CELEX: 31976L0765
Language: hu
Date: 1976-07-27 00:00:00
Title: A Tanács irányelve (1976. július 27.) a szeszfokmérőkre és az alkoholsűrűség-mérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

Fontos jogi nyilatkozat

|

31976L0765

Hivatalos Lap L 262 , 27/09/1976 o. 0143 - 0148 finn különkiadás fejezet 13 kötet 5 o. 0172  görög különkiadás: fejezet 13 kötet 4 o. 0117  svéd különkiadás fejezet 13 kötet 5 o. 0172  spanyol különkiadás fejezet 13 kötet 5 o. 0182  portugál különkiadás fejezet 13 kötet 5 o. 0182 

		A Tanács irányelve(1976. július 27.)a szeszfokmérőkre és az alkoholsűrűség-mérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről(76/765/EGK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,tekintettel a Bizottság javaslatára,tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],mivel a tagállamokban a szeszfokmérők és az alkoholsűrűség-mérők meghatározása, tervezése, jóváhagyási eljárása és tesztelése kötelező rendelkezések tárgyát képezi, amelyek tagállamonként eltérőek és következésképpen akadályozzák e műszereknek a mozgását és kereskedelmét a Közösségen belül; mivel ezért e rendelkezéseknek a közelítése szükséges;mivel az e műszerekhez kapcsolódó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolása az alkoholtartalomnak az elvégzett mérések eredményeiből történő meghatározásának módszerére vonatkozó létező rendelkezések kiegészítése érdekében is nélkülözhetetlen, az ilyen mérések eredményeivel kapcsolatban a félreérthetőség vagy vita minden veszélyének megszüntetése céljából;mivel a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/316/EGK tanácsi irányelv [3] megállapította az EGK-típusjóváhagyási és az EGK-elsőhitelesítési eljárásokat; mivel az említett irányelvnek megfelelően szükséges megállapítani a műszaki követelményeket, amelyeknek a szeszfokmérők és alkoholsűrűség-mérők konstrukciójának és működésének eleget kell tenni ahhoz, hogy miután keresztülmentek a szükséges vizsgálatokon és az előírt jelekkel és jelölésekkel ellátták őket, szabadon importálhatók, forgalmazhatók és használhatók legyenek;mivel a Tanács 1973. december 17-i, az iparpolitikáról szóló állásfoglalásában [4] felkérte a Bizottságot, hogy 1974. december 1. előtt javaslatot továbbítson számára alkoholmérésről és szeszfokmérőkről szóló irányelvre,ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikkEzen irányelv meghatározza a víz és etilalkohol keverékek szeszfokának meghatározására használt szeszfokmérők és alkoholsűrűség-mérők jellemzőit.2. cikkAz EGK-jelekkel és -jelzésekkel ellátható szeszfokmérők és alkoholsűrűség-mérők leírása a mellékletben található.Az ilyen műszerek EGK-típusjóváhagyás és EGK-elsőhitelesítés tárgyát képezik.3. cikkEgyetlen tagállam sem tagadhatja meg, tilthatja vagy korlátozhatja metrológiai tulajdonságai alapján az olyan szeszfokmérő vagy alkoholsűrűség-mérő forgalomba hozatalát vagy használatát, amelyek EGK-típusjóváhagyási jellel vagy EGK hitelesítési jellel vannak ellátva.4. cikk(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az irányelvről való értesítéstől számított 24 hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.A tagállamok ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1980. január 1-jétől alkalmazzák.(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.5. cikkEnnek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.Kelt Brüsszelben, 1976. július 27-én.a Tanács részérőlaz elnökM. van der Stoel[1] HL C 76., 1975.4.7., 39. o.[2] HL C 248., 1975.10.29., 22. o.[3] HL L 202., 1971.9.6., 1. o.[4] HL C 117., 1973.12.31., 1. o.