CELEX: 32003D0037
Language: fi
Date: 2003-01-16 00:00:00
Title: 2003/37/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä tammikuuta 2003, direktiivissä 1999/30/EY säädetyssä PM2,5-pitoisuuksien näytteenotossa ja mittaamisessa käytettävää väliaikaista referenssimenetelmää koskevista ohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 10)

Avis juridique important

|

32003D0037

2003/37/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä tammikuuta 2003, direktiivissä 1999/30/EY säädetyssä PM2,5-pitoisuuksien näytteenotossa ja mittaamisessa käytettävää väliaikaista referenssimenetelmää koskevista ohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 10)  

Virallinen lehti nro L 012 , 17/01/2003 s. 0031 - 0033

Komission päätös,tehty 16 päivänä tammikuuta 2003,direktiivissä 1999/30/EY säädetyssä PM2,5-pitoisuuksien näytteenotossa ja mittaamisessa käytettävää väliaikaista referenssimenetelmää koskevista ohjeista(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 10)(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)(2003/37/EY)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, jokaottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,ottaa huomioon ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/30/EY(1), sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2001/744/EY(2), ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,sekä katsoo seuraavaa:(1) Ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvot vahvistetaan direktiivissä 1999/30/EY.(2) Euroopan standardointikomitea (CEN) laatii parhaillaan standardia, joka koskee PM2,5-pitoisuuksien näytteenotossa ja mittaamisessa käytettävää referenssimenetelmää. Koska referenssimenetelmä ei ole vielä käytettävissä, komissio antaa ohjeet PM2,5-pitoisuuksien näytteenotossa ja mittaamisessa käytettävästä väliaikaisesta referenssimenetelmästä direktiivin 1999/30/EY liitteessä IX olevassa V jaksossa säädetyn menettelyn mukaisesti.(3) Ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/62/EY(3) säädetään, että komissiota avustaa direktiivin 12 artiklassa tarkoitettu komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja, ja että komission on mahdollisimman suurelta osin otettava huomioon komitean lausunto.(4) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/62/EC 12 artiklan 2 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:1 artiklaAnnetaan tämän päätöksen liitteessä direktiivin 1999/30/EY liitteessä IX olevassa V osassa tarkoitetut ohjeet PM2,5-pitoisuuksien näytteenotossa ja mittaamisessa käytettävästä väliaikaisesta referenssimenetelmästä.2 artiklaTämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.Tehty Brysselissä 16 päivänä tammikuuta 2003.Komission puolestaMargot WallströmKomission jäsen(1) EYVL L 163, 29.6.1999, s. 41.(2) EYVL L 278, 23.10.2001, s. 35.(3) EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55.LIITEOHJEET DIREKTIIVISSÄ 1999/30/EY SÄÄDETTYÄ PM2,5-PITOISUUKSIEN MITTAAMISTA VARTENTässä asiakirjassa annetaan ilmanlaadusta vastaaville ja mittausverkkoja ylläpitäville tahoille suosituksia PM2,5-hiukkasten pitoisuuksia mittaavien laitteiden valinnasta. PM2,5-pitoisuuksien mittaamista edellytetään ilman epäpuhtauksia koskevassa ensimmäisessä johdannaisdirektiivissä. Näitä suosituksia ei sovelleta muihin mahdollisiin tarkoituksiin, joissa mittaustavoitteet ovat erilaiset, kuten esimerkiksi tutkimustoimiin tai suuntaa antaviin mittauksiin.Tausta ja CENin standardointityöDirektiivin 1999/30/EY 5 artiklassa säädetään seuraavaa: "Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että perustetaan mittausasemia, joiden tehtävänä on toimittaa tietoja PM2,5-pitoisuuksista. Jäsenvaltion on päätettävä PM2,5-pitoisuuksien mittausasemien lukumäärästä ja sijainnista siten, että ne ovat edustavia kyseisen jäsenvaltion PM2,5-pitoisuuksien kannalta. Näytteenottopaikat on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava PM10-hiukkasten näytteenottopaikkojen