CELEX: 31971L0319
Language: es
Date: 1971-07-26 00:00:00
Title: Directiva 71/319/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los contadores de líquidos distintos del agua

Avis juridique important

|

31971L0319

Directiva 71/319/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los contadores de líquidos distintos del agua  

Diario Oficial n° L 202 de 06/09/1971 p. 0032 - 0036 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 2 p. 0033  Edición especial en danés: Serie I Capítulo 1971(III) p. 0662  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 2 p. 0033  Edición especial en inglés: Serie I Capítulo 1971(III) p. 0740  Edición especial griega: Capítulo 13 Tomo 1 p. 0170  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 2 p. 0048  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 2 p. 0048 

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 26 de julio de 1971    relativa a la aproximación de las legislaciones   de los Estados miembros sobre los contadores de   líquidos distintos del agua     ( 71/319/CEE )     EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y , en particular , su artículo 100 ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1) ,    Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2) ,    Considerando que , en los Estados miembros , tanto la   construcción como las modalidades de control de   contadores de líquidos son objeto de disposiciones   imperativas que difieren de un Estado miembro a otro   a obstaculizan por ello los intercambios comerciales   de estos instrumentos ; que por lo tanto se hace   necesario proceder a la aproximación de dichas   disposiciones ;    Considerando que la Directiva del Consejo , de 26 de   julio de 1971 , relativa a la aproximación de las   legislaciones de los Estados miembros sobre las   disposiciones comunes a los instrumentos de medida   y a los métodos de control metrológico (3) ,   define los procedimientos de aprobación CEE de   modelo y de primera comprobación CEE ; que , con   arreglo a dicha directiva , conviene establecer las   prescripciones técnicas de realización y   funcionamiento para los contadores volumétricos   de líquidos distintos del agua ;    Considerando que , para permitir la utilización   inmediata de dichos instrumentos en los conjuntos de   medición de líquidos , conviene desde ahora   proceder a la armonización de las disposiciones   nacionales referentes a los errores máximos tolerados   en dichos conjuntos ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    La presente Directiva se aplicará a los contadores   volumétricos de líquidos distintos del agua , en los   que el líquido provoca el movimiento de paredes   móviles de cámaras medidoras , y que permiten   medir todo tipo de volúmenes .    Artículo 2    1 . Se entiende por contador volumétrico de líquidos   un instrumento compuesto únicamente por un dispositivo   medidor y un dispositivo indicador . Dicho instrumento   forma parte generalmente de un conjunto de medición .    2 . Se entiende por conjunto de medición de líquidos ,   un instrumento de medida que consta , además del   contador propiamente dicho y de los dispositivos   complementarios que se le puedan acoplar , de todos los   dispositivos necesarios para asegurar una medición   correcta , así como de los que se le añadan   especialmente para facilitar las operaciones ,   en caso de que existieran . Los conjuntos de medición   serán objeto de una directiva particular .    Artículo 3    Los contadores volumétricos que podrán llevar las   marcas y signos CEE se describen en el capítulo I del   Anexo . Serán objeto de una aprobación CEE de modelo   y se someterán a la primera comprobación CEE   en las condiciones definidas en los puntos 1 y 2 del   Anexo de la Directiva relativa a la aproximación   de las legislaciones de los Estados miembros   sobre las disposiciones comunes a los instrumentos de   medida y a los métodos de control metrológico ,   y en las condiciones que se establezcan en la Directiva   particular relativa a los conjuntos de medición .    Artículo 4    Los Estados miembros no podrán denegar , prohibir o   restringir la comercialización y la entrada en servicio   de contadores volumétricos de líquidos distintos   del agua provistos del signo de aprobación CEE   de modelo y de la marca de primera comprobación CEE .    Artículo 5    Cuando los conjuntos de medición de líquidos a   los que se incorporen contadores volumétricos de   líquidos provistos de marcas y signos CEE sean   objeto de una primera comprobación , los errores   máximos tolerados serán los que se determinan   en el Capítulo II del Anexo .    Artículo 6    1 . Los Estados miembros aplicarán las disposiciones   legales , reglamentarias y administrativas necesarias   para cumplir la presente Directiva en un plazo de   dieciocho meses a partir del día de su notificación ,   e informarán de ello inmediatamente a la Comisión .    