CELEX: 32000R2870
Language: et
Date: 2000-12-19
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 2870/2000, 19. detsember 2000, millega sätestatakse ühenduse standardmeetodid piiritusjookide analüüsimiseks

Tähtis õiguslik teade

|

32000R2870

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2870/2000, 19. detsember 2000, millega sätestatakse ühenduse standardmeetodid piiritusjookide analüüsimiseks  

Euroopa Liidu Teataja L 333 , 29/12/2000 Lk 0020 - 0046 CS.ES Peatükk 3 Köide 31 Lk 124  - 150 ET.ES Peatükk 3 Köide 31 Lk 124  - 150 HU.ES Peatükk 3 Köide 31 Lk 124  - 150 LT.ES Peatükk 3 Köide 31 Lk 124  - 150 LV.ES Peatükk 3 Köide 31 Lk 124  - 150 MT.ES Peatükk 3 Köide 31 Lk 124  - 150 PL.ES Peatükk 3 Köide 31 Lk 124  - 150 SK.ES Peatükk 3 Köide 31 Lk 124  - 150 SL.ES Peatükk 3 Köide 31 Lk 124  - 150

		Komisjoni määrus (EÜ) nr 2870/2000,19. detsember 2000,millega sätestatakse ühenduse standardmeetodid piiritusjookide analüüsimiseksEUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,võttes arvesse nõukogu 29. mai 1989. aasta määrust (EMÜ) nr 1576/89, millega kehtestatakse piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjad, [1] muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga, eriti selle artikli 4 lõiget 8,ning arvestades järgmist:(1) Määruse (EMÜ) nr 1576/89 artikli 4 lõikes 8 nähakse ette piiritusjookide analüüsimisel kasutatavate meetodite vastuvõtmine. Ametliku kontrolli või vaidluse korral tuleks kasutada standardmeetodeid, et tagada määruse (EMÜ) nr 1576/89 ja komisjoni 24. aprilli 1990. aasta määruse (EMÜ) nr 1014/90 (millega kehtestatakse piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjad, [2] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2140/98 [3]) järgimine.(2) Võimaluste piires tuleks ühenduse standardanalüüsimeetoditena kasutada ja kirjeldada üldtunnustatud meetodeid.(3) Selleks, et võtta arvesse teaduse edusammude ja ametlike laborite seadmete erinevusi, tuleks laborijuhataja vastutusel lubada kasutada muudel mõõtmispõhimõtetel kui käesoleva määruse lisas kirjeldatud standardmeetoditel põhinevaid meetodeid, kui kõnealused meetodid annavad piisava tagatise tulemuste osas ning eelkõige vastavad nõukogu 20. detsembri 1985. aasta direktiivi 85/591/EMÜ (inimtarbimiseks ettenähtud toiduainete kontrolliks vajalike ühenduse proovivõtu- ja analüüsimeetodite kehtestamise kohta) [4] lisas kehtestatud kriteeriumidele ning kui on võimalik tõendada, et saadud tulemuste täpsuse, korratavuse ja reprodutseeritavuse kõikumine on samades piirides nagu käesolevas määruses kirjeldatud standardmeetodite kasutamisega saadud tulemuste korral. Kui see tingimus on täidetud, tuleks lubada kasutada muid analüüsimeetodeid. Siiski on oluline täpsustada, et vaidluse korral ei või standardmeetodite asemel kasutada muid meetodeid.(4) Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas piiritusjookide rakenduskomitee arvamusega,ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1Piiritusjookide analüüsimisel kasutatavad ühenduse standardmeetodid määruse (EMÜ) nr 1576/89 ja määruse (EMÜ) nr 1014/90 järgimise tagamiseks:- ametliku kontrolli, või- vaidluse korralon sätestatud käesoleva määruse lisas.Artikkel 2Olenemata artikli 1 esimesest taandest lubatakse laborijuhataja vastutusel kasutada muid analüüsimeetodeid, tingimusel et meetodite õigsus ja täpsus (korratavus ja reprodutseeritavus) on vähemalt samaväärsed lisas esitatud standardanalüüsimeetodite vastavate näitajatega.Artikkel 3Kui teatavas piiritusjoogis sisalduvate ainete avastamiseks ja kvantitatiivseks määramiseks ei ole ette nähtud ühenduse standardanalüüsimeetodeid, kasutatakse järgmisi meetodeid:a) analüüsimeetodid, mis vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud menetlustele ning eelkõige direktiivi 85/591/EMÜ lisas kehtestatud kriteeriumitele;b) Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) soovitatud standarditele vastavad analüüsimeetodid;c) Rahvusvahelise Veiniameti (OIV) Üldkogu tunnustatud ja selle organisatsiooni avaldatud analüüsimeetodid;d) punktides a, b või c nimetatud meetodite puudumise korral ning õigsuse, korratavuse ja reprodutseeritavuse huvides:- asjaomase liikmesriigi heakskiidetud analüüsimeetod,- vajaduse korral muu asjakohane analüüsimeetod.Artikkel 4Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:a) korratavuse piirnorm – väärtus, mis on 95 % tõenäosusega suurem korratavatel tingimustel (sama sooritaja, samad seadmed, sama labor, sama aeg) tehtud kahe katse tulemuste absoluutsest erinevusest {ISO 3534-1};b) reprodutseeritavuse piirnorm – väärtus, mis on 95 % tõenäosusega suurem reprodutseeritavuse tingimustel (eri sooritajad, eri seadmed ja eri laborid) tehtud kahe katse tulemuste absoluutsest erinevusest {ISO 3534-1};c) täpsus – katse tulemuse ja heakskiidetud standardväärtuse kokkulangevus {ISO 3534-1}.Artikkel 5Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2001.Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.Brüssel, 19. detsember 2000Komisjoni nimelkomisjoni liigeFranz Fischler[1] EÜT L 160, 12.6.1989, lk 1.[2] EÜT L 105, 25.4.1990, lk 9.[3] EÜT L 270, 7.10.1998, lk 9.[4] EÜT L 372, 31.12.1985, lk 50.--------------------------------------------------LISASTANDARDANALÜÜSIMEETODITE KIRJELDUSI.I liide : Destillaadi valmistamineII liide : Destillaadi tiheduse mõõtmineMeetod A = püknomeetriaMeetod B = elektrooniline densimeetriaMeetod C = densimeetria hüdrostaatilisi kaale kasutadesII.III.III.1III.2III.3IV.V.VI.VII.VIII.IX.I. PIIRITUSJOOKIDE ALKOHOLISISALDUSE MÄÄRAMINE MAHUPROTSENTIDESSissejuhatusStandardmeetod sisaldab kahte liidet:I liide : Destillaadi valmistamineII liide : Destillaadi tiheduse mõõtmine1. RakendusalaMeetod sobib piiritusjookide tegeliku alkoholisisalduse määramiseks mahuprotsentides.2. Viited normideleISO 3696:1987: Vesi analüütiliseks kasutamiseks – Spetsifikatsioon ja katsemeetodid.3. Terminid ja määratlused3.1 StandardtemperatuurStandardtemperatuur piiritusjookide alkoholisisalduse määramiseks mahuprotsentides ning tiheduse ja suhtelise tiheduse määramiseks on 20 °C.Märkus 1:Väljendit "temperatuuril t °C" kasutatakse kõikide määramiste korral (tihedus või alkoholisisaldus mahuprotsentides), mida väljendatakse muul temperatuuril kui standardtemperatuur 20 °C.3.2 TihedusTihedus on piiritusjoogi mass mahuühiku kohta vaakumis 20 °C juures. Seda väljendatakse kilogrammides kuupmeetri kohta ning selle sümbol on ρ20 °C või ρ20.3.3 Suhteline tihedusSuhteline tihedus on 20 °C piiritusjoogi tiheduse ja samal temperatuuril oleva vee tiheduse suhe, mis on väljendatud kümnendmurruna. Seda tähistatakse sümboliga d20 °C/20 °C või d20/20, või lihtsalt d, kui ei teki arusaamatust. Mõõdetud näitaja tuleb märkida analüüsisertifikaadile, kasutades üksnes eespool esitatud sümboleid.Märkus 2:Suhtelist tihedust on võimalik arvutada tiheduse ρ20 põhjal 20 °C juures:ρ 20 = 998,203 × d20/20 või d20/20 =ρ 20/998,203,kus 998,203 on vee tihedus 20 °C juures.3.4 Tegelik alkoholisisaldus mahuprotsentidesPiiritusjookide tegelik alkoholisisaldus mahuprotsentides võrdub etanooli liitrite arvuga 100 liitris vee ja alkoholi segus, mille tihedus on sama mis alkoholil või piiritusjoogil pärast destilleerimist. Erinevate vee ja alkoholi segude alkoholisisalduse (mahuprotsentides) või tiheduse kontrolliväärtustena 20 °C juures tuleb kasutada väärtusi, mis on esitatud Rahvusvahelise Legaalmetroloogia Organisatsiooni soovitusega nr 22 vastu võetud rahvusvahelises tabelis.