--------------------------------------------------MELLÉKLETSZESZFOKMÉRŐK ÉS ALKOHOLSŰRŰSÉG-MÉRŐK1. AZ ESZKÖZÖK MEGHATÁROZÁSA1.1. A szeszfokmérők olyan üvegeszközök, amelyek jelzik egy víz és etilalkohol keverék:- tömeg szerinti szeszfokát, vagy- térfogat szerinti szeszfokát.Attól függően, hogy mit mérnek, tömegszeszfokmérőként vagy térfogati szeszfokmérőként kerülnek meghatározásra.Az alkoholsűrűség-mérők víz-etilalkohol keverék sűrűségének mérésére tervezett üvegeszközök.1.2. Az ezen irányelvben meghatározott eszközök 20 °C-os referencia-hőmérsékleten kalibráltak, a Nemzetközi Mérésügyi Szervezet által kiadott nemzetközi alkoholtáblázatokban feltüntetett értékeknek megfelelően.1.3. A mérőeszközöket vízszintes, szabad folyadékfelületre kell kalibrálni.2. AZ ESZKÖZÖK LEÍRÁSA2.1. A szeszfokmérők és alkoholsűrűség-mérők üvegeszközök, alkotóik:- egy hengeres test, amelynek az alja kúpos vagy félgömb alakú, amely légbuborékot nem zárhat be, valamint- egy, a test felső részéhez illesztett, felső végén zárt, üreges, hengeres szár.2.2. A mérőeszközöknek a hossztengelyükre szimmetrikusnak kell lenniük.A keresztmetszet nem mutathat semmilyen hirtelen változást.2.3. A test alsó részének ballasztanyagot kell tartalmaznia a mérőeszköz tömegének kalibrálása végett.2.4. A szárnak a belsejéhez mereven rögzített hengeres oszlopon jelölt skálát kell tartalmaznia.3. KONSTRUKCIÓS ELVEK3.1. A mérőeszközök gyártásához használt üvegnek átlátszónak kell lennie, és mentesnek minden olyan hibától, ami a skála leolvasását zavarja.Az üveg köbös hőtágulási együtthatója: (25 ± 2) 10-6 °C–1.3.2. A ballasztanyagot a mérőeszköz aljában kell rögzíteni. A mérőeszközt elkészítése után egy órán keresztül 80 °C-on, vízszintes helyzetben kell tartani, majd utána lehűteni ugyanebben a helyzetben. Ez után úgy kell úsznia, hogy tengelyének iránya a függőlegestől 1,5°-nál nagyobb mértékben ne térjen el.4. SKÁLA4.1. Egy eszköznek sem lehet egynél több, a 4.5. és 4.6. pontban meghatározott típusú skálája.4.2. A skálát és a feliratokat sima és matt felszínű oszlopon jelölik.A skálát szilárdan kell rögzíteni a szárban, és referenciajeleket kell alkalmazni a száron, hogy a skála esetleges szárhoz képest való elmozdulása látható legyen.A skála és a feliratok nem mutathatnak torzulást, nem fakulhatnak ki, és nem színeződhetnek el, ha azokat 24 órán keresztül 70 °C-on tartják.4.3. Az osztásvonalak:- a mérőeszköz tengelyére merőlegesek,- feketék [1], jól láthatóan és maradandóan kerülnek feltüntetésre,- élesek, szabatosak és egyforma vastagságuk nem haladhatja meg a 0,2 mm-t.4.4. A skálán a rövid osztásvonalak hossza a szár kerületének legalább az 1/5-öd része kell, hogy legyen, a közepes osztásvonalak hossza az 1/3-ad része, a hosszú osztásvonalak hossza pedig legalább a kerület fele kell, hogy legyen.4.5. A szeszfokmérők névleges mérési tartományát az alkohol tömeg- vagy térfogatszázalékában kell feltüntetni. A mérési tartomány nem lehet nagyobb, mint 10 % az alkohol tömege vagy térfogata tekintetében.A skála legkisebb osztásköze 0,1 %.A skálát a névleges mérési tartomány alsó és felső határát meghaladóan 5–10 osztásvonalnak megfelelő mértékben kell meghosszabbítani.4.6. Az alkoholsűrűség-mérők névleges mérési tartományát kg/m3 -ben kell megadni. A mérési tartomány nem lehet nagyobb, mint 20 kg/m3.A skála legkisebb osztásköze 0,2 kg/m3.A skálát a névleges mérési tartomány alsó és felső határát meghaladóan 5-10 osztásvonalnak megfelelő mértékben kell meghossz5. FOKBEOSZTÁS ÉS SZÁMOZÁS5.1. A szeszfokmérőkön a skála egyik végétől számítva minden 10. osztásvonalnak hosszúnak kell lennie. Két egymást követő hosszú osztásvonal között van egy közepes vonal, a hosszú vonal és a legközelebbi közepes vonal között pedig négy rövid osztásvonal található.Csak a hosszú osztásvonalakat kell megszámozni.5.2. Az alkoholsűrűség-mérőkön a skála egyik végétől számítva minden 5. osztásvonalnak hosszúnak kell lennie. Minden egymást követő hosszú osztásvonal között négy rövid osztásvonalnak kell lennie.Csak minden 5. vagy 10. osztásvonalat kell