 et 5 de l’annexe I,
(e)         
d’identifier toute mauvaise utilisation systématique ou toute
utilisation hors RCP (résumé des caractéristiques du produit) éventuelle du
dispositif en vue de vérifier l’adéquation de sa destination.
2.2.                
Le plan SCAC établit en particulier: 
(a)         
les méthodes et les procédures générales du SCAC à appliquer, telles que
la collecte de l’expérience clinique acquise et des retours d’information des
utilisateurs ainsi que la consultation de la documentation scientifique et des
autres sources de données cliniques; 
(b)         
les méthodes et les procédures spécifiques du SCAC à appliquer, telles
que l’évaluation des registres appropriés ou des études du SCAC; 
(c)         
une justification de l’adéquation des méthodes et des procédures visées
aux points a) et b); 
(d)         
une référence aux parties pertinentes du rapport d’évaluation clinique
visé à la partie A, point 6, de la présente annexe et à la gestion des
risques visée au point 2 de l’annexe I;
(e)         
les objectifs spécifiques fixés pour le SCAC; 
(f)           
une évaluation des données cliniques relatives à des dispositifs
équivalents ou similaires;
(g)         
une référence aux normes applicables et aux orientations pertinentes
relatives au SCAC. 
3.                      
Le fabricant analyse les résultats du SCAC et les consigne dans un
rapport d’évaluation du SCAC, qui fait partie de la documentation technique.
4.                      
Les conclusions du rapport d’évaluation du SCAC sont prises en compte
pour l’évaluation clinique visée à l’article 49 et dans la partie A
de la présente annexe ainsi que dans la gestion du risque visée au point 2
de l’annexe I. Si le SCAC met en évidence la nécessité de mesures
correctives, le fabricant doit mettre en place de telles mesures.
ANNEXE
XIV 
INVESTIGATIONS CLINIQUES
I. Prescriptions générales
1.                      
Considérations éthiques
Toutes les étapes de l’investigation clinique, de la première
réflexion sur la nécessité et la justification de l’étude à la publication des
résultats, doivent respecter des principes éthiques reconnus, tels que ceux
énoncés dans la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale sur
les principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres
humains, adoptée par ladite association lors de sa 18e assemblée
générale en 1964 à Helsinki, en Finlande, et modifiée en dernier lieu lors de
sa 59e assemblée générale en 2008 à Séoul, en Corée.
2.                      
Méthodes
2.1.                
Les investigations cliniques doivent être effectuées selon un protocole
d’investigation approprié correspondant au dernier état de la science et de la
technique et défini de manière à confirmer ou à réfuter les allégations du
fabricant à propos du dispositif et les aspects relatifs à la sécurité, aux
performances et au rapport bénéfice/risque visés à l’article 50,
paragraphe 1; ces investigations doivent comporter un nombre
d’observations suffisant pour garantir la validité scientifique des
conclusions.
2.2.                
Les procédures utilisées pour réaliser les investigations doivent être
adaptées au dispositif à l’examen.
2.3.                
Les investigations cliniques doivent être effectuées dans des conditions
analogues aux conditions normales d’utilisation du dispositif.
2.4.                
Toutes les caractéristiques pertinentes doivent être examinées, y
compris celles relatives à la sécurité et aux performances du dispositif et à
ses effets sur les patients.
2.5.                
Les investigations doivent être effectuées sous la responsabilité d’un
médecin ou d’une autre personne qualifiée autorisée à cette fin possédant les
qualifications requises dans un environnement adéquat.
2.6.                
Le médecin ou l’autre personne autorisée doit avoir accès aux données
techniques et cliniques relatives au dispositif.
2.7.                
Le rapport sur l’investigation clinique, signé par le médecin ou par
l’autre personne autorisée, doit contenir une évaluation critique de toutes les
données obtenues au cours de l’investigation clinique, notamment les
constatations négatives.
II. Documentation relative à la demande d’investigation
clinique
Pour les dispositifs faisant l’objet d’une investigation
relevant de l’article 50, le promoteur doit élaborer et introduire la
demande conformément à l’article 51, accompagnée des documents énumérés
ci-après. 
1.                      
Formulaire de demande
Le formulaire de demande doit être dûment complété; il doit
contenir ce qui suit: 
1.1.                
le nom, l’adresse et les coordonnées du promoteur et, s’il y a lieu,
ceux de la personne de contact dans l’Union;
1.2.                
Si différent du point 1.1, le nom, l’adresse et les coordonnées du
fabricant du dispositif destiné à faire l’objet de l’investigation clinique et,
le cas échéant, ceux de son mandataire;
1.3.                
l’intitulé de l’investigation clinique; 
1.4.                
le numéro d’identification unique visé à l’article 51,
paragraphe 1;
1.5.                
le statut de l’investigation clinique (première demande, réintroduction
de la demande, modification significative, etc.);
1.6.                
en cas de réintroduction d’une demande relative au même dispositif, la
ou les dates et le ou les numéros de référence de la ou des demandes
précédentes ou, en cas de modification significative, la référence de la
demande initiale;
1.7.                
en cas de demande parallèle d’un essai clinique d’un médicament
conformément au règlement (UE) n° […/…] [relatif aux essais cliniques de
médicaments à usage humain], la référence au numéro d’enregistrement officiel
de l’essai clinique; 
1.8.                
la mention des États membres, des pays de l’AELE, de la Turquie et des
pays tiers dans lesquels l’investigation clinique doit être menée dans le cadre
d’une étude multicentrique/multinationale au moment de la demande; 
1.9.                
une description succincte du dispositif faisant l’objet de
l’investigation (nom, code de la nomenclature GMDN ou code d’une nomenclature
internationalement reconnue, destination, classe de risque et règle de
classification applicable prévue à l’annexe VII, par exemple);
1.10.            
des informations sur la présence éventuelle dans le dispositif d’une
substance médicamenteuse – un dérivé du sang ou plasma humains,
notamment – ou sur la fabrication éventuelle du dispositif à l’aide de
tissus ou cellules d’origine humaine ou animale non viables ou de dérivés de
ceux-ci; 
1.11.            
un résumé du protocole d’investigation clinique [objectif(s) de
l’investigation clinique, nombre et sexe des sujets, critères de sélection des
sujets, sujets de moins de 18 ans, modèle de l’investigation (études
contrôlées et/ou aléatoires), dates prévues du début et de la fin de l’investigation
clinique]; 
1.12.            
le cas échéant, des informations sur un produit de référence
(identification du dispositif ou médicament de référence, par exemple). 
2.                      
Brochure d’investigateur 
La brochure d’investigateur (BI) doit contenir les données
cliniques et non cliniques sur le dispositif faisant l’objet de l’investigation
utiles à l’investigation et disponibles au moment de la demande. Elle doit être
clairement identifiée et contenir, notamment, ce qui suit: 
2.1.                
les données d’identification et la description du dispositif, dont des
informations sur la destination, la classification en fonction des risques et
la règle de classification applicable prévue à l’annexe VII, la conception
et la fabrication du dispositif et la référence aux générations précédentes et
analogues du dispositif;
2.2.                
les instructions d’installation et d’utilisation du fabricant, dont les
conditions de stockage et de manipulation, ainsi que l’étiquette et la notice
d’utilisation dans la mesure où ces informations sont disponibles;
