CELEX: 31983L0514
Language: et
Date: 1983-09-27 00:00:00
Title: Kolmas komisjoni direktiiv, 27. september 1983, kosmeetikatoodete koostise kontrolliks vajalikke analüüsimeetodeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

Tähtis õiguslik teade

|

31983L0514

Euroopa Liidu Teataja L 291 , 24/10/1983 Lk 0009 - 0046 Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 13 Lk 0125  Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 4 Lk 0139  Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 13 Lk 0125  Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 15 Köide 4 Lk 0139 

		Kolmas komisjoni direktiiv,27. september 1983,kosmeetikatoodete koostise kontrolliks vajalikke analüüsimeetodeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta(83/514/EMÜ)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 83/341/EMÜ, [2] eriti selle artikli 8 lõiget 1,ning arvestades, et:direktiiviga 76/768/EMÜ on ette nähtud kosmeetikatoodete ametlik katsetamine, et tagada kosmeetikatoodete koostist käsitlevate ühenduse õigusnormidega ettenähtud tingimuste täitmine;kõik vajalikud analüüsimeetodid tuleks sätestada niipea kui võimalik; kõnealuse eesmärgi saavutamiseks on juba astutud kaks esimest sammu, määratledes teatavad meetodid komisjoni direktiivides 80/1335/EMÜ [3] ja 82/434/EMÜ [4] ning kolmanda sammuna tuleks määratleda meetodid, mis käsitlevad diklorometaani ja 1,1,1-trikloroetaani määramist, kinoliin-8-ooli ja bis(8-hüdroksükinoliin)sulfaadi identifitseerimist ja määramist, ammoniaagi määramist, nitrometaani identifitseerimist ja määramist, merkaptoäädikhappe identifitseerimist ja määramist juuksekoolutus- ja -tugevdusvahendites ning depilaatorites, heksaklorofeeni identifitseerimist ja määramist, tosüülklooramiidnaatriumi (kloramiin-T) kvantitatiivset määramist, üldfluori määramist hambapastades, elavhõbeorgaaniliste ühendite identifitseerimist ja määramist ning leelis- ja leelismuldsulfiidide määramist;käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 76/768/EMÜ kohandamist tehnika arenguga käsitleva komitee arvamusega,ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et kosmeetikatoodete ametliku katsetamise käigus:- diklorometaani ja 1,1,1-trikloroetaani määramine,- kinoliin-8-ooli ja bis(hüdroksükinoliin)sulfaadi identifitseerimine ja määramine,- ammoniaagi määramine,- nitrometaani identifitseerimine ja määramine,- merkaptoäädikhappe identifitseerimine ja määramine juuksekoolutus- ja -tugevdusvahendites ning depilaatorites,- heksaklorofeeni identifitseerimine ja määramine,- tosüülklooramiidnaatriumi määramine,- üldfluori määramine hambapastades,- elavhõbeorgaaniliste ühendite identifitseerimine ja määramine,- leelis- ja leelismuldsulfiidide määramineviiakse läbi kooskõlas käesoleva direktiivi lisas kirjeldatud meetoditega.Artikkel 2Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 1984.Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.Artikkel 3Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.Brüssel, 27. september 1983Komisjoni nimelkomisjoni liigeFrans andriessen[1] EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.[2] EÜT L 188, 13.7.1983, lk 15.[3] EÜT L 383, 31.12.1980, lk 27.[4] EÜT L 185, 30.6.1982, lk 1.--------------------------------------------------LISADIKLOROMETAANI JA 1,1,1-TRIKLOROETAANI MÄÄRAMINE1. RAKENDATAVUS JA RAKENDUSALAKäesolev meetod kirjeldab diklorometaani (metüleenkloriidi) ja 1,1,1-trikloroetaani (metüülkloroformi) määramist kõigis kõnealuseid lahusteid sisaldada võivates kosmeetikatoodetes.2. MÄÄRATLUSKäesoleva meetodiga määratud diklorometaani ja 1,1,1-trikloroetaani sisaldust proovis väljendatakse massiprotsentides.3. PÕHIMÕTEMeetodi puhul kasutatakse gaasikromatograafiat, kus sisestandardiks on kloroform.4. REAKTIIVIDKõik reaktiivid peavad olema analüütiliselt puhtad.4.1. Kloroform (CHCl3).4.2. Tetrakloorsüsinik (CCl4).4.3. Diklorometaan (CH2Cl2).4.4. 1,1,1-trikloroetaan (CH3CCl3).4.5. Atsetoon.4.6. Lämmastik.5. SEADMED5.1. Tavalised laboriseadmed.5.2. Gaasikromatograaf, varustatud soojusjuhtivusdetektoriga.5.3. Vahepudel, 50–100 ml (vt proovivõtumeetod 5.3). [1]5.4. Survegaasisüstal, 25 või 50 μl (vt proovivõtumeetod 5.4.2.2). [2]6. ANALÜÜSI KÄIK6.1. Proov, mis ei ole surve all: suletavasse koonilisse kolbi kaalutakse täpne kogus proovi. Sisestandardina kaalutakse lisaks kloroformi (4.1) täpselt sellises koguses, mis on samaväärne proovi eeldatavale diklorometaani ja 1,1,1-trikloroetaani sisaldusele. Segatakse hoolikalt.6.2. Survepakendis proov: kasutatakse proovivõttu käsitlevas peatükis kirjeldatud proovivõtumeetodit, kuid arvestades järgmisi täpsustusi:6.2.1. Pärast proovi viimist vahepudelisse (5.3) viiakse sinna sisestandardina kloroformi (4.1) sellises mahus, mis oleks samaväärne proovi eeldatavale diklorometaani ja/või 1,1,1-trikloroetaani sisaldusele. Segatakse hoolikalt. Ventiili tühimaht loputatakse 0,5 ml tetrakloorsüsinikuga (4.2). Pärast kuivatamist määratakse täpselt lisatud sisestandardi mass kaalumiste vahena.6.2.2. Pärast süstla täitmist prooviga tuleb süstla otsik läbi puhuda lämmastikuga (4.6) nii, et sinna ei jääks jääke enne kromatograafi süstimist.6.2.3. Pärast iga proovi võtmist tuleb ventiili ja ülekandedetaili pind loputada mitu korda atsetooniga (4.5) (kasutades nõuetekohaselt hüpodermilist süstalt) ja seejärel hoolikalt lämmastikuga (4.6) kuivatada.6.2.4. Iga analüüsi korral tehakse mõõtmisi kahe eri vahepudeliga, viis mõõtmist pudeli kohta.7. KROMATOGRAFEERIMISTINGIMUSED7.1. EelkolonnTorud: roostevaba teras.Pikkus: 300 mm.Läbimõõt: 3 või 6 mm.Kolonni täidis: sama, mis analüütilises kolonnis.7.2. KolonnStatsionaarseks faasiks on Hallcomid M 18 Chromosorb’il. Kolonni lahutusvõime R peab olema vähemalt 1,5, kus:R = 2d'W+ W2arvestades, et:r1 ja r2 = retentsiooniaeg minutites,W1 ja W2 = piikide laiused millimeetrites poolkõrgusel,d’ = lindi kiirus millimeetrites minutis.7.3. Näiteks järgmised kolonnid annavad otsitavad tulemused:Kolonn | I | II |Materjal: | Roostevabast terasest torud | Roostevabast terasest torud |Pikkus: | 350 cm | 400 cm |Läbimõõt: | 3 mm | 6 mm |Kandja:chromosorb: | WAW | WAW-DMCS-HP |sõelanalüüs: | 100–120 mešši | 60–80 mešši |Statsionaarne faas: | Hallcomid M 18, 10 % | Hallcomid M 18, 20 % |Temperatuuritingimused võivad erineda sõltuvalt seadme funktsioonist. Näidetes on need järgmised:Kolonn | I | II |Temperatuurid:kolonn: | 65 ºC | 75 ºC |aurusti: | 150 ºC | 125 ºC |detektor: | 150 ºC | 200 ºC |Kandegaas:heeliumi voolukiirus | 45 ml minutis | 60 ml minutis |sisselaskerõhk: | 2,5 baari | 2 baari |Süstitav kogus: | 15 μl | 15 μl |8. KALIBREERIMISTEGURITE MÄÄRAMISE SEGUSuletavasse koonilisse kolbi tehakse segu järgmistest täpselt kaalutud ainetest:diklorometaan (4.3), 30 massiprotsenti;1,1,1-trikloroetaan (4.4), 35 massiprotsenti;kloroform (4.1), 35 massiprotsenti.9. ARVUTAMINE9.1. Aine p kalibreerimisteguri arvutamine sisestandardiks valitud aine a suhtesArvestades, et esimene aine on p, kus:kp = selle kalibreerimistegur,mp = selle mass segus,Ap = selle piigi pindala.Arvestades, et teine aine on a, kus:ka = selle kalibreerimistegur (võrdne 1ga),Ma = selle mass segus,Aa = selle piigi pindala,siis:k=m× AM× ApNäiteks on saadud järgmised kalibreerimistegurid (kloroformi suhtes: k = 1):diklorometaan: | k1 = 0,78 ± 0,03 |1,1,1-trikloroetaan: | k2 = 1,00 ± 0,03 |9.2. Analüüsitavas proovis esineva diklorometaani ja 1,1,1-trikloroetaani massiprotsendi arvutamineArvestades, et:ma = sisseviidud kloroformi mass grammides,Ms = analüüsitava proovi mass grammides,Aa = kloroformi piigi pindala,A1 = diklorometaani piigi pindala,A2 = 1,1,1-trikloroetaani piigi pindala,siis:CH2Cl2 sisaldus massiprotsentides =m× A× k× 100A× MCH3CCl3 sisaldus massiprotsentides =m× A× kX 100A× Ms10. KORRATAVUS [3]Kui diklorometaani- ja/või 1,1,1-trikloroetaanisisaldus on 25 massiprotsenti, ei tohiks ühest ja samast proovist samaaegselt tehtud kahe määramise tulemuste vahe absoluutväärtuses ületada 2,5 massiprotsenti.KINOLIIN-8-OOLI JA BIS(8-HÜDROKSÜKINOLIIN)SULFAADI IDENTIFITSEERIMINE JA MÄÄRAMINE1. RAKENDATAVUS JA RAKENDUSALAKäesolev meetod kirjeldab kinoliin-8-ooli (8-hüdroksükinoliin) ja selle sulfaadi identifitseerimist ja kvantitatiivset määramist.2. MÄÄRATLUSKäesoleva meetodi kohaselt määratud kinoliin-8-ooli ja bis(8-hüdroksükinoliin)sulfaadi sisaldust proovis väljendatakse kinoliin-8-ooli massiprotsentides.3. PÕHIMÕTE3.1. IdentifitseerimineIdentifitseeritakse õhekihikromatograafia (ÕKK) abil.3.2. MääramineSpektrofotomeetriliselt määratakse 410 nm juures kompleks, mis saadakse reaktsioonil Fehlingi lahusega.4. REAKTIIVIDKõik reaktiivid peaksid olema analüütiliselt puhtad.4.1. Kinoliin-8-ool.4.2. Benseen. Arvestades benseeni toksilisust, tuleb sellega töötades olla väga ettevaatlik.4.3. Kloroform.4.4. Naatriumhüdroksiidi 50massiprotsendiline vesilahus.4.5. Vasksulfaatpentahüdraat.4.6. Kaaliumnaatriumtartraat.4.7. Soolhape, 1 M.4.8. Väävelhape, 0,5 M.4.9. Naatriumhüdroksiidi lahus, 1 M.4.10. Etanool.4.11. 