megszámozni.5.3. A névleges mérési tartomány határait jelölő osztásvonalakhoz tartozó értékeket teljes számokkal kell megadni. Az alkoholsűrűség-mérőkön a többi számot rövidíteni lehet.6. AZ ESZKÖZÖK OSZTÁLYOZÁSA ÉS FŐBB MÉRETEI6.1. A mérőeszközök az alábbi pontossági osztályokba sorolhatók:I. osztály : A legkisebb osztásköztávolság 1,5 mm.Az ebbe az osztályba tartozó eszközökbe nem építenek be hőmérőt.II. osztály : A legkisebb osztásköztávolság 1,05 mm.Az ebbe az osztályba tartozó eszközökbe beépíthetnek hőmérőt.III. osztály : A legkisebb osztásköztávolság 0,85 mm.Az ebbe az osztályba tartozó eszközökbe beépíthetnek hőmérőt.6.2. A mérőeszköztest külső átmérőjének 19 és 40 mm között kell lennie.A szár külső átmérője az I. és II. osztályba tartozó mérőeszközöknél legalább 3 mm, a III. osztályba tartozó mérőeszközöknél legalább 2,5 mm. A szár legalább 15 mm-rel a legfelső osztásvonal fölé nyúlik.A legalsó osztásvonalnak a szár keresztmetszet-változásától legalább 5 mm-re kell lennie.7. FELIRATOK7.1. A mérőeszközökön az alábbi feliratokat kell olvashatóan és maradandóan feltüntetni:- I., II. vagy III. osztály,- kg/m3 vagy térfogat % vagy tömeg %,- 20 °C,- etilalkohol,- a gyártó neve vagy azonosító jele,- a mérőeszköz azonosítási száma,- az "ε" EGK-típusjóváhagyási jel.7.2. A mérőeszköznek a legközelebb eső, milligrammban kifejezett tömege – ha kivánatos – a testen jelölhető.8. MEGENGEDHETŐ LEGNAGYOBB HIBÁK ÉS HITELESÍTÉS8.1. A szeszfokmérőkre és alkoholsűrűség-mérőkre a megengedhető legnagyobb hiba:- I. osztály: ± fél skálaosztás az egyes leolvasásokra,- II. és III. osztály: ± egy skálaosztás az egyes leolvasásokra.8.2. A hitelesítést a névleges mérési tartomány legalább három pontján kell elvégezni.9. A SZESZFOK MEGHATÁROZÁSÁNÁL HASZNÁLT HŐMÉRŐK9.1. Ha az alkoholtartalom meghatározására használt eszköz az I. osztályba tartozik, a használt hőmérő:- fémellenállás vagy higanyexpanziós típusú, üvegtokban,- fokbeosztás: 0,1 vagy 0,05 °C.A megengedhető legnagyobb hiba ± 0,05 °C minden skálaleolvasásra.A higanyhőmérőknél 0 °C-nál osztásvonalnak kell lenni.9.2. Ha az alkoholtartalom meghatározására használt eszköz az II. vagy III. osztályba tartozik, a hőmérő higanyexpanziós típusú, üvegtokban, és 0,1 vagy 0,2 vagy 0,5 °C-os fokbeosztású. 0 °C-nál osztásvonala van.A megengedhető legnagyobb pozitív vagy negatív hiba:0,1 °C, ha a hőmérő 0,1 °C-os fokbeosztású,0,15 °C, ha a hőmérő 0,2 °C-os fokbeosztású,0,2 °C, ha a hőmérő 0,5 °C-os fokbeosztású.A hőmérő beépíthető a szeszfok meghatározására használt eszközbe.Ebben az esetben nincs szükség 0 °C-nál osztásvonalra.9.3. A legkisebb osztásköztávolság:- 0,7 mm: 0,05, 0,1 és 0,2 °C-os fokbeosztású hőmérőknél, és- 1,0 mm: 0,5 °C-os fokbeosztású hőmérőknél.9.4. A vonalak vastagsága nem haladhatja meg egy osztásköz 1/5-öd részét.10. JELÖLÉSEKA szeszfokmérők és alkoholsűrűség-mérők hátsó részén, a test felső harmadán helyet kell hagyni az EGK-elsőhitelesítési jelnek.A 71/316/EGK irányelv II. melléklete 3.1.1. pontjának megfelelően és az említett mellékletnek a 3. pontjában megállapított általános szabálytól eltérően az üvegeszközökre érvényes különleges jelölési követelmények miatt az EGK-elsőhitelesítési jelnek a következő jelentéssel bíró jelek sorozatából kell állni:- kis "e" betű,- az EGK-elsőhitelesítés évének utolsó két számjegye,- annak az államnak az azonosító betűjele, ahol az EGK-elsőhitelesítést elvégezték,- szükség esetén a hitelesítő szervezet azonosítószáma.Ha a jelölést homokfúvással végezik el, a betűket és számokat úgy viszik fel, hogy az ne nehezítse olvasásukat.Példa:e 75 D 48 : a Németországi Szövetségi Köztársaság 48-as Hivatala által 1975-ben elvégzett EGK-elsőhitelesítés.[1] A névleges skálán túl a skálavonalak más színűek is lehetnek.--------------------------------------------------