CELEX: 31982L0623
Language: it
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Direttiva 82/623/CEE della Commissione, del 1 luglio 1982, recante terzo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai contatori di volume di gas

Avis juridique important

|

31982L0623

Direttiva 82/623/CEE della Commissione, del 1 luglio 1982, recante terzo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai contatori di volume di gas  

Gazzetta ufficiale n. L 252 del 27/08/1982 pag. 0005 - 0007 edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0107  edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0253  edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0107  edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0253 

++++DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE  del 1° luglio 1982  recante terzo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas  ( 82/623/CEE )  LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,  visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,  vista la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 1 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 17 ,  considerando che , alla luce del progresso tecnico del settore , è necessario modificare la direttiva 71/318/CEE ( 2 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/365/CEE della Commissione ( 3 ) ;  considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive riguardanti l ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli strumenti di misura ,  HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :  Articolo 1  I testi di cui ai punti I.B . 3.2.3 , I.B . 8 , I.B . 9.2.1 , I.B . 10 , II . 5.2.1 , III . 3.1.1 , III . 3.3 , III . 7.1 dell ' allegato della direttiva 71/318/CEE sono sostituiti conformemente all ' allegato della presente direttiva .  Articolo 2  Gli Stati membri mettono in vigore il 1° maggio 1983 le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva .  Essi ne informano immediatamente la Commissione .  Articolo 3  Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .  Fatto a Bruxelles , il 1° luglio 1982 .  Per la Commissione  Karl-Heinz NARJES  Membro della Commissione  ( 1 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .  ( 2 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 21 .  ( 3 ) GU n . L 104 del 18 . 4 . 1978 , pag . 26 .  ALLEGATO  I.B . 3.2.3 . Gli assi di uscita degli alberi motori devono essere opportunamente protetti quanto non sono raccordati ad un dispositivo addizionale amovibile .  I.B . 8 . Ubicazione dei marchi di verifica e dei sigilli  8.1 . L ' ubicazione dei marchi deve essere scelta in modo che non sia possibile smontare la parte sigillata senza danneggiare i marchi stessi .  8.2 . Quando le indicazioni di cui al punto I.B . 4.1 sono apposte su una targa segnaletica speciale , e che quest ' ultima non è fissata in modo durevole , l ' ubicazione di uno dei marchi deve essere scelta in modo che questo si deteriori se la targa segnaletica speciale viene rimossa ; lo scopo è di evitare la rimozione della targa .  8.3 . Si devono prevedere ubicazioni per i marchi di verifica o i sigilli :  a ) su tutte le targhe che recano un ' indicazione prescritta dal presente allegato , ad eccezione dei casi in cui queste ultime sono fissate in modo durevole ;  b ) su tutte le parti del contatore che non possono essere diversamente protette contro manomissioni atte a :  - influenzare o modificare l ' indicazione del dispositivo indicatore del contatore ,  - modificare o interrompere l ' accoppiamento tra il dispositivo di misura e il dispositivo indicatore ,  - togliere o spostare elementi importanti dal punto di vista metrologico ;  c ) sul raccordo dei dispositivi addizionali amovibili o sulle protezioni di cui al punto I.B . 3.2.3 .  I.B . 9.2.1 . I contatori presentati per la verifica prima CEE devono essere in stato di funzionamento . La verifica prima CEE non garantisce il buon funzionamento nù l ' esattezza delle indicazioni relative ai dispositivi addizionali eventualmente collegati conformemente ai punti I.B . 3.1 e I.B . 3.2 . Nessun marchio di verifica o sigillo CEE deve essere apposto su questi dispositivi addizionali , fatti salvi i raccordi di cui al punto I.B . 8.3 , lettera c ) .  I.B . 10 . Marchi di verifica e sigilli  10.1 . Apposizione  Sui contatori che hanno superato le prove di verifica vengono apposti :  - i marchi di verifica prima CEE ,  - i sigilli CEE nei posti indicati al punto I.B . 8.3 .  10.2 . Portata  L ' apposizione dei marchi di verifica prima CEE e dei sigilli CEE su un contatore di gas certifica esclusivamente che tale contatore risponde alle disposizioni della presente direttiva .  II . 5.2.1 . Se agli alberi motori vengono applicate le coppie massime indicate sui contatori ai punti I.B . 3.2.1 o I.B . 3.2.2 , l ' indicazione del contatore può variare al massimo di 1,5 % a Qmin' fatto salvo quanto disposto al punto II . 6.3.2 .  III . 3.1.1 . Per misurare la perdita di pressione , i contatori devono avere a monte ed a valle del circuito del gas una presa di pressione statica ; la pressione misurata a monte costituisce la pressione di riferimento .  III . 3.3 . Prese di pressione  3.3.1 . Gli alesaggi delle prese di pressione devono avere un diametro di almeno 3 mm . Le prese di pressione a forma di scanalatura devono avere in direzione del flusso una larghezza di almeno 2 mm e una sezione trasversale di almeno 10 mm2 .  3.3.2 . Le prese di pressione devone essere munite di un dispositivo di chiusura ermetica .  3.3.3 . La presa di pressione per la pressione di riferimento deve recare , ben visibile ed indelebile , l ' indicazione « Pr » , e l ' altra presa l ' indicazione « P » .  III . 7.1 . Prove di esattezza  Un contatore è considerato conforme alle prescrizioni in materia di errori massimi tollerati se questi ultimi sono rispettati alle portate sotto indicate :  Qmin , 0,10 Qmax ( se questo valore è superiore a Qmin ) , 0,25 Qmax , 0,40 Qmax , 0,70 Qmax e Qmax .  Se le prove sono effettuate in condizioni differenti , le garanzie devono essere almeno equivalenti a quelle ottenute con le prove di cui sopra .