CELEX: 31978L0629
Language: hu
Date: 1978-06-19 00:00:00
Title: A Tanács irányelve (1978. június 19.) az anyagi hosszúságmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 73/362/EGK irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

Fontos jogi nyilatkozat

|

31978L0629

A Tanács irányelve (1978. június 19.) az anyagi hosszúságmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 73/362/EGK irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról  

Hivatalos Lap L 206 , 29/07/1978 o. 0008 - 0011 finn különkiadás fejezet 13 kötet 8 o. 0157  görög különkiadás: fejezet 13 kötet 7 o. 0138  svéd különkiadás fejezet 13 kötet 8 o. 0157  spanyol különkiadás fejezet 13 kötet 8 o. 0207  portugál különkiadás fejezet 13 kötet 8 o. 0207  CS.ES fejezet 13 kötet 005 o. 103  - 106 ET.ES fejezet 13 kötet 005 o. 103  - 106 HU.ES fejezet 13 kötet 005 o. 103  - 106 LT.ES fejezet 13 kötet 005 o. 103  - 106 LV.ES fejezet 13 kötet 005 o. 103  - 106 MT.ES fejezet 13 kötet 005 o. 103  - 106 PL.ES fejezet 13 kötet 005 o. 103  - 106 SK.ES fejezet 13 kötet 005 o. 103  - 106 SL.ES fejezet 13 kötet 005 o. 103  - 106

