CELEX: 32002D0364
Language: sl
Date: 2002-05-07 00:00:00
Title: Odločba Komisije z dne 7. maja 2002 o skupnih tehničnih specifikacijah za in vitro diagnostične medicinske pripomočke (notificirana pod dokumentarno številko K(2002) 1344)Besedilo velja za EGP.

Pomembno pravno obvestilo

|

32002D0364

Odločba Komisije z dne 7. maja 2002 o skupnih tehničnih specifikacijah za in vitro diagnostične medicinske pripomočke (notificirana pod dokumentarno številko K(2002) 1344)Besedilo velja za EGP.  

Uradni list L 131 , 16/05/2002 str. 0017 - 0030 CS.ES poglavje 13 zvezek 29 str. 459  - 472 ET.ES poglavje 13 zvezek 29 str. 459  - 472 HU.ES poglavje 13 zvezek 29 str. 459  - 472 LT.ES poglavje 13 zvezek 29 str. 459  - 472 LV.ES poglavje 13 zvezek 29 str. 459  - 472 MT.ES poglavje 13 zvezek 29 str. 459  - 472 PL.ES poglavje 13 zvezek 29 str. 459  - 472 SK.ES poglavje 13 zvezek 29 str. 459  - 472 SL.ES poglavje 13 zvezek 29 str. 459  - 472

		Odločba Komisijez dne 7. maja 2002o skupnih tehničnih specifikacijah za in vitro diagnostične medicinske pripomočke(notificirana pod dokumentarno številko K(2002) 1344)(Besedilo velja za EGP)(2002/364/ES)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,ob upoštevanju Direktive 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih [1] in zlasti drugega pododstavka člena 5(3) Direktive,ob upoštevanju naslednjega:(1) Direktiva 98/79/ES določa bistvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati in vitro diagnostični medicinski pripomočki, ko so dani na trg, ter skladnost z usklajenimi standardi, ki zagotavlja domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami.(2) Z izjemo glede na ta splošna načela se pri oblikovanju skupnih tehničnih specifikacij upošteva trenutna praksa v nekaterih državah članicah, da takšne specifikacije za nekatere pripomočke, ki se uporabljajo predvsem za ocenjevanje varnosti zalog krvi in darovanja organov, sprejmejo organi oblasti. Te skupne tehnične specifikacije se lahko uporabijo za vrednotenje ali ponovno vrednotenje delovanja.(3) Znanstveniki različnih zainteresiranih strani so bili udeleženi pri oblikovanju osnutkov skupnih tehničnih specifikacij.(4) Direktiva 98/79/ES določa, da države članice predvidijo skladnost z bistvenimi zahtevami v zvezi s pripomočki, načrtovanimi in izdelanimi v skladu s skupnimi tehničnimi specifikacijami za nekatere pripomočke iz najvišje kategorije tveganja. Te specifikacije vzpostavijo primerna merila za vrednotenje in ponovno vrednotenje delovanja, merila za sprostitev serij, referenčne metode in referenčne materiale.(5) Proizvajalci so praviloma dolžni zadostiti skupnim tehničnim specifikacijam. Če iz utemeljenih razlogov proizvajalci tem specifikacijam ne zadostijo, morajo sprejeti rešitve, ki so jim vsaj enakovredne.(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 6(2) Direktive Sveta 90/385/EGS [2] –SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:Člen 1Tehnične specifikacije iz Priloge k tej odločbi se sprejmejo kot skupne tehnične specifikacije za in vitro diagnostične medicinske pripomočke s seznama A Priloge II k Direktivi 98/79/ES.Člen 2Ta odločba je naslovljena na države članice.V Bruslju, 7. maja 2002Za KomisijoErkki LiikanenČlan Komisije[1] UL L 331, 7.12.1998, str. 1.[2] UL L 189, 20.7.1990, str. 17.