1-butanool.4.12. Jää-äädikas.4.13. Soolhape, 0,1 N.4.14. Celite 545 või samaväärne.4.15. Standardlahused4.15.1. 100 mg kinoliin-8-ooli (4.1) kaalutakse 100 ml mõõtekolbi. Lahustatakse väikse koguse väävelhappega (4.8). Täiendatakse väävelhappega (4.8) märgini.4.15.2. 100 mg kinoliin-8-ooli kaalutakse 100 ml mõõtekolbi. Lahustatakse etanoolis (4.10). Täiendatakse etanooliga (4.10) märgini ja segatakse.4.16. Fehlingi lahusLahus A7 g vasksulfaatpentahüdraati (4.5) kaalutakse 100 ml mõõtekolbi. Lahustatakse väikses koguses vees. Kolb täidetakse veega märgini ja segatakse.Lahus B35 g kaaliumnaatriumtartraati (4.6) kaalutakse 100 ml mõõtekolbi. Lahustatakse 50 ml vees. Lisatakse 20 ml naatriumhüdroksiidi (4.4). Kolb täidetakse veega märgini ja segatakse. Vahetult enne kasutamist pipeteeritakse 100 ml mõõtekolbi 10 ml lahust A ja 10 ml lahust B. Täiendatakse märgini ja segatakse.4.17. Eluendid õhekihikromatograafia (ÕKK) jaoksI : 1-butanool (4.11)/äädikhape (4.12)/vesi (mahuvahekorras 80:20:20).II : Kloroform (4.13/äädikhape (4.12) (mahuvahekorras 95:5)4.18. 2,6-dikloro-4-(kloroimino)tsükloheksa-2,5-dienoon, 1(massi/mahu)protsendiline lahus etanoolis (4.10).4.19. Naatriumkarbonaat, 1(massi/mahu)protsendiline vesilahus.4.20. Etanool (4.10), 30mahuprotsendiline vesilahus.4.21. Dinaatriumdivesiniketüleendiamiintetraatsetaat, 5(massi/mahu)protsendiline vesilahus.4.22. Puhverlahus, pH 727 g veevaba kaaliumdivesinikortofosfaati ja 70 g dikaaliumvesinikortofosfaadi trihüdraati kaalutakse 1 l mõõtekolbi. Kolb täidetakse veega märgini.4.23. Ettevalmistatud ÕKK-plaadidValmis ÕKK-plaadid, paksusega 0,25 mm (nt Merck Kieselgel 60 või samaväärsed). Enne kasutamist pihustatakse neile 10 ml reaktiivi (4.21) ja kuivatatakse temperatuuril 80 ºC.5. SEADMED5.1. Klaaslihviga ümarkolb, 100 ml.5.2. Mõõtekolvid.5.3. Mõõtepipetid, 10 ja 5 ml.5.4. Mahtpipetid, 20, 15, 10 ja 5 ml.5.5. Jaotuslehtrid, 100, 50 ja 25 ml.5.6. Kurdfilter, läbimõõt 90 mm.5.7. Pöördaurusti.5.8. Klaaslihviga püstjahuti.5.9. Spektrofotomeeter.5.10. Küvetid optilise tee pikkusega 10 mm.5.11. Küttega magnetsegaja.5.12. Klaasist kromatograafiakolonni mõõtmed: pikkus 160 mm, läbimõõt 8 mm, allosa kitsenev, kuhu pannakse klaasvillast tropp, ülaosas adapter rõhu rakendamiseks.6. ANALÜÜSI KÄIK6.1. Identifitseerimine6.1.1. Vedelad proovid6.1.1.1. Uuritava proovi ühe osa pH viiakse 7,5ni ja 10 μl kantakse eelnevalt töödeldud silikageeliga ÕKK-plaadi (4.23) stardijoonele.6.1.1.2. 10 ja 30 μl standardlahust (4.15.2) kantakse stardijoone kahte teise punkti, misjärel elueeritakse plaati ühes kahest eluendist (4.17).6.1.1.3. Kui lahusti piir on tõusnud 150 mm, kuivatatakse plaat temperatuuril 110 ºC (15 minutit). UV-lambi (366 nm) all fluorestseeruvad kinoliin-8-ooli laigud kollaselt.6.1.1.4. Plaadile pihustatakse naatriumkarbonaadi lahust (4.19). Kuivatatakse ja pihustatakse 2,6-dikloro-4-(kloroimino)tsükloheksa-2,5-dienooni lahust (4.18). Kinoliin-8-ool muutub nähtavaks sinise laiguna.6.1.2. Tahked proovid või kreemid6.1.2.1. 1 g proovi dispergeeritakse 5 ml puhverlahuses (4.22). Seejärel viiakse koos 10 ml kloroformiga (4.3) jaotuslehtrisse ja loksutatakse. Pärast kloroformikihi eraldamist ekstraheeritakse veekihti veel kaks korda 10 ml kloroformiga (4.3). Ühendatud ja filtreeritud kloroformiekstraktid aurutatakse 100 ml ümarkolvis (5.1) pöördaurustis (5.7) peaaegu kuivaks. Jääk lahustatakse 2 ml kloroformis (4.3) ning 10 ja 30 μl saadud lahust kantakse silikageeliga ÕKK-plaadile (4.23) eespool toodud punktis 6.1.1.1 kirjeldatud meetodil.6.1.2.2. 10 ja 30 μl standardlahust (4.15.2) kantakse plaadile ja jätkatakse punktides 6.1.1.2–6.1.1.4 kirjeldatud viisil.6.2. Määramine6.2.1. Vedelad proovid6.2.1.1. 5 g proovi kaalutakse 100 ml ümarkolbi. Lisatakse 1 ml väävelhappe lahust (4.8) ja aurutatakse segu peaaegu kuivaks vaakumis temperatuuril 50 °C.6.2.1.2. Jääk lahustatakse 20 ml soojas vees. Kantakse 100 ml mõõtekolbi. Loputatakse kolm korda 20 ml veega. Täiendatakse veega 100 milliliitrini ja segatakse.6.2.1.3. 5 ml kõnealust lahust pipeteeritakse 50 ml jaotuslehtrisse (5.5). Lisatakse 10 ml Fehlingi lahust (4.16). Saadud kinoliin-8-ool-vaskkompleksi [oksiinvask (ISO)] ekstraheeritakse kolm korda 8 ml kloroformiga (4.3).6.2.1.4. Kloroformikihid filtreeritakse ja kogutakse 25 ml mõõtekolbi (5.2). Täiendatakse kloroformiga (4.3) märgini ja loksutatakse. Mõõdetakse kollase lahuse optiline tihedus 410 nm juures kloroformi suhtes.6.2.2. Tahked proovid või kreemid6.2.2.1. 0,500 g proovi kaalutakse 100 ml ümarkolbi (4.1). Lisatakse 30 ml benseeni (4.2) ja 20 ml soolhapet (4.7). Kolvi sisu keedetakse püstjahuti all segades 30 minutit.6.2.2.2. Kolvi sisu viiakse 100 ml jaotuslehtrisse (5.5). Loputatakse 5 ml 1 N soolhappega (4.7). Vesifaas viiakse ümarkolbi (5.1) ja benseenifaasi pestakse 5 ml soolhappega (4.7).6.2.2.3. Edasist töötlemist takistava emulsiooni puhul segatakse 0,500 g proovi 2 g Celite 545ga (4.14), et tekiks vabalt liikuv pulber. Segu viiakse väikeste koguste kaupa klaasist kromatograafiakolonni (5.12).Pärast iga lisamist tambitakse kolonni täidis kinni. Kohe pärast segu viimist kolonni elueeritakse soolhappega (4.13) nii, et 10 ml eluaati saadakse umbes 10 minuti jooksul (vajaduse korral võib elueerida kerge lämmastikurõhu all). Elueerimisel tuleb jälgida, et kolonni täidis oleks kogu aeg kaetud soolhappega. Esimest 10 ml eluaati töödeldakse edasi punktis 6.2.2.4 kirjeldatud viisil.6.2.2.4. Kogutud vesifaasid (6.2.2.2) või eluaat (6.2.2.3) aurutatakse pöördaurustis vaakumi all peaaegu kuivaks.6.2.2.5. Jääk lahustatakse 6 ml naatriumhüdroksiidilahuses (4.9). Lisatakse 20 ml Fehlingi lahust (4.16) ja kolvi sisu viiakse 50 ml jaotuslehtrisse (5.5). Kolb loputatakse 8 ml kloroformiga (4.3). Loksutatakse ja kloroformifaas filtreeritakse 50 ml mõõtekolbi (5.2).6.2.2.6. Ekstraheerimist korratakse kolm korda 8 ml kloroformiga (4.3). Kloroformifaasid filtreeritakse ja kogutakse 50 ml kolbi. Täiendatakse kloroformiga (4.3) märgini ja loksutatakse. Mõõdetakse kollase lahuse optiline tihedus 410 nm juures kloroformi (4.3) suhtes.7. STANDARDKÕVERNelja 100 ml ümarkolbi (5.1), milles igaühes on 3 ml 30 % etanooli vesilahust, pipeteeritakse 5, 10, 15 ja 20 ml standardlahust (4.15.1), mis vastab 5, 10, 15 ja 20 mg kinoliin-8-oolile. Analüüsi jätkatakse punkti 6.2.1 kohaselt.8. ARVUTAMINE8.1. Vedelad proovidKinoliin-8-ooli sisaldus massiprotsentides =× 100kus:a = kinoliin-8-ooli sisaldus milligrammides standardkõveral (7),m = katsekoguse mass milligrammides (6.2.1.1).8.2. Tahked proovid või kreemidKinoliin-8-ooli sisaldus massiprotsentides =× 100kus:a = kinoliin-8-ooli sisaldus milligrammides standardkõveral (7),m = katsekoguse mass milligrammides (6.2.2.1).9. KORRATAVUS [4]Kui kinoliin-8-ooli sisaldus on umbes 0,3 %, ei tohiks ühest ja samast proovist samaaegselt tehtud kahe määramise tulemuste vahe absoluutväärtuses ületada 0,02 %.AMMONIAAGI MÄÄRAMINE1. RAKENDATAVUS JA RAKENDUSALAKäesolev meetod kirjeldab ammoniaagi määramist kosmeetikatoodetes.2. MÄÄRATLUSKäesoleva meetodiga määratud ammoniaagisisaldust proovis väljendatakse ammoniaagi massiprotsendina.3. PÕHIMÕTEMetanooli vesilahusega lahjendatud kosmeetikatoote katsekogusele lisatakse baariumkloriidi lahust. Võimalik sade filtreeritakse või tsentrifuugitakse välja. Sellega välditakse ammoniaagi kadu veeauruga destilleerimisel teatavatest ammooniumisooladest, näiteks karbonaatidest ja vesinikkarbonaatidest, ning rasvhapete ammooniumisooladest, v.a ammooniumatsetaadi puhul.Ammoniaak destilleeritakse veeauruga filtraadist või supernatandist ning määratakse potentsiomeetriliselt või muu tiitrimismeetodiga.4. REAKTIIVIDKõik reaktiivid peaksid olema analüütiliselt puhtad.4.1. Metanool.4.2. Baariumkloriiddihüdraat, 25(massi/mahu)protsendiline lahus.4.3. Ortboorhape, 4(massi/mahu)protsendiline lahus.4.4. Väävelhappe 0,25 M standardlahus.4.5. Vahutamisvastane vedelik.4.6. Naatriumhüdroksiidi 0,5 M standardlahus.4.7. Indikaator, vajaduse korral: 5 ml 0,1(massi/mahu)protsendilist metüülpunase etanoolilahust segatakse 2 ml 0,1(massi/mahu)protsendilise metüleensinise vesilahusega.5. SEADMED5.1. Tavalised laboriseadmed.5.2. Tsentrifuug koos 100 ml korgiga tsentrifuugiklaasidega.5.3. Veeaurudestillatsiooniaparaat.5.4. Potentsiomeeter.5.5. Klaasist indikaatorelektrood ja kalomelvõrdluselektrood.6. ANALÜÜSI KÄIK6.1. 