Üldvõrrand, mida kasutatakse vee ja alkoholi segu alkoholisisalduse ja tiheduse määramiseks teataval temperatuuril, on esitatud komisjoni määruse (EMÜ) nr 2676/90 (EÜT L 272, 3.10.1990, lk 1) lisa 3. peatükis "Alkoholisisaldus mahuprotsentides" leheküljel 40 või Rahvusvahelise Veiniameti analüüsimeetodite käsiraamatus (1994, lk 17).Märkus 3:Kuna likööride ja koorelikööride puhul on ruumala väga raske täpselt mõõta, tuleb proov kaaluda ning alkoholisisaldus arvutada kõigepealt massiprotsentides.Ümberarvestusvalem:alkoholisisaldus mahuprotsentides+++++ TIFF +++++kusASM = alkoholisisaldus massiprotsentides,ρ20 (alkohol) = 789,24 kg/m34. PõhimõtePärast destilleerimist määratakse destillaadi alkoholisisaldus mahuprotsentides püknomeetria või elektroonilise densimeetria abil või densimeetria abil, kasutades hüdrostaatilisi kaale."I LIIDE: DESTILLAADI VALMISTAMINE1. RakendusalaMeetod sobib selliste destillaatide valmistamiseks, mida kasutatakse piiritusjookide tegeliku alkoholisisalduse määramiseks mahuprotsentides.2. PõhimõtePiiritusjook destilleeritakse etanooli ning muude lenduvate ühendite eraldamiseks ekstraktiivainest (ained, mis ei destilleeru).3. Reaktiivid ja materjalid3.1 Keemistsentrid.3.2 Kontsentreeritud vahutamisvastane emulsioon (koorelikööride jaoks).4. Seadmed ja aparatuurTavalised, eelkõige järgmised laboratooriumiseadmed.4.1 Veevann, milles saab hoida temperatuuri 10–15 °C.Veevann, milles saab hoida temperatuuri 20 °C (±0,2 °C).4.2 A-klassi mõõtekolbid (100 ml ja 200 ml), mille tagatud mõõtetäpsus on vastavalt 0,1 % ja 0,15 %.4.3 Destilleerimisaparaat4.3.1 ÜldnõudedDestilleerimisaparaat peab vastama järgmistele nõuetele:- liigendeid peab olema nii vähe, kui on vaja süsteemi lekkekindluse tagamiseks,- sellel peab olema seade, mis takistab keeva vedeliku piiskade kaasahaaramist auruga ning reguleerib alkoholirikka auru destilleerimiskiirust,- alkoholiauru kondenseerumine peab olema kiire ja täielik,- esimesed destillatsioonifraktsioonid tuleb koguda vesikeskkonnas.Soojusallikat tuleb kasutada sobiva soojahajutajaga, et vältida ekstraktiivaine põhjakõrbemist.4.3.2 Sobiva destilleerimisaparaadi näidis on esitatud joonisel 1 ning sellel on järgmised osad:- standardse lihvühendusega 1-liitrine ümarkolb,- vähemalt 20 cm kõrgune rektifikatsioonikolonn (näiteks "Vigreux" kolonn),- ligikaudu 10 cm pikkuse vertikaalselt asetseva Westi tüüpi jahutiga põlvühendus,- 40 cm pikkune jahutusspiraal,- äravoolutoru, mis juhib destillaadi väheses koguses vett sisaldava gradueeritud kogumiskolbi põhja.Märkus:Eespool kirjeldatud aparaat on mõeldud vähemalt 200 ml proovi jaoks. Väiksemaid proove (100 ml) saab siiski destilleerida väiksemat destillatsioonikolbi kasutades, tingimusel et kasutatakse kaitseotsakut või mõnda muud seadet piiskade kaasahaaramise vältimiseks.5. Uuritavate proovide hoidmineEnne analüüsimist säilitatakse proove toatemperatuuril.6. Töö käikSissejuhatav märkus:Destilleerida võib ka IUPACi (1968) avaldatud menetlust kasutades.6.1 Destilleerimisaparaadi kontrollKasutav aparaat peab vastama järgmisele tingimusele:200 ml vee ja alkoholi lahuse destilleerimisel, kui lahuse teadaolev kontsentratsioon on ligikaudu 50 mahu %, ei tohi alkoholi kadu ületada 0,1 mahu %.6.2 Piiritusjoogid, mille alkoholisisaldus on alla 50 mahu %200 ml piiritusjooki valatakse mõõtekolbi.Registreeritakse kõnealuse vedeliku temperatuur või hoitakse vedelikku standardtemperatuuril (20 °C).Proov valatakse destilleerimisaparaadi ümarkolbi ning mõõtekolb pestakse kolm korda ligikaudu 20 ml destilleeritud veega. Iga pesuvee alikvoot lisatakse destillatsioonikolbi.Märkus:Kõnealusest 60 ml lahjendusest piisab selliste piiritusjookide jaoks, mis sisaldavad alla 250 grammi kuivekstrakti liitri kohta. Muudel juhtudel peab pürolüüsi vältimiseks olema pesuvett vähemalt 70 ml, kui kuivekstrakti sisaldus on 300 g/l, 85 ml, kui kuivekstrakti sisaldus on 400 g/l, ning 100 ml, kui kuivekstrakti sisaldus on 500 g/l (teatavad puuvilja- või kooreliköörid). Kõnealuseid mahte kohandatakse võrdeliselt eri proovide mahuga.Lisatakse mõned keemistsentrid (3.1) (ja vahutamisvastast emulsiooni koorelikööride puhul).20 ml destilleeritud vett valatakse esialgsesse 200 ml mõõtekolbi, mida kasutatakse destillaadi hoidmiseks. Kolb asetatakse seejärel külma vee vanni (4.1) (aniisimaitseliste piiritusjookide puhul 10–15 °C).Destilleeritakse, vältides piiskade kaasahaaramist ja söestumist ning segades kolvi sisu aeg-ajalt, kuni destillaadi tase on mõni millimeeter alla mõõtekolvi kalibreerimismärki.Kui destillaadi temperatuur on langenud vedeliku esialgse temperatuurini ±0,5 °C, täidetakse kolb destilleeritud veega kuni märgini ja segatakse põhjalikult.Saadud destillaati kasutatakse alkoholisisalduse määramiseks mahuprotsentides (II liide).6.3 Piiritusjoogid, mille alkoholisisaldus on üle 50 mahu %100 ml mõõtekolbiga mõõdetakse 100 ml piiritusjooki ja valatakse see destilleerimisaparaadi ümarkolbi.Mõõtekolb pestakse mitu korda destilleeritud veega ning pesuvesi lisatakse destillatsiooniaparaadi ümarkolbi. Kasutatakse piisavalt vett, et kolvi sisu oleks ligikaudu 230 ml.20 ml destilleeritud vett valatakse 200 ml mõõtekolbi, mida kasutatakse destillaadi hoidmiseks. Kolb asetatakse seejärel külma vee vanni (4.1) (aniisimaitseliste piiritusjookide puhul 10–15 °C).Destilleeritakse, segades kolvi sisu aeg-ajalt, kuni destillaadi tase on mõni millimeeter alla 200 ml mõõtekolvi kalibreerimismärki.Kui destillaadi temperatuur on langenud vedeliku esialgse temperatuurini ±0,5 °C, täidetakse kolb destilleeritud veega kuni märgini ja segatakse põhjalikult.Saadud destillaati kasutatakse alkoholisisalduse määramiseks mahuprotsentides (II liide).Märkus:Piiritusjoogi alkoholisisaldus mahuprotsentides on kaks korda suurem destillaadi alkoholisisaldusest.""II LIIDE: DESTILLAADI TIHEDUSE MÕÕTMINEMEETOD A: PIIRITUSJOOKIDE TEGELIKU ALKOHOLISISALDUSE MÄÄRAMINE MAHUPROTSENTIDES – MÕÕTMINE PÜKNOMEETRIA ABILA.1 PõhimõteAlkoholi sisaldus mahuprotsentides saadakse destillaadi tihedusest, mis mõõdetakse püknomeetria abil.A.2 Reaktiivid ja materjalidKui ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse analüüsimisel üksnes analüütiliselt puhtaid reaktiive ja vähemalt 3. klassi vett vastavalt ISO 3696:1987 standardile.A.2.1 Naatriumkloriidi lahus (2 % w/v)Ühe liitri valmistamiseks võetakse 20 g naatriumkloriidi kaalutis ja lahustatakse vees ühe liitrini.A.3 Seadmed ja aparatuurTavalised, eelkõige järgmised laboratooriumiseadmed.A.3.1 Analüütilised kaalud täpsusega 0,1 mg.A.3.2 Lihvühendusega termomeeter, mis on kalibreeritud kümnendikkraadides vahemikus 10–30 °C. Kõnealune termomeeter peab olema sertifitseeritud või kontrollitud sertifitseeritud termomeetri põhjal.A.3.3 Ligikaudu 100 ml Pyrex-klaasist püknomeeter, millel on eemaldatav lihvühendusega termomeeter (A.3.2). Püknomeetril on 25 mm pikkune külgtoru, mille sisediameeter on (kuni) 1 mm ja mille lõpus on kooniline klaaslihv. Vajaduse korral võib kasutada teisi ISO 3507 standardis kirjeldatud püknomeetreid, nt 50 ml.A.3.4 Taarapudel, mis on täidetud 1,01 tihedusega vedelikuga (naatriumkloriidi lahus A.2.1) ja millel on püknomeetriga sama välismaht (±1 ml) ning mass.A.3.5 Soojusisolatsiooniga ümbris, mis sobib täpselt püknomeetrile.Märkus 1:Piiritusjookide tiheduse määramiseks vaakumis kasutatava meetodi korral on vaja kahe kaalukausiga kaalu, püknomeetrit ja sama välismahuga taarapudelit õhu üleslükkejõu tasakaalustamiseks mis tahes ajahetkel. Seda lihtsat meetodit võib kasutada ka ühe kaalukausiga kaalu puhul, tingimusel et taarapudelit kaalutakse uuesti, et kontrollida õhu üleslükkejõu muutusi aja jooksul.A.4 