2.3.                
les données des essais précliniques et les données expérimentales,
notamment sur les calculs de conception, les essais in vitro, les essais ex
vitro, les essais sur des animaux, les essais mécaniques ou électriques, les
essais de fiabilité, la vérification et la validation de logiciels, la
vérification des performances, l’évaluation de la biocompatibilité et de la
sécurité biologique; 
2.4.                
les données cliniques existantes, provenant notamment 
–              
de la littérature scientifique pertinente relative à la sécurité, aux
performances, aux caractéristiques de conception et à la destination du
dispositif et/ou de dispositifs équivalents ou analogues;
–              
d’autres sources pertinentes relatives à la sécurité, aux performances,
aux caractéristiques de conception et à la destination de dispositifs équivalents
ou analogues du même fabricant, dont la durée de présence sur le marché et un
examen des performances et des caractéristiques de sécurité et des mesures
correctives éventuellement prises;
2.5.                
un résumé de l’analyse risque/bénéfice et de la gestion des risques,
dont des informations sur les risques connus ou prévisibles, sur les effets
indésirables, sur les contre-indications et sur les avertissements;
2.6.                
en cas de dispositifs incorporant une substance médicamenteuse, comme un
dérivé du sang ou plasma humains, ou de dispositifs fabriqués à l’aide de
tissus ou cellules d’origine humaine ou animale non viables, ou de leurs
dérivés, des informations circonstanciées sur la substance médicamenteuse ou
sur les tissus ou cellules, ainsi que sur le respect des prescriptions
générales en matière de sécurité et de performances et sur la gestion des
risques particuliers posés par la substance ou par les tissus ou cellules; 
2.7.                
les références des normes harmonisées ou autres normes
internationalement reconnues respectées en tout ou en partie; 
2.8.                
une clause selon laquelle toute mise à jour de la BI ou toute autre
information utile ultérieure doit être portée à l’attention des investigateurs.
3.                      
Protocole d’investigation clinique
Le protocole d’investigation clinique (PIC) doit énoncer la
raison d’être, les objectifs, le modèle et l’analyse proposée, les méthodes, le
contrôle, la réalisation de l’investigation clinique et la consignation de ses
résultats. Il doit contenir, notamment, les informations ci-après. Si une
partie de ces informations est fournie dans un document distinct, elle doit
être référencée dans le PIC. 
3.1.                
Informations d’ordre général 
3.1.1.          
Données d’identification de l’investigation clinique et du PIC
3.1.2.          
Données d’identification du promoteur
3.1.3.          
Informations sur l’investigateur principal, l’investigateur
coordonnateur, notamment sur leurs qualifications, et sur le ou les sites
d’investigation 
3.1.4.          
Synthèse générale de l’investigation clinique
3.2.                
Données d’identification et description du dispositif, notamment sa
destination, son fabricant, sa traçabilité, la population cible, les matériaux
entrant en contact avec le corps humain, les interventions médicales ou
chirurgicales associées à son utilisation et la formation nécessaire et
l’expérience tirée de son utilisation 
3.3.                
Justification du modèle de l’investigation clinique
3.4.                
Risques et bienfaits du dispositif et de l’investigation clinique
3.5.                
Objectifs et hypothèses de l’investigation clinique 
3.6.                
Modèle de l’investigation clinique 
3.6.1.          
Informations générales, comme le type d’investigation et les raisons du
choix de ce type
3.6.2.          
Informations sur le dispositif destiné à être utilisé pour
l’investigation clinique, sur tout dispositif de référence et sur tout autre
dispositif ou traitement 
3.6.3.          
Informations sur les sujets, notamment sur la taille de la population
visée par l’investigation et, le cas échéant, sur les populations vulnérables 
3.6.4.          
Description des procédures relatives à l’investigation clinique
3.6.5.          
Plan de surveillance
3.7.                
Considérations statistiques
3.8.                
Gestion des données
3.9.                
Informations sur les modifications éventuellement apportées au PIC
3.10.            
Politique en matière de dérogation au PIC
3.11.            
Responsabilité du dispositif, notamment en matière de contrôle de
l’accès à celui-ci, de suivi de l’utilisation de celui-ci dans l’investigation
clinique et de retour de dispositifs inutilisés, arrivés à expiration ou
présentant un dysfonctionnement
3.12.            
Déclaration de conformité avec les principes éthiques reconnus
applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains et avec les
principes des bonnes pratiques cliniques en matière d’investigations cliniques
des dispositifs médicaux, ainsi qu’avec les prescriptions de la réglementation
applicables
3.13.            
Procédure de consentement éclairé
3.14.            
Signalement des problèmes de sécurité, et indication des événements
indésirables et événements indésirables graves, des procédures et des délais de
signalement 
3.15.            
Critères et procédures de suspension ou de cessation prématurée de
l’investigation clinique
3.16.            
Politique en matière d’élaboration du rapport d’investigation clinique
et de publication des résultats conformément aux prescriptions légales et aux
principes éthiques visés au chapitre I, point 1
3.17.            
Bibliographie
4.                      
Autres informations
4.1.                
Une déclaration signée par la personne physique ou morale responsable de
la fabrication du dispositif faisant l’objet de l’investigation selon laquelle
le dispositif en question est conforme aux prescriptions générales en matière
de sécurité et de performances indépendamment des aspects relevant de
l’investigation clinique et selon laquelle, en ce qui concerne ces aspects,
toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la sécurité du
sujet 
Cette déclaration peut être assortie d’une attestation délivrée
par un organisme notifié.
4.2.                
Lorsque la législation nationale le prévoit, une copie de l’avis ou des
avis du ou des comités d’éthique concernés dans les plus brefs délais
4.3.                
Preuve de la souscription d’une assurance ou de l’affiliation à un
régime d’indemnisation en cas de blessure, conformément à la législation
nationale
4.4.                
Documents et procédures à utiliser aux fins de l’obtention d’un consentement
éclairé
4.5.                
Description des dispositions prises pour respecter les règles
applicables en matière de protection et de confidentialité des données à
caractère personnel, notamment:
–              
des dispositions organisationnelles et techniques qui seront prises pour
éviter l’accès non autorisé, la divulgation, la diffusion, l’altération ou la
perte d’informations et de données à caractère personnel traitées;
–              
une description des mesures qui seront prises pour garantir la
confidentialité des informations et des données à caractère personnel des
personnes concernées participant aux investigations cliniques;
–              
une description des mesures qui seront prises en cas d’atteinte à la
sécurité des données, afin d’en atténuer les possibles effets préjudiciables.
III. Autres obligations du promoteur 
1.                      
Le promoteur doit s’employer à tenir à la disposition des autorités
nationales compétentes toutes les pièces justificatives des documents visés au
chapitre II de la présente annexe. Si le promoteur n’est pas la personne
physique ou morale responsable de la fabrication du dispositif faisant l’objet
de l’investigation, cette obligation peut être remplie par ladite personne au
nom du promoteur.