--------------------------------------------------PRILOGASTS — SKUPNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA IN VITRO DIAGNOSTIČNE MEDICINSKE PRIPOMOČKE1. PODROČJE UPORABETe skupne tehnične specifikacije veljajo za seznam pripomočkov iz seznama A Priloge II:- reagenti in reagenčni izdelki, vključno z njimi povezanimi umerjevalci in kontrolnimi materiali za določanje naslednjih krvnih skupin: sistem ABO, rezus (C, c, D, E, e) proti-Kell,- reagenti in reagenčni izdelki, vključno z njimi povezanimi umerjevalci in kontrolnimi materiali za odkrivanje, potrjevanje in količinsko določitev označevalcev okužbe s HIV (HIV 1 in 2), HTLV I in II ter hepatitisom B, C in D v človeških vzorcih.2. OPREDELITEV POJMOV(Diagnostična) občutljivostVerjetnost, da pripomoček prikaže pozitiven rezultat v prisotnosti ciljnega označevalca.Resnično pozitivenVzorec, za katerega vemo, da je pozitiven na ciljni označevalec, kar pripomoček pravilno prikaže.Lažno negativenVzorec, za katerega vemo, da je pozitiven na ciljni označevalec, pripomoček pa tega ne prikaže.(Diagnostična) specifičnostVerjetnost, da pripomoček prikaže negativen rezultat v odsotnosti ciljnega označevalca.Lažno pozitivenVzorec, za katerega vemo, da je negativen na ciljni označevalec, pripomoček pa tega ne prikaže.Resnično negativenVzorec, za katerega vemo, da je negativen na ciljni označevalec, kar pripomoček pravilno prikaže.Analitična občutljivostV kontekstu STS jo lahko izrazimo kot mejo odkrivanja, t. j. najmanjšo količino ciljnega označevalca, ki jo lahko natančno zaznamo.Analitična specifičnostSposobnost metode, da odkrije le ciljni označevalec.Tehnike pomnoževanja nukleinske kisline (NAT)V kontekstu tega dokumenta se izraz "NAT" uporablja za teste za odkrivanje in/ali količinsko določitev nukleinskih kislin s pomnoževanjem ciljnega zaporedja, pomnoževanjem signala ali s hibridizacijo.Hitri testV tem kontekstu izraz "hitri test" pomeni vse teste, ki se lahko uporabljajo le posamezno ali v majhnih nizih in so načrtovani tako, da dajejo hitre rezultate pri testiranju pacienta na kraju samem.StabilnostStabilnost analitičnega postopka je lastnost postopka, da nanj ne vplivajo majhna, a namerna odstopanja pri parametrih metode, ter podaja oceno njegove zanesljivosti pri normalni uporabi.Stopnja neustreznosti odzivanja celotnega sistemaStopnja neustreznosti odzivanja celotnega sistema je pogostost neustreznosti odzivanja, ko celoten proces poteka tako, kot predpisuje proizvajalec.3. SKUPNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE (STS) ZA PROIZVODE, OPREDELJENE V SEZNAMU A PRILOGE II DIREKTIVE 98/79/ES.3.1 STS za vrednotenje delovanja reagentov in reagenčnih izdelkov za odkrivanje, potrjevanje in količinsko določitev označevalcev okužbe s HIV (HIV 1 in 2), HTLV I in II ter hepatitisa B, C in D v človeških vzorcih:SPLOŠNA NAČELA3.1.1 Pripomočki, ki odkrivajo virusne okužbe, dani na trg za uporabo kot presejalni in/ali diagnostični testi, morajo izpolnjevati enake zahteve v zvezi z občutljivostjo in specifičnostjo (glej preglednico 1).3.1.2 Pripomočki, ki jih je proizvajalec namenil testiranju telesnih tekočin z izjemo seruma in plazme, npr. urina, sline, itn., morajo izpolnjevati enake zahteve STS v zvezi z občutljivostjo in specifičnostjo kot testi za serum ali plazmo. Vrednotenje delovanja mora preskusiti vzorce istih posameznikov pri obeh testih v procesu odobritve in pri zadevnem testu seruma ali plazme.3.1.3 Pripomočki, ki jih je proizvajalec namenil za samotestiranje, t. j. za domačo uporabo, morajo izpolnjevati iste zahteve STS v zvezi z občutljivostjo in specifičnostjo kot zadevni pripomočki za profesionalno uporabo. Ustrezne dele vrednotenja delovanja izvedejo (ali ponovijo) ustrezni nestrokovnjaki z namenom potrditve delovanja pripomočka in navodil za uporabo.3.1.4 Vsa vrednotenja delovanja se izvedejo v neposredni primerjavi z že uveljavljenim pripomočkom, katerega delovanje je sprejemljivo. Ko se uveljavi označevanje