Töö käikSissejuhatavad märkusedJärgnevalt kirjeldatakse töö käiku 100 ml püknomeetri kasutamise korral alkoholisisalduse määramiseks; sellega saadakse suurim täpsus. Siiski võib kasutada ka väiksemat püknomeetrit, nt 50 ml.A.4.1 Püknomeetri kalibreeriminePüknomeeter kalibreeritakse, määrates järgmised parameetrid:- tühja püknomeetri mass,- püknomeetri maht 20 °C juures,- veega täidetud püknomeetri mass 20 °C juures.A.4.1.1 Kalibreerimine ühe kaalukausiga kaalu kasutadesMääratakse kindlaks:- puhta, kuiva püknomeetri mass (P),- veega täidetud püknomeetri mass t °C juures (P1),- taarapudeli mass (T0).A.4.1.1.1 Puhas, kuiv püknomeeter kaalutakse (P).A.4.1.1.2 Püknomeeter täidetakse ettevaatlikult ümbritseva õhu temperatuuril oleva destilleeritud veega ning paigaldatakse termomeeter.Püknomeeter pühitakse ettevaatlikult kuivaks ning asetatakse soojusisolatsiooniga ümbrisesse. Segamiseks pööratakse mahutit, kuni termomeeter näitab püsivat temperatuuri.Vedeliku pind püknomeetris viiakse täpselt kohakuti külgtoru ülemise äärega. Temperatuur t °C mõõdetakse täpselt ning vajadusel korrigeeritakse ebatäpsused temperatuuriskaalal.Veega täidetud püknomeeter kaalutakse (P1).A.4.1.1.3 Taarapudel kaalutakse (T0).A.4.1.1.4 Arvutamine- tühja püknomeetri mass = P – m,kus m = püknomeetris oleva õhu mass.m = 0,0012 × (P1 – P)Märkus 2:0,0012 on kuiva õhu tihedus temperatuuril 20 °C ja rõhu juures 760 mm Hg.- püknomeetri maht 20 °C juures:+++++ TIFF +++++kus Ft on konstant temperatuuril t °C, mis on saadud määruse (EMÜ) nr 2676/90 1. peatüki "Tihedus ja suhteline tihedus" I tabelist (lk 10).V20 °C peab olema esitatud 0,001 ml täpsusega.- vee mass püknomeetris 20 °C juures:M= V× 0,998203,kus 0,998203 on vee tihedus 20 °C juures.Märkus 3:Vajadusel võib kasutada õhu tiheduse väärtust 0,99715 ning arvutada alkoholisisalduse Ühendkuningriigi tolliameti tabelites esitatud vastava tiheduse põhjal õhus.A.4.1.2 Kalibreerimine kahe kaalukausiga kaalu kasutadesA.4.1.2.1 Taarapudel asetatakse vasakpoolsele ning puhas ja kuiv püknomeeter koos korgiga parempoolsele kaalukausile. Kaalukausid viiakse tasakaalu, asetades püknomeetri poolele kaaluvihte, p grammi.A.4.1.2.2 Püknomeeter täidetakse ettevaatlikult ümbritseva õhu temperatuuril oleva destilleeritud veega ning paigaldatakse termomeeter; püknomeeter pühitakse ettevaatlikult kuivaks ning asetatakse soojusisolatsiooniga ümbrisesse; segamiseks pööratakse mahutit, kuni termomeeter näitab püsivat temperatuuri.Vedeliku pind püknomeetris viiakse täpselt kohakuti külgtoru ülemise äärega. Külgtoru puhastatakse ning paigaldatakse kork; temperatuur t °C mõõdetakse täpselt ning vajadusel korrigeeritakse ebatäpsused temperatuuriskaalal.Veega täidetud püknomeeter kaalutakse, kusjuures p’ on mass grammides, mis on vajalik tasakaalu saavutamiseks.A.4.1.2.3 Arvutamine- tühja püknomeetri mass = p + m,kus m = püknomeetris oleva õhu mass.m = 0,0012 × (p – p’)- püknomeetri maht 20 °C juures:+++++ TIFF +++++kus Ft on konstant temperatuuril t °C, mis on saadud määruse (EMÜ) nr 2676/90 1. peatüki "Tihedus ja suhteline tihedus" I tabelist (lk 10).V20 °C peab olema esitatud 0,001 ml täpsusega.- vee mass püknomeetris 20 °C juures:M= V× 0,998203,kus 0,998203 on vee tihedus 20 °C juures.A.4.2 Uuritava proovi alkoholisisalduse määramineA.4.2.1 Meetod ühe kaalukausiga kaalu puhulA.4.2.1.1 Taarapudel kaalutakse, mass T1.A.4.2.1.2 Kaalutakse valmis destillaadiga püknomeeter (vaata I liide), mille mass on P2 temperatuuril t °C.A.4.2.1.3 Arvutamine- dT = T1 – T0- tühja püknomeetri mass mõõtmishetkel= P – m + dT- vedeliku mass püknomeetris temperatuuril t °C= P2 – (P – m + dT)- tihedus g/ml temperatuuril t °C+++++ TIFF +++++- Tihedus ρt temperatuuril t °C väljendatakse kilogrammides kuupmeetri kohta, korrutades ρt °C arvuga 1000,- ρt arvestatakse ümber ρ20-ks, kasutades tiheduse ρT väärtuste tabelit vee ja alkoholi segude jaoks (Rahvusvahelise Veiniameti analüüsimeetodite käsiraamatu (1994, lk 17–29) II lisa II tabel).Mööda tabeli horisontaalset rida, mis vastab temperatuurile T täiskraadides vahetult alla t °C, leitakse väikseim tihedus üle ρt.Kogu temperatuuriväärtuste rida kasutades arvutatakse tabelis ρt-st vahetult suurema tiheduse ρ′ ning arvutatud tiheduse ρt vahe.- Kõnealune vahe jagatakse tabelis tiheduse ρ’ väärtusest paremal toodud vahega. Jagatis näitab alkoholisisalduse kümnendosa, alkoholisisaldus täisosa leitakse selle tulba algusest, kust leitakse tihedus ρ’ (Dt – alkoholisisaldus).Märkus 4:Soovi korral võib püknomeetrit hoida veevannis 20 °C juures (± 0,2 °C), kuni seda täiendatakse märgini.A.4.2.1.4 TulemusKasutades tiheduse ρ20 väärtust, arvutatakse tegelik alkoholisisaldus allpool esitatud alkoholisisalduse tabelite põhjal.Tabel, milles on toodud alkoholisisalduse väärtused mahuprotsentides 20 °C juures vee ja alkoholi segude tiheduse funktsioonina 20 °C juures, on Rahvusvahelise Legaalmetroloogia Organisatsiooni soovitusega nr 22 vastu võetud rahvusvaheline tabel.A.4.2.2 Meetod kahe kaalukausiga kaalu puhulA.4.2.2.1 Kaalutakse valmis destillaadiga püknomeeter (vaata I osa), mille mass on p″ temperatuuril t °C.A.4.2.2.2 Arvutamine- vedeliku mass püknomeetris temperatuuril t °C= p + m – p″- tihedus g/ml temperatuuril t °C+++++ TIFF +++++- Tihedus temperatuuril t °C väljendatakse kilogrammides kuupmeetri kohta ning temperatuur korrigeeritakse alkoholisisalduse arvutamiseks 20 °C juures vastavalt eespool toodud kirjeldusele ühe kaalukausiga kaalu puhul.A.5 Meetodi suutlikkuse näitajad (täpsus)A.5.1 Laboritevahelise katse statistilised tulemusedVastavalt rahvusvaheliselt kokkulepitud menetlustele [1] [2] läbi viidud meetodi suutlikkuse rahvusvahelise uurimuse põhjal saadi järgmised andmed.Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 20 |Proovide arv | 6 |A  Puuviljaliköör; jaotustase. (*)B  Brändi; pime kordusproov.C  Viski; pime kordusproov.D  Grappa; jaotustase. (*)E  Akvaviit; jaotustase. (*)F  Rumm; jaotustase. (*)Proovid | A | B | C | D | E | F |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 |Võõrväärtuste arv (laborid) | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 3 |Tunnustatud tulemuste arv | 38 | 40 | 34 | 38 | 38 | 34 |Keskväärtus x-(mahu%) | 23,77 | 40,04 | 40,29 | 39,20 | 42,24 | 57,03 |26,51 (*) | | | 42,93 (*) | 45,73 (*) | 63,03 (*) |Korratavuse standardhälve (Sr) (mahu%) | 0,106 | 0,176 | 0,072 | 0,103 | 0,171 | 0,190 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 0,42 | 0,44 | 0,18 | 0,25 | 0,39 | 0,32 |Korratavuse piirnorm (r) (mahu%) | 0,30 | 0,49 | 0,20 | 0,29 | 0,48 | 0,53 |Reprodutseeritavuse standardhälve (SR) (mahu%) | 0,131 | 0,236 | 0,154 | 0,233 | 0,238 | 0,322 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 0,52 | 0,59 | 0,38 | 0,57 | 0,54 | 0,53 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (mahu%) | 0,37 | 0,66 | 0,43 | 0,65 | 0,67 | 0,90 |MEETOD B: PIIRITUSJOOKIDE TEGELIKU ALKOHOLISISALDUSE MÄÄRAMINE MAHUPROTSENTIDES – MÕÕTMINE ELEKTROONILISE DENSIMEETRIA ABIL (PROOVI RESONANTSVÕNKESAGEDUSE PÕHJAL OSTSILLATSIOONIRAKUS)B.1 PõhimõteVedeliku tihedus määratakse kindlaks vibreeriva U-toru võngete elektroonilisel mõõtmisel. Kõnealuseks mõõtmiseks lisatakse proov võnkesüsteemi, mille omavõnkesagedus muutub lisatud massi mõjul.B.2 Reaktiivid ja materjalidKui ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse analüüsimisel üksnes analüütiliselt puhtaid reaktiive ja vähemalt 3. klassi vett vastavalt ISO 3696:1987 standardile.B.2.1 Atsetoon (CASi nr 666-52-4) või absoluutalkoholB.2.2 Kuiv õhkB.3 Seadmed ja aparatuurTavalised, eelkõige