100 ml mõõtekolbi kaalutakse proovi koguses (m), mis vastab maksimaalselt 150 mg ammoniaagile.6.2. Lisatakse 10 ml vett, 10 ml metanooli (4.1) ja 10 ml baariumkloriidi lahust (4.2). Täiendatakse metanooliga (4.1) 100 milliliitrini.6.3. Segatakse ja jäetakse ööseks külmkappi seisma (temperatuurile 5 ºC).6.4. Seejärel filtreeritakse või tsentrifuugitakse külma lahust suletud katseklaasides 10 minutit, et saada selge filtraat või supernatandikiht.6.5. Veeaurudestillatsiooniaparaati (5.3) pipeteeritakse 40 ml kõnealust selget lahust, seejärel lisatakse vajaduse korral 0,5 ml vahutamisvastast vahendit (4.5).6.6. Destilleeritakse ja 200 ml destillaati kogutakse 250 ml keeduklaasi, mis sisaldab 10 ml väävelhappe standardlahust (4.4) ja 0,1 ml indikaatorit (4.7).6.7. Happe liig tiitritakse tagasi naatriumhüdroksiidi standardlahusega (4.6).6.8. NB:Potentsiomeetrilise määramise jaoks kogutakse 200 ml destillaati 250 ml keeduklaasi, mis sisaldab 25 ml ortoboorhappe lahust (4.3) ja tiitritakse väävelhappe standardlahusega (4.4), registreerides neutraliseerimiskõvera.7. ARVUTAMINE7.1. Arvutamine tagasitiitrimise korralArvestades, et:V1 = analüüsiks kulunud naatriumhüdroksiidi lahuse (4.6) maht milliliitrites,M1 = selle tegelik molaarsus (4.6),M2 = väävelhappe lahuse (4.4) tegelik molaarsustegur,m = võetud katsekoguse (6.1) mass milligrammides,siis:ammoniaagisisaldus massiprotsentides =× 17 × 100=× 4250m7.2. Arvutamine otsese potentsiomeetrilise tiitrimise korralArvestades, et:V2 = analüüsiks kulunud väävelhappe lahuse (4.4) maht milliliitrites,M2 = selle tegelik molaarsus (4.4),m = võetud katsekoguse (6.1) mass milligrammides,siis:ammoniaagisisaldus massiprotsentides =V× M× 17 × 100=4250 V× M2m8. KORRATAVUS [5]Kui ammoniaagisisaldus on umbes 6 %, ei tohiks ühest ja samast proovist samaaegselt tehtud kahe määramise tulemuste vahe absoluutväärtuses ületada 0,6 %.NITROMETAANI IDENTIFITSEERIMINE JA MÄÄRAMINE1. RAKENDATAVUS JA RAKENDUSALAKäesolev meetod sobib kuni 0,3 % nitrometaani identifitseerimiseks ja määramiseks aerosooliballoonidesse pakendatud kosmeetikatoodetes.2. MÄÄRATLUSKäesoleva meetodi kohaselt määratud nitrometaanisisaldust proovis väljendatakse nitrometaani massiprotsendina kogu aerosooliballooni sisu kohta.3. PÕHIMÕTENitrometaan identifitseeritakse värvusreaktsiooni abil. Nitrometaan määratakse gaasikromatograafiliselt pärast sisestandardi lisamist.4. IDENTIFITSEERIMINE4.1. ReaktiividKõik reaktiivid peaksid olema analüütiliselt puhtad.4.1.1. Naatriumhüdroksiid, 0,5 M lahus.4.1.2. Folini reaktiiv0,1 g naatrium-3,4-dihüdro-3,4-dioksonaftaleen-1-sulfonaati lahustatakse vees ja lahjendatakse 100 milliliitrini.4.2. Analüüsi käik1 ml proovile lisatakse 10 ml punktis 4.1.1 nimetatud lahust ja 1 ml punktis 4.1.2 nimetatud lahust. Violetne värvus osutab nitrometaani olemasolule.5. MÄÄRAMINE5.1. ReaktiividKõik reaktiivid peavad olema analüütiliselt puhtad.5.1.1. Kloroform (sisestandard 1).5.1.2. 2,4-dimetüülheptaan (sisestandard 2).5.1.3. Etanool, 95 %.5.1.4. Nitrometaan.5.1.5. Kloroformi võrdluslahus25 ml tareeritud mõõtekolbi viiakse 650 mg kloroformi (5.1.1). Kolb ja selle sisu kaalutakse uuesti hoolikalt. Täidetakse 95 % etanooliga (5.1.3) 25 milliliitrini. Kaalutakse ja arvutatakse kloroformi massiprotsent kõnealuses lahuses.5.1.6. 2,4-dimetüülheptaani võrdluslahusToimitakse analoogselt kloroformi võrdluslahusega, kuid 25 ml mõõtekolbi kaalutakse 270 mg 2,4-dimetüülheptaani (5.1.2).5.2. Seadmed5.2.1. Leekionisatsioonidetektoriga gaasikromatograaf.5.2.2. Aerosoolidest proovide võtmise seadmed (vahepudel, mikrosüstlad jne), nagu on kirjeldatud komisjoni 22. detsembri 1980. aasta direktiivi 80/1335/EMÜ [6] lisa II peatükis.5.2.3. Tavalised laboriseadmed.5.3. Analüüsi käik5.3.1. Proovi ettevalmistamine100 ml tareeritud vahepudelisse, mis on läbi puhutud või tühjendatud eespool nimetatud direktiivi II peatüki punktis 5.4 kirjeldatud viisil, viiakse umbes 5 ml üht sisestandardi lahust (5.1.5 või 5.1.6). Kasutatakse 10 või 20 ml nõelata klaassüstalt, mis on kinnitatud ülekandelüli külge eespool nimetatud komisjoni direktiivi II peatüki punktis 5 kirjeldatud viisil. Sisestatud koguse määramiseks kaalutakse uuesti. Samal viisil viiakse sellesse pudelisse umbes 50 g aerosooliballoonist pärineva proovi sisu. Vahepudel kaalutakse uuesti, et määrata sinna kantud proovi kogus. Segatakse hästi.Kindlaksmääratud mikrosüstla (5.2.2) abil süstitakse umbes 10 μl. Süstitakse viis korda.5.3.2. Standardi ettevalmistamine50 ml mõõtekolbi kaalutakse täpselt 500 mg nitrometaani (5.1.4) ning 500 mg kloroformi (5.1.1) või 210 mg 2,4-dimetüülheptaani (5.1.2). Täiendatakse kuni märgini 95 % etanooliga (5.1.3). Segatakse hästi. 5 ml kõnealust lahust viiakse 20 ml mõõtekolbi. Täiendatakse kuni märgini 95 % etanooliga (5.1.3).Kindlaksmääratud mikrosüstla (5.2.2) abil süstitakse umbes 10 μl. Süstitakse viis korda.5.3.3. Gaasikromatograafia tingimused5.3.3.1. KolonnKolonn koosneb kahest osast, millest esimese täidiseks on didetsüülftalaat Gas Chrom Q-l ja teisel Ucon 50 HB 280X Gas Chrom Q-l. Ettevalmistatud kombineeritud kolonni lahutusvõime R peab olema vähemalt 1,5, kus:R = 2d'W+ W2arvestades, et:r1 ja r2 = retentsiooniaeg minutites,W1 ja W2 = piikide laiused millimeetrites poolkõrgusel,d’ = lindi kiirus millimeetrites minutis.Ettenähtud lahutusvõime annavad näiteks kaks järgmist osa:Kolonn A:Materjal: roostevaba teras.Pikkus: 1,5 m.Läbimõõt: 3 mm.Kolonni täidis: 20 % didetsüülftalaat Gas Chrom Q-l (100–120 mešši).Kolonn B:Materjal: roostevaba teras.Pikkus: 1,5 m.Läbimõõt: 3 mm.Kolonni täidis: 20 % Ucon 50 HB 280X Gas Chrom Q-l (100–120 mešši).5.3.3.2. DetektorLeekionisatsioonidetektori elektromeetri sobivaks tundlikkuseks on 8 × 10–10A.5.3.3.3. TemperatuuritingimusedSobivaks peetakse järgmisi temperatuure:aurusti: 150 °C,detektor: 150 °C,kolonn: 50–80 ºC sõltuvalt kolonnide ja seadmete iseärasustest.5.3.3.4. Sobivad gaasidKandegaas: lämmastik.Rõhk: 2,1 baari.Voolukiirus: 40 ml/min.Detektori gaas: vastavalt detektori valmistaja ettekirjutusele.6. ARVUTAMINE6.1. Nitrometaani kalibreerimistegur arvutatuna kasutatud sisestandardi suhtesKui n tähistab nitrometaani:arvestades, et:kn = selle kalibreerimistegur,m’n = selle mass segus (grammides),S’n = selle piigi pindala.Kui c tähistab sisestandardit, kloroformi või 2,4-dimetüülheptaani:arvestades, et:m’c = selle mass segus (grammides),S’c = selle piigi pindala,siis:kr=×S'cS'n(kn on seadme funktsioon).6.2. Nitrometaani sisaldus proovisKui n tähistab nitrometaani:arvestades, et:kn = selle kalibreerimistegur,Sn = selle piigi pindala.Kui c tähistab sisestandardit, kloroformi või 2,4-dimetüülheptaani:arvestades, et:mc = selle mass segus (grammides),Sc = selle piigi pindala,M = ülekantud aerosooli mass grammides,siis proovi nitrometaanisisaldus massiprotsentides on:×k× S× 1007. KORRATAVUS [7]Kui nitrometaanisisaldus on umbes 0,3 massiprotsenti, ei tohiks ühest ja samast proovist samaaegselt tehtud kahe määramise tulemuste vahe absoluutväärtuses ületada 0,03 massiprotsenti.MERKAPTOÄÄDIKHAPPE IDENTIFITSEERIMINE JA MÄÄRAMINE JUUKSEKOOLUTUS- JA -TUGEVDUSVAHENDITES NING DEPILAATORITES1. RAKENDATAVUS JA RAKENDUSALAKäesolev meetod kirjeldab merkaptoäädikhappe identifitseerimist ja määramist juuksekoolutus- ja -tugevdusvahendites ning depilaatorites, milles võib olla ka muid redutseerijaid.2. MÄÄRATLUSKäesoleva meetodiga määratud merkaptoäädikhappe sisaldust proovis väljendatakse merkaptoäädikhappe