in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov z oznako CE, se pripomoček, uporabljen za primerjavo, označi z oznako CE, če je zadevni pripomoček na trgu ob času vrednotenja delovanja.3.1.5 Če se med seboj različni rezultati testov prepoznajo kot del vrednotenja, se ti rezultati, kolikor je to mogoče, pojasnijo, na primer z:- vrednotenjem vzorca, ki se razlikuje od drugih, v nadaljnjih sistemih testiranja,- uporabo alternativne metode ali označevalca,- ponovnim pregledom pacientovega kliničnega stanja in diagnoze ter- testiranjem nadaljnjih vzorcev.3.1.6 Vrednotenje delovanja se izvede na populaciji, enakovredni evropski populaciji.3.1.7 Pozitivni vzorci, uporabljeni pri vrednotenju delovanja, se izberejo tako, da odražajo različne stadije določene(-ih) bolezni, različne vzorce protiteles, različne genotipe, podtipe, itn.3.1.8 Za pripomočke za presejalno testiranje krvi (razen testov HBsAg), se vsi resnično pozitivni vzorci prepoznajo kot pozitivni s pripomočkom, ki se ga označi z oznako CE (preglednica 1). Pri testih HBsAg mora biti splošno delovanje novega pripomočka vsaj enakovredno delovanju uveljavljenega pripomočka (glej načelo 3.1.4). Diagnostična občutljivost testa v zgodnji fazi okužbe (serokonverzija) mora biti prilagojena tehničnemu razvoju. Ne glede na to, ali nadaljnje testiranje istih ali dodatnih serokonverzijskih vzorcev izvede priglašeni organ ali proizvajalec, morajo rezultati potrditi prvotne podatke o vrednotenju delovanja (glej preglednico 1).3.1.9 Negativni vzorci, ki se uporabijo pri vrednotenju delovanja, se določijo tako, da predstavljajo ciljno populacijo, ki ji je test namenjen, na primer krvodajalce, hospitalizirane paciente, nosečnice, itn.3.1.10 Za vrednotenje delovanja za presejalne teste (preglednica 1) se krvodajalske populacije preiščejo v vsaj dveh krvodajalskih centrih in se izvedejo pri dveh zaporednih darovanjih krvi, pri čimer izbira ne izključuje krvodajalcev, ki kri dajejo prvič.3.1.11 Pripomočki morajo imeti pri darovani krvi vsaj 99,5 % specifičnost, če ni drugače navedeno v spremnih preglednicah. Specifičnost je potrebno izračunati s pomočjo pogostosti reakcij pri ponovljenem testiranju (t. j. lažno pozitivnih rezultatov) pri krvodajalcih, negativnih na ciljni označevalec.3.1.12 Pripomočke je med vrednotenjem delovanja potrebno oceniti tudi glede na vpliv morebitnih motečih snovi. Morebitne moteče snovi, ki se ocenijo, so do neke mere odvisne tudi od sestave reagenta in konfiguracije testa. Morebitne moteče snovi je potrebno identificirati v sklopu analize tveganja, predpisane z bistvenimi zahtevami za vsak nov pripomoček, vendar lahko vključujejo na primer:- vzorce, ki predstavljajo "sorodne" okužbe,- vzorce, ki izhajajo od multipare, t. j. žensk, ki so bile večkrat noseče, ali pacientov, pozitivnih na revmatoidni faktor,- za rekombinantne antigene, človeška protitelesa proti komponentam sistema za izražanje, na primer proti-E. coli ali proti kvasovkam.3.1.13 Za pripomočke, ki jih je proizvajalec namenil za uporabo s serumom ali plazmo, je pri vrednotenju delovanja treba dokazati enakovrednost seruma in plazme. To se dokaže za vsaj 50 darovanj krvi.3.1.14 Za pripomočke, ki so namenjeni uporabi s plazmo, vrednotenje delovanja preveri delovanje pripomočka z uporabo vseh antikoagulantov, ki jih proizvajalec navede za uporabo s pripomočkom. To se dokaže za vsaj 50 darovanj krvi.3.1.15 Kot del predpisane analize tveganja se stopnja neustreznosti odzivanja celotnega sistema, kar povzroča lažno negativne rezultate, določi s ponovljenimi testi na vzorcih z nizko pozitivno vsebnostjo.3.2 Dodatne zahteve za tehnike pomnoževanja nukleinske kisline (NAT)Merila