CELEX: 31982L0624
Language: pt
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Directiva 82/624/CEE da Comissão, de 1 de Julho de 1982, que adapta ao progresso técnico a Directiva 76/765/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos alcoómetros e areómetros para álcool

Avis juridique important

|

31982L0624

Directiva 82/624/CEE da Comissão, de 1 de Julho de 1982, que adapta ao progresso técnico a Directiva 76/765/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos alcoómetros e areómetros para álcool  

Jornal Oficial nº L 252 de 27/08/1982 p. 0008 - 0009 Edição especial finlandesa: Capítulo 13 Fascículo 12 p. 0110  Edição especial espanhola: Capítulo 13 Fascículo 12 p. 0256  Edição especial sueca: Capítulo 13 Fascículo 12 p. 0110  Edição especial portuguesa: Capítulo 13 Fascículo 12 p. 0256 

DIRECTIVA DA COMISSÃO de 1 de Julho de 1982 que adapta ao progresso técnico a Directiva 76/765/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes aos alcoómetros e areómetros para álcool(82/624/CEE)   A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,  Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia,  Tendo em conta a Directiva 71/361/CEE, de 26 de Julho de 1971, relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes às disposições comuns sobre os instrumentos de medição e os métodos de controlo meteorológico (1), com a última  redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Grécia e, nomeadamente, o seu artigo 17o,  Considerando que, depois da adopção da Directiva 76/765/CEE do Conselho (2), foram aperfeiçoadas novas técnicas no domínio dos termómetros utilizados na determinação do título alcoométrico e que, por conseguinte, é necessário alterar a referida  directiva;  Considerando que as disposições da presente directiva estão em conformidade com o parecer do Comité para adaptação ao progresso técnico das directivas que visam a eliminação dos entraves técnicos ao comércio no sector dos instrumentos de medição,  ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:   Artigo 1o  O texto do ponto 9 do Anexo da Directiva 76/765/CEE é substituído em conformidade com o anexo da presente directiva.   Artigo 2o  Os Estados-membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para darem cumprimento à presente directiva em 1 de Maio de 1983. Desse facto, informarão imediatamente a Comissão.   Artigo 3o  Os Estados-membros são destinatários da presente directiva.  Feito em Bruxelas em 1 de Julho de 1982.  Pela Comissão Karl-Heinz NARJES Membro da Comissão   (1) JO no L 202 de 6. 9. 1971, p. 1.(2) JO no L 262 de 27. 9. 1976, p. 143.     ANEXO   9. TERMÓMETROS UTILIZADOS NA DETERMINAÇÃO DO TÍTULO ALCOOMÉTRICO 9.1. Termómetros incorporados no instrumento que serve para a determinação do título alcoométrico.  Se o instrumento que serve para a determinação do título alcoométrico pertencer à classe II ou III, pode ser-lhe incorporado um termómetro do tipo de dilatação de mercúrio e invólucro de vidro.  9.1.1. O termómetro é graduado em 0,1 ° C, 0,2 ° C ou 0,5 ° C e não pode ter a graduação 0 ° C.  9.1.2. O comprimento mínimo da divisão é de:  - 0,8 mm, para os termómetros graduados em 0,1 ° C e 0,2 ° C;  - 1,0 mm, para os termómetros graduados em 0,5 ° C.  9.1.3. A espessura dos traços não deve ser superior a um quinto do comprimento da divisão.  9.1.4. O erro máximo admissível, para mais ou para menos, é de:  - 0,10 ° C, se o termómetro for graduado em 0,1 ° C;  - 0,20 ° C, se o termómetro for graduado em 0,2 ° C ou 0,5 ° C.  9.1.5. Durante a primeira verificação CEE, o erro do termómetro incorporado é determinado em, pelo menos, três pontos da amplitude da escala.  9.2. Termómetros não incorporados no instrumento que serve para a determinação do título alcoométrico.  9.2.1. Se o instrumento que serve para a determinação do título alcoométrico pertencer à classe I, o termómetro utilizado com este instrumento é:  - quer do tipo de resistência metálica permitindo determinar a temperatura da mistura hidralcoólica com um erro máximo admissível de 0,10 ° C;  - quer do tipo de dilatação de mercúrio e invólucro de vidro graduado em 0,1 ° C ou 0,05 ° C.  Os termómetros de mercúrio devem ter a graduação 0 ° C, o comprimento mínimo da divisão é de 0,8 mm e a espessura dos traços não deve ser superior a um quinto do comprimento da divisão.  O erro máximo admissível, para mais ou para menos, é igual a uma divisão.  9.2.2. Se o instrumento que serve para a determinação do título alcoométrico pertencer à classe II ou III, o termómetro utilizado com este instrumento é do tipo de dilatação de mercúrio e invólucro de vidro.  9.2.2.1. O termómetro é graduado em 0,1 ° C ou 0,5 ° C. Deve ter a graduação 0 ° C.  9.2.2.2. O comprimento mínimo da divisão é de:  - 0,8 mm, para os termómetros graduados em 0,1 ° C ou 0,2 ° C;  - 1,0 mm, para os termómetros graduados em 0,5 ° C.  9.2.2.3. A espessura dos traços não deve ser superior a um quinto do comprimento da divisão.  9.2.2.4. O erro máximo admissível, para mais ou para menos, é de:  - 0,10 ° C, se o termómetro for graduado em 0,1 ° C;  - 0,20 ° C, se o termómetro for graduado em 0,2 ° C ou 0,5 ° C.