		A Tanács irányelve(1978. június 19.)az anyagi hosszúságmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 73/362/EGK irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról(78/629/EGK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,tekintettel a Bizottság javaslatára,tekintettel a csatlakozási okmánnyal módosított, a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/316/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 17., 18. és 19. cikkére,mivel az anyagi hosszúságmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1973. november 19-i 73/362/EGK tanácsi irányelv [2] előkészítése és elfogadása óta új anyagi hosszúságmérőket fejlesztettek ki; mivel a műszaki fejlődés figyelembevételének érdekében az említett irányelvet ezért módosítani kell;mivel a Bizottság 1978. január 19-én módosítási javaslatot nyújtott be véleményezésre a mérőműszerek kereskedelme műszaki jellegű akadályainak elhárítását célzó irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottságnak; mivel a vélemény meghozatala hiányában a 71/316/EGK irányelv 19. cikke (3) bekezdésének b) pontjában megállapított eljárás alapján a Bizottság a Tanácsnak javaslatot tett a meghozandó intézkedésekről,ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikkA 73/362/EGK irányelv mellékletének 3.6., 4.1., 5.1., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 9.1., 9.2., 9.4. és 9.5. pontja ezen irányelv melléklete alapján módosul.2. cikkA tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek oly módon, hogy ezek a rendelkezések az értesítéstől számított egy éven belül hatályba lépjenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.3. cikkEnnek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.Kelt Luxembourgban, 1978. június 19-én.a Tanács részérőlaz elnökP. Dalsager[1] HL L 202., 1971.9.6., 1. o.[2] HL L 335., 1973.12.5., 56. o.--------------------------------------------------MELLÉKLET3.6. A mérőszalag olyan kiképzésű, hogy amikor a szalag sík felületen kihúzott állapotban van, a szélei egyenesek és párhuzamosak.4.1. A hosszúságmérőkön az osztásnak és a számozásnak a névleges hosszúság mentén érthetőnek, előírás szerintinek és letörölhetetlennek kell lennie annak érdekében, hogy biztonságos, egyszerű és egyértelmű leolvasást tegyen lehetővé. Néhány nem számozott osztás azonban, amelyek száma a hosszúságmérőkön nem haladja meg a két egymást követő számozott skálaosztás közötti skálaosztások számát, a mérőeszköz végén a fő skálaosztáson túlnyúlhat.5.1. A hosszúságmérők névleges hosszúsága a következő értékek egyike: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 m vagy 5 m többszöröse.6.3. Mindezeket a feliratokat láthatóan és olvashatóan kell feltüntetni a hosszúságmérő elejétől kezdődően.Az illetékes nemzeti hatóság egyetértésével azonban bizonyos feliratok megjelenhetnek az eszköz egy teljes részén. Ebben az esetben az EGK-típusjóváhagyási igazolás megállapítja, hová kerüljenek elhelyezésre ezek a feliratok.Továbbá, ha a hosszúságmérő szélessége nem teszi lehetővé az EGK-típusjóváhagyási jel olvasható feltüntetését, a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i tanácsi irányelv I. melléklete 3.1. pontja rendelkezéseinek sérelme nélkül, és e mellékletnek a 3.5. pontjával összhangban a jel a következő jelek formájában is feltüntethető egymás után elrendezve:- a stilizált ε betű,- az EGK-típusjóváhagyást megadó tagállam megkülönböztető betűje/betűi,- az EGK-típusjóváhagyás évének utolsó két számjegye,- az EGK-típusjóváhagyás hivatkozási száma (pl. ε F 755345).7. LEGNAGYOBB MEGENGEDHETŐ HIBA7.1. Az ezen irányelvben meghatározott hosszúságmérőket pontosságuk szerint három osztályba – I., II. és III. – kell sorolni.A hosszúságmérők EGK-elsőhitelesítésénél a legnagyobb megengedett hibát (amelynek értéke pozitív vagy negatív):a) a névleges hosszúságra, ésb) bármely egyéb, nem egymást követő skálaosztás közötti távolságra,az adott hosszúság függvényében, milliméterben kell megadni az (a + bL) képlettel, ahol:- "L" az adott hosszúság egész méterre kerekítve,- "a" és "b" az egyes pontossági osztályokra a következő táblázat szerint meghatározott együttható:Pontossági osztály | a | b |I | 0,1 | 0,1 |II | 0,3 | 0,2 |III | 0,6 | 0,4 |7.2. 