za vrednotenje delovanja testov NAT so v preglednici 2.3.2.1 Za teste s pomnoževanjem ciljnega zaporedja kontrola funkcionalnosti za vsak testni vzorec (notranja kontrola) ustreza stanju tehničnega razvoja. Ta kontrola se, če je le mogoče, uporablja skozi ves proces, t. j. ekstrakcijo, pomnoževanje/hibridizacijo, odkrivanje.3.2.2 Analitična občutljivost ali meja odkrivanja za teste NAT se izrazi z 95 % pozitivno mejno vrednostjo. To je koncentracija analita, pri kateri 95 % testnih serij da pozitivne rezultate po zaporednih razredčitvah mednarodnega referenčnega materiala, na primer standarda WHO ali umerjenih referenčnih materialov.3.2.3 Odkritje genotipa se prikaže s primerno potrditvijo sestave primerja ali sonde in se potrdi tudi s testiranjem opredeljenih genotipiziranih vzorcev.3.2.4 Rezultati količinskih testov NAT se lahko izsledijo nazaj do mednarodnih standardov ali umerjenih referenčnih materialov, če so ti na voljo, ter se izrazijo v mednarodnih enotah, uporabljenih na določenem področju uporabe.3.2.5 Testi NAT se lahko uporabijo za odkrivanje virusov v vzorcih, negativnih na protitelesa, t. j. v predserokonverzijskih vzorcih. Virusi v imunskih kompleksih se lahko obnašajo drugače kot prosti virusi, na primer v fazi centrifugiranja. Zato je pomembno, da med študijami stabilnosti vključimo vzorce, negativne na protitelesa (predserokonverzijske).3.2.6 Za raziskovanje morebitnega prenosa se med študijami stabilnosti izvede vsaj pet serij testov, izmenično z vzorci v visoko pozitivno vsebnostjo ter negativnimi vzorci. Vzorce z visoko pozitivno vsebnostjo predstavljajo vzorci z naravno visokimi virusnimi titri.3.2.7 Neustreznosti odzivanja celotnega sistema, ki vodi k lažno negativnim rezultatom, se določi s testiranjem vzorcev z nizko pozitivno vsebnostjo. Vzorci z nizko pozitivno vsebnostjo vsebujejo koncentracijo virusa, enakovredno trikratni 95-odstotni pozitivni mejni vrednosti koncentracije virusa.3.3 STS za proizvajalčevo testiranje ob sprostitvi reagentov in reagenčnih izdelkov za odkrivanje, potrditev in količinsko določitev markerjev okužbe s HIV (HIV 1 in 2), s HTLV I in II ter hepatitisom B, C, D v človeških vzorcih (samo imunološki testi)3.3.1 Proizvajalčeva merila za testiranje ob sprostitvi zagotovijo, da vsaka serija dosledno opredeli ustrezne antigene, epitope in protitelesa.3.3.2 Proizvajalčevo testiranje ob sprostitvi serij zajema vsaj 100 vzorcev, negativnih na zadevni analit.3.4 STS za vrednotenje delovanja reagentov in reagenčnih izdelkov za določanje antigenov krvnih skupin: sistem ABO (A, B), rezus (C, c, D, E, e) in Kell (K)Merila za vrednotenje reagentov in reagenčnih izdelkov za določanje krvnih skupin: sistem ABO (A, B), rezus (C, c, D, E, e) in Kell (K) so v preglednici 9.3.4.1 Vsa vrednotenja delovanja se izvedejo v neposredni primerjavi z že uveljavljenim pripomočkom, katerega delovanje je sprejemljivo. Ko se uveljavi označevanje in vitro pripomočkov z oznakami CE, se pripomoček, uporabljen za primerjavo, označi z oznako CE, če je zadevni pripomoček na trgu ob času vrednotenja delovanja.3.4.2 Če se med seboj različni rezultati testov prepoznajo kot del ocene, se ti rezultati, kolikor je to mogoče, pojasnijo, na primer z:- vrednotenjem vzorca, ki se razlikuje od drugih, v nadaljnjih sistemih testiranja,- uporabo alternativne metode.3.4.3 Vrednotenja delovanja se izvedejo na populaciji, enakovredni evropski populaciji.3.4.4 Pozitivni vzorci, uporabljeni pri vrednotenju delovanja, se izberejo tako, da odsevajo raznoliko in šibko izražanje antigenov.3.4.5 Pripomočki se med vrednotenjem delovanja ocenijo tudi glede na vpliv morebitnih