2.                      
Les événements à signaler doivent l’être par le ou les investigateurs en
temps utile.
3.                      
Les documents mentionnés dans la présente annexe doivent être conservés
pour une durée d’au moins cinq ans après la fin de l’investigation
clinique du dispositif en question ou, si le dispositif est ensuite mis sur le
marché, d’au moins cinq ans après la mise sur le marché du dernier dispositif.
Dans le cas des dispositifs implantables, cette durée doit être d’au moins
quinze ans. 
Chaque État membre doit faire en sorte que ces documents soient
tenus à la disposition des autorités compétentes pour la durée indiquée dans la
première phrase du paragraphe précédent si le promoteur, ou la personne de
contact, établi sur son territoire fait faillite ou met fin à ses activités
avant la fin de cette période.
ANNEXE
XV
Liste des produits visés au dernier alinéa de la définition de
«dispositif médical» figurant à l’article 2, paragraphe 1,
point (1)
1.                      
Lentilles de contact 
2.                      
Implants destinés à la modification ou à la fixation de parties
anatomiques 
3.                      
Matières de comblement pour le visage, la peau ou les muqueuses
4.                      
Équipement nécessaire à la liposuccion
5.                      
Équipement à laser invasif destiné à être utilisé sur le corps humain
6.                      
Équipement à lumière intense pulsée
ANNEXE
XVI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE 
 Directive 90/385/CEE du Conseil || Directive 93/42/CEE du Conseil || Présent règlement 
 Article 1er, paragraphe 1 || Article 1er, paragraphe 1 || Article 1er, paragraphe 1 
 Article 1er, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 2 || Article 2, paragraphe 1 
 Article 1er, paragraphe 3 || Article 1er, paragraphe 3, premier alinéa || Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa 
 - || Article 1er, paragraphe 3, second alinéa || Article 1er, paragraphe 5, second alinéa 
 Article 1er, paragraphes 4 et 4 bis || Article 1er, paragraphes 4 et 4 bis || Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa 
 Article 1er, paragraphe 5 || Article 1er, paragraphe 7 || Article 1er, paragraphe 6 
 Article 1er, paragraphe 6 || Article 1er, paragraphe 5 || Article 1er, paragraphe 2 
 - || Article 1er, paragraphe 6 || - 
   || Article 1er, paragraphe 8 || Article 1er, paragraphe 7 
 Article 2 || Article 2 || Article 4, paragraphe 1 
 Article 3, premier alinéa || Article 3, premier alinéa || Article 4, paragraphe 2 
 Article 3, second alinéa || Article 3, second alinéa || - 
 Article 4, paragraphe 1 || Article 4, paragraphe 1 || Article 22 
 Article 4, paragraphe 2 || Article 4, paragraphe 2 || Article 19, paragraphes 1 et 2 
 Article 4, paragraphe 3 || Article 4, paragraphe 3 || Article 19, paragraphe 3 
 Article 4, paragraphe 4 || Article 4, paragraphe 4 || Article 8, paragraphe 7 
 Article 4, paragraphe 5, point a) || Article 4, paragraphe 5, premier alinéa || Article 18, paragraphe 6 
 Article 4, paragraphe 5, point b) || Article 4, paragraphe 5, second alinéa || - 
 Article 5, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 1 || Article 6, paragraphe 1 
 Article 5, paragraphe 2 || Article 5, paragraphe 2 || Article 6, paragraphe 2 
 Article 6, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 3, et article 6 || - 
 Article 6, paragraphe 2 || Article 7, paragraphe 1 || Article 88 
 Article 7 || Article 8 || Articles 69 à 72 
 - || Article 9 || Article 41 
 Article 8, paragraphe 1 || Article 10, paragraphe 1 || Article 2, paragraphe 1, points (43) et (44), article 61, paragraphe 1, et article 63, paragraphe 1 
 Article 8, paragraphe 2 || Article 10, paragraphe 2 || Article 61, paragraphe 3, et article 63, paragraphe 1, second alinéa 
 Article 8, paragraphe 3 || Article 10, paragraphe 3 || Article 63, paragraphes 2 et 4 
 Article 8, paragraphe 4 || Article 10, paragraphe 4 || Article 66 
 Article 9, paragraphe 1 || Article 11, paragraphe 1 || Article 42, paragraphe 2 
 - || Article 11, paragraphe 2 || Article 42, paragraphe 4 
 - || Article 11, paragraphe 3 || Article 42, paragraphe 3 
 - || Article 11, paragraphe 4 || - 
 - || Article 11, paragraphe 5 || Article 42, paragraphe 5 
 Article 9, paragraphe 2 || Article 11, paragraphe 6 || Article 42, paragraphe 7 
 Article 9, paragraphe 3 || Article 11, paragraphe 8 || Article 9, paragraphe 3 
 Article 9, paragraphe 4 || Article 11, paragraphe 12 || Article 42, paragraphe 8 
 Article 9, paragraphe 5 || Article 11, paragraphe 7 || - 
 Article 9, paragraphe 6 || Article 11, paragraphe 9 || Article 43, paragraphe 1 
 Article 9, paragraphe 7 || Article 11, paragraphe 10 || Article 43, paragraphe 3 
 Article 9, paragraphe 8 || Article 11, paragraphe 11 || Article 45, paragraphe 2 
 Article 9, paragraphe 9 || Article 11, paragraphe 13 || Article 47, paragraphe 1 
 Article 9, paragraphe 10 || Article 11, paragraphe 14 || - 
 - || Article 12 || Article 20 
 - || Article 12 bis || Article 15 
 Article 9 bis, paragraphe 1, premier tiret || Article 13, paragraphe 1, point c) || - 
 Article 9 bis, paragraphe 1, second tiret || Article 13, paragraphe 1, point d) || Article 3, paragraphe 1 
 - || Article 13, paragraphe 1, point a) || Article 41, paragraphe 3 
 - || Article 13, paragraphe 1, point b) || Article 41, paragraphe 4, point a) 
 Article 10 || Article 15 || Articles 50 à 60 
 Article 10 bis || Article 14 || Article 25 
 Article 10 ter || Article 14 bis || Article 27 
 Article 10 quater || Article 14 ter || Article 74 
 Article 11, paragraphe 1 || Article 16, paragraphe 1 || Articles 33 et 34 
 Article 11, paragraphe 2 || Article 16, paragraphe 2 || Article 29 
 Article 11, paragraphe 3 || Article 16, paragraphe 3 || Article 36, paragraphe 2 
 Article 11, paragraphe 4 || Article 16, paragraphe 4 || - 
 Article 11, paragraphe 5 || Article 16, paragraphe 5 || Article 45, paragraphe 4 
 Article 11, paragraphe 6 || Article 16, paragraphe 6 || Article 45, paragraphe 3 
 Article 11, paragraphe 7 || Article 16, paragraphe 7 || Article 31, paragraphe 2, et article 35, paragraphe 1 
 Article 12 || Article 17 || Article 18 
 Article 13 || Article 18 || Article 73 
 Article 14 || Article 19 || Article 75 
 Article 15 || Article 20 || Article 84 
 Article 15 bis || Article 20 bis || Article 77 
 Article 16 || Article 22 || - 
 Article 17 || Article 23 || - 
 - || Article 21 || - 
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 
              1.1.    Dénomination
de la proposition/de l’initiative 
              1.2.    Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
              1.3.    Nature
de la proposition/de l’initiative 
              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s)
de la proposition/de l’initiative 
              1.6.    Durée
et incidence financière 
              1.7.    Mode(s)
de gestion prévu(s) 
2.           MESURES DE GESTION 
              2.1.    Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 
              2.2.    Système
de gestion et de contrôle 
              2.3.    Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 
3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 
              3.1.    Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 
              3.2.    Incidence
estimée sur les dépenses 
              3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée
sur les dépenses 
              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 
              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative
              3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel
              3.2.5. Participation de tiers au
financement 
              3.3.    Incidence estimée sur les
recettes
FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.                      
CADRE
DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 
1.1.                
Dénomination de la proposition/de l’initiative 

Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux,
et modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002
et le règlement (CE) n° 1223/2009 
La présente
fiche financière inclut aussi les coûts liés à la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro, qui est fondé sur les mêmes modalités d’organisation et les mêmes
infrastructures informatiques que celles établies par le règlement
susmentionné. 

1.2.                
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[64]

La santé en
faveur de la croissance

1.3.                
Nature de la proposition/de l’initiative 

X La
proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle
¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[65] 
¨ La
proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action
existante
¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action

1.4.                
Objectifs
1.4.1.          
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par
la proposition/l’initiative 

Dans le domaine
des dispositifs médicaux, les propositions visent 
1) à garantir un
niveau élevé de protection de la santé et de sécurité des personnes, 
2) à garantir le
bon fonctionnement du marché intérieur, et 
3) à stimuler l’innovation
dans les technologies médicales au profit des patients et des professionnels de
la santé.

1.4.2.          
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s) 

Objectif
spécifique n° 1: Établir des mécanismes visant à garantir
l’application harmonisée de la réglementation relative aux dispositifs médicaux
par tous les États membres grâce à une gestion à long terme efficace et
crédible à l’échelle de l’Union avec accès à une expertise technique,
scientifique et clinique interne et externe, permettant une meilleure
coordination et un meilleur partage des ressources entre les États membres. 
Objectif
spécifique n° 2: Améliorer la transparence en ce qui concerne les
dispositifs médicaux sur le marché de l’Union, notamment leur traçabilité. 
Activité(s)
ABM/ABB concernée(s)
La santé en
faveur de la croissance
La proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le troisième
programme d’action pluriannuel de l’Union dans le domaine de la santé pour la
période 2014-2020, intitulé «La santé en faveur de la croissance» [COM(2011) 709],
fait de la contribution aux objectifs de la législation de l’Union dans le
domaine des dispositifs médicaux l’une des actions admises à un financement par
le programme. 

1.4.3.          
Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la
proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée.
Pour les
patients et les professionnels de la santé: niveau élevé de protection de la
santé et de sécurité des personnes; prévention ou découverte rapide des cas de
contournement délibéré des prescriptions légales (affaire PIP, par exemple);
grande transparence et bonne traçabilité en ce qui concerne les dispositifs
médicaux présents sur le marché (Eudamed accessible au grand public, IUD, carte
d’implant, résumé des caractéristiques de sécurité et des performances, par
exemple), permettant des choix en connaissance de cause et un suivi; grande
confiance dans la réglementation de l’Union. 
Pour les
fabricants de dispositifs médicaux: conditions équitables grâce à des règles et
des obligations plus claires, qui profiteront, notamment, à la grande majorité
des fabricants qui respectent déjà l’esprit de la législation en vigueur;
effets positifs d’un meilleur fonctionnement du marché intérieur; aide à
l’innovation grâce à un cadre réglementaire fondé sur la prévisibilité (avis
scientifique aux premiers stades de la procédure, par exemple); réduction des
charges administratives générales grâce à l’enregistrement centralisé des
dispositifs et au signalement centralisé des incidents graves. 
Pour les organismes
notifiés: préservation de leur rôle dans l’évaluation des dispositifs médicaux
avant leur commercialisation; conditions équitables grâce à des règles et des
obligations plus claires, qui profiteront, notamment, aux organismes notifiés
qui respectent déjà l’esprit de la législation en vigueur; renforcement de
leurs prérogatives vis-à-vis des fabricants.
Pour les
autorités nationales: renforcement de leurs compétences en matière d’exécution;
clarté du cadre juridique aux fins de la coordination entre elles et du partage
des ressources et des tâches. 

1.4.4.          
Indicateurs de résultats et d’incidences 

Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.
Nombre de
patients ayant subi un préjudice du fait de dispositifs médicaux dangereux
Nombre
d’organismes notifiés désignés, leurs domaines de compétence et le degré de
diversification 
Nombre
d’enregistrements (dispositifs médicaux, opérateurs économiques, certificats),
d’incidents signalés, de demandes uniques d’investigations cliniques et de
mesures de surveillance du marché dans la banque de données Eudamed et ses
nouveaux systèmes électroniques
Nombre
d’évaluations de la conformité préliminaires sollicitées en vertu du mécanisme
de contrôle et nombre d’observations émis par le GCDM
Nombre de
mesures faisant l’objet d’une coordination entre les autorités nationales
compétentes en matière de sécurité après commercialisation (vigilance et
surveillance du marché)
Nombre de «cas
limites» résolus 
Nombre de
dispositifs équipés d’un système d’IUD correspondant aux pratiques
internationales.

