CELEX: 31978L0365
Language: es
Date: 1978-03-31 00:00:00
Title: Directiva 78/365/CEE de la Comisión, de 31 de marzo de 1978, que adapta, por segunda vez, al progreso técnico la Directiva 71/318/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los contadores de volumen de gas

Avis juridique important

|

31978L0365

Directiva 78/365/CEE de la Comisión, de 31 de marzo de 1978, que adapta, por segunda vez, al progreso técnico la Directiva 71/318/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los contadores de volumen de gas  

Diario Oficial n° L 104 de 18/04/1978 p. 0026 - 0031 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 8 p. 0127 - 132  Edición especial griega: Capítulo 13 Tomo 7 p. 0112 - 117  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 8 p. 0127 - 132  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 8 p. 0175 - 180  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 8 p. 0175 - 180 

 DIRECTIVA DE LA COMISIÓN    de 31 de marzo de 1978    de adaptación , por vez segunda , al progreso   técnico de la Directiva 71/318/CEE del Consejo ,   relativa a la aproximación de las legislaciones   de los Estados miembros sobre los contadores   de volumen de gas     ( 78/365/CEE )    LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea ,    Vista la Directiva 71/316/CEE del Consejo , de 26   de julio de 1971 , relativa a la aproximación   de las legislaciones de los Estados miembros   sobre las disposiciones comunes a los instrumentos   de medida y a los métodos de control metrológico (1) ,   modificada por el Acta de adhesión y , en   particular , sus artículos 17 , 18 y 19 ,    Vista la Directiva 71/318/CEE del Consejo , de 26 de   julio de 1971 , relativa a la aproximación de las   legislaciones de los Estados miembros sobre los   contadores de volumen de gas (2) , modificada   por la Directiva 74/331/CEE de la Comisión (3) ,    Considerando que se hace necesario modificar y completar   la Directiva 71/318/CEE habida cuenta de la evolución   técnica en la materia ;    Considerando que las disposiciones de la presente   Directiva se adecúan al dictamen del Comité   para la adaptación al progreso técnico   de las directivas dirigidas a la eliminación   de obstáculos técnicos a los intercambios   comerciales en el sector de los instrumentos de medida ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    Los textos correspondientes a los números I.B.3 ,   I.B.4.1 , I.B.8.2.3 , I.B.9 , II.6.3 , III.2 , III.4 y   III.5 del Anexo de la Directiva 71/318/CEE quedan   modificados con arreglo a los números correspondientes   del Anexo de la presente Directiva .    Los números II.5.2 , II.7.2.7 y III.6.2.3 que figuran en   el Anexo de la presente Directiva se añadirán   al Anexo de la Directiva 71/318/CEE .    Artículo 2    1 . Los Estados miembros adoptarán las disposiciones   legales reglamentarias y administrativas necesarias   para cumplir la presente Directiva , de manera que dichas   disposiciones surtan efecto un año después   de la fecha de notificación de la presente Directiva .   Los Estados miembros informarán de ello inmediatamente   a la Comisión .    2 . Los Estados miembros comunicarán a la Comisión   el texto de las disposiciones de Derecho interno   que adopten en el ámbito regulado por la presente   Directiva .    Artículo 3    Los destinatarios de la presente Directiva serán   los Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 31 de marzo de 1978 .    Por la Comisión    Étienne DAVIGNON    Miembro de la Comisión    (1) DO n º L 202 de 6 . 9 . 1971 , p. 1 .    (2) DO n º L 202 de 6 . 9 . 1971 , p. 21 .    (3) DO n º L 189 de 12 . 7 . 1974 , p. 9 .    ANEXO    CAPÍTULO I    3 . Dispositivos adicionales    3.1 . Los contadores podrán estar provistos :    a ) de dispositivos de previo pago ,    b ) de generadores de impulsos incorporados ;   la salida de dichos generadores de impulsos deberá   llevar indicado el valor correspondiente a un impulso ,   en la forma :     « 1 imp * ... m³ ( o dm³ ) »    o     « 1 m³ * ... imp » .    Estos dispositivos adicionales se considerarán   como si fuesen parte del contador ; deberán por lo   tanto estar acoplados al contador en el momento   de la primera comprobación CEE . Su influencia   sobre las propiedades metrológicas del contador   no estará sujeta a exigencias especiales .    