motečih snovi. Morebitne moteče snovi, ki se ocenijo, so do neke mere odvisne tudi od sestave reagenta in zgradbe testa. Morebitne moteče snovi se identificirajo v sklopu analize tveganja, predpisane z bistvenimi zahtevami za vsak nov pripomoček.3.4.6 Za pripomočke, namenjene uporabi s plazmo, vrednotenje delovanja preveri delovanje pripomočka z uporabo vseh antikoagulantov, ki jih proizvajalec navede za uporabo s pripomočkom. To se dokaže za vsaj 50 darovanj krvi.3.5 STS za proizvajalčevo testiranje ob sprostitvi reagentov in reagenčnih proizvodov za določanje antigenov krvnih skupin: sistem ABO (A, B), rezus (C, c, D, E, e) in Kell (K)3.5.1 Proizvajalčeva merila za testiranje ob sprostitvi zagotovijo, da vsaka serija dosledno opredeli ustrezne antigene, epitope in protitelesa.3.5.2 Zahteve za proizvajalčevo testiranje ob sprostitvi serij so navedene v preglednici 10.Preglednica 1: "Presejalni" testi: protitelesa proti HIV 1 in 2, proti HTLV I in II, proti HCV, HbsAg, proti HBc| Proti HIV 1/2 | Proti HTLV I/II | Proti HCV | HBsAg | Proti HBc || |Diagnostična občutljivost | Pozitivni vzorci | 400 HIV 1100 HIV 2vključno s 40 podtipi razen B,vsi podtipi HIV 1, ki so na voljo, naj bodo zastopani vsaj s tremi vzorci za vsak podtip | 300 HTLV I100 HTLV II | 400vključno z genotipi 1a-4a:vsaj 20 vzorcev/genotip, genotipi 4 razen a in 5:vsaj 10 vzorcev/genotip | 400vključno z ozirom na podtipe | 400vključno z vrednotenjem drugih HBV-markerjev |Serokonverzijski vzorci | 20 vzorcev10 nadaljnjih vzorcev (pri priglašenem organu ali proizvajalcu) | Opredelijo se, ko so na voljo | 20 vzorcev10 nadaljnjih vzorcev (pri priglašenem organu ali proizvajalcu) | 20 vzorcev10 nadaljnjih vzorcev (pri priglašenem organu ali proizvajalcu) | Opredelijo se, ko so na voljo |Analitična občutljivost | Standardi | | | | 0,5 ng/ml (francoski/britanski standard, dokler standard WHO ni na voljo) | |Specifičnost | Neselekcionirani darovalci (vključno z novimi darovalci) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |Hospitalizirani pacienti | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |Vzorci, pri katerih je mogoča navzkrižna reakcija (RF+, sorodni virusi, nosečnice, itn.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |Preglednica 2: Testi NAT za HIV1, HCV, HBV, HTLV I/II (kakovostni in količinski; razen molekularne tipizacije)[1]Opomba:Merilo sprejemljivosti za "neustreznost odzivanja celotnega sistema, ki povzroča lažno negativne rezultate", je 99/100 testov pozitivnih.HIV 1 | HCV | HBV | HTLV I/II | Merila sprejemljivosti |NAT | kakovostni | količinski | kakovostni | količinski | kakovostni | količinski | kakovostni | količinski |Kot pri HIV količinski | Kot pri HIV količinski | Kot pri HIV količinski |Občutljivost Meja odkrivanja Odkrivanje analitične občutljivosti (IU/ml; opredeljena z WHO-standardi ali umerjenimi referenčnimi materiali) | V skladu z EP-smernicami za validacijo [1]: več serij razredčitev do mejne koncentracije; statistična analiza (npr. analiza Probit) na osnovi vsaj 24 dvojnikov; izračun 95-odstotne mejne vrednosti Dokaže se ponovljivost pri različnih ravneh koncentra-cije | Meja odkrivanja: kot pri kakovostnih testih; Meja količinske določitve: razredčitve (pol-log 10 ali manj) umerjenih referenčnih pripravkov, opredelitev nižje in višje meje količinske določitve, natančnost, točnost, "linearno", "meritveno območje", "dinamično območje" | V skladu z EP-smernicami za validacijo [1]: več serij razredčitev do mejne koncentracije; statistična analiza (npr. analiza Probit) na osnovi vsaj 24 dvojnikov; izračun 95-odstotne mejne vrednosti | | V skladu z EP-smernicami za