2 . Los Estados miembros comunicarán a la Comisión   el texto de las disposiciones básicas de Derecho   interno que adopten en el ámbito regulado por la   presente Directiva .    Artículo 7    Los destinatarios de la presente directiva serán   los Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 26 de julio de 1971 .    Por el Consejo    El Presidente    A. MORO    ANEXO    CAPÍTULO I    PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS CONTADORES DE   LÍQUIDOS DISTINTOS DEL AGUA    1 . Definiciones    1.1 . El suministro mínimo es el menor volumen   de líquido cuya medición se autorice ,   para un modelo determinado .    1.2 . El volumen cíclico es igual al volumen   de líquido correspondiente al ciclo de funcionamiento   del dispositivo medidor , es decir , al conjunto   de movimientos al final de los cuales todos los   elementos móviles internos de dicho dispositivo   medidor vuelven , por vez primera , a la misma   posición que en el instante inicial .    1.3 . La desviación periódica es la diferencia   máxima , durante un ciclo de funcionamiento ,   entre el volumen generado por el desplazamiento   de los órganos medidores y el volumen correspondiente   señalado por el indicador , que estará unido   al medidor sin holgura ni deslizamiento , y de   modo que , al final del ciclo y para ese ciclo ,   indique un volumen igual al volumen cíclico .   Dicha desviación podrá ser reducida en su caso   mediante un corrector apropiado .    2 . Dispositivos indicadores    2.1 . Los contadores deberán llevar un dispositivo   indicador que señale el volumen medido en   centímetros cúbicos o mililitros , en decímetros   cúbicos o litros , o en metros cúbicos .    2.2 . El dispositivo indicador constará de uno   o varios elementos , denominándose « primer elemento »   al que lleve la escala de menor intervalo de   graduación .    2.3 . El accionamiento del dispositivo indicador   por el dispositivo medidor deberá ser seguro   y duradero , y realizarse por medio de una conexión   mecánica o a través de un dispositivo magnético   permanente .    2.4.1 . La lectura de las indicaciones deberá   ser fácil , segura y sin ninguna ambigueedad .    2.4.2 . Si el dispositivo indicador constare de   varios elementos , el conjunto deberá realizarse   de modo que la lectura del resultado de la medición   pueda hacerse mediante la simple yuxtaposición   de las indicaciones de los diferentes elementos .    2.5 . El alcance máximo del dispositivo indicador   deberá ser de la forma 1 · 10n , 2 · 10n o   5 · 10n unidades autorizadas de volumen , siendo   n un número entero , positivo , negativo o nulo .    2.6 . El cambio de la indicación de un elemento   podrá ser continuo o discontinuo .    2.7 . Cuando la parte móvil de un elemento tenga   un movimiento continuo , una escala graduada y una   señal de referencia permitirán determinar el   valor medido en cualquier posición en que se detenga .    2.8 . El intervalo de graduación del primer   elemento será de la forma 1 · 10n , 2 · 10n   o 5 · 10n unidades autorizadas de volumen .    2.9 . Salvo para el elemento que tenga el alcance   máximo del dispositivo indicador , el valor de una   vuelta de un elemento cuya graduación sea   completamente visible , deberá ser de la forma   10n unidades autorizadas .    2.10 . Cuando un elemento esté formado por una   escala circular fija y una aguja indicadora   giratoria , el sentido de rotación de dicha   aguja será el de las agujas de reloj .    2.11 . En un dispositivo indicador que conste   de varios elementos , cada vuelta de la parte   móvil de los elementos cuya graduación sea   completamente visible , deberá corresponder   al valor del intervalo de graduación del elemento   siguiente .    2.12 . En un dispositivo indicador que conste   de varios elementos , la indicación de un elemento de   movimiento discontinuo , que no sea el primero ,   deberá avanzar con un salto de cifra , mientras el   elemento precedente efectúa , como máximo ,   una décima parte de su revolución . Este   avance deberá terminarse cuando el elemento precedente   indique cero .    2.13 . Cuando un dispositivo indicador conste de   varios elementos y solamente una parte de las escalas del   segundo elemento y de los siguientes sea visible a   través de las ventanillas , el movimiento de estos   últimos elementos deberá ser discontinuo . El   movimiento del primer elemento podrá ser continuo o   discontinuo .    2.14 . Si la indicación se expresa en cifras   alineadas y si el movimiento del primer elemento   es discontinuo , se autorizará la presencia de uno   o varios ceros fijos a la derecha de dicho elemento .    