järgmised laboratooriumiseadmed.B.3.1 Digitaalse näiduga densimeeterKäesoleva mõõtmise puhul kasutatava elektroonilise densimeetriga peab saama väljendada tihedust grammides milliliitri kohta viie kümnendkohaga.Märkus 1:Densimeeter tuleks asetada täiesti stabiilsele alusele, mis on isoleeritud igasuguse vibratsiooni vastu.B.3.2 Temperatuuri reguleerimineDensimeetri näidud kehtivad üksnes juhul, kui mõõteküvett on ühendatud seadmesse ehitatud termoregulaatori külge, millega saavutatakse temperatuuri püsivus ±0,02 °C täpsusega.Märkus 2:Temperatuuri täpne reguleerimine ja kontroll mõõteküvetis on väga oluline, kuna 0,1 °C viga võib muuta tiheduse väärtust suurusjärgus 0,1 kg/m3.B.3.3 Proovi injektsioonisüstlad või automaatproovivõtjaB.4 Töö käikB.4.1 Densimeetri kalibreerimineEsimesel kasutuskorral tuleb aparaat kalibreerida vastavalt tootja juhendile. Seda tuleb korrapäraselt uuesti kalibreerida ning kontrollida sertifitseeritud tugietaloni järgi või sertifitseeritud tugietalonil põhineva laborisisese võrdluslahuse järgi.B.4.2 Proovi tiheduse määramineB.4.2.1 Vajaduse korral puhastatakse küvett enne mõõtmist atsetooniga või absoluutalkoholiga ning kuivatatakse kuiva õhu käes. Küvett pestakse prooviga.B.4.2.2 Proov süstitakse küvetti (süstla või automaatproovivõtja abil), nii et küvett on täiesti täis. Täitmisel tuleb jälgida, et küvetti ei jääks õhumulle. Proov peab olema homogeenne ega tohi sisaldada tahkeid osakesi. Vajaduse korral tuleb heljum enne analüüsimist eemaldada filtrimise teel.B.4.2.3 Kui näit on stabiliseerunud, registreeritakse densimeetri näidu põhjal tihedus ρ20 või alkoholisisaldus.B.4.3 TulemusKui kasutatakse tihedust ρ20, arvutatakse tegelik alkoholisisaldus allpool esitatud alkoholisisalduse tabelite põhjal.Tabel, milles on toodud alkoholisisalduse väärtused mahuprotsentides 20 °C juures vee ja alkoholi segude tiheduse funktsioonina 20 °C juures, on Rahvusvahelise Legaalmetroloogia Organisatsiooni soovitusega nr 22 vastu võetud rahvusvaheline tabel.B.5 Meetodi suutlikkuse näitajad (täpsus)B.5.1 Laboritevahelise katse statistilised tulemusedVastavalt rahvusvaheliselt kokkulepitud menetlustele [1] [2] läbi viidud meetodi suutlikkuse rahvusvahelise uurimuse põhjal saadi järgmised andmed.Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 16 |Proovide arv | 6 |A  Puuviljaliköör; jaotustase. (*)B  Brändi; pime kordusproov.C  Viski; pime kordusproov.D  Grappa; jaotustase. (*)E  Akvaviit; jaotustase. (*)F  Rumm; jaotustase. (*)Proovid | A | B | C | D | E | F |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 |Võõrväärtuste arv (laborid) | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 2 |Tunnustatud tulemuste arv | 22 | 26 | 30 | 32 | 28 | 26 |Keskväärtus x-(mahu%) | 23,81 | 40,12 | 40,35 | 39,27 | 42,39 | 56,99 |26,52 (*) | | | 43,10 (*) | 45,91 (*) | 63,31 (*) |Korratavuse standardhälve (Sr) (mahu%) | 0,044 | 0,046 | 0,027 | 0,079 | 0,172 | 0,144 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,19 | 0,39 | 0,24 |Korratavuse piirnorm (r) (mahu%) | 0,12 | 0,13 | 0,08 | 0,22 | 0,48 | 0,40 |Reprodutseeritavuse standardhälve (SR) (mahu%) | 0,054 | 0,069 | 0,083 | 0,141 | 0,197 | 0,205 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 0,21 | 0,17 | 0,21 | 0,34 | 0,45 | 0,34 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (mahu%) | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,40 | 0,55 | 0,58 |MEETOD C: PIIRITUSJOOKIDE TEGELIKU ALKOHOLISISALDUSE MÄÄRAMINE MAHUPROTSENTIDES – MÕÕTMINE DENSIMEETRIA ABIL HÜDROSTAATILISI KAALE KASUTADESC.1 PõhimõtePiiritusjookide alkoholisisaldust saab mõõta densimeetria abil hüdrostaatilisi kaale kasutades Archimedese seaduse põhjal, mille kohaselt vedelikku asetatud kehale mõjub vedeliku üleslükkejõud, mis on võrdne väljatõrjutud vedeliku kaaluga.C.2 Reaktiivid ja materjalidKui ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse analüüsimisel üksnes analüütiliselt puhtaid reaktiive ja vähemalt 3. klassi vett vastavalt ISO 3696:1987 standardile.C.2.1 Ujuki pesemislahus (naatriumkloriid, 30 % w/v)100 ml valmistamiseks võetakse 30 g naatriumkloriidi kaalutis ja täiendatakse 96 %lise etanooliga.C.3 Seadmed ja aparatuurTavalised, eelkõige järgmised laboratooriumiseadmed.C.3.1 Ühe kaalukausiga hüdrostaatiline kaal, mille tundlikkus on 1 mg.C.3.2 Vähemalt 20 ml ujuk, mis on spetsiaalselt kaalu jaoks kohandatud ning kinnitatud kuni 0,1 mm läbimõõduga niidiga.C.3.3 Tasememärgiga mõõtesilinder. Ujukit peab olema võimalik asetada täielikult silindri sisse märgist allapoole; vedeliku pinda võib läbida üksnes riputusniit. Mõõtesilindri sisediameeter peab olema vähemalt 6 mm suurem kui ujukil.C.3.4 Termomeeter (või temperatuuriandur), mis on reguleeritud kraadides ja kraadikümnendikes vahemikus 10–40 °C ja kalibreeritud 0,05 °C.C.3.5 Kaal, mille on kalibreerinud tunnustatud sertifitseerimisasutusMärkus 1:Võib kasutada ka kahe kaalukausiga kaalu; põhimõtet on kirjeldatud määruse (EMÜ) nr 2676/90 lisa 1. peatükis "Tihedus ja suhteline tihedus" (lk 7).C.4 Töö käikUjuk ja mõõtesilinder tuleb iga mõõtmise vahepeal puhastada destilleeritud veega, kuivatada pehme tualettpaberiga, mis ei jäta kiude, ning pesta lahusega, mille tihedust määratakse. Mõõtmised tuleb teha kohe, kui aparaat on saavutanud stabiilsuse, et piirata alkoholikadu aurumisel.C.4.1 Kaalu kalibreerimineKuigi kaaludel on tavaliselt sisemine kalibreerimissüsteem, peab hüdrostaatilist kaalu olema võimalik kalibreerida ametliku sertifitseerimisasutuse kontrollitud kaaluvihtidega.C.4.2 Ujuki kalibreerimineC.4.2.1 Mõõtesilinder täidetakse märgini kahekordselt destilleeritud veega (või samaväärse puhtusastmega veega, nt mikrofiltreeritud veega, mille elektrijuhtivus on 18,2 MΩ/cm) temperatuuril 15–25 °C, eelistatavalt 20 °C.C.4.2.2 Ujuk ja termomeeter asetatakse vette, segatakse, aparaadilt loetakse vedeliku tiheduse näit ning vajaduse korral korrigeeritakse näitu, nii et see on võrdne vee tihedusega mõõtmistemperatuuril.C.4.3 Kontrollimine vee ja alkoholi segugaC.4.3.1 Mõõtesilinder täidetakse märgini teadaoleva kontsentratsiooniga vee ja alkoholi seguga temperatuuril 15–25 °C, eelistatavalt 20 °C.C.4.3.2 Ujuk ja termomeeter asetatakse vette, segatakse ning aparaadilt loetakse vedeliku tiheduse (või võimaluse korral alkoholisisalduse) näit. Sel viisil saadud alkoholisisaldus peaks olema võrdne eelnevalt määratud alkoholisisaldusega.Märkus 2:Kõnealust teadaoleva alkoholisisaldusega lahust võib kasutada ka ujuki kalibreerimiseks kahekordselt destilleeritud vee asemel.C.4.4 Destillaadi tiheduse mõõtmine (või alkoholisisalduse mõõtmine, kui aparaat seda võimaldab)C.4.4.1 Uuritav proov valatakse mõõtesilindrisse kuni tasememärgini.C.4.4.2 Ujuk ja termomeeter asetatakse vette, segatakse ning aparaadilt loetakse vedeliku tiheduse (või võimaluse korral alkoholisisalduse) näit. Registreeritakse temperatuur, kui tihedust mõõdetakse temperatuuril t °C (ρt).C.4.4.3 Väärtus ρt arvutatakse ümber ρ20-ks, kasutades tiheduse ρt väärtuste tabelit vee ja alkoholi segude jaoks (Rahvusvahelise Veiniameti analüüsimeetodite käsiraamatu (1994, lk 17–29) II lisa II tabel).C.4.5 Ujuki ja mõõtesilindri puhastamine.C.4.5.1 Ujuk kastetakse mõõtesilindrisse ujuki puhastamise lahusesse.C.4.5.2 Leotatakse üks tund ujukit aeg-ajalt keerutades.C.4.5.3 Pestakse ohtra kraaniveega ja seejärel destilleeritud veega.C.4.5.4 Kuivatatakse pehme tualettpaberiga, mis ei jäta kiude.Kõnealust menetlust kasutatakse ujuki esmakordsel kasutamisel ning korrapäraselt vastavalt vajadusele.C.4.6 TulemusTiheduse ρ20 põhjal arvutatakse tegelik alkoholisisaldus, kasutades allpool esitatud alkoholisisalduse tabeleid.Tabel, milles on toodud alkoholisisalduse väärtused mahuprotsentides 20 °C juures vee ja alkoholi segude tiheduse funktsioonina 20 °C juures, on Rahvusvahelise Legaalmetroloogia Organisatsiooni soovitusega nr 22 vastu võetud rahvusvaheline tabel.C.5 Meetodi suutlikkuse näitajad (täpsus)C.5.1 Laboritevahelise katse statistilised tulemusedVastavalt rahvusvaheliselt kokkulepitud menetlustele [1] [2] läbi viidud meetodi suutlikkuse rahvusvahelise uurimuse põhjal saadi järgmised andmed.Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 12 |Proovide arv | 6 |A  Puuviljaliköör; jaotustase. (*)B  Brändi; pime kordusproov.C  Viski; pime kordusproov.D  Grappa; jaotustase. (*)E  Akvaviit; jaotustase. (*)F  Rumm; jaotustase. (*)Proovid | A | B | C | D | E | F |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 |Võõrväärtuste arv (laborid) | – | 2 | 1 | – | 1 | 2 |Tunnustatud tulemuste arv | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 18 |Keskväärtus x-(mahu%) | 23,80 | 40,09 | 40,29 | 39,26 | 42,38 | 57,16 |26,51 (*) | | | 43,09 (*) | 45,89 (*) | 63,44 (*) |Korratavuse standardhälve (Sr) (mahu%) | 0,048 | 0,065 | 0,042 | 0,099 | 0,094 | 0,106 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 0,19 | 0,16 | 0,10 | 0,24 | 0,21 | 0,18 |Korratavuse piirnorm (r) (mahu%) | 0,13 | 0,18 | 0,12 | 0,28 | 0,26 | 0,30 |Reprodutseeritavuse standardhälve (SR) (mahu%) | 0,060 | 0,076 | 0,073 | 0,118 | 0,103 | 0,125 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 0,24 | 0,19 | 0,18 | 0,29 | 0,23 | 0,21 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (mahu%) | 0,17 | 0,21 | 0,20 | 0,33 | 0,29 | 0,35 |+++++ TIFF +++++"II. PIIRITUSJOOKIDE KUIVEKSTRAKTI ÜLDSISALDUSE GRAVIMEETRILINE MÄÄRAMINE1. RakendusalaMäärusega (EMÜ) nr 1576/89 nähakse kõnealune meetod ette üksnes akvaviidi jaoks, mille kuivekstrakti sisaldus on kuni 15 g/l.2. Viited on normideleISO 3696:1987: Vesi analüütiliseks kasutamiseks – Spetsifikatsioon ja katsemeetodid.3. MääratlusKuivekstrakti või kuivaine üldsisaldus hõlmab kõiki mittelenduvaid aineid teatavatel füüsikalistel tingimustel.4. PõhimõteKaalutakse jäägid, mis tekivad piiritusjoogi aurustamisel keeva vee vanni kohal ja kuivatamisel kuivatuskapis.5. Seadmed ja aparatuur5.1 55 mm diameetriga lamedapõhjaline silindriline aurustuskauss5.2 Keeva vee vann5.3 A-klassi 25 ml pipett5.4 Kuivatuskapp5.5 Eksikaator5.6 Analüütilised kaalud täpsusega 0,1 mg6. Proovivõtmine ja proovidEnne analüüsimist säilitatakse proove toatemperatuuril.7. Töö käik7.1 25 ml piiritusjooki, mis sisaldab alla 15 g/l kuivainet, pipetitakse eelnevalt kaalutud lamedapõhjalisse silindrilisse aurustuskaussi, mille diameeter on 55 mm. Esimese aurustamistunni jooksul asetatakse aurustuskauss keeva vee vanni kaanele nii, et vedelik ei keeks, kuna see võib põhjustada kadusid pritsimisel. Proov jäetakse veel üheks tunniks kontakti keeva vee vanni auruga.7.2 Kuivatamiseks asetatakse aurustuskauss kaheks tunniks kuivatuskappi temperatuuril 105 °C ± 3 °C. Aurustuskausil lastakse eksikaatoris jahtuda ning aurustuskauss ja selle sisu kaalutakse.8. ArvutamineJäägi mass korrutatuna 40ga võrdub piiritusjoogis sisalduva kuivekstrakti massiga ning seda väljendatakse grammides liitri kohta ühe kümnendkohaga.9. Meetodi suutlikkuse näitajad (täpsus)9.1 Laboritevahelise katse statistilised tulemusedVastavalt rahvusvaheliselt kokkulepitud menetlustele [1] [2] läbi viidud meetodi suutlikkuse rahvusvahelise uurimuse põhjal saadi järgmised andmed.Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 10 |Proovide arv | 4 |A  Brändi; pime kordusproov.B  Rumm; jaotustase.C  Grappa; jaotustase.D  Akvaviit; jaotustase.Proovid | A | B | C | D |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 9 | 9 | 8 | 9 |Võõrväärtuste arv (laborid) | 1 | 1 | 2 | – |Tunnustatud tulemuste arv | 18 | 18 | 16 | 18 |Keskväärtus x-(g/l) | 9,0 | 9,1 | 10,0 | 11,8 || 7,8 | 9,4 | 11,1 |Korratavuse standardhälve (Sr) (g/l) | 0,075 | 0,441 | 0,028 | 0,123 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 0,8 | 5,2 | 0,3 | 1,1 |Korratavuse piirnorm (r) (g/l) | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 0,3 |Reprodutseeritavuse standardhälve (SR) (g/l) | 0,148 | 0,451 | 0,058 | 0,210 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 1,6 | 5,3 | 0,6 | 1,8 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (g/l) | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 0,6 |III. LENDUVATE AINETE JA METANOOLI MÄÄRAMINE PIIRITUSJOOKIDESIII.1. ÜLDISED MÄRKUSED1. MääratlusedMääruses (EMÜ) nr 1576/89 on sätestatud lenduvate ühendite, v.a etanooli ja metanooli miinimumsisaldused teatavates piiritusjookides (rumm, viinamarjadest valmistatud alkohoolsed joogid, puuviljaviinad jne). Üksnes nende jookide puhul loetakse kõnealused sisaldused kokkuleppeliselt võrdseks järgmiste sisalduste summaga:1) lenduvate hapete sisaldus, väljendatud äädikhappena;2) aldehüüdide sisaldus, väljendatud etanaalina, mis on etanaali (atseetaldehüüdi) ning 1,1-dietoksüetaanis (atsetaalis) sisalduva etanaalifraktsiooni atsetaali summa;3) järgmiste kõrgemate alkoholide sisaldus: 1-propanool, 1-butanool, 2-butanool, 2-metüül-1-propanool eraldi ning 2-metüül-1-butanool ja 3-metüül-1-butanool eraldi või koos;4) etüülatsetaadi sisaldus.Lenduvate ühendite mõõtmise tavapärased meetodid:- lenduvate hapete sisalduse määramine,- aldehüüdide (etanaali ja atsetaali), etüülatsetaadi ja alkoholide sisalduse määramine gaasikromatograafia abil.2. Lenduvate ühendite gaasikromatograafiline analüüsMuude lenduvate ühendite kui eespool nimetatud ühendite gaasikromatograafiline analüüs võib osutuda eriti huvitavaks vahendiks nii destilleerimisel kasutatava tooraine päritolu kui ka tegelike destilleerimistingimuste kindlaksmääramisel.Mõned piiritusjoogid sisaldavad muid lenduvaid ühendeid, näiteks aromaatseid ühendeid, mis on iseloomulikud alkoholi saamisel kasutatavale toorainele, piiritusjoogi aroomile ning piiritusjoogi valmistamise omapärale. Kõnealused ühendid on olulised määruses (EMÜ) nr 1576/89 sätestatud nõuete hindamisel.III.2. LENDUVATE AROMAATSETE AINETE GAASIKROMATOGRAAFILINE MÄÄRAMINE: ALDEHÜÜDID, KÕRGEMAD ALKOHOLID, ETÜÜLATSETAAT JA METANOOL1. RakendusalaKäesolev meetod sobib 1,1-dietoksüetaani (atsetaali), 2-metüül-1-butanooli (aktiivse amüülalkoholi), 3-metüül-1-butanooli (isoamüülalkoholi), metanooli (metüülalkoholi), etüületanoaadi (etüülatsetaadi), 1-butanooli (n-butanooli), 2-butanooli (sec-butanooli), 2-metüül-1-propanooli (isobutüülalkoholi), 1-propanooli (n-propanooli) ja etanaali (atseetaldehüüdi) määramiseks piiritusjookides gaasikromatograafia abil. Selle meetodi puhul kasutatakse sisestandardit, näiteks 3-pentanooli. Analüütide kontsentratsiooni väljendatakse grammides 100 liitri absoluutalkoholi kohta; toote alkoholisisaldus tuleb kindlaks määrata enne analüüsimist. Piiritusjoogid, mida saab käesoleva meetodiga analüüsida, on viski, brändi, rumm, veinipiiritus, puuviljaviin ja viinamarjade pressimisjääkidest valmistatud piiritusjook.2. Viited normideleISO 3696:1987: Vesi analüütiliseks kasutamiseks – Spetsifikatsioon ja katsemeetodid.3. MääratlusAromaatsed ühendid on lenduvad ained, mis moodustavad koos etanooliga piiritusjoogi kääritamise, destilleerimise ja küpsemise ajal.4. PõhimõteAromaatsete ühendite määramiseks piiritusjookides injekteeritakse piiritusjooki või nõuetekohaselt lahjendatud piiritusjooki otse gaasikromatograafi. Enne injekteerimist lisatakse piiritusjoogile sobiv