1.5.                
Justification(s) de la proposition/de l’initiative 
1.5.1.          
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme 

Le cadre
réglementaire actuel est critiqué au motif qu’il ne garantit pas suffisamment la
sécurité des patients sur le marché intérieur et qu’il n’est pas transparent.
Les critiques sont d’autant plus vives depuis que les autorités sanitaires
françaises ont découvert qu’un fabricant français d’implants mammaires (Poly
Implant Prothèse, PIP) a apparemment utilisé pendant plusieurs années du
silicone industriel au lieu de silicone de qualité médicale, en violation de
l’agrément délivré par l’organisme notifié et au préjudice de milliers de
femmes dans le monde. 
Sur un marché
intérieur de trente-deux pays (États membres de l’Union et de l’AELE et
Turquie) caractérisé par des progrès technologiques et scientifiques constants,
d’importantes divergences sont apparues dans l’interprétation et l’application
des règles, ce qui a nui aux grands objectifs des directives, à savoir la
sécurité des dispositifs médicaux et leur libre circulation sur le marché
intérieur. À cela s’ajoutent des lacunes ou des incertitudes réglementaires
pour certains produits (par exemple les produits fabriqués à l’aide de cellules
ou tissus humains non viables, les produits implantables ou autres produits
invasifs à finalité cosmétique). 
La révision vise
à remédier à ces carences et lacunes et à mettre en place un cadre
réglementaire solide, transparent et durable adapté à son objectif.

1.5.2.          
Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE 

La révision
proposée des directives relatives aux dispositifs médicaux, qui intégrera les
changements induits par le traité de Lisbonne en matière de santé publique, ne
peut être réalisée qu’à l’échelle de l’Union. Les propositions sont fondées sur
l’article 114 et sur l’article 168, paragraphe 4, point c),
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 
L’intervention
de l’Union est nécessaire afin d’améliorer le niveau de protection de la santé
publique au profit de tous les patients et utilisateurs européens et d’empêcher
les États membres d’adopter des réglementations divergentes sur les produits,
ce qui aboutirait à un morcellement accru du marché intérieur. Des règles et
procédures harmonisées permettent aux fabricants, notamment aux PME, qui
constituent plus de 80 % du secteur, de réduire les coûts liés à des
réglementations nationales différentes tout en garantissant un niveau de
sécurité élevé et identique pour tous les patients et utilisateurs européens.
Conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, consacrés à
l’article 5 du traité sur l’Union européenne, la proposition n’excède pas
ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

1.5.3.          
Leçons tirées d’expériences similaires

Les directives
relatives aux dispositifs médicaux, qui datent des années 90, prévoient
des prescriptions harmonisées que les dispositifs médicaux mis sur le marché de
l’Union doivent respecter, mais ne prévoient pas de mécanismes en garantissant une
application harmonisée. Ainsi qu’il est indiqué au point 1.5.1,
d’importantes divergences sont apparues dans l’interprétation et l’application
des règles, ce qui a nui aux grands objectifs des directives, à savoir la
sécurité des dispositifs médicaux et leur libre circulation sur le marché
intérieur. 
Par ailleurs,
les règlements proposés tiennent compte des enseignements tirés d’une analyse
des lacunes mises au jour par l’affaire des prothèses de PIP. 

1.5.4.          
Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments
appropriés

Les règlements
devraient être davantage compatibles avec les autres actes législatifs
(relatifs aux médicaments, aux denrées alimentaires, aux biocides, aux produits
cosmétiques, par exemple) en ce sens qu’ils délimiteront mieux les champs
d’application des uns et des autres et/ou apporteront une solution aux «cas
limites».
Ils devraient
accroître les synergies avec la législation relative aux médicaments, notamment
en ce qui concerne l’évaluation des produits associant un médicament et un
dispositif et les études cliniques relatives aux médicaments (dans le contexte
de la directive révisée relative aux essais cliniques), mais aussi celle
relative aux dispositifs médicaux (dans le contexte de la présente proposition)
et/ou aux études d’évaluation des performances des dispositifs de diagnostic in
vitro (dans le contexte de la proposition de règlement relatif aux dispositifs
de diagnostic in vitro). 

1.6.                
Durée et incidence financière 

¨ Proposition/initiative
à durée limitée
–     
¨  Proposition/initiative en
vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’à [JJ/MM]AAAA 
–     
¨  Incidence financière de
AAAA à AAAA 
X Proposition/initiative à durée illimitée
–     
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2014 jusqu’en
2017,
–     
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.                
Mode(s) de gestion prévu(s)[66] 

X Gestion centralisée directe par la
Commission 
¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à:
–     
¨  des agences exécutives 
–     
¨  des organismes créés par
les Communautés[67]

–     
¨  des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public 
–     
¨  des personnes chargées de
l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de
l’article 49 du règlement financier 
¨ Gestion
partagée avec les États membres 
¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers 
¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser)
Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
La Commission entend fournir
les services concernés grâce à une gestion centralisée directe par ses propres
services, notamment par l’intermédiaire du JRC pour ce qui est du soutien
technique, scientifique et logistique. 
La gestion centralisée
directe par la Commission s’applique aussi au développement et à la gestion
d’Eudamed (systèmes électroniques relatifs à l’IUD, enregistrement centralisé
des dispositifs médicaux, des opérateurs économiques et des certificats, signalement
centralisé des produits faisant l’objet d’une vigilance, mesures de
surveillance du marché et investigations cliniques) et à l’outil informatique
de notification d’informations en ce qui concerne les nouvelles demandes
d’évaluation de la conformité relatives aux dispositifs à haut risque par les
organismes notifiés et aux évaluations préliminaires sollicitées par eux dans
le contexte du mécanisme de contrôle.
Les quatre pays de l’AELE
(par l’accord sur l’EEE et l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière
d’évaluation avec la Suisse) et la Turquie (par l’accord sur l’union
douanière) participeront à la gestion. 