massiprotsendina.3. PÕHIMÕTEMerkaptoäädikhape identifitseeritakse tilkanalüüsidega ja õhekihikromatograafia (ÕKK) abil ning määratakse jodomeetriliselt või gaasikromatograafiliselt.4. IDENTIFITSEERIMINE4.1. Identifitseerimine tilkanalüüsidega4.1.1. ReaktiividKõik reaktiivid peaksid olema analüütiliselt puhtad.4.1.1.1. Pliidi(atsetaat)paber.4.1.1.2. Soolhappe lahus (üks osa kontsentreeritud soolhapet ja üks osa vett).4.1.2. Analüüsi käik4.1.2.1. Merkaptoäädikhappe identifitseerimine värvusreaktsiooni abil pliidi(atsetaadiga)Tilk analüüsitavat proovi asetatakse pliidi(atsetaat)paberile (4.1.1.1). Kui ilmneb erekollane värvus, siis on proovis tõenäoliselt merkaptoäädikhapet.Tundlikkus: 0,5 %.4.1.2.2. Anorgaaniliste sulfiidide tõendamine hapestamisel tekkiva vesiniksulfiidi abilKatseklaasi viiakse mõned milligrammid uuritavat proovi. Lisatakse 2 ml destilleeritud vett ja 1 ml soolhapet (4.1.1.2). Eraldub lõhna järgi äratuntav vesiniksulfiid ja pliidi(atsetaat)paberil (4.1.1.1) moodustub must pliisulfiidi sade.Tundlikkus: 50 ppm.4.1.2.3. Sulfitite tõendamine hapestamisel tekkiva vääveldioksiidi abilAnalüüs tehakse punktis 4.1.2.2 kirjeldatud viisil. Segu lastakse keema. Vääveldioksiid on äratuntav lõhna järgi ja redutseerivate omaduste järgi näiteks permanganaatioonide suhtes.4.2. Identifitseerimine õhekihikromatograafia (ÕKK) abil4.2.1. ReaktiividKõik reaktiivid peaksid olema analüütiliselt puhtad, kui ei ole teisiti märgitud.4.2.1.1. Merkaptoäädikhape (tioglükoolhape), miinimumpuhtus 98 % jodomeetriliselt analüüsituna.4.2.1.2. 2,2’-ditiodi(äädikhape), miinimumpuhtus 98 % jodomeetriliselt analüüsituna.4.2.1.3. 2-merkaptopropioonhape (tiopiimhape), miinimumpuhtus 95 % jodomeetriliselt analüüsituna.4.2.1.4. 3-merkaptopropioonhape, miinimumpuhtus 98 % jodomeetriliselt analüüsituna.4.2.1.5. 3-merkaptopropaan-1,2-diool (1-tioglütserool), miinimumpuhtus 98 % jodomeetriliselt analüüsituna.4.2.1.6. Kasutusvalmis ÕKK-plaadid, silikageeli kihi paksus 0,25 mm.4.2.1.7. ÕKK-plaadid, alumiiniumoksiid, Merck F 254E või samaväärne.4.2.1.8. d420 = 1,19 g/ml.4.2.1.9. Etüülatsetaat.4.2.1.10. Kloroform.4.2.1.11. Diisopropüüleeter.4.2.1.12. Süsiniktetrakloriid.4.2.1.13. Jää-äädikhape.4.2.1.14. Kaaliumjodiid, 1(massi/mahu)protsendiline vesilahus.4.2.1.15. Plaatinatetrakloriid, 0,1(massi/mahu)protsendiline vesilahus.4.2.1.16. Eluendid4.2.1.16.1. Etüülatsetaat (4.2.1.9), kloroform (4.2.1.10), diisopropüüleeter (4.2.1.11), äädikhape (4.2.1.13) (mahuvahekorras 20:20:10:10).4.2.1.16.2. Kloroform (4.2.1.10), äädikhape (4.2.1.13) (mahuvahekorras 90:20).4.2.1.17. Ilmutid4.2.1.17.1. Vahetult enne kasutamist segatakse võrdses koguses punktides 4.2.1.14 ja 4.2.1.15 toodud lahuseid.4.2.1.17.2. Broomi lahus, 5 (massi/mahu) protsenti: 5 g broomi lahustatakse 100 ml süsiniktetrakloriidis (4.2.1.12).4.2.1.17.3. Fluorestsiinilahus, 0,1 (massi/mahu) protsenti: 100 mg fluorestsiini lahustatakse 100 ml etanoolis.4.2.1.17.4. Heksaammooniumheptamolübdaat, 1(massi/mahu)protsendiline vesilahus.4.2.1.18. Võrdluslahused4.2.1.18.1. Merkaptoäädikhape (4.2.1.1), 0,4(massi/mahu)protsendiline vesilahus.4.2.1.18.2. 2,2’-ditiodiäädikhape (4.2.1.2), 0,4(massi/mahu)protsendiline vesilahus.4.2.1.18.3. 2-merkaptopropioonhape (4.2.1.3), 0,4(massi/mahu)protsendiline vesilahus.4.2.1.18.4. 3-merkaptopropioonhape (4.2.1.4), 0,4(massi/mahu)protsendiline vesilahus.4.2.1.18.5. 3-merkaptopropaan-1,2-diool (4.2.1.5), 0,4(massi/mahu)protsendiline vesilahus.4.2.2. SeadmedTavalised ÕKK-seadmed.4.2.3. Analüüsi käik4.2.3.1. Proovide töötlemineKatsekogus hapestatakse pH-ni 1 mõne tilga soolhappega (4.2.1.8) ja vajaduse korral filtreeritakse.Teatavatel juhtudel võib olla soovitav proovi lahjendada. Sel juhul hapestatakse seda enne lahjendamist.4.2.3.2. ElueeriminePlaadile kantakse 1 μl proovi (4.2.3.1) ja üks liiter kõiki viit võrdluslahust (4.2.1.18). Plaat kuivatatakse hoolikalt kerges lämmastikuvoolus ja elueeritakse lahustitega (4.2.1.16.1 või 4.2.1.16.2). Plaat kuivatatakse võimalikult kiiresti, et vähendada tioolide oksüdeerumist miinimumini.4.2.3.3. MääraminePlaadile pihustatakse üht kolmest reaktiivist (4.2.1.17.1, 4.2.1.17.3 või 4.2.1.17.4). Kui plaadile pihustatakse punktis 4.2.1.17.3 nimetatud reaktiivi, töödeldakse seda broomiaurudega (nt kambris, milles on väike punktis 4.2.1.17.2 nimetatud reaktiivi sisaldav keeduklaas) seni, kuni laigud muutuvad nähtavaks. Pihustatava reaktiiviga (4.2.17.4) määramine on otstarbekas ainult sel juhul, kui ÕKK-plaadi kuivamisaeg ei ületa 30 minutit.4.2.3.4. TõlgendamineVõrdluslahuste Rf väärtusi ja värvust võrreldakse standardlahuste omadega. Allpool on Rf keskväärtused esitatud ainult ligikaudseks võrdluseks. Need sõltuvad järgmistest asjaoludest:- ÕKK-plaadi aktiveeritus kromatografeerimise ajal,- kromatograafiakambri temperatuur.Silikageelikihil saadud Rf väärtuste näited| Eluendid |4.2.1.16.1 | 4.2.1.16.2 |Merkaptoäädikhape | 0,25 | 0,80 |2-merkaptopropioonhape | 0,40 | 0,95 |2,2’-ditiodiäädikhape | 0,00 | 0,35 |3-merkaptopropioonhape | 0,45 | 0,95 |3-merkaptopropaan-1,2-diool | 0,45 | 0,35 |5. MÄÄRAMINE (vt joonealust märkust NB) [8]Määramist tuleks alati alustada jodomeetriliselt.5.1. Jodomeetria5.1.1. PõhimõteMääramiseks oksüdeeritakse -SH-rühma joodiga happelises keskkonnas vastavalt järgmisele võrrandile:2 HOOC-CH2SH + I2 → (HOOC-CH2-S)2 + 2 I– + 2 H+5.1.2. ReaktiividJood, 0,05 M standardlahus.5.1.3. SeadmedTavalised laboriseadmed.5.1.4. Analüüsi käikTäpne kogus (0,5–1 g) proovi kaalutakse 150 ml suletavasse koonilisse kolbi, milles on 50 ml destilleeritud vett. Lisatakse 5 ml soolhapet (4.1.1.2) (lahuse pH on umbes 0) ja tiitritakse joodilahusega (5.1.2) kuni kollase värvuse ilmumiseni. Soovi korral kasutatakse indikaatorit (nt tärkliselahust või süsiniktetrakloriidi).5.1.5. ArvutamineMerkaptoäädikhappe sisaldus arvutatakse järgmise valemi abil:sisaldus massiprotsentides ==0,92 nmkus:m = katsekoguse mass grammides,n = kasutatud joodilahuse (5.1.2) maht.5.1.6. MärkusedKui arvutuse tulemusena on markaptoäädikhappe sisaldus lubatud maksimaalsest sisaldusest väiksem 0,1 % või rohkem, ei ole vaja määramist jätkata. Kui tulemus on võrdne maksimaalse lubatud sisaldusega või sellest suurem ja kui identifitseerimise käigus on avastatud mitmeid redutseerijaid, on vaja läbi viia gaasikromatograafiline määramine.5.2. Gaasikromatograafia5.2.1. PõhimõteMerkaptoäädikhape eraldatakse abiainest kaadmiumdiatsetaadi lahusega sadestamise teel. Pärast metüleerimist diasometaaniga, mis valmistatakse kohapeal või varem dietüüleetri lahuses, mõõdetakse merkaptoäädikhappe metüülderivaat gaasi-/vedelikkromatograafiliselt, kusjuures sisestandardina kasutatakse metüüloktanoaati.5.2.2. ReaktiividKõik reaktiivid peavad olema analüütiliselt puhtad.5.2.2.1. Merkaptoäädikhape, 98 %.5.2.2.2. d420 = 1,19 g/ml.5.2.2.3. Metanool.5.2.2.4. Kaadmiumdiatsetaatdihüdraadi vesilahus, 10 (massi/mahu) protsenti.5.2.2.5. Metüüloktanoaat, 2(massi/mahu)protsendiline lahus metanoolis.5.2.2.6. Atsetaatpuhverlahus (pH 5):Naatriumatsetaattrihüdraat, 77 g.Jää-äädikhape, 27,5 g.Demineraliseeritud vesi, et viia lõppmaht ühe liitrini.5.2.2.7. Soolhape, 3 M lahus metanoolis (5.2.2.3), värskelt valmistatud.5.2.2.8. 