validacijo [1]: več serij razredčitev do mejne koncentracije; statistična analiza (npr. analiza Probit) na osnovi vsaj 24 dvojnikov; izračun 95-odstotne mejne vrednosti | | V skladu z EP-smernicami za validacijo [1]: več serij razredčitev do mejne koncentracije; statistična analiza (npr. analiza Probit) na osnovi vsaj 24 dvojnikov; izračun 95-odstotne mejne vrednosti | |Učinkovitost odkrivanja/ Količinske določitve pri genotipu/ podtipu | Vsaj 10 vzorcev na podtip (če so na voljo) Supernatanti celične kulture (lahko nadomestijo redke podtipe HIV 1) | Serije razredčitev vseh pomembnih genotipov/podtipov, zlasti referenčnih materialov, če so na voljo Uporabljajo se lahko transkripcije ali plazmidi, količinsko opredeljeni z ustreznimi metodami | Vsaj 10 vzorcev na genotip (če so na voljo) | | Če so na voljo umerjeni referenčni materiali za genotip | | Če so na voljo umerjeni referenčni materiali za genotip | |V skladu z EP-smernicami za validacijo [1], če so na voljo umerjeni referenčni materiali; ena od možnosti so in vitro transkripcije | V skladu z EP-smernicami za validacijo [1], če so na voljo umerjeni referenčni materiali; ena od možnosti so in vitro transkripcije | | V skladu z EP-smernicami za validacijo [1], če so na voljo umerjeni referenčni materiali; ena od možnosti so in vitro transkripcije | | V skladu z EP-smernicami za validacijo [1], če so na voljo umerjeni referenčni materiali; ena od možnosti so in vitro transkripcije | | |Diagnostična specifičnost Negativni vzorci | 500 krvodajalcev | 100 krvodajalcev | 500 krvodajalcev | | 500 krvodajalcev | | 500 individualnih darovanj krvi | | |Markerji, pri katerih je mogoča navzkrižna reakcija | Z ustreznimi dokazi zasnove testa(npr. primerjavo zaporedij) in/ali testiranjem vsaj 10 človeških vzorcev, pozitivnih na retrovirus (npr. HTLV) | Kot pri kakovostnih testih | Z ustrezno zasnovo testa in/ali testiranjem vsaj 10 človeških vzorcev, pozitivnih na flavivirus (npr. HGV, YFV) | | Z ustrezno zasnovo testa in/ali testiranjem vsaj 10 drugih vzorcev, pozitivnih na DNA-virus | | Z ustrezno zasnovo testa in/ali testiranjem vsaj 10 človeških vzorcev, pozitivnih na retrovirus (npr. HIV) | | |Stabilnost | | Kot pri kakovostnih testih | | | | | | | |Navzkrižna kontaminacija | Vsaj pet serij testov, pri katerih se izmenično uporabijo vzorci z visoko vsebnostjo (za katero je znano, da je naravna) in negativni vzorci | | Vsaj pet serij testov, pri katerih se izmenično uporabijo vzorci z visoko vsebnostjo (za katero je znano, da je naravna) in negativni vzorci | | Vsaj pet serij testov, pri katerih se izmenično uporabijo vzorci z visoko vsebnostjo (za katero je znano, da je naravna) in negativni vzorci | | Vsaj pet serij testov, pri katerih se izmenično uporabijo vzorci z visoko vsebnostjo (za katero je znano, da je naravna) in negativni vzorci | | |Inhibicija | Notranja kontrola, najbolje skozi celoten NAT- postopek | | Notranja kontrola, najbolje skozi celoten NAT-postopek | | Notranja kontrola, najbolje skozi celoten NAT-postopek | | Notranja kontrola, najbolje skozi celoten NAT-postopek | | |Stopnja neustreznega odzivanja celotnega sistema, ki vodi v lažno negativne rezultate | Vsaj 100 vzorcev s trikratno koncentracijo virusa 95-odstotne pozitivne mejne koncentracije | | Vsaj 100 vzorcev s trikratno koncentracijo virusa 95-odstotne pozitivne mejne koncentracije | | Vsaj 100 vzorcev s trikratno koncentracijo virusa 95-odstotne pozitivne mejne koncentracije | | Vsaj 100 vzorcev s trikratno koncentracijo virusa 95-odstotne pozitivne mejne koncentracije | | 99/100 testov pozitivnih |Preglednica 3: Hitri testi: protitelesa proti HIV 1 