CELEX: 31976L0765
Language: it
Date: 1976-07-27 00:00:00
Title: Direttiva 76/765/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole

Avis juridique important

|

31976L0765

Direttiva 76/765/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole  

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0143 - 0148 edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0172  edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0117  edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0172  edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0182  edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0182 

++++DIRETTIVA DEL CONSIGLIO  del 27 luglio 1976  per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole  ( 76/765/CEE )  IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,  visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,  vista la proposta della Commissione ,  visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,  visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,  considerando che negli Stati membri la definizione , la costruzione e le modalità di controllo degli alcolometri e densimetri per alcole formano oggetto di disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all ' altro e per questo motivo ostacolano la circolazione ed il commercio di detti strumenti all ' interno della Comunità ; che occorre pertanto procederre al ravvicinamento di tali disposizioni ;  considerando che l ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti detti strumenti è parimenti indispensabile per completare quella riguardante il metodo di determinazione del titolo alcolometrico partendo dal risultato delle misure effettuate , per eliminare ogni ambiguità e rischio di contestazione dei risultati delle misure effettuate ;  considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 3 ) , ha definito le procedure di approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE ; che , conformemente a tale direttiva , occorre fissare , per gli alcolometri e i densimetri per alcole , le prescrizioni tecniche di realizzazione e di funzionamento cui devono essere conformi gli strumenti per poter essere importati , commercializzati e usati liberamente dopo aver subito i controlli ed essere muniti dei marchi e contrassegni prescritti ;  considerando che nella risoluzione del 17 dicembre 1973 in materia di politica industriale ( 4 ) il Consiglio ha invitato la Commissione e trasmettergli entro il 1° dicembre 1974 una proposta di direttiva riguardante l ' alcolometria e gli alcolometri ,  HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :  Articolo 1  La presente direttiva fissa le caratteristiche degli alcolometri e densimetri per alcole ciestinati alla determinazione del titolo alcolometrico delle miscele di acqua e di etanolo .  Articolo 2  Gli alcolometri e i densimetri per alcole che possono ricevere i marchi e i contrassegni CEE sono descritti in allegato .  Essi formano oggetto di una approviazione CEE del modello e sono sottoposti alla verifica prima CEE .  Articolo 3  Gli Stati membri possono rifiutare , vietare o limitare l ' immissione in commercio e l ' uso degli alcolometri e densimetri per alcole muniti del contrassegno d ' approvazione CEE del modello e del marchio di verifica prima CEE , per motivi riguardanti le loro qualità metrologiche .  Articolo 4  1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano nel termine di 24 mesi dalla notifica della presente direttiva le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .  Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1980 al più tardi .  2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .  Articolo 5  Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .  Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .  Per il Consiglio  Il Presidente  M . van der STOEL  ( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 39 .  ( 2 ) GU n . C 248 del 29 . 10 . 1975 , pag . 22 .  ( 3 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .  ( 4 ) GU n . C 117 del 31 . 12 . 1973 , pag . 1 .  ALLEGATO  ALCOLOMETRI E DENSIMETRI PER ALCOLE  1 . DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI  1.1 . Gli alcolometri sono strumenti di vetro che misurano :  - il titolo alcolometrico massico  oppure  - il titolo alcolometrico volumico ,  di una miscela idroalcolica .  A seconda della grandezza misurata essi sono denominati alcolometri a massa o alcolometri a volume .  I densimetri per alcole sono strumenti di vetro che misurano la massa volumica di una miscela idroalcolica .  