1-metüül-3-nitro-1-nitrosoguanidiin.5.2.2.9. Naatriumhüdroksiid, 5 M lahus.5.2.2.10. Jood, 0,05 M standardlahus.5.2.2.11. Dietüüleeter.5.2.2.12. Diasometaani lahus, mis on valmistatud N-metüül-N-nitrosotolueen-4-sulfoonamiidist (Fieser, Reagents for Organic Synthesis (Wiley), 1967).Saadud lahus sisaldab umbes 1,5 g diasometaani 100 ml dietüüleetris. Et diasometaan on toksiline ja väga ebapüsiv gaas, tuleb kõiki katseid teha võimsas tõmbekapis ja vältida tuleb lihvklaasseadmeid (selleks otstarbeks on spetsiaalsed komplektid).5.2.3. Seadmed5.2.3.1. Tavalised laboriseadmed.5.2.3.2. Seadmed diasometaani valmistamiseks kohapealse metüleerimise jaoks (vt Fales, H.M., Jaouni, T.M. and Babashak, J.F., Analyt. Chem. 1973, 45, 2302)5.2.3.3. Seadmed diasometaani eelnevaks valmistamiseks (Fieser).5.2.4. Proovi ettevalmistamine50 ml tsentrifuugiküvetti kaalutakse piisav kogus proovi, mis sisaldab eeldatavalt 50–70 mg merkaptoäädikhapet. Hapestatakse mõne tilga soolhappega (5.2.2.2), et pH oleks umbes 3.Lisatakse 5 ml demineraliseeritud vett ja 10 ml atsetaatpuhverlahust (5.2.2.6).pH-paberiga kontrollitakse, et pH oleks umbes 5. Seejärel lisatakse 5 ml kaadmiumdiatsetaadi lahust (5.2.2.4).Oodatakse 10 minutit ja seejärel tsentrifuugitakse vähemalt 15 minutit 4000 g juures. Eemaldatakse supernatant, mis võib sisaldada lahustumatut rasva (kreemide puhul). Seda rasva ei tohi segi ajada tioolidega, mis kogunevad ühtse massina katseklaasi põhja. Kontrollitakse, et mõne tilga kaadmiumdiatsetaadi lahuse (5.2.2.4) lisamisel supernatandile ei tekiks sadet.Kui varasema identifitseerimise käigus ei ilmnenud muid redutseerijaid kui tioolid, kontrollitakse jodomeetriliselt, et tioolide sisaldus supernatandis ei oleks suurem kui 6–8 % esialgsest kogusest.10 ml metanooli (5.2.2.3) viiakse sadet sisaldavasse tsentrifuugiküvetti ja sade dispergeeritakse pulgaga segades. Tsentrifuugitakse uuesti vähemalt 15 minutit 4000 g juures. Supernatant valatakse välja ja kontrollitakse, et see ei sisaldaks tioole.Sadet pestakse teist korda eespool kirjeldatud viisil.Samasse tsentrifuugiküvetti lisatakse:- 2 ml metüüloktanoaadi lahust (5.2.2.5),- 5 ml soolhappe lahust metanoolis (5.2.2.7).Tioolid lahustatakse täielikult (väike kogus lahustumatuid aineid võib jääda abiainest). Kõnealune lahus tähistatakse tähega S.Kõnealuse lahuse alikvoodiga kontrollitakse jodomeetriliselt, et tioolide sisaldus oleks vähemalt 90 % punkti 5.1 kohaselt määratud sisaldusest.5.2.5. MetüleerimineMetüleeritakse kohapeal valmistatud lahusega (5.2.5.1) või varem valmistatud diasometaani lahusega (5.2.5.2).5.2.5.1. Metüleerimine kohapeal valmistatud lahusegaMetüleerimisseadmesse (5.2.3.2), milles on 1 ml eetrit (5.2.2.11), viiakse 50 μg lahust S ja metüleeritakse punktis 5.2.3.2 esitatud meetodil umbes 300 mg 1-metüül-3-nitro-1-nitrosoguanidiiniga (5.2.2.8). 15 minuti pärast (eetrilahus peaks olema kollane, mis osutab diasometaani liiale) viiakse proovilahus 2 ml õhukindla korgiga pudelisse. Pannakse ööseks külmikusse. Korraga metüleeritakse kaks proovi.5.2.5.2. Metüleerimine varem valmistatud diasometaani lahusega5 ml suletavasse kolbi viiakse 1 ml diasometaani lahust (5.2.2.12) ja siis 50 μg lahust S. Jäetakse ööseks külmikusse seisma.5.2.6. Standardi valmistamineValmistatakse teadaoleva kontsentratsiooniga merkaptoäädikhappe (5.2.2.1) standardlahus, mis sisaldab umbes 60 mg puhast merkaptoäädikhapet (5.2.2.1) 2 ml kohta.Kõnealune lahus tähistatakse tähega E.Sadestatakse, analüüsitakse ja metüleeritakse punktides 5.2.4 ja 5.2.5 kirjeldatud viisil.5.2.7. Gaasikromatograafia tingimused5.2.7.1. KolonnTüüp: roostevaba teras.Pikkus: 2 m.Läbimõõt: 3 mm.5.2.7.2. Kolonni täidis20 % didetsüülftalaat/chromosorb, WAW, 80–100 mešši.5.2.7.3. DetektorLeekionisatsioonidetektor. Leekionisatsioonidetektori elektromeetri sobivaks tundlikkuseks on 8 × 10–10A.5.2.7.4. Kasutatavad gaasidKandegaas: lämmastik;rõhk: 2,2 baari,voolukiirus: 35 ml/min.Abigaas: vesinik;rõhk: 1,8 baari,voolukiirus: 15 ml/min.Detektori gaas: vastavalt seadme valmistaja ettekirjutusele.5.2.7.5. TemperatuuritingimusedAurusti: 200 °C.Detektor: 200 °C.Kolonn: 90 °C.5.2.7.6. Isekirjutaja lindi liikumiskiirus5 mm/min.5.2.7.7. Süstitav kogus3 μl. Süstitakse viis korda.5.2.7.8. Kromatografeerimistingimused on soovituslikud. Need võimaldavad saavutada lahutusvõime R, mis on vähemalt 1,5, kus:R = 2d'W+ W2arvestades, et:r1 ja r2 = retentsiooniaeg minutites,W1 ja W2 = piikide laiused millimeetrites poolkõrgusel,d’ = lindi kiirus millimeetrites minutis.Kromatografeerimine on soovitatav lõpetada temperatuuri tõstmisega 90 ºC-lt 150 ºC-ni kiirusel 10 ºC minutis, et kõrvaldada ained, mis võivad segada järgmisi mõõtmisi.5.2.8. Arvutamine5.2.8.1. Merkaptoäädikhappe võrdetegurSee arvutatakse standardsegu põhjal metüüloktanoaadi suhtes.Kui t on merkaptoäädikhape:ning arvestades, et:kt = selle kalibreerimistegur,m’t = selle mass segus (milligrammides),S’t = selle piigi pindala.Kui c on metüüloktanoaat:ja arvestades, et:m’c = selle mass segus (milligrammides),S’c = selle piigi pindala,siis:k=×S'cS'tTegur erineb sõltuvalt kasutatavast seadmest.5.2.8.2. Merkaptoäädikhappe kontsentratsioon proovisKui t on merkaptoäädikhape:ja arvestades, et:kt = selle kalibreerimistegur,St = selle piigi pindala.Kui c on metüüloktanoaat:ja arvestades, et:mc = selle mass segus (milligrammides),Sc = selle piigi pindala,M = esialgse katsekoguse mass milligrammides,siis proovi merkaptoäädikhappe sisaldus massiprotsentides on:×k× S× 1006. KORRATAVUS [9]Kui merkaptoäädikhappe sisaldus on 8 massiprotsenti, ei tohiks ühest ja samast proovist samaaegselt tehtud kahe määramise tulemuste vahe absoluutväärtuses ületada 0,8 massiprotsenti.HEKSAKLOROFEENI IDENTIFITSEERIMINE JA MÄÄRAMINEA. IDENTIFITSEERIMINE1. RAKENDATAVUS JA RAKENDUSALAKäesolev meetod sobib kõigi kosmeetikatoodete puhul.2. PÕHIMÕTEHeksaklorofeen ekstraheeritakse proovist etüülatsetaadiga ja identifitseeritakse õhekihikromatograafia (ÕKK) abil.3. REAKTIIVIDKõik reaktiivid peaksid olema analüütiliselt puhtad.3.1. Väävelhape, 4 M lahus.3.2. Celite AW.3.3. Etüülatsetaat.3.4. Eluent: benseen, mis sisaldab 1 mahuprotsenti jää-äädikhapet.3.5. I ilmutuslahus:Rodamiin B-lahus: 100 mg rodamiin B-d lahustatakse segus, mis koosneb 150 ml dietüüleetrist, 70 ml absoluutsest alkoholist ja 16 ml veest.3.6. II ilmutuslahus:2,6-dibroom-4-(kloroimino)tsükloheksa-2,5-dienooni lahus: 400 mg 2,6-dibroom-4-(kloroimino)tsükloheksa-2,5-dienooni lahustatakse 100 ml metanoolis (iga päev valmistatakse värske lahus).Naatriumkarbonaadi lahus: 10 g naatriumkarbonaati lahustatakse 100 ml demineraliseeritud vees.3.7. Võrdluslahus:Heksaklorofeen, 0,05(massi/mahu)protsendiline lahus etüülatsetaadis.4. SEADMED4.1. Kiesel gel 254 ÕKK-plaadid, 200 × 200 mm (või samaväärsed).4.2. Tavalised ÕKK-seadmed.4.3. Vann, mis on reguleeritud temperatuurile 26 ºC ja millesse asetatakse kromatograafiakamber.5. UURITAVA PROOVI ETTEVALMISTAMINE5.1. 1 g homogeniseeritud proovi segatakse hoolikalt 1 g Celite AW-ga (3.2) ja 1 ml väävelhappega (3.1).5.2. Kuivatatakse temperatuuril 100 ºC kaks tundi.5.3. Kuivatatud jääk jahutatakse ja pulbristatakse hoolikalt.5.4. Ekstraheeritakse kaks korda 10 ml etüülatsetaadiga (3.3), pärast kumbagi ekstraheerimist tsentrifuugitakse ja ühendatakse etüülatsetaadikihid.5.5. Aurustatakse temperatuuril 60 ºC.5.6. Jääk lahustatakse 2 ml etüülatsetaadis (3.3).6. ANALÜÜSI KÄIK6.1. 2 μl proovilahust (5.6) ja 2 μl võrdluslahust (3.7) viiakse ÕKK-plaadile (4.1).6.2. Kamber (4.3) küllastatakse eluendiga (3.4).6.3. ÕKK-plaat asetatakse kambrisse ja elueeritakse kuni 150 mm kõrguseni.6.4. ÕKK-plaat võetakse välja ja kuivatatakse ventileeritavas kuivatuskapis temperatuuril umbes 105 ºC.6.5. IlmutamineHeksaklorofeeni laigud ilmutatakse ÕKK-plaadil punktide 6.5.1 või 6.5.2 kohaselt.6.5.1. Plaadile pihustatakse ühtlaselt I ilmutuslahust (3.5). 30 minuti pärast uuritakse plaati UV-valguses 254 nm juures.6.5.2. Plaadile pihustatakse ühtlaselt 2,6-dibroom-4-(kloroimino)tsükloheksa-2,5-dienooni II ilmutuslahust (3.6). Seejärel pihustatakse plaadile naatriumkarbonaadi lahust (3.6). Pärast plaadi kuivatamist toatemperatuuril 10 minutit uuritakse seda päevavalguses.7. TÕLGENDAMINE7.1. I ilmutamislahus (3.5):Heksaklorofeen ilmneb sinaka laiguna kollakasoranžilt fluorestseeruval taustal ja selle Rf on ligikaudu 0,5.7.2. II ilmutamislahus (3.6):Heksaklorofeen ilmneb taevasinisest türkiissinise laiguna valgel taustal ja selle Rf on ligikaudu 0,5.B. MÄÄRAMINE1. RAKENDATAVUS JA RAKENDUSALAKäesolevat meetodit kohaldatakse kõigi kosmeetikatoodete suhtes.2. MÄÄRATLUSKäesoleva meetodiga määratud heksaklorofeeni sisaldust proovis väljendatakse heksaklorofeeni massiprotsendina.3. PÕHIMÕTEHeksaklorofeen määratakse pärast selle muundamist metüülderivaadiks gaasikromatograafiliselt elektronihaardedetektoriga.4. REAKTIIVIDKõik reaktiivid peaksid olema analüütiliselt puhtad.4.1. Etüülatsetaat.4.2. N-metüül-N-nitroso-p-tolueensulfoonamiid (diazald).4.3. Dietüüleeter.4.4. Metanool.4.5. 2-(2-etoksüetoksü)etanool (karbitool).4.6. Sipelghape.4.7. Kaaliumhüdroksiidi 50massiprotsendiline vesilahus (iga päev valmistatakse värske lahus).4.8. Spektroskoopia jaoks vajaminev heksaan.4.9. Broomklorofeen (standard nr 1).4.10. 4,4’,6,6’-tetrakloro-2,2’-tiodifenool (standard nr 2).4.11. 