in 2, proti HCV, HBsAg, proti HBc, proti HTLV I in II| Proti HIV 1/2 | Proti HCV | HBsAg | Proti HBC | Proti HTLV I/II | Merila sprejemljivosti || |Diagnostična občutljivost | Pozitivni vzorci | Enaka merila kot za presejalne teste | Enaka merila kot za presejalne teste | Enaka merila kot za presejalne teste | Enaka merila kot za presejalne teste | Enaka merila kot za presejalne teste | Enaka merila kot za presejalne teste |Diagnostična specifičnost | Negativni vzorci | 1000 darovanj krvi | 1000 darovanj krvi | 1000 darovanj krvi | 1000 darovanj krvi | 1000 darovanj krvi | ≥ 99 % (proti HBc: ≥ 96 %) |200 kliničnih vzorcev | 200 kliničnih vzorcev | 200 kliničnih vzorcev | 200 kliničnih vzorcev | 200 kliničnih vzorcev |200 vzorcev nosečnic | 200 vzorcev nosečnic | 200 vzorcev nosečnic | | 200 vzorcev nosečnic |100 potencialno motečih vzorcev | 100 potencialno motečih vzorcev | 100 potencialno motečih vzorcev | 100 potencialno motečih vzorcev | 100 potencialno motečih vzorcev |Preglednica 4: Potrditveni/dopolnilni testi za protitelesa proti HIV 1 in 2, proti HTLV I in II, proti HCV, HbsAg| Potrditveni test za protitelesa proti HIV | Potrditveni test za protitelesa proti HTLV | Dopolnilni test za HCV | Potrditveni test za HBsAg | Merila sprejemljivosti || |Diagnostična občutljivost | Pozitivni vzorci | 200 HIV 1 in 100 HIV 2 | 200 HTLV I in 100 HTLV II | 300 HCV | 300 HBsAg | Pravilna identifikacija kot pozitivna (ali nedoločena), ne negativna |Vključno z vzorci z različnih stopenj okužbe, iz katerih so razvidni različni vzorci protiteles | Vključno z vzorci z različnih stopenj okužbe, iz katerih so razvidni različni vzorci protiteles genotipov 1–4a: 15 vzorcev; genotipi 4 (razen a), 5: pet vzorcev; šest: če so na voljo | Vključno z vzorci z različnih stopenj okužbe 20 vzorcev z "visoko pozitivno" vsebnostjo (> 50 ng HBsAg/ml); 20 vzorcev v mejnem območju |serokonverzijski vzorci | 15 vzorcev iz serokonverzijskih vzorcev/vzorcev z nizkimi titri | | 15 vzorcev iz serokonverzijskih vzorcev/vzorcev z nizkimi titri | 15 vzorcev iz serokonverzijskih vzorcev/vzorcev z nizkimi titri |Analitična občutljivost | Standardi | | | | Standardi HBsAg (AdM, NIBSC, WHO) |Diagnostična specifičnost | Negativni vzorci | 200 darovanj krvi | 200 darovanj krvi | 200 darovanj krvi | 20 lažno pozitivnih vzorcev pri ustreznem presejalnem testu [2] | Brez lažno pozitivnih rezultatov/ [2] brez nevtralizacije |200 kliničnih vzorcev, vključno z nosečnicami | 200 kliničnih vzorcev, vključno z nosečnicami | 200 kliničnih vzorcev, vključno z nosečnicami | |50 potencialno motečih vzorcev, vključno z vzorci z nedoločenimi rezultati pri drugih potrditvenih testih | 50 potencialno motečih vzorcev, vključno z vzorci z nedoločenimi rezultati pri drugih potrditvenih testih | 50 potencialno motečih vzorcev, vključno z vzorci z nedoločenimi rezultati pri drugih dopolnilnih testih | 50 potencialno motečih vzorcev |Preglednica 5: HIV 1 antigen| Test za HIV 1 antigen | Merila sprejemljivosti || |Diagnostična občutljivost | Pozitivni vzorci | 50 HIV 1 pozitivnih na Ag 50 supernatantov celičnih kultur, vključno z različnimi podtipi HIV 1 in HIV 2 | Pravilna identifikacija (po nevtralizaciji) |serokonverzijski vzorci | 20 vzorcev iz serokonverzijskih vzorcev/vzorcev z nizkimi titri | |Diagnostična specifičnost | Standardi | ADM ali 1. mednarodni referenčni preparat | < 50 pg/ml |Diagnostična specifičnost | | 200 darovanj krvi 200 kliničnih vzorcev 50 potencialno motečih vzorcev | ≥ 99,5 % po nevtralizaciji |Preglednica 6: Serotipizacijski test: HCV| Serotipizacijski test za HCV 1 | Merila sprejemljivosti || |Diagnostična občutljivost | Pozitivni vzorci | 200 vklj. z genotipi 1–4a: > 20 vzorcev. 