2.15 . Cuando el primer elemento sea de movimiento   continuo y solamente una parte de su escala sea   visible a través de una ventanilla , podría   resultar de ello una ambigueedad en la lectura   que conviene reducir al mínimo . Con este fin ,   y para permitir la lectura por interpolación ,   la ventanilla correspondiente deberá tener ,   paralelamente al desplazamiento de la escala ,   una dimensión de al menos 1,5 veces la distancia   comprendida entre los ejes de dos rayas numeradas   consecutivas , de modo que al menos dos rayas ,   una de ellas numerada , sean siempre visibles .   La ventanilla podrá ser asimétrica con respecto   a la señal de referencia fija .    2.16 . Sobre las escalas graduadas con rayas ,   estas últimas deberán tener un mismo grosor ,   constante a lo largo de la raya , que no deberá   sobrepasar un cuarto de la distancia entre los ejes   de dos rayas consecutivas .    Las rayas correspondientes a 1 · 10n , 2 · 10n   o 5 · 10n unidades autorizadas se distinguirán   solamente por una diferenciación en su longitud .    2.17 . La distancia real o aparente entre los   ejes de dos rayas consecutivas no deberá ser inferior   a 2 mm .    2.18 . La altura real o aparente de las cifras   no deberá ser inferior a 4 mm .    3 . Dispositivos de regulación    3.1 . Los contadores deberán estar provistos   de un dispositivo de regulación que permita   modificar la relación entre el volumen indicado   y el volumen real del líquido que haya pasado por el   contador .    3.2 . Cuando este dispositivo de regulación   modifique dicha relación de una forma discontinua ,   los valores consecutivos de esta relación nunca   deberán diferir en más de 0,002 .    3.3 . Queda prohibida la regulación por medio   de un canal en derivación acoplado al contador .    4 . Prescripciones especiales relativas al   suministro mínimo    4.1 . El suministro mínimo deberá ser tal que   cada uno de los valores siguientes sea como máximo   igual al error máximo tolerado en dicho suministro   en los números II 2 y II 3 :    1 . volumen que corresponda a un desplazamiento   de 2 mm en la escala del primer elemento del indicador   y a un quinto del valor del intervalo de graduación ,   cuando el primer elemento tenga un movimiento continuo ;    2 . volumen que corresponda a dos saltos de cifras   cuando el primer elemento tenga un movimiento   discontinuo ;    3 . error que , en servicio normal , resulte de la   holgura o deslizamiento en la transmisión del   movimiento del medidor al primer elemento del   dispositivo indicador ;    4 . dos veces la desviación periódica .    4.2 . Para determinar el suministro mínimo ,   se deberá además tener en cuenta , si ello fuere   necesario , la influencia de los órganos   complementarios del conjunto de medición , según   las normas establecidas en la Directiva relativa a   dichos conjuntos .    4.3 . El suministro mínimo deberá ser de la   forma 1 · 10n , 2 · 10n o 5 · 10n unidades   autorizadas , siendo n un número entero , positivo ,   negativo o nulo .    5 . Caudal máximo y caudal mínimo    5.1 . El caudal máximo y el caudal mínimo se   establecerán en el certificado de aprobación   según los resultados obtenidos en el curso del   examen de aprobación . El contador deberá poder   funcionar durante un tiempo determinado , establecido   en el certificado de aprobación , a un caudal   cercano al máximo , sin que sus cualidades   metrológicas se alteren notablemente .    5.2 . La relación entre el caudal máximo y el   mínimo deberá ser por lo menos igual a 10 para   los contadores en general , y a 5 para los   contadores de gases licuados .    6 . Influencia de la naturaleza del líquido ,   de la temperatura y de la presión    6.1 . El certificado de aprobación deberá   determinar el líquido o líquidos a cuya medición   se destine el contador , los límites de la temperatura   del líquido que deba medirse cuando dichos límites   sean inferiores a - 10 ° C o superiores a + 50 ° C ,   y la presión máxima de funcionamiento .    6.2 . El examen de aprobación de un modelo de   contador deberá mostrar que las variaciones del   error debidas a las variaciones máximas de las   características de los líquidos , de la   presión y de la temperatura del líquido , dentro   de los límites que se fijen en el certificado   de aprobación , no sobrepasarán , para cada   uno de estos factores , la mitad de los valores   establecidos en los números II.1 , II.2 y II.3 .    7 . Errores máximos tolerados en los contadores   propiamente dichos    7.1 . Cuando la primera comprobación de un   conjunto de medición vaya precedida de controles   metrológicos sobre el contador propiamente dicho ,   a los efectos del artículo 3 , los errores máximos   tolerados durante dichos controles serán iguales   a la mitad de los errores máximos tolerados   establecidos en los números II.1 , II.2 y II.3 ,   sin ser inferiores al 0,3 % de la cantidad medida si el   líquido utilizado fuere el mismo que aquél   a cuya medición esté destinado el contador .    