1.2 . Gli strumenti che formano oggetto della presente direttiva sono graduati alla temperatura di riferimento di 20° C secondo i valori che figurano nelle tavole alcolometriche internazionali pubblicate dall ' Organizzazione internazionale di metrologia legale .  1.3 . Essi sono graduati per letture effettuate alla superficie libera orizzontale del liquido .  2 . DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI  2.1 . Gli alcolometri e i densimetri per alcole sono strumenti di vetro costituiti :  - da un bulbo cilindrico , con l ' estremità inferiore a forma conica o emisferica , in modo da non trattenere bolle d ' aria ;  - da un ' asta cilindrica cava saldata alla parte superiore del bulbo ; la sua estremità superiore è chiusa .  2.2 . La superficie esterna dell ' interno strumento è una superficie di rivoluzione avente per asse quello principale dello strumento medesimo .  La sezione retta non deve presentare variazioni discontinue .  2.3 . La parte inferiore del bulbo contiene la tara destinata a regolare la massa dello strumento .  2.4 . L ' asta è provvista di una scala tracciata su un supporto cilindro fissato in maniera inamovibile all ' interno dell ' asta stessa .  3 . PRINCIPI DI COSTRUZIONE  3.1 . Il vetro usato per la fabbricazione degli strumenti dev ' essere trasparente e privo di difetti che possano nuocere alla lettura delle indicazioni della scala .  Esso deve avere il coefficiente di dilatazione cubica di ( 25 ± 2 ) 10-6° C-1 .  3.2 . La sostanza costituiva della tara deve essere fissata sul fondo dello strumento . Dopo essere stato mantenuto in posizione orizzontale per un ' ora alla temperatura di 80° C e in seguito raffreddato nella stessa posizione , lo strumento così trattato deve galleggiare con l ' asse verticale a meno 1 grado e 30 minuti .  4 . SCALA  4.1 . Gli strumenti comportano una sola scaia del tipo di cui ai punti 4.5 oppure 4.6 .  4.2 . La scala e le iscrizioni devono essere riportate su un supporto a superficie liscia non brillante .  Detto supporto deve essere solidamente tenuto in sede nell ' asta e un opportuno dispositivo deve consentire di rilevare qualsiasi spostameno della scala e del suo supporto rispetto all ' asta .  Il supporto , la scala e le iscrizioni non devono presentare alcuna traccia di distorsione , di decolorazione o di carbonizzazione dopo una permanenza di 24 ore a 70° C .  4.3 . I tratti costituenti segni di riferimento sono  - situati in piani perpendicolari all ' asse dello strumento ,  - neri ( 1 ) e tracciati in modo chiaro e indelebile ,  - sottili , netti e di spessore uniforme che non superi 0,2 mm .  4.4 . La lunghezza dei tratti corti della scala è uguale almeno ad un quinto della circonferenza dell ' asta , quella dei tratti medi almeno ad un terzo e quella dei tratti lunghi almeno alla metà della stessa circonferenza .  4.5 . Le scale nominali degli alcolometri sono graduate in titolo , alcolometrico volumico o massico ( % del volume o % della massa ) . Esse coprono una estensione di titolo alcolometrico volumico a massico non superiore a 10 % .  La divisione ha un valore di 0,1 % .  Ogni scala comporta da 5 a 10 divisioni oltre i limiti inferiore e superiore della sua estensione nominale .  4.6 . Le scale nominale dei densimetri per alcole sono graduate in chilogrammi al metro cubo . Esse coprono al massimo una estensione di 20 kg/m3 .  La divisione ha un valore di 0,2 kg/m3 .  Ogni scala comporta da 5 a 10 divisioni oltre i limiti inferiore e superiore della sua estensione nominale , ma non si prolunga necessariamente oltre il valore di 1 000 kg/m3 .  5 . TITOLO E NUMERAZIONE DELLA SCALA  5.1 . Sugli alcolometri ogni segno di riferimento di ordine 10 , contato partendo da un segno di riferimento limite della scala nominale , è un tratto lungo ; tra due tratti lunghi consecutivi vi è un tratto medio e tra un tratto lungo e uno medio vi sono quattro tratti corti .  Soltanto i tratti lunghi sono numerati .  5.2 . Sui densimetri per alcole , ciascun segno di riferimento di ordine 5 , contato a partire da un segno di riferimento limite della scala nominale , è un tratto lungo .  Tra due tratti lunghi consecutivi vi sono quattro tratti corti .  Soltanto i tratti lunghi di ordine 5 o 10 sono numerati .  5.3 . I tratti indicanti i limiti della scala nominale sono numerati per intero .  Sui densimetri per alcole gli altri numeri possono essere abbreviati .  