sisestandard. Aromaatsed ühendid eraldatakse temperatuuri reguleerimisega sobivas kolonnis ning määratakse kindlaks leekionisatsioonidetektori abil. Iga aromaatse ühendi kontsentratsioon määratakse kindlaks sisestandardi suhtes nende kaliibrimistegurite põhjal, mis saadakse kalibreerimisel samades kromatograafilistes tingimustes mis piiritusjoogi analüüsimisel.5. Reaktiivid ja materjalidKui ei ole sätestatud teisiti, tuleb kasutada üksnes üle 97 % puhtusastmega reaktiive, mis on ostetud ISO järgi akrediteeritud tarnijalt, kellel on puhtusetunnistus, ning mille testlahuses ei ole teisi aromaatseid ühendeid (seda on võimalik kontrollida, injekteerides üksikute aromaatsete ühendite standardeid testlahuses punktis 6.4 sätestatud gaasikromatograafia tingimustel), ning üksnes vähemalt 3. klassi vett vastavalt ISO 3696 standardile. Atsetaali ja atseetaldehüüdi tuleb säilitada pimedas temperatuuril < 5 °C; kõiki teisi reaktiive võib säilitada toatemperatuuril.5.1 Absoluutne alkohol (CASi nr 64-17-5).5.2 Metanool (CASi nr 67-56-1).5.3 1-propanool (CASi nr 71-23-8).5.4 2-metüül-1-propanool (CASi nr 78-33-1).5.5 Lubatud sisestandardid: 3-pentanool (CASi nr 584-02-1), 1-pentanool (CASi nr 71-41-0), 4-metüül-1-pentanool (CASi nr 626-89-1) või metüülnonanoaat (CASi nr 1731-84-6).5.6 2-metüül-1-butanool (CASi nr 137-32-6).5.7 3-metüül-1-butanool (CASi nr 123-51-3).5.8 Etüülatsetaat (CASi nr 141-78-6).5.9 1-butanool (CASi nr 71-36-3).5.10 2-butanool (CASi nr 78-92-2).5.11 Atseetaldehüüd (CASi nr 75-07-0).5.12 Atsetaal (CASi nr 105-57-7).5.13 40 % (v/v) etanoolilahus.400 ml/l etanoolilahuse valmistamiseks valatakse 400 ml etanooli (5.1) üheliitrisse mõõtekolbi, täidetakse kolb destilleeritud veega kuni märgini ja segatakse.5.14 Standardlahuste valmistamine ja säilitamine (kinnitatud meetodi korral kasutatav menetlus).Kõiki standardlahuseid tuleb säilitada temperatuuril < 5 °C ning valmistada värskelt iga kuu. Komponentide ja lahuste massid tuleb registreerida 0,1 mg täpsusega.5.14.1 Standardlahus – AJärgmised reaktiivid pipetitakse 100 ml mõõtekolbi, mis sisaldab ligikaudu 60 ml etanoolilahust (5.13) koostisosade aurumise minimeerimiseks, kolb täidetakse etanoolilahusega (5.13) ja segatakse hoolikalt. Registreeritakse kolvi ja iga lisatava komponendi mass ning kolvi sisu lõplik kogumass.Komponent | Maht (ml) |Metanool (5.2) | 3,0 |1-propanool (5.3) | 3,0 |2-metüül-1-propanool (5.4) | 3,0 |2-metüül-1-butanool (5.6) | 3,0 |3-metüül-1-butanool (5.7) | 3,0 |Etüülatsetaat (5.8) | 3,0 |1-butanool (5.9) | 3,0 |2-butanool (5.10) | 3,0 |Atseetaldehüüd (5.11) | 3,0 |Atsetaal (5.12) | 3,0 |Märkus 1:Soovitatav on lisada atsetaal ja atseetaldehüüd viimasena, et minimeerida kadusid aurumisel.5.14.2 Standardlahus – B3 ml 3-pentanooli või muud sobivat sisestandardit (5.5) pipetitakse 100 ml mõõtekolbi, mis sisaldab ligikaudu 80 ml etanoolilahust (5.13), kolb täidetakse etanoolilahusega (5.13) ja segatakse hoolikalt.Registreeritakse kolvi, 3-pentanooli või muu lisatava sisestandardi mass ja kolvi sisu lõplik kogumass.5.14.3 Standardlahus – C1 ml lahust A (5.14.1) ja 1 ml lahust B (5.14.2) pipetitakse 100 ml mõõtekolbi, mis sisaldab ligikaudu 80 ml etanoolilahust (5.13), kolb täidetakse etanoolilahusega (5.13) ning segatakse hoolikalt.Registreeritakse kolvi ja iga lisatava komponendi mass ning kolvi sisu lõplik kogumass.5.14.4 Standardlahus – DAnalüütilise jätkuvuse säilitamiseks valmistatakse kvaliteedikontrollistandard, kasutades eelnevalt valmistatud standardlahust A (5.14.1). 1 ml lahust A (5.14.1) pipetitakse 100 ml mõõtekolbi, mis sisaldab ligikaudu 80 ml etanoolilahust (5.13), kolb täidetakse etanoolilahusega (5.13) ja segatakse hoolikalt.Registreeritakse kolvi ja iga lisatava komponendi mass ning kolvi sisu lõplik kogumass.5.14.5 Standardlahus – E10 ml lahust B (5.14.2) pipetitakse 100 ml mõõtekolbi, mis sisaldab ligikaudu 80 ml etanoolilahust (5.13), kolb täidetakse etanoolilahusega (5.13) ja segatakse hoolikalt.Registreeritakse kolvi ja iga lisatava komponendi mass ning kolvi sisu lõplik kogumass.5.14.6 Leekionisatsioonidetektori näitude lineaarsuse kontrollimiseks kasutatavad standardlahused0, 0,1, 0,5, 1,0 ja 2,0 ml lahust A (5.14.1) ja 1 ml lahust B (5.14.2) pipetitakse erinevatesse 100 ml mõõtekolbidesse, kolvid täidetakse etanoolilahusega (5.13) ja segatakse hoolikalt.Registreeritakse kolvi ja iga lisatava komponendi mass ning kolvi sisu lõplik kogumass.5.14.7 Kvaliteedikontrollistandard9 ml standardlahust D (5.14.4) ja 1 ml standardlahust E (5.14.5) pipetitakse kaalukausile ning segatakse hoolikalt.Registreeritakse kolvi ja iga lisatava komponendi mass ning kolvi sisu lõplik kogumass.6. Seadmed ja aparatuur6.1 Seade, millega saab mõõta tihedust ja alkoholisisaldust.6.2 Analüütilised kaalud, millega on võimalik kaaluda nelja kümnendkoha täpsusega.6.3 Temperatuuriregulaatoriga gaasikromatograaf, millel on leekionisatsioonidetektor ja integraator või muu andmekäitlussüsteem, millega on võimalik mõõta piigipindalasid või piigikõrgusi.6.4 Gaasikromatograafi kolonn(id), millega on võimalik eraldada analüüte nii, et minimaalne resolutsioon üksikute komponentide vahel (v.a 2-metüül-1-butanool ja 3-metüül-1-butanool) oleks vähemalt 1.3.Märkus 2:Sobivad näiteks järgmised kolonnid ja gaasikromatograafia tingimused:1) Retentsiooninihe 1 m × 0,32 mm (sisediameeter), mis on ühendatud CP-WAX 57 CB kolonni külge mõõtmetega 50 m × 0,32 mm (sisediameeter), statsionaarse faasi kile paksus 0,2 μm (stabiliseeritud polüetüleenglükool), millele järgneb Carbowax 400 kolonn mõõtmetega 50 m × 0,32 mm (sisediameeter), statsionaarse faasi kile paksus 0,2 μm. (Kolonnid on ühendatud hermeetiliste ühendustega.)Kandegaas ja rõhk: | heelium (135 kPa) |Kolonni temperatuur: | 35 °C 17 minutit, 12 °C/min temperatuurini 70 °C, hoida 25 minutit temperatuuril 70 °C. |Injektori temperatuur: | 150 °C |Detektori temperatuur: | 250 °C |Süstitav maht: | 1 μl, jaotatud 20 kuni 100 : 1 |2) Retentsiooninihe 1 m × 0,32 mm (sisediameeter), mis on ühendatud CP-WAX 57 CB kolonni külge mõõtmetega 50 m × 0,32 mm (sisediameeter), statsionaarse faasi kile paksus 0,2 μm (stabiliseeritud polüetüleenglükool). (Retentsiooninihe on ühendatud hermeetilise ühendusega.)Kandegaas ja rõhk: | heelium (65 kPa) |Kolonni temperatuur: | 35 °C 10 minutit, 5 °C/min temperatuurini 110 °C, 30 °C/min temperatuurini 190 °C, hoida 2 minutit temperatuuril 190 °C. |Injektori temperatuur: | 260 °C |Detektori temperatuur: | 300 °C |Süstitav maht: | 1 μl, jaotatud 55 : 1 |3) Täidetud kolonn (5 % CW 20 M, Carbopak B), 2 m × 2 mm (sisediameeter).Kolonni temperatuur: | 65 °C 4 minutit, 10 °C/min temperatuurini 140 °C, hoida 5 minutit temperatuuril 140 °C, 5 °C/min temperatuurini 150 °C, hoida 3 minutit temperatuuril 150 °C. |Injektori temperatuur: | 65 °C |Detektori temperatuur: | 200 °C |Süstitav maht: | 1 μl |7. Proovivõtmine ja proovid7.1 LaboriproovVastuvõtmisel mõõdetakse iga proovi alkoholisisaldus (6.1).8. Töö käik (kasutatakse kinnitatud meetodi puhul)8.1 Katsekogus8.1.1 Sobiv pitseeritud kaalukauss kaalutakse ja selle mass registreeritakse.8.1.2 9 ml laboriproovi pipetitakse kaalukaussi ja registreeritakse mass (MPROOV).8.1.3 Lisatakse 1 ml standardlahust E (5.14.5) ja registreeritakse mass (MIS).8.1.4 Katsematerjali loksutatakse intensiivselt (pööratakse vähemalt 20 korda). Proove tuleb enne analüüsi säilitada temperatuuril alla 5 °C, et minimeerida lenduvate ainete kadu.8.2 Pimekatse8.2.1 Sobiv pitseeritud kaalukauss kaalutakse nelja kümnendkoha täpsusega kaalul (6.2) ja mass registreeritakse.8.2.2 9 ml 400ml/l etanoolilahust (5.13) pipetitakse kaalukaussi ja registreeritakse mass.8.2.3 Lisatakse 1 ml standardlahust E (5.14.5) ja registreeritakse mass.8.2.4 Katsematerjali loksutatakse intensiivselt (pööratakse vähemalt 20 korda). Proove tuleb enne analüüsi säilitada temperatuuril alla 5 °C, et minimeerida lenduvate ainete kadu.8.3 Esialgne katseInjekteeritakse standardlahust C (5.14.3), et tagada kõikide analüütide eraldumine miinimumresolutsiooniga 1,3 (v.a 2-metüül-1-butanool ja 3-metüül-1-butanool).8.4 KalibreerimineKalibreerimist tuleb kontrollida järgmise menetlusega. Näitude lineaarsuse tagamiseks analüüsitakse järjest kolmes eksemplaris kõiki sisestandardit (IS) sisaldavaid lineaarsuse kontrollimiseks ettenähtud standardlahuseid (5.14.6). Iga injektsiooni puhul arvutatakse integraatori piigipindalade või piigikõrguste põhjal suhe R iga aromaatse ühendi jaoks ning koostatakse graafik, kus R on esitatud aromaatse ühendi ja sisestandardi (IS) kontsentratsioonide suhte C funktsioonina. Peaks tekkima sirgjoon, mille korrelatsioonikordaja on vähemalt 0,99.