CELEX: 31982L0624
Language: da
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Kommissionens direktiv 82/624/EØF af 1. juli 1982 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/765/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om alkoholometre og aerometre til alkoholo

Avis juridique important

|

31982L0624

Kommissionens direktiv 82/624/EØF af 1. juli 1982 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/765/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om alkoholometre og aerometre til alkoholo  

EF-Tidende nr. L 252 af 27/08/1982 s. 0008 - 0009 den finske specialudgave: kapitel 13 bind 12 s. 0110  den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 12 s. 0256  den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 12 s. 0110  den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 12 s. 0256 

++++  KOMMISSIONENS DIREKTIV  af 1 . juli 1982  om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/765/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om alkoholometre og aerometre til alkohol   ( 82/624/EOEF )  KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -  under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,  under henvisning til Raadets direktiv 71/316/EOEF af 26 . juli 1971 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til faelles bestemmelser om maaleinstrumenter samt om maaletekniske kontrolmetoder ( 1 ) , senest aendret ved akten vedroerende Graekenlands tiltraedelse , saerlig artikel 17 , og  ud fra foelgende betragtninger :  Siden vedtagelsen af direktiv 76/765/EOEF ( 2 ) er der udviklet ny teknik med hensyn til termometre , der anvendes ved maaling af alkoholindhold , og direktivet boer derfor aendres ;  de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for tilpasning til den tekniske udvikling af direktiverne om fjernelse af tekniske handelshindringer inden for sektoren Maaleinstrumenter -  UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :  Artikel 1  Punkt 9 i bilaget til direktiv 76/765/EOEF ertattes i overensstemmelse med bilaget til naervaerende direktiv .  Artikel 2  1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv den 1 . maj 1983 .  De underretter straks Kommissionen herom .  Artikel 3  Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .  Udfaerdiget i Bruxelles , den 1 . juli 1982 .  Paa Kommissionens vegne  Karl-Heinz NARJES  Medlem af Kommissionen  ( 1 ) EFT nr . L 202 af 6 . 9 . 1971 , s . 1 .  ( 2 ) EFT nr . L 262 af 27 . 9 . 1976 , s . 143 .  BILAG  9 . TERMOMETRE , DER ANVENDES VED MAALING AF ALKOHOLINDHOLD  9.1 . Termometre indbygget i det instrument , der anvendes til maaling af alkoholindholdet  Hvis det instrument , der anvendes til maaling af alkoholindholdet , hoerer til klasse II eller III , kan der i dette instrument indbygges et kviksoelvtermometer af glas .  9.1.1 Dette termometer skal vaere graderet med 0,1 * C , 0,2 * C eller 0,5 * C og behoever ikke vaere forsynet med graderingen 0 * C .  9.1.2 Den mindste afstand mellem skalatrinnene skal vaere :  0,8 mm for termometre graderet med 0,1 * C og 0,2 * C ;  1,0 mm for termometre graderet med 0,5 * C .  9.1.3 Tykkelsen af stregerne maa ikke overstige en femtedel af afstanden mellem skalatrinnene .  9.1.4 Tolerancen er :  mere eller mindre 0,10 * C , hvis termometret er graderet med 0,1 * C ;  mere eller mindre 0,20 * C , hvis termometret er graderet med 0,2 * C eller 0,5 * C .  9.1.5 Ved EOEF-foerstegangsjusteringen bestemmes det indbyggede termometers fejlvisning for mindst tre vaerdier inden for skalaen .  9.2 Termometre ikke-indbygget i det instrument , der anvendes til maaling af alkoholindholdet  9.2.1 Saafremt det instrument , der anvendes til maaling af alkoholindholdet , hoerer til klasse I , skal det termometer , som anvendes sammen med dette instrument , vaere :   - af typen metalmodstandstermometer , som goer det muligt at bestemme temperaturen i blandingen alkohol vand med en tolerance paa hoejst mere eller mindre 0,10 * C , eller   - af typen kviksoelvglastermometer graderet med 0,1 * C eller 0,05 * C .  Kviksoelvtermometre skal vaere forsynet med graderingen 0 * C , den mindste afstand mellem skalatrinnene skal vaere 0,8 mm , og tykkelsen af stregerne maa ikke overstige en femtedel af afstanden mellem skalatrinnene .  Den maksimale tolerance er mere eller mindre et skalatrin .  9.2.2 Hvis et instrument , der anvendes til maaling af alkoholindholdet , hoerer til klasse II eller III , skal det termometer , som anvendes sammen med dette instrument , vaere af kviksoelv-glastermometertypen .  9.2.2.1 Termometret skal vaere graderet med 0,1 * C , 0,2 * C eller 0,5 * C .  Det skal vaere forsynet med graderingen 0 * C .  9.2.2.2 Den mindste afstand mellem skalatrinnene skal vaere :  0,8 mm ved termometre graderet med 0,1 * C eller 0,2 * C ;  1,0 mm ved termometre graderet med 0,5 * C .  9.2.2.3 Tykkelsen af stregerne maa ikke overstige en femtedel af afstanden mellem skalatrinnene .  9.2.2.4 Tolerancen er :  mere eller mindre 0,10 * C , hvis termometret er graderet med 0,1 * C ;  mere eller mindre 0,20 * C , hvis termometret er graderet med 0,2 * C eller 0,5 * C .