6 . CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI E DIMENSIONI PRINCIPALI  6.1 . Gli strumenti appartengono ad una delle seguenti classi di precisione :  - classe I : l ' ampiezza media minima di una divisione è 1,5 mm . Gli strumenti di questa classe non hanno termometro incorporato ;  - classe II : l ' ampiezza media minima di una divisione è 1,05 mm . Gli strumenti di questa classe possono avere un termometro incorporato ;  - classe III : l ' ampiezza media minima di una divisione è di 0,85 mm . Gli strumenti di questa classe possono avere un termometro incorporato ;  6.2 . Il diametro esterno dei bulbi è compreso tra 19 e 40 millimetri .  Il diametro esterno dell ' asta dev ' essere almeno di 3 millimetri per gli strumenti delle classi I e II di 2,5 millimetri per quelli della classe III . L ' asta deve prolungarsi almeno 15 millimetri al di sopra del tratto superiore della scala .  La sezione retta dell ' asta deve restare costante su una lunghezza minima di 5 millimetri al di sotto del tratto inferiore della scala .  7 . ISCRIZIONI  7.1 . Le iscrizioni da riportare all ' interno degli strumenti in modo leggibile ed indelebile sono le seguenti :  - classe I oppure classe II oppure classe III ,  - kg/m3 oppure % vol oppure % mas ,  - 20° C ,  - etanolo ,  - nome o marchio di identificazione del fabbricante ,  - numero di identificazione dello strumento ,  - contrassegno di approvazione CEE di modello « * »  7.2 . La massa dello strumento può essere facoltativamente iscritta sul bulbo , indicandola a meno di 1 mg .  8 . ERRORI MASSIMI TOLLERATI E VERIFICA  8.1 . L ' errore massimo tollerato sugli alcolometri e sui densimetri per alcole è fissato come segue :  - per gli strumenti della classe I , a ± la metà di una divisione su ciascun valore misurato ;  - per gli strumenti della classe II e III , a ± una divisione su ciascun valore misurato ;  8.2 . La verifica viene effettuata in almeno tre punti , scelti su tutta l ' estensione nominale della scala .  9 . TERMOMETRI USATI IN OCCASIONE DELLA MISURAZIONE DEL TITOLO ALCOLOMETRICO  9.1 . se lo strumento che serve alla misurazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe I , il termometro utilizzato  - è del tipo a resitenza metallica o a dilatazione di mercurio in guaina di vetro ,  - è graduato in 0,1° C oppure 0,05° C .  L ' errore massimo tollerato , in più o in meno , è di 0,05° C per tutti i valori della sua scala .  I termometri a mercurio devono portare il tratto 0° C .  9.2 . Se lo strumento che serve alla misurazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe II o III , il termometro usato è del tipo a dilatazione di mercurio in guaina di vetro ed è graduato in 0,1° C o 0,2° C oppure 0,5° C . Esso reca il tratto 0° C .  L ' errore massimo tollerato , in più o in meno , è di :  0,1° C se il termometro è graduato in 0,1° C ,  0,15° C se il termometro è graduato in 0,2° C ,  0,2° C se il termometro è graduato in 0,5° C ,  Il termometro può essere incorporato nello strumento che serve alla misurazione del titolo alcolometrico .  In tal caso può non recare il tratto 0° C .  9.3 . L ' ampiezza minima di una divisione è di  0,7 mm per i termometri graduati in 0,05° C , 0,1° C e 0,2° C ,  1,0 mm per i termometri graduati in 0,5° C .  9.4 . Lo spessore dei tratti non deve essere superiore al quinto dell ' ampiezza della divisione .  10 . MARCATURA  Sul retro degli alcolometri e densimetri per alcole , nel terzo superiore del bulbo , è riservato uno spazio libero per l ' applicazione del marchio di verifica prima CEE .  In applicazione del punto 3.1.1 dell ' allegato II della direttiva 71/316/CEE , ed in deroga alla norma generale enunciata al punto 3 dello stesso allegato , a causa delle particolare esigenze di marcatura sugli strumeni di vetro , il marchio di verifica prima CEE dev ' essere composto da una serie di segni aventi il seguente significato :  - la lettera minuscola  « e » ;  - le due ultime cifre del millesimo dell ' anno di verifica ;  - la lettera o le lettere distintive dello Stato in cui ha avuto luogo la verifica prima CEE ;  - se necessario , il numero distintivo dell ' ufficio di verifica .  Quando la marcatura è realizzata con la tecnica della sabbiatura , le lettere e le cifre devono essere interrotte in punti opportuni in modo da non nuocere alla loro leggibilità .  Esempio :  e 75 D 48 : verifica prima CEE effettuata nel 1975 dall ' ufficio n . 48 della Repubblica federale di Germania .  ( 1 ) All ' esterno del campo della scala nominale , i tratti possono essere di colore diverso .