3.2 . Los contadores podrán estar provistos   de árboles motores , es decir , de árboles   de salida u otros dispositivos para accionar   los dispositivos adicionales amovibles . El par   de torsión que el contador deberá desarrollar   para poner en movimiento los dispositivos adicionales   acoplados no deberá provocar variaciones en la   indicación del contador superiores a los valores   señalados en los números II.5.2.1 y III.5.2.1 .    3.2.1 . Cuando sólo exista un árbol motor ,   éste deberá identificarse por la indicación   de su constante en la forma « 1 tr * ... m³   ( o dm³ ) » , por la de su par de torsión   máximo admisible en la forma « Mmáx = ...   N.mm » y por la de su sentido de rotación .    3.2.2 . Cuando exista más de un árbol motor ,   cada uno de ellos deberá identificarse por su   constante en la forma « 1 tr * ... m³ ( o dm³ ) » ,   y por la indicación de su sentido de rotación .    En el contador , y preferentemente en la placa   descriptiva , figurará la fórmula siguiente :    k1 M1 + k2 M2 + ... + k n M n * A N.mm    en la que A es el valor numérico del par de   torsión máximo admisible para el árbol   motor que tenga la constante más elevada cuando   sólo dicho árbol esté cargado .    dicho árbol se identificará mediante la   designación M1 .    k i ( i = 1 , 2 , ... , n ) será el valor   numérico determinado por k1 = C1/C i    M i ( i = 1 , 2 , ... , n ) será el par   de torsión aplicado al árbol motor que lleve   la designación M1    C i ( i = 1 , 2 , ... , n ) será la constante   del árbol motor que lleve la designación M1 .    3.2.3 . El extremo de cada árbol motor deberá   ir protegido por medio de un tapón precintado   o de un empalme precintado entre el dispositivo   adicional y el contador .    3.2.4 . El acoplamiento entre el dispositivo medidor   y el mecanismo de transmisión no deberá ser   interceptado ni modificado por la aplicación   de un par de torsión igual al triple del par de   torsión admisible definido con arreglo a los   números I.B.3.2.1 y I.B.3.2.2 .    4 . Inscripciones    4.1 . Cada contador deberá llevar estampadas ,   bien sobre la placa del dispositivo indicador ,   bien sobre una placa descriptiva especial , o   distribuidas entre las dos , las inscripciones   siguientes :    a ) el signo de aprobación CEE de modelo ;    b ) la marca de identificación del fabricante o   su razón social ;    c ) el número del contador y su año de   fabricación ;    d ) una designación del contador , con la forma   de la letra mayúscula G seguida de un número   que se determina en los Capítulos II o III ;    e ) el caudal máximo mediante la fórmula :   Qmáx ... m³/h ;    f ) el caudal mínimo mediante la fórmula :   Qmín ... m³/h ( o dm³ ) ;    g ) la presión máxima de funcionamiento mediante   la fórmula P máx ... MPa ( o kPa o Pa o bar o   mbar ) ;    h ) para los contadores volumétricos , el   valor nominal del volumen cíclico mediante la   fórmula : V ... m³ ( o dm³ ) ;    i ) en su caso , las inscripciones señaladas en   los puntos I.B.3.1 y I.B.3.2 ; dichas inscripciones ,   sin embargo , podrán figurar en el contador   mismo o en otras placas .    Estas inscripciones deberán ser directamente   visibles , fácilmente legibles e indelebles   en condiciones normales de empleo de los contadores .    8.2.3 . Será conveniente prever los lugares   para las marcas de comprobación o de precinto :    a ) en todas las placas que lleven una indicación   prescrita por el presente Anexo ;    b ) en todas las partes del contador que no se puedan   proteger de otro modo contra manejos susceptibles :     - de influir o modificar la indicación del   dispositivo indicador del contador ,     - de modificar o interrumpir el acoplamiento   entre el dispositivo medidor y el dispositivo   indicador ,     - de ocasionar la supresión o el desplazamiento   de elementos importantes desde el punto de vista   metrológico .    9 . Aprobación CEE de modelo y de primera   comprobación CEE    La aprobación CEE de modelo y la primera   comprobación CEE de los contadores de volumen de gas   se efectuarán según las prescripciones de la   Directiva 71/316/CEE del Consejo , de 26 de julio de   1971 , relativa a la aproximación de las legislaciones   de los Estados miembros sobre las disposiciones comunes   a los instrumentos de medida y a los métodos   de control metrológico .    