CELEX: 31982L0624
Language: hr
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: 82/624/EEZ: Direktiva Komisije od 1. srpnja 1982. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 76/765/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na alkoholometre i alkoholne areometre

13/Sv. 057
            
            
               HR
            
            
               Službeni list Europske unije
            
            
               9
            
         31982L0624
   
               L 252/8
            
            
               SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE
            
            
               01.07.1982.
            
         
      DIREKTIVA KOMISIJE
   
   od 1. srpnja 1982.
   o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 76/765/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na alkoholometre i alkoholne areometre
   (82/624/EEZ)
   KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,
   uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,
   uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 71/316/EEZ od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zajedničke odredbe za mjerne instrumente i za metode mjeriteljskog nadzora (1), kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju Grčke, a posebno njezin članak 17.,
   budući da su od donošenja Direktive 76/765/EEZ (2) razvijene nove tehnike u području toplomjera koji se upotrebljavaju za određivanje alkoholne jakosti; budući da stoga treba na odgovarajući način izmijeniti tu Direktivu;
   budući da su mjere predviđene ovom Direktivom u skladu s mišljenjem Odbora za prilagodbu direktiva tehničkom napretku radi uklanjanja tehničkih prepreka u trgovanju mjernim instrumentima,
   DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:
   Članak 1.
   Tekst odjeljka 9. Priloga Direktivi 76/765/EEZ zamjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.
   Članak 2.
   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 1. svibnja 1983. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.
   Članak 3.
   Ova je Direktiva upućena državama članicama.
   
      Sastavljeno u Bruxellesu 1. srpnja 1982.
      
         
            Za Komisiju
         
         Karl-Heinz NARJES
         
         
            Član Komisije
         
      
   
   
      (1)  SL L 202, 6.9.1971., str. 1.
   
   
      (2)  SL L 262, 27.9.1976., str. 143.
   
   PRILOG
   9.   TOPLOMJERI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU PRI ODREĐIVANJU ALKOHOLNE JAKOSTI
   9.1.   Toplomjeri ugrađeni u instrument koji se upotrebljava za određivanje alkoholne jakosti
   Ako instrument koji se upotrebljava za određivanje alkoholne jakosti pripada razredu II. ili III., u njega se može ugraditi toplomjer s primjenom rastezanja žive i sa staklenim kućištem.
   9.1.1.   Toplomjer mora biti gradiran do 0,1 ili 0,2 ili 0,5 °C i ljestvica ne mora imati oznaku na 0 °C.
   9.1.2.   Najmanji razmak na ljestvici mora biti:
   
                
            
            
               0,8 mm u slučaju toplomjera gradiranih do 0,1 i 0,2 °C,
            
         
                
            
            
               1,0 m u slučaju toplomjera gradiranih do 0,5 °C.
            
         9.1.3.   Debljina crta ne smije biti veća od jedne petine razmaka na ljestvici.
   9.1.4.   Najveća je dopuštena pogreška, pozitivna ili negativna:
   
                
            
            
               0,10 °C ako je toplomjer gradiran do 0,1 °C,
            
         
                
            
            
               0,20 °C ako je toplomjer gradiran do 0,2 ili 0,5 °C.
            
         9.1.5.   Tijekom EEZ prve ovjere pogreška ugrađenog toplomjera određuje se na temelju najmanje tri točke u području ljestvice.
   9.2.   Toplomjeri koji nisu ugrađeni u instrument koji se upotrebljava za određivanje alkoholne jakosti
   9.2.1.   Ako se za određivanje alkoholne jakosti upotrebljava instrument razreda I., toplomjer koji se s njime koristi mora biti:
   
               —
            
            
               toplomjer s primjenom otpora metala koji omogućuje određivanje temperature mješavine vode i alkohola s najvećom dopuštenom pogreškom od ± 0,10 °C,
            
         
               —
            
            
               ili toplomjer s primjenom rastezanja žive i staklenim kućištem gradiran do 0,1 ili 0,5 °C.
            
         Živini toplomjeri moraju na ljestvici imati oznaku na 0 °C, najmanji razmak na ljestvici mora biti 0,8 mm i debljina crta ne smije biti veća od jedne petine razmaka na ljestvici.
   Najveća je dopuštena pogreška, pozitivna ili negativna, jedan podjeljak ljestvice.
   9.2.2.   Ako se za određivanje alkoholne jakosti upotrebljava instrument razreda II. ili III., toplomjer koji se s njime koristi mora biti s primjenom rastezanja žive i sa staklenim kućištem.
   9.2.2.1.   Toplomjer mora biti gradiran do 0,1 ili 0,2 ili 0,5 °C. Ljestvica mora imati oznaku na 0 °C.
   9.2.2.2.   Najmanji razmak na ljestvici mora biti:
   
                
            
            
               0,8 mm u slučaju toplomjera gradiranih do 0,1 ili 0,2 °C,
            
         
                
            
            
               1,0 mm u slučaju toplomjera gradiranih do 0,5 °C.
            
         9.2.2.3.   Debljina crta ne smije biti veća od jedne petine razmaka na ljestvici.
   9.2.2.4.   Najveća je dopuštena pogreška:
   
                
            
            
               ± 0,10 °C ako je toplomjer gradiran do 0,1 °C,
            
         
                
            
            
               ± 0,20 °C ako je toplomjer gradiran do 0,2 ili 0,5 °C.