4 (razen a); 5: > 10 vzorcev, 6: če so na voljo | ≥ 95 % skladnost serotipizacije in genotipizacije |Diagnostična specifičnost | Negativni vzorci | 100 | |Preglednica 7: HBV-markerji: protitelesa proti HBs, proti HBc IgM, proti HBe, HBeAg| Proti HBs | Proti HBc IgM | Proti HBe | HBeAg | Merila sprejemljivosti || |Diagnostična občutljivost | Pozitivni vzorci | 100 cepljenih 100 po naravni poti okuženih oseb | 200 vključno z vzorci iz različnih faz okužbe (akutne/kronične itn.) | 200 vključno z vzorci iz različnih faz okužbe (akutne/kronične itn.) | 200 vključno z vzorci iz različnih faz okužbe (akutne/kronične itn.) | ≥ 98 % |serokonverzijski vzorci | 10 nadaljnjih ali proti/HBs serokonverzij | Ko so na voljo | | |Analitična občutljivost | Standardi | Standard WHO | | | Standard PEI | Proti HBs: < 10 mIU/ml |Diagnostična specifičnost | Negativni vzorci | 500 vključno s kliničnimi vzorci | 200 darovanj krvi | 200 darovanj krvi | 200 darovanj krvi | ≥ 98 % || 200 kliničnih vzorcev | 200 kliničnih vzorcev | 200 kliničnih vzorcev |50 potencialno motečih vzorcev | 50 potencialno motečih vzorcev | 50 potencialno motečih vzorcev | 50 potencialno motečih vzorcev |Preglednica 8: HDV-markerji: proti HDV, proti HDV IgM, Delta antigen| Proti HDV | Proti HDV IgM | Delta antigen | Merila sprejemljivosti || |Diagnostična občutljivost | Pozitivni vzorci | 100 določevalnih HBV-markerjev | 50 določevalnih HBV-markerjev | 10 določevalnih HBV-markerjev | ≥ 98 % |Diagnostična specifičnost | Negativni vzorci | 200 vključno s kliničnimi vzorci | 200 vključno s kliničnimi vzorci | 200 vključno s kliničnimi vzorci | ≥ 98 % |50 potencialno motečih vzorcev | 50 potencialno motečih vzorcev | 50 potencialno motečih vzorcev |Preglednica 9: Krvne skupine ABO, rezus (C, c, D, E, e) in KellSpecifičnost | 1 | 2 | 3 |Število testov na priporočeno metodo | Skupno število vzorcev, ki se testirajo, preden je proizvod dan na trg | Skupno število vzorcev, ki se testirajo za nov preparat ali uporabo jasno opredeljenih reagentov |Proti A, B in AB | 500 | 3000 | 1000 |Proti D | 500 | 3000 | 1000 |Proti C, c, E | 100 | 1000 | 200 |Proti e | 100 | 500 | 200 |Proti K | 100 | 500 | 200 |Merila sprejemljivosti: Vsi zgoraj navedeni reagenti dajejo testne rezultate, primerljive z že uveljavljenimi reagenti s sprejemljivim delovanjem glede na navedeno reaktivnost pripomočka. Za že uveljavljene reagente, katerih področje ali način uporabe je spremenjeno ali dopolnjeno, se izvedejo nadaljnji testi v skladu z zahtevami iz stolpca 1 (zgoraj).Vrednotenje delovanja proti-D reagentov vključuje teste za različne šibke RhD in delne Rh-vzorce, odvisno od predvidene uporabe proizvoda. |Omejitve: Klinični vzorci10 % testne populacijeVzorci novorojenčkov> 2 % testne populacijeVzorci ABO> 40 % A, B pozitivnih"šibek D"> 2 % rezus pozitivnih |Preglednica 10: Merila za sprostitev serij za krvne skupine ABO, rezus (C, c, D, E, e) in KellTestne zahteve za specifičnost vsakega reagenta1. Testni reagenti+++++ TIFF +++++Merila sprejemljivosti:Vsaka serija reagenta mora izkazati nedvoumne pozitivne ali negativne rezultate z vsemi priporočenimi tehnikami v skladu z rezultati, pridobljenimi iz podatkov o vrednotenju delovanja.2. Kontrolni materiali (rdeče krvničke)Fenotip rdečih krvničk, uporabljenih za kontrolo zgoraj navedenih reagentov za določanje krvnih skupin, se potrdi z uporabo uveljavljenega pripomočka.[1] EP-smernice (EP: Evropska farmakopeja.[2] Merila sprejemljivosti: nobene nevtralizacije pri potrditvenem testu za HBsAg.--------------------------------------------------