9.1 . Aprobación CEE de modelo    9.1.1 . La solicitud de aprobación CEE de modelo   de un contador deberá ir acompañada de los documentos   siguientes :     - una nota descriptiva que especifique las   características técnicas del contador y describa   el principio de su funcionamiento ,     - un dibujo en perspectiva o una fotografía ,     - una nomenclatura de las piezas en la que se   indique la naturaleza de los materiales que las   componen ,     - un plano de conjunto con la designación   de las piezas constitutivas incluidas en la   nomenclatura ,     - un plano de volumen acotado ,     - un plano que muestre los lugares de las marcas   de comprobación y precinto ,     - un plano del dispositivo indicador , con sus   medios de ajuste ,     - un plano acotado de los elementos importantes   desde el punto de vista metrológico ,     - un plano de la placa del dispositivo indicador   y de la realización de las inscripciones ,     - en su caso , un plano de los dispositivos   adicionales señalados en el número I.B.3.1 ,     - en su caso , un cuadro de las características   de los árboles motores ( número I.B.3.1 ) ,     - una lista de los documentos que se presenten ,     - una declaración que precise que los contadores   fabricados con arreglo al modelo responderán a   las condiciones reglamentarias de seguridad ,   particularmente en lo que se refiere a la presión   máxima de funcionamiento indicada en la placa descriptiva .    9.1.2 . El certificado de aprobación CEE de   modelo constará de :     - el nombre y domicilio del beneficiario del   certificado de aprobación CEE de modelo ,     - la denominación de modelo y/o su designación   comercial ,     - las principales características técnicas   y metrológicas , tales como el caudal mínimo   y máximo , la presión máxima de funcionamiento ,   el diámetro nominal interior de las piezas de   acoplamiento y , en el caso de contadores volumétricos ,   el valor del volumen cíclico ,     - el signo de aprobación CEE de modelo ,     - el período de validez de la aprobación CEE   de modelo ,     - para los contadores equipados con árboles   motores :    a ) si sólo existiere un árbol motor , las   características del árbol tal como se señala   en el número I.B.3.2.1 ,    b ) si existiere más de un árbol motor ,   las características de cada árbol y la fórmula   señalada en el número I.B.3.2.2 ;     - la indicación , en su caso , sobre fotografía   o dibujo , del lugar para el signo de aprobación CEE   de modelo , las marcas de primera comprobación   CEE y las marcas de precinto ,     - el inventario de los documentos que acompañen   al certificado de aprobación CEE de modelo ,     - cualquier otra observación especial .    9.2 . Primera comprobación CEE    9.2.1 . Los contadores que se presenten a la primera   comprobación CEE deberán estar en condiciones de   funcionamiento . La primera comprobación CEE no   garantizará ni el buen funcionamiento ni la   exactitud de las indicaciones relativas a los   dispositivos adicionales eventualmente acoplados ,   con arreglo a los números I.B.3.1 y I.B.3.2 .   No se deberá estampar en estos dispositivos   adicionales ninguna marca de comprobación o de precinto   CEE .    CAPÍTULO II    5.2 . Disposiciones particulares    5.2.1 . Si se aplican a los árboles motores los   pares de torsión máximos mencionados sobre el   contador de acuerdo con los números I.B.3.2.1 y   I.B.3.2.2 , la indicación del contador en Qmín   podrá variar como máximo en un 0,5 % .    6.3 . Disposiciones particulares    6.3.1 . Para los contadores cuya presión de   funcionamiento sea superior a 0,1 MPa ( 1 bar ) ,   se aplicarán las disposiciones del número II.6.2   relativas a la absorción mecánica de presión ,   sin tener en cuenta la absorción total de presión   de dichos contadores prevista en el número II.6.1 .    6.3.2 . El acoplamiento de dispositivos adicionales   no deberá provocar un aumento de la absorción   mecánica de presión de los contadores superior   a 20 Pa ( 0,2 mbar ) .    7.2.7 . En el caso de contadores provistos de   uno o varios árboles motores , por lo menos tres   contadores de cada designación G deberán   ser comprobados con aire de masa de volumen   1,2 kg/m³ ( cf punto I.B.6.2 ) , en cuanto a su   conformidad con las disposiciones del número I.B.3.2.4   y de los números II.5.2.1 y II.6.3.2 .    En el caso de contadores provistos de varios árboles   motores , las pruebas se efectuará en el árbol que   presente el valor más desfavorable .    Para los contadores de igual designación , se   adoptará como valor del par de torsión máximo   admisible el menor de los resultados obtenidos .    