2,4,4’-trikloro-2-hüdroksü-difenüüleeter (standard nr 3).4.12. Atsetoon.4.13. Väävelhape, 4 M.4.14. Celite AW.4.15. Sipelghape/etüülatsetaat, 10mahuprotsendiline lahus.4.16. Heksaklorofeen.5. SEADMED5.1. Harilikud laboratoorsed klaasnõud.5.2. Miniseade diasometaani valmistamiseks (Analyt. Chem. 1973, 45, 2302-2).5.3. Gaasikromatograaf elektronihaardedetektoriga, mille allikaks on 63Ni.6. ANALÜÜSI KÄIK6.1. Standardlahuse valmistamineStandard valitakse nii, et see ei reageeriks ühegi analüüsitava toote abiaines sisalduva ainega. Tavaliselt on kõige sobivam standard nr 1 (4.9).6.1.1. Täpselt 50 mg standardit nr 1, 2 või 3 (4.9, 4.10 või 4.11) ja 50 mg heksaklorofeeni (4.16) kaalutakse 100 ml mõõtekolbi. Täiendatakse märgini etüülatsetaadiga (4.1) (lahus A). 10 ml lahust A lahjendatakse etüülatsetaadiga (4.1) 100 milliliitrini (lahus B).6.1.2. Täpselt 50 mg standardit nr 1, 2 või 3 (4.9, 4.10 või 4.11) kaalutakse 100 ml mõõtekolbi. Täiendatakse märgini etüülatsetaadiga (4.1) (lahus C).6.2. Proovi ettevalmistamine [10]Kaalutakse täpselt 1 g homogeniseeritud proovi ja segatakse hoolikalt 1 ml väävelhappe (4.13), 15 ml atsetooni (4.12) ja 8 g Celite AW-ga (4.14). Segu kuivatatakse õhu käes auruvannil 30 minutit, seejärel kuivatatakse 1,5 tundi ventileeritavas kuivatuskapis. Jääk jahutatakse, pulbristatakse hoolikalt ja viiakse klaaskolonni. Elueeritakse etüülatsetaadiga (4.1) ja kogutakse 100 ml eluaati. Lisatakse 2 ml sisestandardi lahust (lahus C) (6.1.2).6.3. Proovi metüleerimineKõik reaktiivid ja seadmed jahutatakse kahe tunni jooksul temperatuurini 0–4 ºC. Diasometaaniseadme väliskambrisse viiakse 1,2 ml punkti 6.1 kohaselt saadud lahust ja 0,1 ml metanooli (4.4). Umbes 200 mg diazaldi (4.2) pannakse seadme keskmisesse mahutisse, lisatakse 1 ml karbitooli (4.5) ja 1 ml dietüüleetrit (4.3) ning lahustatakse. Seade pannakse kokku, asetatakse poolenisti vanni temperatuurile 0 °C ja keskmisesse mahutisse viiakse süstlaga umbes 1 ml jahutatud kaaliumhüdroksiidi lahust (4.7). Veendutakse, et diasometaani moodustumisel tekkiv kollane värvus oleks püsiv. Kui kollane värvus kaob, korratakse metüleerimist veel 200 mg diazaldiga (4.2). [11]15 minuti pärast võetakse seade vannist välja ja jäetakse suletuna 12 tunniks toatemperatuurile seisma. Seade avatakse, diasometaani liial lastakse reageerida, lisades mõned tilgad 10mahuprotsendilist sipelghappe lahust etüülatsetaadis (4.15) ja viiakse orgaaniline lahus 25 ml mõõtekolbi. Täiendatakse heksaaniga (4.8) märgini.1,5 μl kõnealust lahust süstitakse kromatograafi.6.4. Standardi metüleerimineKõik reaktiivid ja seadmed jahutatakse kahe tunni jooksul temperatuurini 0–4 ºC. Diasometaaniseadme väliskambrisse viiakse:0,2 ml lahust B (6.1.1),1 ml etüülatsetaati (4.1),0,1 ml metanooli (4.4).Metüleerimist jätkatakse punktis 6.3 kirjeldatud viisil. 1,5 μl saadud lahust süstitakse kromatograafi.7. GAASIKROMATOGRAAFIAKolonni lahutusvõime R peab olema vähemalt 1,5, kus:R = 2d'W+ W2arvestades, et:r1 ja r2 = retentsiooniaeg minutites,W1 ja W2 = piikide laiused millimeetrites poolkõrgusel,d’ = lindi kiirus millimeetrites minutis.Sobivaks on peetud järgmisi gaasikromatograafia tingimusi:Kolonn: roostevaba teras.Pikkus: 1,7 m.Läbimõõt: 3 mm.Kandja:chromosorb: WAWsõelanalüüs: 80–100 mešši.Statsionaarne faas: 10 % OV 17.Temperatuurid:kolonn: 280 ºC,aurusti: 280 ºC,detektor: 280 °C.Kandegaas: hapnikuvaba lämmastik.Rõhk: 2,3 baari.Voolukiirus: 30 ml/min.8. ARVUTAMINE8.1. Heksaklorofeeni võrdetegurTegur arvutatakse valitud standardlahuse abil standardsegu suhtes.Arvestades, et:h = heksaklorofeen,kh = selle võrdetegur,m’h = selle mass segus (grammides),A’h = selle piigi pindala,s = valitud standard,m’s = selle mass segus (grammides),A’s = selle piigi pindala,siis:k=×A'sA'h8.2. Heksaklorofeeni kogus proovisArvestades, et:h = heksaklorofeen,kh = selle võrdetegur,Ah = selle piigi pindala,s = valitud standard,ms = selle mass segus (grammides),As = selle piigi pindala,M = võetud proovi mass grammides,siis proovi heksaklorofeenisisaldus massiprotsentides on:m× k× AX 100M × As9. KORRATAVUS [12]Kui heksaklorofeenisisaldus on 0,1 massiprotsenti, ei tohiks ühest ja samast proovist samaaegselt tehtud kahe määramise tulemuste vahe absoluutväärtuses ületada 0,005 massiprotsenti.TOSÜÜLKLOORAMIIDNAATRIUMI (KLORAMIIN-T) KVANTITATIIVNE MÄÄRAMINE1. RAKENDATAVUS JA RAKENDUSALAKäesolev meetod käsitleb tosüülklooramiidnaatriumi (kloramiin-T) kvantitatiivset määramist kosmeetikatoodetes õhekihikromatograafia (ÕKK) abil.2. MÄÄRATLUSKäesoleva meetodi kohaselt määratud kloramiin-T sisaldust proovis väljendatakse massiprotsentides.3. PÕHIMÕTEKloramiin-T hüdrolüüsitakse täielikult 4-tolueensulfoonamiidiks soolhappega keetmisel.Moodustunud 4-tolueensulfoonamiidi kogus määratakse fotodensitomeetriliselt pärast ÕKK-d.4. REAKTIIVIDKõik reaktiivid peaksid olema analüütiliselt puhtad.4.1. Tosüülklooramiidnaatrium (kloramiin-T).4.2. 4-tolueensulfoonamiidi standardlahus: 50 mg 4-tolueensulfoonamiidi lahustatakse 100 ml etanoolis (4.5).4.3. d420 = 1,18 g/ml.4.4. Dietüüleeter.4.5. Etanool, 96 mahuprotsenti.4.6. Eluent4.6.1. 1-butanool, etanool (4.5), vesi (mahuvahekorras 40:4:9), või4.6.2. Kloroform, atsetoon (mahuvahekorras 6:4).4.7. Valmis ÕKK-plaadid, silikageel 60, fluorestsentsindikaatorita.4.8. Kaaliumpermanganaat.4.9. Soolhape, 15 massiprotsenti.4.10. Ilmutamisreaktiiv: 2-toluidiin, 1(massi/mahu)protsendiline lahus etanoolis (4.5).5. SEADMED5.1. Tavalised laboriseadmed.5.2. Tavalised ÕKK-seadmed.5.3. Fotodensitomeeter.6. ANALÜÜSI KÄIK6.1. Hüdrolüüs50 ml ümarkolbi kaalutakse hoolikalt umbes 1 g proovi (m). Lisatakse 5 ml vett ja 5 ml soolhapet (4.3) ning keedetakse üks tund, kasutades selleks püstjahutit. Kuum suspensioon kantakse kohe veega 50 ml mõõtekolbi. Lastakse jahtuda ja täiendatakse veega märgini. Tsentrifuugitakse viis minutit kiirusel vähemalt 3000 pööret minutis ja supernatant lastakse läbi filtri.6.2. Ekstraheerimine6.2.1. Võetakse 30 ml filtraati ja ekstraheeritakse kolm korda 15 ml dietüüleetriga (4.4). Vajaduse korral kuivatatakse eetrifaasid ja kogutakse need 50 ml mõõtekolbi. Täiendatakse dietüüleetriga (4.4) märgini.6.2.2. Võetakse 25 ml kuivatatud eetriekstrakti ja aurutatakse lämmastikujoas kuivaks. Jääk lahustatakse uuesti 1 ml etanooliga (4.5).6.3. Õhekihikromatograafia (ÕKK)6.3.1. 20 μl etanooli sisaldavat jaäki (6.2) kantakse ÕKK-plaadile (4.7).Samal ajal ja samamoodi kantakse 8, 12, 16 ja 20 μl 4-tolueensulfoonamiidi standardlahust (4.2).6.3.2. Seejärel elueeritakse seni, kuni eluendi (4.6.1 või 4.6.2) piir on tõusnud ligikaudu 150 mm.6.3.3. Pärast eluendi täielikku aurustumist asetatakse plaat 2–3 minutiks klooriaurudesse, mille saamiseks valatakse suletud nõusse umbes 100 ml soolhapet (4.9) ja sellele 2 g kaaliumpermanganaati (4.8). Kloori liig eraldatakse, kuumutades plaati viis minutit temperatuurini 100 ºC. Seejärel pihustatakse plaadile reaktiivi (4.10).6.4. MõõtmineLigikaudu ühe tunni pärast mõõdetakse violetseid laike fotodensitomeetriliselt 525 nm juures.6.5. Kalibreerimiskõverate joonestamineJoonisele kantakse piikide maksimumkõrgused, mis on saadud nelja 4-tolueensulfoonamiidilaigu võrdlemisel vastavate 4-tolueensulfoonamiidikogustega (s.o 4, 6, 8 ja 10 μg 4-tolueensulfoonamiidi laigu kohta).7. MÄRKUSMeetodit võib kontrollida, kasutades 0,1- või 0,2(massi/mahu)protsendilist kloramiin-T lahust (4.1), mida käsitletakse samamoodi nagu proovi (6).8. ARVUTAMINEProovis sisalduva kloramiin-T massiprotsent arvutatakse järgmiselt:Tosüülklooramiidnaatriumi sisaldus massiprotsentides =1,33 × a60 × mkus:1,33 = 4-tolueensulfoonamiidi ja kloramiin-T muundustegur,a = proovi 4-tolueensulfoonamiidi sisaldus (μg-des) vastavalt kalibreerimiskõveratele,m = võetud proovi mass grammides.9. KORRATAVUS [13]Kui kloramiin-T sisaldus on umbes 0,2 massiprotsenti, ei tohiks ühest ja samast proovist samaaegselt tehtud kahe määramise tulemuste vahe absoluutväärtuses ületada 0,03 massiprotsenti.