7.2.1. Az 1 cm-nél nem hosszabb osztásértékek "i" hosszúságára vonatkozó pozitív vagy negatív legnagyobb megengedett hibát minden egyes pontossági osztályra a következő táblázatnak megfelelően kell megadni:Az adott osztásköz "i" hosszúsága | Legnagyobb megengedhető hiba (mm-ben), pontossági osztályonként |I. | II. | III. |i ≤ 1 mm | 0,1 | 0,2 | 0,3 |1 mm < i ≤ 1 cm | 0,2 | 0,4 | 0,6 |1 cm-nél nagyobb osztásértékek esetén a legnagyobb megengedett hibát az osztásérték függvényében az (a + bL) képlettel milliméterben kell megadni, ahol az "a" és "b" paraméterek értékei a 7.1 pontban megadottal azonosak, "L" értéke pedig az adott hosszúságnak a következő egész méterre felkerekített értéke.7.2.2. Az 1 cm-t meg nem haladó, egymást követő osztásértékek "i" hosszúsága közötti legnagyobb megengedett különbséget mindegyik pontossági osztályra a következő táblázat szerint kell meghatározni:Az adott osztásköz "i" hosszúsága | Legnagyobb megengedhető eltérés (mm-ben), pontossági osztályonként |I | II | III |i ≤ 1 mm | 0,1 | 0,2 | 0,3 |1 mm < i ≤ 1 cm | 0,2 | 0,4 | 0,6 |1 cm-nél nagyobb osztásértékek esetén az egymást követő "i" osztásértékek hosszúsága közötti legnagyobb megengedett különbséget az (a + bL) képlettel, milliméterben kell megadni a 7.2.1. pontban meghatározottak szerint.7.3. Véglapos vagy összetett hosszúságmérőknél azonban a felülettel határolt tartományra a legnagyobb megengedett hiba plusz vagy mínusz értékeit az alábbi értékekkel kell megnövelni:- 0,1 mm-rel az I. pontossági osztályú mérőkre,- 0,2 mm-rel a II. pontossági osztályú mérőkre,- 0,3 mm-rel a III. pontossági osztályú mérőkre.Ezen felül a 7.1. és 7.2.2. pontban megállapított rendelkezéseket nem kell alkalmazni:- ha a 7.1. b) pontban leírt, nem egymást követő osztásjel egyikét felület képezi, és- ha a 7.2.2. pontban leírt, egymást követő osztások egyike felülettel határolt szélső osztás.8. HITELESÍTÉSI JELEKMinden hosszúságmérő felépítésének biztosítania kell, hogy a hosszúságmérő megkaphassa a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i tanácsi irányelvben előírt hitelesítési jeleket. Erre helyet kell biztosítani hosszúságmérők elejének közelében akár a mérőn magán, akár egy nélkülözhetetlen járulékos készüléken.9.1. Üvegszálas és műanyag véglapos, végvonásos vagy összetett szalag hosszúságmérőkNévleges hosszúság: 0,5–50 méter.A húzóerőt (kb. 20 N-os) feltüntetik.A véglapos és összetett hosszúságmérők szabad végei kopásálló pánttal vagy kupakkal vannak ellátva.Ezek a hosszúságmérők az I., II. vagy III. pontossági osztályba tartoznak.9.2. Egy darabban készített, merev vagy félmerev fém vagy egyéb anyagú hosszúságmérőkNévleges hosszúság: 0,5–5 méter.A referenciahőmérséklet bizonyos esetekben eltérhet 20 °C-tól.Ezek a mértékek folyadékok szintjének ellenőrzésére használt mérőpálcákat is magukban foglalnak.A merev mérőpálca vége ütés- és kopásálló végződéssel vagy kupakkal van ellátva. Ütődéskor nem kelthet szikrát.Ezek a hosszúságmérők a II. pontossági osztályba tartoznak.9.4. Acélszalag-hosszúságmérők9.4.1. Véglapos, végvonalas vagy összetett hosszúságmérők tekercselőn.Névleges hosszúság: 0,5–10 méter; az 5–10 m-es mértékek lapja íves keresztmetszetű.Ezek a hosszúságmérők tokban lehetnek, melynek a méretei a mérésre használt részbe tartozhatnak, főként belső méretek mérésénél. Ezeknek a hosszúságmérőknek a szabad vége rögzített vagy csúszó kampóval vagy rögzítőnyelvvel van ellátva.Ezek a hosszúságmérők az I. vagy II. pontossági osztályba tartoznak.9.4.2. A névleges hossznál nagyobb hosszúságok mérésére tervezett véglapos vagy végvonalas hosszúságmérőkNévleges hosszúság: 5, 10, 20, 50, 100 vagy 200 méter.A húzóerőt, mely kb. 50 N, fel kell tüntetni a hosszúságmérőn.A szabad vég magában foglal a névleges hosszúságba bele nem tartozó fogantyút vagy gyűrűt.Ha a fogantyúk beletartoznak a névleges hosszúságba, úgy vannak felépítve, hogy az illesztésük semmilyen pontatlanságot ne okozzon a mérésnél.Ezek a hosszúságmérők az I. vagy II. pontossági osztályba tartoznak.9.4.3. Nem a névleges hosszúságnál nagyobb hosszúságok mérésére tervezett végvonalas vagy összetett hosszúságmérők tekercselőn.Névleges hosszúság: 5–200 méter.A referenciahőmérséklet bizonyos esetekben eltérhet 20 °C-tól.A vonóerőt (kb. 50 N-os) feltüntetik a mértéken.A szabad vég magában foglal a névleges hosszba nem beletartozó fogantyút, gyűrűt vagy kampót.Ezek a mértékek az I. vagy II. pontossági osztályba tartoznak.9.5. Összetett fémből készült, feszítő súllyal ellátott merülő szalag, folyadékszint méréséreNévleges hosszúság: 5–50 méter.A referenciahőmérséklet bizonyos esetekben eltérhet 20 °C-tól.A szalag helyes kihúzásához szükséges húzóerőt fel kell tüntetni a hosszúságmérőn.Ezt a húzóerőt kell kifejteni a hosszúságmérőn feszítő súly segítségével, amelyen fel kell tüntetni annak saját tömegét.A skálakezdet fő osztásjelét a megfelelő formájú feszítő súly alja képezi. A feszítő súly olyan anyagból készül, ami ütközés esetén nem kelt szikrát.A feszítő súly stabilan vagy leszerelhetően csatlakozik a szalaghoz oly módon, hogy ez a csatlakozás vagy kapcsolat ne okozzon hibát.A szalag teljes hossza milliméter osztású, az osztás a feszítő súly sima oldalán folytatódik.A hosszúságmérő másik végére csévélre szerelhető.Ezek a hosszúságmérők az I. vagy II. pontossági osztályba tartoznak.A hosszúságmérő feszítő súllyal történő használata esetén a hibahatár nem kisebb, mint 0,6 mm.--------------------------------------------------