+++++ TIFF +++++8.5 MääramineInjekteeritakse standardlahust C (5.14.3) ja kaks kvaliteedikontrollistandardit (5.14.7). Seejärel injekteeritakse uuritavad proovid (valmistatud vastavalt punktidele 8.1 ja 8.2) ja lisatakse üks kvaliteedikontrollistandard iga 10 proovi kohta analüütilise stabiilsuse tagamiseks. Injekteeritakse üks standardlahus C (5.14.3) iga 5 proovi järel.9. ArvutamineVõib kasutada automaatset andmekäitlussüsteemi, tingimusel et andmeid saab allpool toodud meetodis kirjeldatud põhimõtete abil kontrollida.Mõõdetakse aromaatse ühendi piigi pindalad või piigi kõrgused ning sisestandardi piigid.9.1 Kaliibrimisteguri arvutamineStandardlahuse C (5.14.3) injektsiooni kromatogrammi põhjal arvutatakse iga aromaatse ühendi kaliibrimistegur, kasutades võrrandit (1).+++++ TIFF +++++(1) kus:IS = sisestandardAromaatse ühendi kontsentratsioon = aromaatse ühendi kontsentratsioon lahuses C (5.14.3)IS kontsentratsioon = sisestandardi kontsentratsioon lahuses C (5.14.3).9.1.2 Proovi analüüsKasutades võrrandit (2), arvutatakse iga aromaatse ühendi kontsentratsioon proovides.+++++ TIFF +++++(2) kus:M PROOV = proovi mass (8.1.2)M IS = sisestandardi mass (8.1.3)Conc.IS = sisestandardi kontsentratsioon lahuses E (5.14.5)RF = võrrandi (1) abil arvutatud kaliibrimistegur.9.1.3 Kvaliteedikontrollistandardi analüüsKasutades võrrandit (3), arvutatakse iga aromaatse ühendi sihtväärtuse saagise protsent kvaliteedikontrollistandardis (5.14.7):+++++ TIFF +++++(3) Analüüdi kontsentratsioon kvaliteedikontrollistandardis arvutatakse eespool toodud võrrandite (1) ja (2) abil.9.2 Tulemuste lõplik esitamineTulemused mg-des grammi kohta arvestatakse ümber grammidesse 100 liitri absoluutalkoholi kohta proovis, kasutades võrrandit (4):(4) Kontsentratsioon (μg/g) 100 liitri alkoholi kohta =Kontsentratsioon (μg/g) x ρ x 10/(sisaldus mahu% x 1000)kus ρ = tihedus kg/m3.Tulemused esitatakse kolme tüvenumbriga ning maksimaalselt ühe kümnendkohaga, nt 11,4 g 100 l absoluutalkoholi kohta.10. Kvaliteedi tagamine ja kontroll (kasutatakse kinnitatud meetodi puhul)Kasutades võrrandit (2), arvutatakse iga aromaatse ühendi kontsentratsioon kvaliteedikontrollistandardis, mis on valmistatud punktides 8.1.1–8.1.4 esitatud menetlusega. Kasutades võrrandit (3), arvutatakse sihtväärtuse saagise protsent. Kui analüüsitulemused on iga aromaatse ühendi puhul vahemikus ± 10 % nende teoreetilisest väärtusest, võib analüüsi jätkata. Vastasel korral tuleks läbi viia uuring ebatäpsuste leidmiseks ning teha vajaduse korral parandused.11. Meetodi suutlikkuse näitajad (täpsus)Laboritevahelise katse statistilised tulemused: järgmistes tabelites on esitatud järgmiste ühendite väärtused: etanaal, etüülatsetaat, atsetaal, üldetanaal, metanool, 2-butanool, 1-propanool, 1-butanool, 2-metüül-1-propanool, 2-metüül-1-butanool, 3-metüül-1-butanool.Vastavalt rahvusvaheliselt kokkulepitud menetlustele läbi viidud meetodi suutlikkuse rahvusvahelise uurimuse põhjal saadi järgmised andmed.Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 32 |Proovide arv | 5 |Analüüt | etanaal |A  Brändi; pime kordusproov.B  Kirsiviin; pime kordusproov.C  Grappa; pime kordusproov.D  Viski; jaotustase. (*)E  Rumm; jaotustase. (*)Proovid | A | B | C | D | E |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 |Võõrväärtuste arv (laborid) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |Tunnustatud tulemuste arv | 56 | 52 | 54 | 54 | 56 |Keskväärtus x-(μg/g) | 63,4 | 71,67 | 130,4 | 38,4 | 28,6 || | | 13,8 (*) | 52,2 (*) |Korratavuse standardhälve (Sr) (μg/g) | 3,3 | 1,9 | 6,8 | 4,1 | 3,6 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 5,2 | 2,6 | 5,2 | 15,8 | 8,9 |Korratavuse piirnorm (r) (μg/g) | 9,3 | 5,3 | 19,1 | 11,6 | 10,1 |Reprodutseeritavuse standardhälve (SR) (μg/g) | 12 | 14 | 22 | 6,8 | 8,9 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 18,9 | 19,4 | 17,1 | 26,2 | 22,2 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (μg/g) | 33,5 | 38,9 | 62,4 | 19,1 | 25,1 |Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 32 |Proovide arv | 5 |Analüüt | etüülatsetaat |A  Brändi; pime kordusproovB  Kirsiviin; pime kordusproov.C  Grappa; pime kordusproov.D  Viski; jaotustase. (*)E  Rumm; jaotustase. (*)Proovid | A | B | C | D | E |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 |Võõrväärtuste arv (laborid) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |Tunnustatud tulemuste arv | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 |Keskväärtus x-(μg/g) | 96,8 | 1046 | 120,3 | 112,5 | 99,1 || | | 91,8 (*) | 117,0 (*) |Korratavuse standard (Sr) (μg/g) | 2,2 | 15 | 2,6 | 2,1 | 2,6 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 2,3 | 1,4 | 2,1 | 2,0 | 2,4 |Korratavuse piirnorm (r) (μg/g) | 6,2 | 40,7 | 7,2 | 5,8 | 7,3 |Reprodutseeritavuse standardhälve (SR) (μg/g) | 6,4 | 79 | 8,2 | 6,2 | 7,1 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 6,6 | 7,6 | 6,8 | 6,2 | 6,6 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (μg/g) | 17,9 | 221,9 | 22,9 | 17,5 | 20,0 |Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 32 |Proovide arv | 5 |Analüüt | atsetaal |A  Brändi; pime kordusproov.B  Kirsiviin; pime kordusproov.C  Grappa; pime kordusproov.D  Viski; jaotustase. (*)E  Rumm; jaotustase. (*)Proovid | A | B | C | D | E |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 20 | 21 | 22 | 17 | 21 |Võõrväärtuste arv (laborid) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |Tunnustatud tulemuste arv | 40 | 42 | 44 | 34 | 42 |Keskväärtus x-(μg/g) | 35,04 | 36,46 | 68,5 | 20,36 | 15,1 || | | 6,60 (*) | 28,3 (*) |Korratavuse standardhälve (Sr) (μg/g) | 0,58 | 0,84 | 1,6 | 0,82 | 1,9 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 6,1 | 8,7 |Korratavuse piirnorm (r) (μg/g) | 1,6 | 2,4 | 4,4 | 2,3 | 5,3 |Reprodutseeritavuse standardhälve (SR) (μg/g) | 4,2 | 4,4 | 8,9 | 1,4 | 3,1 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 12,1 | 12,0 | 13,0 | 10,7 | 14,2 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (μg/g) | 11,8 | 12,2 | 25,0 | 4,0 | 8,7 |Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 32 |Proovide arv | 5 |Analüüt | üldetanaal |A  Brändi; pime kordusproov.B  Kirsiviin; pime kordusproov.C  Grappa; pime kordusproov.D  Viski; jaotustase. (*)E  Rumm; jaotustase. (*)Proovid | A | B | C | D | E |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 23 | 19 | 22 | 21 | 22 |Võõrväärtuste arv (laborid) | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |Tunnustatud