2.                      
MESURES
DE GESTION 
2.1.                
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions.
Le groupe de
coordination en matière de dispositifs médicaux (GCDM), dont la création est
prévue par le règlement, et ses groupes de travail spéciaux, fournira un espace
de discussion permanent pour tout ce qui concernera la mise en application du
nouveau cadre réglementaire. 
Dix ans après
l’entrée en vigueur de celui-ci, la Commission adressera au Parlement européen
et au Conseil un rapport rendant compte des progrès accomplis grâce à la
réglementation sur les dispositifs médicaux. Le rapport devrait traiter de
l’incidence des nouvelles règles sur la santé publique et la sécurité des
patients, sur le marché intérieur et sur la capacité d’innovation et la
compétitivité du secteur des dispositifs médicaux (et s’attarder en particulier
sur les PME). La Commission devrait consulter les autorités compétentes et les
parties prenantes (professionnels de la santé, patients, fabricants, organismes
notifiés) dans le cadre de l’élaboration de son rapport.

2.2.                
Système de gestion et de contrôle 
2.2.1.          
Risque(s) identifié(s) 

Risques
associés à Eudamed
Risque que le
développement de la base de données Eudamed devienne trop complexe et ne
réponde pas aux besoins des autorités nationales compétentes, des organismes
notifiés, des acteurs économiques et du grand public. 
Risque que les
infrastructures informatiques ne permettent pas l’enregistrement de tous les
dispositifs médicaux mis sur le marché de l’Union (plusieurs centaines de
milliers), le signalement des incidents graves et des mesures correctives de
sécurité prises (plusieurs milliers par an), la déclaration des mesures de
surveillance du marché et l’introduction de demandes uniques d’investigations
cliniques et le signalement des événements indésirables graves connexes. 
Risque que des
informations à caractère personnel et à caractère commercial sensibles et
confidentielles se trouvant dans des parties d’Eudamed non accessibles au
public soient divulguées à la suite de l’intervention de pirates ou de pannes
de logiciel. 
Risques
associés à l’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux
Risque que,
d’ici à la date à partir de laquelle s’appliqueront les nouveaux règlements, le
nombre d’organismes notifiés désignés conformément aux nouvelles dispositions
soit insuffisant, ce qui retarderait l’agrément des dispositifs des fabricants.
Risque que le
mécanisme de contrôle soit utilisé d’une manière telle qu’il retarderait de
manière disproportionnée l’accès au marché des dispositifs médicaux innovants.
Risque que des
informations à caractère commercial sensibles et confidentielles contenues dans
les nouvelles demandes et/ou les évaluations préliminaires transmises par les
organismes notifiés à l’aide de l’outil informatique de notification des
informations soient divulguées à la suite de l’intervention de pirates ou de
pannes de logiciel.

2.2.2.          
Moyen(s) de contrôle prévu(s) 

Moyens de
contrôle des risques associés à Eudamed
Le développement
d’Eudamed est érigé en priorité et la base de données sera soumise à un degré
de confidentialité élevé. 
Les services de
la Commission chargés de la gestion du cadre réglementaire resteront en contact
étroit avec les informaticiens.
Les services de
la Commission et les informaticiens resteront en contact étroit avec les
utilisateurs des infrastructures informatiques. 
Moyens de
contrôle des risques associés à l’évaluation de la conformité des dispositifs
médicaux
La surveillance
renforcée et coordonnée des organismes notifiés dans le contexte de l’«action
immédiate» entreprise après le scandale PIP tient déjà compte des dispositions
de la proposition et favorise donc une transition en douceur. 
La Commission
élaborera des lignes directrices pour une utilisation efficace et proportionnée
du nouveau mécanisme de contrôle. 
La mise au point
de l’outil informatique est érigée en priorité et ce dernier sera soumis à un
degré de confidentialité élevé.

2.3.                
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées.
Outre qu’ils
appliqueront l’ensemble des mécanismes de contrôle réglementaires, les services
compétents de la Commission élaboreront une stratégie de lutte contre la fraude
conforme à la nouvelle stratégie antifraude de la Commission (SAF), adoptée le
24 juin 2011, afin de veiller, entre autres, à ce que les contrôles
internes dans ce domaine soient intégralement alignés sur la SAF et que leur
démarche en matière de gestion des risques de fraude permette de recenser les
domaines à risque et d’apporter des réponses adéquates. Si nécessaire, des
réseaux et des outils informatiques adéquats seront mis en place pour analyser
les cas de fraude liés au financement des activités relatives à l’application
des règlements relatifs aux dispositifs médicaux. En particulier, une série de
mesures seront prises, telles que les suivantes: 
- les décisions,
conventions et contrats résultant du financement des activités liées à
l’application des règlements relatifs aux dispositifs médicaux habiliteront
expressément la Commission, y compris l’OLAF, et la Cour des comptes à réaliser
des audits, des vérifications sur place et des inspections;
- pendant la
phase d’évaluation d’un appel à propositions ou d’un appel d’offres, les
candidats et soumissionnaires seront évalués à l’aune des critères d’exclusion
publiés, sur la base de déclarations et du système d’alerte précoce; 
- les règles
encadrant l’admissibilité des dépenses seront simplifiées, conformément aux
dispositions du règlement financier;
- des formations
sur les problèmes de fraude et d’irrégularités sont régulièrement dispensées à
l’ensemble du personnel participant à la gestion des contrats ainsi qu’aux
auditeurs et aux contrôleurs qui vérifient les déclarations des bénéficiaires
sur le terrain.
Par ailleurs, la
Commission veillera à la stricte application des règles sur les conflits
d’intérêts énoncées dans la proposition. 

3.                      
INCIDENCE
FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 
3.1.                
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de
dépenses concernée(s) 

·     
Lignes budgétaires existantes 
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires.
Les ressources opérationnelles nécessaires à la réalisation de
l’initiative seront couvertes par les dotations proposées dans le cadre du
programme «La santé en faveur de la croissance» pour la période 2014-2020.
 Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation 
 Numéro [Libellé: Programme «La santé en faveur de la croissance»] || CD/CND ([68]) || de pays de l’AELE[69] || de pays candidats[70] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 
 3 || 17.03.XX.   || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON (il reste à déterminer si la Turquie – dans le cadre de l’union douanière et en sa qualité de pays candidat – devrait participer.) || OUI/NON || OUI/NON 

3.2.                
Incidence estimée sur les dépenses 
3.2.1.                
Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses (en prix courants 