ÜLDFLUORI MÄÄRAMINE HAMBAPASTADES1. RAKENDATAVUS JA RAKENDUSALAKäesolev meetod on ette nähtud üldfluori määramiseks hambapastades. See on sobiv kuni 0,25 % suuruse fluorisisalduse puhul.2. MÄÄRATLUSKäesoleva meetodi kohaselt määratud fluorisisaldust proovis väljendatakse massiprotsentides.3. PÕHIMÕTEMääratakse gaasikromatograafiliselt. Fluoriühendites olev fluor muundatakse vahetul reageerimisel klorotrietüülsilaaniga (TECS) trietüülfluorosilaaniks (TEFS), mida samal ajal ekstraheeritakse ksüleeniga, mis sisaldab sisestandardina tsükloheksaani.4. REAKTIIVIDKõik reaktiivid peaksid olema analüütiliselt puhtad.4.1. Naatriumfluoriid, kuivatatud temperatuuril 120 ºC konstantse massini.4.2. Vesi, bidestilleeritud või samaväärne.4.3. d420 = 1,19 g/ml.4.4. Tsükloheksaan (CH).4.5. Ksüleen, mis prooviga analoogsetel tingimustel kromatografeerimisel (6.1) ei anna kromatogrammil enne lahusti piiki ühtki teist piiki. Vajaduse korral puhastatakse destilleerimise teel (5.8).4.6. Klorotrietüülsilaan (TECS MERCK või samaväärne).4.7. Fluori standardlahused4.7.1. Põhilahus. 0,250 mg F–/ml. Kaalutakse täpselt 138,1 mg naatriumfluoriidi (4.1) ja lahustatakse vees (4.2). Kogus viiakse kvantitatiivselt 250 ml mõõtekolbi (5.5). Lahjendatakse veega (4.2) märgini ja segatakse.4.7.2. Lahjendatud põhilahus, 0,050 mg F–/ml. 20 ml põhilahust (4.7.1) pipeteeritakse 100 ml mõõtekolbi (5.5). Lahjendatakse veega märgini ja segatakse.4.8. Sisestandardi lahus1 ml tsükloheksaani (4.4) segatakse 5 ml ksüleeniga (4.5).4.9. Klorotrietüülsilaan/sisestandardi lahus0,6 ml TECS-I (4.6) ja 0,12 ml sisestandardi lahust (4.8) viiakse pipetiga (5.7) 10 ml mõõtekolbi. Lahjendatakse ksüleeniga (4.5) märgini ja segatakse. Iga päev valmistatakse värske lahus.4.10. Perkloorhape, 70 (massi/mahu) protsenti.4.11. Perkloorhape, 20(massi/mahu)protsendiline vesilahus (4.2).5. SEADMED5.1. Tavalised laboriseadmed.5.2. Leekionisatsioonidetektoriga varustatud gaasikromatograaf.5.3. Vortex-segisti või samaväärne.5.4. Bühleri loksuti, SMB1-tüüpi või samaväärne.5.5. Polüpropüleenist mõõtekolvid, 100 ja 250 ml.5.6. Tsentrifuugiküvetid (klaasist); 20 ml, teflontihendiga, keermega korkidega, Sovirel 611-56-tüüpi või samaväärsed. Küvettide ja keermega korkide puhastamiseks leotatakse neid mõned tunnid perkloorhappes (4.11), seejärel loputatakse viis korda veega (4.2) ja lõpuks kuivatatakse temperatuuril 100 ºC.5.7. Reguleeritavad pipetid, millega saab doseerida 50–200 μl, ühekordsete plastotsikutega.5.8. Destilleerimisaparaat, milles on kolme munaga Schneideri kolonn või samaväärne Vigreux’ kolonn.6. ANALÜÜSI KÄIK6.1. Proovi analüüsimine6.1.1. Võetakse varem avamata hambapastatuub, lõigatakse lahti ja võetakse kogu sisu välja. Sisu viiakse plastnõusse, segatakse hoolikalt ja hoitakse tingimustes, kus pasta ei rikne.6.1.2. Täpselt 150 mg (m) proovi kaalutakse tsentrifuugiküvetti (5.6), lisatakse 5 ml vett (4.2) ja homogeniseeritakse (5.3).6.1.3. Lisatakse 1 ml ksüleeni (4.5).6.1.4. Tilkhaaval lisatakse 5 ml soolhapet (4.3) ja homogeniseeritakse (5.3).6.1.5. Tsentrifuugiküvetti (5.6) pipeteeritakse 0,5 ml klorotrietüülsilaani/sisestandardi lahust (4.9).6.1.6. Küvett suletakse keermega korgiga (5.6) ja segatakse hoolikalt 45 minutit loksutil (5.4), mille kiiruseks on reguleeritud 150 lööki minutis.6.1.7. Tsentrifuugitakse 10 minutit kiirusel, kus faasid selgelt eralduvad, keeratakse küvett lahti, eemaldatakse orgaaniline kiht ja süstitakse 3 μl orgaanilist faasi gaasikromatograafi kolonni (5.2).Märkus:Kõigi komponentide elueerimiseks kulub umbes 20 minutit.6.1.8. Korratakse süstimist, arvestatakse piikide keskmiste pindalade suhe (ATEFS/ACH) ja loetakse vastav fluorisisaldus (milligrammides (m1)) kalibreerimisgraafikult (6.3).6.1.9. Arvutatakse fluori üldsisaldus proovis (fluori massiprotsendina) vastavalt punktile 7.6.2. Kromatografeerimistingimused6.2.1. Kolonn: roostevaba teras.Pikkus: 1,8 m.Läbimõõt: 3 mm.Kandja: Gaschrom Q, 80–100 mešši.Statsionaarne faas: 20 % silikoonõli DC 200 või samaväärne. Kolonni konditsioneeritakse öö läbi temperatuuril 100 °C (kandegaasi voolukiirus 25 ml lämmastikku minutis) ja korratakse konditsioneerimist igal ööl. Pärast iga neljandat või viiendat süstimist konditsioneeritakse kolonn uuesti, kuumutades seda 30 minutit temperatuuril 100 °C.Temperatuurid:kolonn: 70 °C,aurusti: 150 °C,detektor: 250 °C.Kandegaasi voolukiirus: 35 ml lämmastikku minutis.6.3. Kalibreerimisgraafik6.3.1. Kuude järjestikusesse tsentrifuugiküvetti (5.6) pipeteeritakse 0, 1, 2, 3, 4, ja 5 ml fluori lahjendatud standardlahust (4.7.2). Kõik küvetid täidetakse veega (4.2) 5 milliliitrini.6.3.2. Jätkatakse punktides 6.1.3–6.1.6 (k.a) kirjeldatud viisil.6.3.3. Gaasikromatograafi kolonni (5.2) süstitakse 3 μl orgaanilist faasi.6.3.4. Korratakse süstimist ja arvutatakse piikide keskmiste pindalade suhe (ATEFS/ACH).6.3.5. Kalibreerimisgraafik koostatakse standardlahustes (6.3.1) sisalduva fluori massi (milligrammides) ja punkti 6.3.4 kohaselt mõõdetud piikide keskmiste pindalade suhte (ATEFS/ACH) alusel. Graafiku punktid ühendatakse regressioonianalüüsil arvutatud sobivaima sirgjoonega.7. ARVUTAMINEÜldfluori sisaldus proovis (fluori massiprotsentides) leitakse järgmiselt:% F =× 100 %kus:m = katsekoguse mass milligrammides (6.1.2),m1 = fluori kogus (milligrammides) vastavalt kalibreerimisgraafikule (6.1.8).8. KORRATAVUS [14]Kui fluorisisaldus on umbes 0,15 massiprotsenti, ei tohiks ühest ja samast proovist samaaegselt tehtud kahe määramise tulemuste vahe absoluutväärtuses ületada 0,012 massiprotsenti.ELAVHÕBEORGAANILISTE ÜHENDITE IDENTIFITSEERIMINE JA MÄÄRAMINERAKENDATAVUS JA RAKENDUSALAAllpool kirjeldatud meetodil on võimalik identifitseerida ja määrata silmakosmeetikatoodetes säilitusainetena kasutatavaid elavhõbeorgaanilisi derivaate. Seda kohaldatakse tiomersaali (INN) (2-(etüülmerkuritio)naatriumbensoaat) ning fenüülelavhõbeda ja selle soolade suhtes.A. IDENTIFITSEERIMINE1. PÕHIMÕTEElavhõbeorgaanilised ühendid moodustavad kompleksi 1,5-defenüül-3-tiokarbasooniga. Pärast ditisonaadi ekstraheerimist süsiniktetrakloriidiga viiakse läbi silikageeliga õhekihikromatografeerimine. Ditisonaadilaigud on oranžid.2. REAKTIIVIDKõik reaktiivid peaksid olema analüütiliselt puhtad.2.1. Väävelhape, 25 mahuprotsenti.2.2. 1,5-difenüül-3-tiokarbasoon (ditisoon): 0,8 mg 100 ml süsiniktetrakloriidis (2.4).2.3. Lämmastik.2.4. Süsiniktetrakloriid.2.5. Eluent: heksaan/atsetoon, mahuvahekorras 90:10.2.6. Standardlahus, 0,001 % vesilahus järgmistest ainetest:2-(etüülmerkuriotio)naatriumbensoaat,etüülelavhõbekloriid või metüülelavhõbekloriid,fenüülelavhõbenitraat või fenüülelavhõbeatsetaat,elavhõbedikloriid või elavhõbesiatsetaat.2.7. Valmis silikageelplaadid (nt Merck 5721 või samaväärsed).2.8. Naatriumkloriid.3. SEADMED3.1. Tavalised laboriseadmed.3.2. Tavalised ÕKK-seadmed.3.3. Faasieraldusfilter.4. ANALÜÜSI KÄIK4.1. Ekstraheerimine4.1.1. 1 g proovi lahjendatakse tsentrifuugiküvetis tiitrides 20 ml destilleeritud veega. Dispergeeritakse maksimaalselt ja soojendatakse vannis temperatuurini 60ºC. Lisatakse 4 g naatriumkloriidi (2.8). Loksutatakse. Lastakse jahtuda.4.1.2. Tsentrifuugitakse vähemalt 20 minutit kiirusel 4500 pööret minutis, et eraldada suurem osa tahket ainet vedelast. Filtreeritakse jaotuslehtrisse ja lisatakse 0,25 ml väävelhappe lahust (2.1).4.1.3. Ekstraheeritakse mitu korda 2–3 ml ditisooni lahusega (2.2), kuni viimane orgaaniline faas jääb roheliseks.4.1.4. Kõik orgaanilised faasid filtreeritakse järjest läbi faasieraldusfiltri (3.3).4.1.5. Aurutatakse kuivaks lämmastikujoas (2.3).4.1.6. Lahustatakse 0,5 ml süsiniktetrakloriidiga (2.4). Kõnealust lahust kasutatakse kohe punktis 4.2.1 kirjeldatud viisil.4.2. Eraldamine ja identifitseerimine4.2.1. 