7.2 . No obstante , si la insuficiencia de precisión   del control no permitiere aplicar esta regla , el   certificado de aprobación podrá ampliar los errores   máximos tolerados , dentro del límite de los   que se establecen en los números II.1 , II.2 y II.3 .    7.3 . Por otro lado , el certificado de aprobación   podrá reducir y/o desplazar los valores de los   errores máximos tolerados cuando los controles   citados anteriormente se efectúen , bien con   uno solo de los líquidos previstos , bien con un   líquido diferente .    En este último caso ( es decir , cuando el   líquido utilizado para dichos controles sea   diferente de aquél al que se destine el contador ) ,   el certificado de aprobación podrá establecer   los caudales de prueba a valores que no sean los   comprendidos entre el caudal máximo y el caudal   mínimo .    8 . Inscripciones    8.1 . Cada contador deberá llevar agrupados   de manera legible e indeleble , bien en el limbo del   dispositivo indicador , bien en una placa   descriptiva especial , los datos siguientes :    a ) el signo de aprobación CEE de modelo ,    b ) la marca de identificación del fabricante   o su razón social ,    c ) en su caso , la denominación elegida   por el fabricante ,    d ) el número del contador y su año de   fabricación ,    e ) el volumen cíclico ,    f ) el caudal máximo y mínimo ,    g ) la presión máxima de funcionamiento ,    h ) el intervalo de temperatura en caso de que el   líquido pueda ser medido a una temperatura inferior   a - 10 ° C o superior a + 50 ° C ,    i ) la naturaleza del líquido o líquidos   que deben medirse y los límites de viscosidad ,   cinemática o dinámica , cuando la simple   indicación de la naturaleza de los líquidos   no sea suficiente para caracterizar su viscosidad .    8.2 . Sobre el limbo del dispositivo indicador ,   deberán ir señalados de manera visible los   datos siguientes :    a ) la unidad en la que se expresen los volúmenes   medidos o el símbolo de dicha unidad ,    b ) el suministro mínimo .    8.3 . El sentido del flujo del líquido , cuando   pueda dar lugar a confusión , se deberá   señalar mediante una flecha sobre la cubierta   del dispositivo medidor .    8.4 . En los contadores desmontables de líquidos   alimenticios , el número de identificación   o las tres últimas cifras de dicho número   deberán repetirse en las piezas cuyo intercambio   pueda influir en los resultados de medición .    8.5 . El dispositivo indicador podrá llevar   una designación y un número de identificación   especiales .    9 . Lugar de las marcas de precinto y de comprobación    9.1 . Los dispositivos de precinto deberán   impedir el acceso a las piezas que permitan   modificar el resultado de la medición , así   como el desmontaje , incluso parcial , del contador ,   cuando dicho desmontaje no haya sido autorizado en el   certificado de aprobación ( contadores desmontables   de líquidos alimenticios ) .    9.2 . Se deberá prever un lugar de una pieza   esencial , que sea visible sin desmontar y esté   situado en el mecanismo medidor , en el dispositivo   indicador o sobre su cubierta , con el fin de   estampar la marca de comprobación CEE .    9.3 . El certificado de aprobación podrá   prever un lugar destinado a estampar una marca   en las piezas intercambiables de los contadores   desmontables y al lado del número de identificación   mencionado en el número I . 8.4    CAPÍTULO II    ERRORES MÁXIMOS TOLERADOS EN LOS CONJUNTOS DE MEDICIÓN    1 . Cuando un contador forme parte de un conjunto   de medición , los errores máximos , en más o   en menos , tolerados en primera comprobación   para dicho conjunto de medición , en condiciones   normales de empleo y dentro de los límites   de utilización precisados en el certificado   de aprobación , serán los que se establecen en   el cuadro siguiente , en función de las cantidades   medidas :    Cantidades medidas * Errores máximos tolerados *    de 0,02 a 0,1 l * 2 ml *    de 0,1 a 0,2 l * 2 % de la cantidad medida *    de 0,2 a 0,4 l * 4 ml *    de 0,4 a 1 l * 1 % de la cantidad medida *    de 1 a 2 l * 10 ml *    2 l o más * 0,5 % de la cantidad medida *    2 . No obstante , el error máximo tolerado para   el suministro mínimo será el doble del valor   señalado en el número II.1 y , cualquiera   que sea la cantidad medida , el error máximo   tolerado no será nunca inferior al así tolerado   para el suministro mínimo .    3 . Como consecuencia de dificultades especiales   de control , los errores máximos tolerados serán   el doble de los establecidos en los números   II.1 y II.2 , cuando se apliquen a conjuntos de   medición de gases licuados u otros líquidos   medidos a una temperatura inferior a - 10 ° C o   superior a + 50 ° C , así como a conjuntos cuyo   caudal mínimo no sobrepase un litro por hora .    4 . Si , en primera comprobación , todos los   errores fueren del mismo signo , por lo menos uno   de ellos no deberá sobrepasar los límites   establecidos en el número I.7.1 .