En millions d’euros (à la 3e décimale)
 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 3 || Citoyenneté (programme «La santé en faveur de la croissance») 
 DG SANCO ||   ||   || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || 2019 et années suivantes || TOTAL 
  Crédits opérationnels[71] ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Numéro de ligne budgétaire: 17.03.XX[72] || Engagements || (1) || 5,296 || 5,677 || 6,667 || 7,662 || 7,590 || 7,742 || 7,742 || 48,376 
 Paiements || (2) || 2,648 || 5,486 || 6,172 || 7,165 || 7,626 || 7,666 || 7,742 + 3,871 || 48,376 
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[73] ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Numéro de ligne budgétaire: ||   || (3) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL des crédits pour la DG SANCO || Engagements || =1+1a +3 || 5,296 || 5,677 || 6,667 || 7,662 || 7,590 || 7,742 || 7,742 || 48,376 
 Paiements || =2+2a +3 || 2,648 || 5,486 || 6,172 || 7,165 || 7,626 || 7,666 || 7,742 + 3,871 || 48,376 
  TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 5,296 || 5,677 || 6,667 || 7,662 || 7,590 || 7,742 || 7,742 || 48,376 
 Paiements || (5) || 2,648 || 5,486 || 6,172 || 7,165 || 7,626 || 7,666 || 7,742 + 3,871 || 48,376 
  TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 3B du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 5,296 || 5,677 || 6,667 || 7,662 || 7,590 || 7,742 || 7,742 || 48,376 
 Paiements || =5+ 6 || 2,648 || 5,486 || 6,172 || 7,165 || 7,626 || 7,666 || 7,742 + 3,871 || 48,376 
Si plusieurs rubriques
sont concernées par la proposition/l’initiative:
  TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Paiements || (5) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
  TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Paiements || =5+ 6 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» 
En millions d’euros (à la 3e décimale)
   ||   ||   || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || 2019 et années suivantes || TOTAL 
 DG SANCO || 
  Ressources humaines || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 16,891 
  Autres dépenses administratives || 0,469 || 0,478 || 0,488 || 0,497 || 0,508 || 0,519 || 0,519 || 3,478 
 TOTAL DG SANCO || Crédits || 2,882 || 2,891 || 2,901 || 2,910 || 2,921 || 2,932 || 2,932 || 20,369 
 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 2,882 || 2,891 || 2,901 || 2,910 || 2,921 || 2,932 || 2,932 || 20,369 
En millions d’euros (à la 3e décimale)
   ||   ||   || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || 2019 et années suivantes || TOTAL 
 TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 8,178 || 8,568 || 9,568 || 10,572 || 10,511 || 10,674 || 10,674 || 68,745 
 Paiements || 5,530 || 8,377 || 9,073 || 10,075 || 10,547 || 10,598 || 10,674+ 3,871 || 68,745 

3.2.2.          
Incidence estimée sur les crédits opérationnels 

–     
¨  La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels 
–     
X  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)
 Indiquer les objectifs et les réalisations   ò ||   ||   || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || 2019 et années suivantes || TOTAL 
 RÉALISATIONS 
 Type[74] || Coût moy. || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total 
 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1 || Établir des mécanismes visant à garantir l’application harmonisée de la réglementation par tous les États membres grâce à une gestion à long terme efficace et crédible à l’échelle de l’Union avec accès à une expertise technique, scientifique et clinique interne et externe, permettant une meilleure coordination et un meilleur partage des ressources entre les États membres. 
 - Réalisation || Réunions du GCDM ||   || 80 jours de réunion || 1,873 ||   80 jours de réunion || 1,910 || 80 jours de réunion || 1,948 || 80 jours de réunion || 1,987 || 80 jours de réunion || 2,027 ||   80 jours de réunion || 2,068 ||   80 jours de réunion   || 2,068 ||   ||   13,881 
 - Réalisation || Avis et conseils techniques et scientifiques ||   ||   || 0,406 ||   || 0,690 ||   || 1,580 ||   || 2,473 ||   || 2,523 ||   || 2,573 ||   || 2,573 ||   || 12,818 
 - Réalisation || Audits / évaluations conjointes de 80 organismes notifiés ||   ||   || 0,416 ||   || 0,424 ||   || 0,433 ||   || 0,442 ||   || 0,450 ||   || 0,459 ||   || 0,459 ||   || 3,083 
 Sous-total objectif spécifique n° 1 ||   || 2,695 ||   || 3,024 ||   || 3,961 ||   || 4,902 ||   || 5,000 ||   || 5,100 ||   || 5100 ||   || 29,782 
 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2 || Améliorer la transparence en ce qui concerne les dispositifs médicaux sur le marché de l’Union, notamment leur traçabilité. 
 - Réalisation || Eudamed (avec 6 systèmes électroniques: IUD, enregistre-ment, certificats, inv. cliniques, vigilance, surv. du marché), à partir de 2018 avec analyse statistique / veille économique) aux fins de la détection de signaux ||   || 1 || 2,081 || 1 || 2,122 || 1 || 2,165 || 1 || 2,208 || 1 || 2,027 || 1 || 2,068 || 1 || 2,068 ||   || 14,739 
 - Réalisation || Traductions, campagnes d’inform., publications, etc. ||   || À préc. || 0,520 || À préc. || 0,531 || À préc. || 0,541 || À préc. || 0,552 || À préc. || 0,563 || À préc. || 0,574 || À préc. || 0,574 ||   || 3,855 
 Sous-total objectif spécifique n° 2 ||   || 2,601 ||   || 2,653 ||   || 2,706 ||   || 2,760 ||   || 2,590 ||   || 2,642 ||   || 2,642 ||   || 18,594 
 Coût total ||   || 5,296 ||   || 5,677 ||   || 6,667 ||   || 7,662 ||   || 7,590 ||   || 7,742 ||   || 7,742 ||   || 48,376 

3.2.3.          
Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.    
Synthèse

–     
¨  La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature
administrative 
–     
X  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits
de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En millions d’euros (à la 3e
décimale)
   || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || 2019 et années suivantes || TOTAL 
 RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Ressources humaines || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 16,891 
 Autres dépenses administratives || 0,469 || 0,478 || 0,488 || 0,497 || 0,508 || 0,519 || 0,519 || 3,478 
 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 2,882 || 2,891 || 2,901 || 2,910 || 2,921 || 2,932 || 2,932 || 20,369 
 Hors RUBRIQUE 5[75] du cadre financier pluriannuel ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Ressources humaines ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Autres dépenses de nature administrative ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL || 2,882 || 2,891 || 2,901 || 2,910 || 2,921 || 2,932 || 2,932 || 20,369 