50 μl punkti 4.1.6 kohaselt saadud süsiniktetrakloriidi lahust kantakse kohe silikageelplaadile (2.7). Samal ajal toimitakse 10 ml standardlahusega (2.6) punktis 4.1 kirjeldatud viisil ja 50 μl punkti 4.1.6 kohaselt saadud lahust viiakse samale plaadile.4.2.2. Plaat asetatakse lahustisse (2.5) ja lastakse lahusti piiril tõusta 150 millimeetrini. Elavhõbeorgaanilised ühendid ilmnevad püsiva värviga laikudena, tingimusel et plaat kaetakse kohe pärast lahusti aurumist klaasplaadiga.Näiteks saadakse järgmised Rf väärtused:| Rf | Värvus |Tiomersaal | 0,33 | Oranž |Etüülelavhõbekloriid | 0,29 | Oranž |Metüülelavhõbekloriid | 0,29 | Oranž |Fenüülelavhõbeda soolad | 0,21 | Oranž |Elavhõbe (II) soolad | 0,10 | Oranž |Elavhõbediatsetaat | 0,10 | Oranž |1,5-difenüül-3-tiokarbasoon | 0,09 | Roosa |B. MÄÄRAMINE1. MÄÄRATLUSKäesoleva meetodi kohaselt määratud elavhõbeorgaaniliste ühendiste sisaldust proovis väljendatakse elavhõbeda massiprotsendina.2. PÕHIMÕTEMeetod seisneb proovis sisalduva kogu elavhõbeda kvantitatiivses määramises. Seega tuleb kõigepealt kindlaks teha, et proovis ei esineks anorgaanilist elavhõbedat ja identifitseerida proovis sisalduvad elavhõbeorgaanilised derivaadid. Pärast mineraliseerimist mõõdetakse vabanenud elavhõbe leegita aatomiabsorptsiooni abil.3. REAKTIIVIDKõik reaktiivid peaksid olema analüütiliselt puhtad.3.1. d420 = 1,41 g/ml.3.2. d420 = 1,84 g/ml.3.3. Bidestilleeritud vesi.3.4. Kaaliumpermanganaat, 7(massi/mahu)protsendiline lahus.3.5. Hüdroksüülammoniumkloriid, 1,5(massi/mahu)protsendiline lahus.3.6. Dikaaliumperoksüdisulfaat, 5(massi/mahu)protsendiline lahus.3.7. Tinadikloriid, 10(massi/mahu)protsendiline lahus.3.8. d420 = 1,18 g/ml.3.9. Palladiumdikloriidiga immutatud klaasvatt, 1 massiprotsenti.4. SEADMED4.1. Tavalised laboriseadmed.4.2. Seadmed elavhõbeda määramiseks leegita aatomiabsorptsiooni teel (külmauru meetod), sh vajalikud klaasnõud. Küveti tee pikkus on vähemalt 100 mm.5. ANALÜÜSI KÄIKVõetakse kõik elavhõbeda analüüsimiseks vajalikud ettevaatusabinõud.5.1. Lagundamine5.1.1. Kaalutakse täpselt 150 mg proovi (m). Lisatakse 10 ml lämmastikhapet (3.1) ja jäetakse kolmeks tunniks lagunema õhukindlas kolvis veevannis temperatuuril 55 ºC, loksutades kolbi korrapäraste ajavahemiku järel. Samal ajal tehakse pimekatse reaktiividega.5.1.2. Pärast jahutamist lisatakse 10 ml väävelhapet (3.2) ja pannakse uuesti veevanni temperatuurile 55 ºC 30 minutiks.5.1.3. Kolb pannakse jäävanni ja lisatakse ettevaatlikult 20 ml vett (3.3).5.1.4. 2 ml kaupa lisatakse 7 % kaaliumpermanganaadi lahust (3.4) kuni lahuse värvumiseni. Kolb pannakse tagasi veevanni temperatuurile 55 ºC veel 15 minutiks.5.1.5. Lisatakse 4 ml dikaaliumperoksüdisulfaadi lahust (3.6). Soojendamist veevannis temperatuuril 55 ºC jätkatakse 30 minutit.5.1.6. Kolvil lastakse jahtuda ja selle sisu viiakse 100 ml mõõtekolbi. Kolb loputatakse 5 ml hüdroksüülammooniumkloriidiga (3.5) ja seejärel loputatakse neli korda 10 ml veega (3.3). Lahus peab muutuma täielikult värvituks. Täidetakse veega (3.3) märgini.5.2. Määramine5.2.1. 10 ml uuritavat lahust (5.1.6) viiakse elavhõbeda määramiseks külmauru meetodil (4.2) kasutatavasse klaasnõusse. Lahjendatakse 100 ml veega (3.3) ning seejärel 5 ml väävelhappe (3.2) ja 5 ml tinadikloriidi lahusega (3.7). Pärast iga aine lisamist segatakse. Oodatakse 30 sekundit, et kõik elavhõbedaioonid oleksid taandatud metallilisse olekusse ja loetakse näit (n).5.2.2. Natuke pallaadiumiga immutatud klaasvatti (3.9) pannakse elavhõbeda redutseerimisnõu ja seadme küveti (4.2) vahele. Korratakse punktis 5.2.1 esitatud protseduuri ja loetakse näit. Kui näit ei ole null, ei olnud mineraliseerimine täielik ja analüüsi tuleb korrata.6. ARVUTAMINEArvestades, et:m = uuritava proovi mass (milligrammides),n = elavhõbeda kogus (μgrammides) seadme näidu järgi.Elavhõbedasisaldus massiprotsentides arvutatakse järgmise valemi abil:Elavhõbedasisaldus massiprotsentides =nm7. MÄRKUSED7.1. Mineraliseerimise tõhustamiseks võib algul proovi lahjendada.7.2. Kui kahtlustatakse, et substraat neelab elavhõbedat, tuleks kvantitatiivsel määramisel lisada standardit.8. KORRATAVUS [15]Kui elavhõbedasisaldus on 0,007 %, ei tohiks ühest ja samast proovist samaaegselt tehtud kahe määramise tulemuste vahe absoluutväärtuses ületada 0,00035 %.LEELIS- JA LEELISMULDSULFIIDIDE MÄÄRAMINE1. RAKENDATAVUS JA RAKENDUSALAKäesolev meetod kirjeldab sulfiidide määramist kosmeetikatoodetes. Tioolide ja muude redutseerijate (k.a sulfitid) juuresolek ei sega määramist.2. MÄÄRATLUSKäesoleva meetodiga määratud sulfiididesisaldust väljendatakse väävli massiprotsendina.3. PÕHIMÕTEPärast kandja hapestamist kantakse vesiniksulfiid lämmastikujoaga püüdjasse ja seejärel fikseeritakse kaadmiumsulfiidina. Kaadmiumsulfiid filtreeritakse, loputatakse ja määratakse jodomeetriliselt.4. REAKTIIVIDKõik reaktiivid peaksid olema analüütiliselt puhtad.4.1. d420 = 1,19 g/ml.4.2. Naatriumtiosulfaat, 0,1 M standardlahus.4.3. Jood, 0,05 M standardlahus.4.4. Dinaatriumsulfiid.4.5 Kaadmiumdiatsetaat.4.6. d420 = 0,90 g/ml.4.7. Kaadmiumdiatsetaadi ammoniakaalne lahus: 10 g kaadmiumdiatsetaati (4.5) lahustatakse umbes 50 ml vees. Lisatakse ammoniaaki (4.6), kuni sade lahustub (s.o ligikaudu 20 ml). Täiendatakse veega 100 milliliitrini.4.8. Lämmastik.4.9. Ammoniaagi lahus M.5. SEADMED5.1. Tavalised laboriseadmed.5.2. 100 ml standardlihviga kolmkael-ümarkolb.5.3. Kaks 150 ml koonilist lihviga kolbi, mis on varustatud sisselasketoruga ja külgmise väljalasketoruga gaasi väljalaskmiseks.5.4. Üks pika toruga lehter.6. ANALÜÜSI KÄIK6.1. Sulfiidide ülekandmine6.1.1. Võetakse varem avamata pakend. Ümarkolbi (5.2) kaalutakse täpne kogus (m grammi) kosmeetikatoodet, mis eeldatavalt sisaldab kuni 30 mg sulfiidioone. Lisatakse 60 ml vett ja kaks tilka vahutamisvastast vedelikku.6.1.2. 50 ml lahust (4.7) viiakse mõlemasse koonilisse kolbi (5.3).6.1.3. Ümarkolvile (5.2) paigaldatakse tilklehter, gaasi sisselasketoru ja gaasi väljavoolutoru. Väljalaske toru ühendatakse kooniliste kolbidega (5.3) PVC-torude abil.NB:Ülekandeseadme lekkekindlust tuleb kontrollida järgmiselt: katsetingimuste jäljendamiseks asendatakse määratav toode 10 ml sulfiidilahusega (valmistatud punkti 4.4 kohaselt), mis sisaldab X mg sulfiidi (jodomeetriliselt määratud). Olgu Y käesoleva toimingu lõpuks leitud sulfiidikogus milligrammides. X ja Y vahe ei tohi ületada 3 %.6.1.4. Seadmest puhutakse läbi lämmastikku (4.8) 15 minutit kiirusega kaks mulli sekundis, et kõrvaldada ümarkolvis (5.2) sisalduv õhk.6.1.5. Ümarkolbi kuumutatakse temperatuurini 85 ± 5 °C.6.1.6. Lämmastiku (4.8) vool peatatakse ja lisatakse tilkhaaval 40 ml soolhapet (4.1).6.1.7. Lämmastiku (4.8) vool lülitatakse uuesti sisse, kui peaaegu kogu hape on üle kandunud, jättes kolvi põhja minimaalses koguses vedelikku, et vältida vesiniksulfiidi lekkimist.6.1.8. Kuumutamine lõpetatakse 30 minuti pärast. Kolvil (5.2) lastakse jahtuda ja lämmastikku (4.8) juhitakse jätkuvalt läbi veel vähemalt 1,5 tundi.6.2. Tiitrimine6.2.1. Kaadmiumsulfiid filtreeritakse läbi pika toruga lehtri (5.4).6.2.2. Koonilised kolvid (5.3) loputatakse kõigepealt ammoniaagilahusega (4.9) ja valatakse filtrile. Seejärel loputatakse destilleeritud veega ja sama vett kasutatakse filtrile jäänud sademe pesemiseks.6.2.3. Lõpetuseks pestakse sadet 100 ml veega.6.2.4. Paberfilter asetatakse esimesse sadet sisaldanud koonilisse kolbi. Lisatakse 25 ml (n1) joodilahust (4.3), ligikaudu 20 ml soolhapet (4.1) ja 50 ml destilleeritud vett.6.2.5. Joodi liig määratakse naatriumtiosulfaadi lahusega (n2) (4.2).7. ARVUTAMINEProovi sulfiidisisaldust väljendatakse väävli massiprotsendina ja arvutatakse järgmise valemi alusel:Väävlisisaldus massiprotsentides =32n1 x1 − n2 x220 mkus:n1 = analüüsiks kulunud joodi standardlahuse (4.3) kogus milliliitrites,x1 = selle lahuse molaarsus,n2 = naatriumtiosulfaadi standardlahuse (4.2) kogus milliliitrites,x2 = selle lahuse molaarsus,m = uuritava proovi mass grammides.8. KORRATAVUS [16]Kui sulfiidisisaldus on umbes 2 massiprotsenti, ei tohiks ühest ja samast proovist samaaegselt tehtud kahe määramise tulemuste vahe absoluutväärtuses ületada 0,2 massiprotsenti.[1] EÜT L 383, 31.12.1980, lk 27.[2] EÜT L 383, 31.12.1980, lk 27.[3] Standard ISO 5725.[4] Standard ISO 5725.[5] Standard ISO 5725.[6] EÜT L 383, 31.12.1980, lk 27.[7] Standard ISO 5725.[8] NB:Oksüdeerimise vältimiseks tuleb merkaptoäädikhape määrata kasutamata tootes, mis on võetud vahetult enne analüüsi avatud tootepakendist.[9] Standard ISO 5725.[10] Et heksaklorofeeni võivad sisaldada paljud erinevad tooteliigid, on oluline kõigepealt enne käesoleva meetodi kohase määramise alustamist kontrollida proovist heksaklorofeeni ekstraheerimise saagist. Kui saagis on väike, võib asjaomaste isikute kokkuleppel muuta analüüsi käiku, näiteks asendada lahusti (etüülatsetaadi asemel benseen) vms.[11] Kollase värvuse püsimine osutab diasometaani liiale, mis on vajalik proovi täieliku metüleerimise tagamiseks.[12] Standard ISO 5725.[13] Standard ISO 5725.[14] Standard ISO 5725.[15] Standard ISO 5725.[16] Standard ISO 5725.--------------------------------------------------