Cuando un modelo conste de contadores de designaciones   diferentes , bastará con efectuar la prueba   del par de torsión en los contadores de menor   designación , si ese mismo par de torsión   hubiere de aplicarse a los contadores de mayor   designación y si el árbol motor de estos últimos   se caracterizase por la misma constante o por una   constante superior .    CAPÍTULO III    2 . Amplitud de cargas    2.1 . Los contadores deberán tener una de las   amplitudes de carga que resulte del cuadro siguiente ,   en función de su designación G :    G * Q máx ( m³/h ) * Amplitud de carga *     * * pequeña * mediana * grande *     * * Q mín ( m³/h ) *    16 * 25 * 5 * 2,5 * 1,3 *    25 * 40 * 8 * 4 * 2 *    40 * 65 * 13 * 6 * 3 *    65 * 100 * 20 * 10 * 5 *    100 * 160 * 32 * 16 * 8 *    160 * 250 * 50 * 25 * 13 *    250 * 400 * 80 * 40 * 20 *    400 * 650 * 130 * 65 * 32 *    650 * 1 000 * 200 * 100 * 50 *    1 000 * 1 600 * 320 * 160 * 80 *    y los múltiplos decimales de las cinco últimas   series .    4 . Elemento controlador    4.1 . En aplicación de las disposiciones de las   letras I.B.5.2.2 a ) y b ) , el valor máximo   del intervalo de graduación del elemento controlador   deberá ser :    0,002 m³ para las designaciones comprendidas   entre los valores G 16 y G 65 , ambos inclusive ,    0,02 m³ para las designaciones comprendidas   entre los valores G 100 y G 650 , ambos inclusive ,    0,2 m³ para las designaciones comprendidas entre   los valores G 1 000 y G 6 500 , ambos inclusive ,    2,0 m³ para las designaciones G 10 000 y siguientes .    4.2 . La escala del elemento controlador deberá   ir numerada al menos :    para las designaciones comprendidas entre los   valores    G 16 y G 65 , ambos inclusive , después de cada   0,01 m³    G 100 y G 650 , ambos inclusive , después de   cada 0,1 m³    G 1 000 y G 6 500 , ambos inclusive , después   de cada 1,0 m³    para las designaciones G 10 000 y siguientes ,   después de cada 10,0 m³    5 . Errores máximos tolerados    5.1 . Disposiciones generales    5.1.1 . Los errores máximos tolerados en más o menos   se especifican en el cuadro siguiente :    Caudales Q * Errores máximos tolerados en   primera comprobación CEE *    Q mín < Q < 0,2 Q máx * 2 % *    0,2 Q máx < Q < Q máx * 1 % *    5.1.2 . Los errores , si fueren todos del mismo   signo , no deberán sobrepasar la mitad de los   errores máximos tolerados .    5.2 . Disposiciones particulares    5.2.1 . Si se aplican a los árboles motores   los pares de torsión máximos mencionados   sobre el contador de acuerdo con los   números I.B.3.2.1 y I.B.3.2.2 , las variaciones   de la indicación del contador no deberán   sobrepasar , en Q mín , los valores señalados   en el cuadro siguiente :    Q mín * Variaciones de la indicación en Q mín *    0,05 Q máx * 1 % *    0,1 Q máx * 0,5 % *    0,2 Q máx * 0,25 % *    6.2.3 . Contadores de árboles motores    6.2.3.1 . En el caso de contadores provistos   de uno o varios árboles motores , por lo menos   tres contadores de cada designación G deberán   ser comprobados con aire de masa de volumen 1,2 kg/m³   ( ver punto I.B.6.2 ) , en cuanto a su conformidad   con las disposiciones del número I.B.3.2.4 y el   número III.5.2.1 .    En el caso de contadores provistos de varios   árboles motores , la prueba deberá efectuarse   en el árbol que presente el valor más desfavorable .    Para los contadores de igual designación se adoptará ,   como valor del par de torsión máximo admisible ,   el menor de los resultados obtenidos .    Cuando un modelo conste de contadores de   designaciones diferentes , será suficiente efectuar   la prueba de pares de torsión en los contadores   de menor designación , si ese mismo par de fuerzas   hubiere de aplicarse a los contadores de mayor   designación y si el árbol motor de estos últimos   se caracterizare por la misma constante o por   una constante superior .    6.2.3.2 . En el caso de contadores que tengan   varios valores para Q mín , será suficiente   efectuar la prueba prevista en el número III.6.2.3.1   para el menor valor de Q mín .    A partir del resultado de esta prueba , se podrán   calcular los pares de torsión admisibles para las   demás amplitudes de carga .    Para la conversión en otros valores de Q mín ,   se aplicarán las reglas siguientes :    a ) a caudal constante , la variación del error   será proporcional al par de torsión .    b ) a par de torsión constante , la variación   del error , en el caso de los contadores de pistones   rotativos , será inversamente proporcional   al caudal , y en el caso de los contadores de turbina   será inversamente proporcional al cuadrado   del caudal .