3.2.3.2.    
 Besoins estimés en ressources humaines 

–     
¨  La proposition/l’initiative
n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines
–     
X  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de
ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale)
   || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année >2019 
  Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) 
 17 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 
 XX 01 01 02 (en délégation) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 05 01 (recherche indirecte) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 10 01 05 01 (recherche directe) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
  Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[76] 
 XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 04 yy [77] || - au siège[78] ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 - en délégation ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Autre ligne budgétaire (à spécifier) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG SANCO déjà affectés à la
gestion de l’action et qui seront redéployés en interne au sein de la DG, complétés
le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la
DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires (besoins estimés: 16 AD/ETP et 3 AST/ETP).
Description des tâches à
effectuer:
 Fonctionnaires et agents temporaires || Contrôle de la bonne application du règlement, élaboration des actes délégués et des actes d’exécution et des lignes directrices, mise au point de nouveaux systèmes électroniques pour Eudamed (en coopération avec le personnel IT), organisation et gestion d’«évaluations conjointes» d’organismes notifiés et contrôle des procédures de désignation et de contrôle par les États membres, coordination des activités de surveillance du marché ayant une incidence dans l’Union tout entière, suivi des mesures nationales de préservation et des mesures nationales préventives de protection de la santé, coopération internationale en matière de réglementation, et gestion du comité consacré aux dispositifs médicaux [comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011]. 
 Personnel externe ||   

3.2.4.          
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

–     
X  La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre
financier pluriannuel 2014-2020.
–     
¨  La
proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
–     
¨  La
proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[79].
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.          
Participation de tiers au financement 

–     
La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties 
–     
La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale)
   || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || Total 
 Préciser l’organisme de cofinancement ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL crédits cofinancés ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   

3.3.                
Incidence estimée sur les recettes 

–     
¨  La
proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–     
¨  La proposition/l’initiative
a une incidence financière décrite ci-après:
–     
1.  sur les ressources propres
–     
2.  sur les recettes diverses
En millions d’euros (à la 3e décimale)
 Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[80] 
 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || Années suivantes 
 Article …………. ||   || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 
Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de
l’effet sur les recettes.
[1]               JO
L 189 du 20.7.1990, p. 17.
[2]               JO
L 169 du 12.7.1993, p. 1.
[3]               États
membres de l’UE, pays de l’AELE et Turquie. 
[4]               JO
L 331 du 7.12.1998, p. 1.
[5]               Voir
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/documents/revision/index_en.htm.
[6]               JO
L 247 du 21.9.2007, p. 21.
[7]               JO
C 202 du 8.7.2011, p. 7.
[8]               Résolution
du 14 juin 2012 [2012/2621(RSP)]. P7_TA-PROV(2012)0262,
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html.
[9]               JO
L 324 du 10.12.2007, p. 121.
[10]             JO L 102 du 7.4.2004, p. 48.
[11]             JO
L 31 du 1.2.2002, p. 1. 
[12]             JO
L 311 du 28.11.2001, p. 67.
[13]             Communication
du président à la Commission du 10.11.2010, «Encadrement des groupes d'experts
de la Commission: règles horizontales et registre public»
[C(2010) 7649 final].
[14]             Soit
le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil fixant
les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché
pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE)
n° 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30) et la
décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre
commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision
93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82). 
[15]             http://www.ghtf.org/
[16]             Rapport
de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la problématique du
retraitement des dispositifs médicaux dans l’Union européenne, établi en
application de l’article 12 bis de la directive 93/42/CEE,
COM(2010) 443 final.
[17]             JO
L 102 du 23.4.2010, p. 45. 
[18]             Conformément
à l’article 3, paragraphe3, du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du
Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais,
aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1), les jours mentionnés dans
le présent règlement sont des jours civils.
[19]             JO
L 105 du 26.4.2003, p. 18. Cette directive est en cours de révision et
sera remplacée par un règlement de la Commission qui devrait être adopté au
cours du second semestre de 2012. 
[20]             COM(2012) 369.
[21]             JO
L 342 du 22.12.2009, p. 59. 
[22]             JO
L 167 du 27.6.2012. 
[23]             JO
C […] du […], p. […].
[24]             JO
C […] du […], p. […].
[25]             JO
C […] du […], p. […].
[26]             JO
L 189 du 20.7.1990, p. 17. 
[27]             JO
L 169 du 12.7.1993, p. 1.
[28]             JO
L 31 du 1.2.2002, p. 1.
[29]             JO
L 342 du 22.12.2009, p. 59.
[30]             JO
L 311 du 28.11.2001, p. 67.
[31]             JO
L 324 du 10.12.2007, p. 121.
[32]             JO
L 102 du 7.4.2004, p. 48.
[33]             JO
L 275 du 20.10.2011, p. 38.
[34]             JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.
[35]             JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.
[36]             JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
[37]             JO L 180 du 9.7.1997, p. 22.
[38]             JO
L 1 du 3.1.1994, p. 3.
[39]             JO
L 114 du 30.4.2002, p. 369.
[40]             JO
217 du 29.12.1964, p. 3687.
[41]             JO L 204
du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE du
Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 217 du
5.8.1998, p. 18).
[42]             JO
L […] du […], p. […].
[43]             JO
L 331 du 7.12.1998, p. 1.
[44]             JO
L 218 du 13.8.2008, p. 30. 
[45]             JO
L 218 du 13.8.2008, p. 82.
[46]             Arrêt
de la Cour du 28 juillet 2011 dans les affaires jointes C-400/09 et C-207/10.
[47]             JO
L 241 du 10.9.2008, p. 21.
[48]             COM(2010) 443 final.
[49]             JO
L 102 du 23.4.2010, p. 45. 
[50]             JO
L 281 du 23.11.1995, p. 31.
[51]             JO
L 8 du 12.1.2001, p. 1.
[52]         JO
L […] du […], p. […].
[53]             JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. 
[54]             JO
L 124 du 20.5.2003, p. 36.
[55]             JO L […] du […], p. […].
[56]             JO L […] du […], p. […].
[57]             JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
[58]             JO L 136 du 29.5.2007, p. 3
[59]             JO L 33 du 8.2.2003, p. 30.
[60]             JO
L 212 du 9.8.2012, p. 3. 
[61]             JO L 39 du 15.2.1980, p. 20.
[62]             JO L 72 du 10.3.2012, p. 28.
[63]             JO
L 50 du 20.2.2004, p. 44.
[64]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting.
[65]             Tel(le)
que visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier.
[66]             Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
[67]             Tels
que visés à l’article 185 du règlement financier.
[68]             CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
[69]             AELE:
Association européenne de libre-échange.
[70]             Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux.
[71]             Coûts
de la mise au point des outils informatiques et de l’assistance technique et
scientifique. 
[72]             Les
coûts de l'action seront intégralement couverts par l'enveloppe «Santé en
faveur de la croissance» au titre de la ligne budgétaire liée à l'objectif
correspondant du programme.
[73]             Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe.
[74]             Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.).
[75]             Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe.
[76]             AC
= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT =
intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
[77]             Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
[78]             Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).
[79]             Voir
points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.
[80]             En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.