tulemuste arv | 46 | 38 | 44 | 42 | 44 |Keskväärtus x-(μg/g) | 76,5 | 85,3 | 156,5 | 45,4 | 32,7 || | | 15,8 (*) | 61,8 (*) |Korratavuse standardhälve (Sr) (μg/g) | 3,5 | 1,3 | 6,5 | 4,4 | 3,6 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 4,6 | 1,5 | 4,2 | 14,2 | 7,6 |Korratavuse piirnorm (r) (μg/g) | 9,8 | 3,5 | 18,3 | 12,2 | 10,0 |Reprodutseeritavuse standardhälve (SR) (μg/g) | 13 | 15 | 24,1 | 7,3 | 9,0 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 16,4 | 17,5 | 15,4 | 23,7 | 19,1 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (μg/g) | 35,2 | 41,8 | 67,4 | 20,3 | 25,2 |Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 32 |Proovide arv | 5 |Analüüt | metanool |A  Brändi; pime kordusproov.B  Kirsiviin; pime kordusproov.C  Grappa; pime kordusproov.D  Viski; jaotustase. (*)E  Rumm; jaotustase. (*)Proovid | A | B | C | D | E |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 26 | 27 | 27 | 28 | 25 |Võõrväärtuste arv (laborid) | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |Tunnustatud tulemuste arv | 52 | 54 | 54 | 56 | 50 |Keskväärtus x-(μg/g) | 319,8 | 2245 | 1326 | 83,0 | 18,6 || | | 61,5 (*) | 28,9 (*) |Korratavuse standardhälve (Sr) (μg/g) | 4,4 | 27 | 22 | 1,5 | 1,3 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 5,6 |Korratavuse piirnorm (r) (μg/g) | 12,3 | 74,4 | 62,5 | 4,3 | 3,8 |Reprodutseeritavuse standardhälve (SR) (μg/g) | 13 | 99 | 60 | 4,5 | 2,8 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 6,2 | 11,8 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (μg/g) | 35,2 | 278,3 | 169,1 | 12,5 | 7,9 |Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 32 |Proovide arv | 5 |Analüüt | 2-butanool |A  Brändi; pime kordusproov.B  Kirsiviin; pime kordusproov.C  Grappa; pime kordusproov.E  Rumm; jaotustase. (*)Proovid | A | B | C | E |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 21 | 27 | 29 | 22 |Võõrväärtuste arv (laborid) | 4 | 3 | 1 | 3 |Tunnustatud tulemuste arv | 42 | 54 | 58 | 44 |Keskväärtus x-(μg/g) | 5,88 | 250,2 | 27,57 | 5,83 || | | 14,12 (*) |Korratavuse standardhälve (SR) (μg/g) | 0,40 | 2,2 | 0,87 | 0,64 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 6,8 | 0,9 | 3,2 | 6,4 |Korratavuse piirnorm (r) (μg/g) | 1,1 | 6,1 | 2,5 | 1,8 |Reprodutseeritavuse standardhälve (Sr) (mahu%) | 0,89 | 13 | 3,2 | 0,87 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 15,2 | 5,1 | 11,5 | 8,7 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (μg/g) | 2,5 | 35,5 | 8,9 | 2,4 |Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 32 |Proovide arv | 5 |Analüüt | 1-propanool |A  Brändi; pime kordusproov.B  Kirsiviin; pime kordusproov.C  Grappa; pime kordusproov.D  Viski; jaotustase. (*)E  Rumm; jaotustase. (*)Proovid | A | B | C | D | E |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 |Võõrväärtuste arv (laborid) | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |Tunnustatud tulemuste arv | 58 | 54 | 54 | 58 | 58 |Keskväärtus x-(μg/g) | 86,4 | 3541 | 159,1 | 272,1 | 177,1 || | | 229,3 (*) | 222,1 (*) |Korratavuse standardhälve (Sr) (μg/g) | 3,0 | 24 | 3,6 | 2,3 | 3,3 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 3,4 | 0,7 | 2,3 | 0,9 | 1,6 |Korratavuse piirnorm (r) (μg/g) | 8,3 | 68,5 | 10,0 | 6,4 | 9,1 |Reprodutseeritavuse standardhälve (SR) (μg/g) | 5,3 | 150 | 6,5 | 9,0 | 8,1 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 6,1 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 4,1 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (μg/g) | 14,8 | 407,2 | 18,2 | 25,2 | 22,7 |Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 32 |Proovide arv | 5 |Analüüt | 1-propanool |A  Brändi; pime kordusproov.B  Kirsiviin; pime kordusproov.C  Grappa; pime kordusproov. (*)Proovid | A | B | C |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 20 | 22 | 22 |Võõrväärtuste arv (laborid) | 4 | 4 | 6 |Tunnustatud tulemuste arv | 40 | 44 | 44 |Keskväärtus x-(μg/g) | 3,79 | 5,57 | 7,54 |Korratavuse standardhälve (Sr) (μg/g) | 0,43 | 0,20 | 0,43 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 11,2 | 3,6 | 5,6 |Korratavuse piirnorm (r) (μg/g) | 1,1 | 0,6 | 1,2 |Reprodutseeritavuse standardhälve (SR) (μg/g) | 0,59 | 0,55 | 0,82 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 15,7 | 9,8 | 10,8 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (μg/g) | 1,7 | 1,5 | 2,3 |Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 32 |Proovide arv | 5 |Analüüt | 2-metüül-1-propanool |A  Brändi; pime kordusproov.B  Kirsiviin; pime kordusproov.C  Grappa; pime kordusproov.D  Viski; jaotustase. (*)E  Rumm; jaotustase. (*)Proovid | A | B | C | D | E |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 28 | 31 | 30 | 26 | 25 |Võõrväärtuste arv (laborid) | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 |Tunnustatud tulemuste arv | 56 | 62 | 60 | 52 | 50 |Keskväärtus x-(μg/g) | 174,2 | 111,7 | 185,0 | 291,0 | 115,99 || | | 246,8 (*) | 133,87 (*) |Korratavuse standardhälve (Sr) (μg/g) | 2,3 | 1,6 | 2,5 | 1,8 | 0,74 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | 0,6 |Korratavuse piirnorm (r) (μg/g) | 6,4 | 4,5 | 6,9 | 5,0 | 2,1 |Reprodutseeritavuse standardhälve (SR) (μg/g) | 8,9 | 8,9 | 9,7 | 6,0 | 6,2 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 5,1 | 8,0 | 5,2 | 2,2 | 5,0 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (μg/g) | 24,9 | 24,9 | 27,2 | 16,9 | 17,4 |Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 32 |Proovide arv | 5 |Analüüt | 2-metüül-1-butanool |A  Brändi; pime kordusproov.B  Kirsiviin; pime kordusproov.C  Grappa; pime kordusproov.D  Viski; jaotustase. (*)E  Rumm; jaotustase. (*)Proovid | A | B | C | D | E |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 |Võõrväärtuste arv (laborid) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |Tunnustatud tulemuste arv | 50 | 52 | 50 | 54 | 50 |Keskväärtus x-(μg/g) | 113,0 | 48,3 | 91,6 | 72,1 | 39,5 || | | 45,2 (*) | 61,5 (*) |Korratavuse standardhälve (Sr) (μg/g) | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,3 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 1,9 | 3,1 | 1,8 | 3,9 | 4,5 |Korratavuse piirnorm (r) (μg/g) | 6,0 | 4,2 | 4,7 | 6,4 | 6,3 |Reprodutseeritavuse standardhälve (SR) (μg/g) | 7,4 | 3,8 | 6,6 | 4,7 | 4,5 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 6,6 | 7,9 | 7,2 | 8,1 | 8,8 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (μg/g) | 20,8 | 10,7 | 18,4 | 13,3 | 12,5 |Laboritevahelise katse tegemise aeg | 1997 |Laborite arv | 32 |Proovide arv | 5 |Analüüt | 3-metüül-1-butanool |A  Brändi; pime kordusproov.B  Kirsiviin; pime kordusproov.C  Grappa; pime kordusproov.D  Viski; jaotustase. (*)E  Rumm; jaotustase. (*)Proovid | A | B | C | D | E |Laborite arv pärast võõrväärtuste elimineerimist | 23 | 23 | 24 | 27 | 21 |Võõrväärtuste arv (laborid) | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 |Tunnustatud tulemuste arv | 46 | 46 | 48 | 54 | 42 |Keskväärtus x-(μg/g) | 459,4 | 242,7 | 288,4 | 142,2 | 212,3 || | | 120,4 (*) | 245,6 (*) |Korratavuse standardhälve (Sr) (μg/g) | 5,0 | 2,4 | 3,4 | 2,4 | 3,2 |Korratavuse suhteline standardhälve (RSDr) (%) | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 1,4 |Korratavuse piirnorm (r) (μg/g) | 13,9 | 6,6 | 9,6 | 6,6 | 9,1 |Reprodutseeritavuse standardhälve (SR) (μg/g) | 29,8 | 13 | 21 | 8,5 | 6,7 |Reprodutseeritavuse suhteline standardhälve (RSDR) (%) | 6,5 | 5,2 | 7,3 | 6,5 | 2,9 |Reprodutseeritavuse piirnorm (R) (μg/g) | 83,4 | 35,4 | 58,8 | 23,8 | 18,7 |--------------------------------------------------