yhteyteen." Lisäksi 7 artiklassa todetaan, että "PM2,5-hiukkasten näytteenotossa ja mittauksessa käytettävä väliaikainen referenssimenetelmä on liitteessä IX olevan V jakson mukainen." Liitteessä IX puolestaan todetaan, että Euroopan komissio laatii väliaikaista referenssimenetelmää koskevat ohjeet yhteistyössä direktiivin 96/62/EY 12 artiklassa tarkoitetun komitean kanssa.Ympäristöasioiden pääosasto on antanut Euroopan standardointikomitealle (CEN) tehtäväksi laatia standardoitu eurooppalainen referenssimenetelmä PM2,5-pitoisuuksien mittaamiseen. Menetelmä perustuu hiukkasten PM2,5-fraktion gravimetriseen määritykseen, ja näytteenotto tapahtuu ulkoilman olosuhteissa. CENin työryhmä TC 264/WG 15 aloitti standardointityön vuonna 2000. Kaksi ensimmäistä kenttäolosuhteissa tapahtuvaa validointiohjelmaa (Madrid ja Duisburg) on saatettu päätökseen, ja kaksi validointiohjelmaa (Vredepeel ja Wien) on käynnissä. Suunnitteilla on validointiohjelma Ruotsissa, Englannissa, Kreikassa ja Italiassa. Validointityön otaksutaan olevan kokonaan valmis vuoteen 2003 mennessä. Näin ollen lopullinen CENin standardoima menetelmä otettaneen käyttöön vasta 2004.CENin työryhmä WG 15 testaa parhaillaan erilaisia vaihtoehtoisia gravimetriseen määritykseen käytettäviä laitteita, joissa on erityyppisiä esierottimia eurooppalaisilta valmistajilta, ja Yhdysvaltain liittovaltion käyttämää referenssinäytteenottolaitetta. Testattavina ovat seuraavat laitteet:- MINI-WRAC, suodatinkeräin; valmistaja Frauenhofer Institute for Toxicology and Aerosol Research (FhG-ITA), Saksa,- RAAS 2.5-1, suodatinkeräin; valmistaja ESM Andersen, Yhdysvallat,- Partisol plus -SCC, jatkuvatoiminen keräin; valmistaja Rupprecht and Patashnick, Yhdysvallat,- Partisol FRM, suodatinkeräin; valmistaja Rupprecht and Patashnick, Yhdysvallat,- SEQ 47/50, jatkuvatoiminen keräin; valmistaja Leckel Company, Saksa,- HVS-DHA 80, jatkuvatoiminen keräin; valmistaja Digitel, Sveitsi.Lisäksi CEN testaa joitakin automaattisia mittauslaitteita, joiden mittausmenetelmä perustuu beetasäteilyn absorptioon ja TEOM:ään (Tapered Element Oscillating Microbalance). Tarkoituksena on selvittää, ovatko nämä laitteet ekvivalentteja gravimetriseen määritykseen perustuvan referenssimenetelmän kanssa. Testattavia automaattisia mittauslaitteita ovat:- ADAM, menetelmänä beetasäteilyn absorptio; jatkuvatoiminen; valmistaja OPSIS, Ruotsi,- FH 62 I-R, menetelmänä beetasäteilyn absorptio; suodatinnauha; valmistaja ESM Andersen Company, Yhdysvallat,- BAM 1020, menetelmänä beetasäteilyn absorptio; suodatinnauha; valmistaja Met One, Yhdysvallat,- TEOM SES, syklonimenetelmä (jyrkkä erotuskäyrä); valmistaja Rupprecht and Patashnick, Yhdysvallat.PM2,5-hiukkasten massakonsentraation mittaamisen ongelmiaPM2,5-hiukkasten massakonsentraation mittaamisessa on otettava huomioon useita ongelmia, joista osa on tiedossa PM10-mittauksissa saatujen kokemusten perusteella. Joissakin EU-maissa toteutetuissa alustavissa vertailututkimuksissa on todettu huomattavia eroja manuaalisten PM2,5-näytteenottolaitteiden antamien tulosten välillä (vaihtelu jopa ±30 %). Eri näytteenottolaitteista saatujen tulosten eroavaisuuksien syyt ovat monimutkaiset, ja ne voidaan luokitella seuraavasti:- suodattimesta johtuvat virheet, esimerkiksi näytteenoton tai suodattimen käsittelyn yhteydessä tapahtunut haihtuminen,- esierottimesta johtuvat virheet, esimerkiksi huono suunnittelu, puutteellisen virtaussäädön aiheuttamat muutokset leikkausrajassa tai hiukkasten kertyminen impaktioalustalle,- näytteenottojärjestelmästä johtuvat virheet, esimerkiksi hiukkasten kertyminen näytteenottoputkeen (erityisesti jos putki on pitkä tai kaareva).On huomattava, että PM2,5-hiukkasten kemiallinen koostumus eroaa huomattavasti PM10-hiukkasten kemiallisesta koostumuksesta, ja varsinkin puolihaihtuvat hiukkaset (esimerkiksi ammoniumnitraatti ja orgaaniset yhdisteet) rikastuvat pieniin PM2,5-fraktioihin. PM10-PM2,5-kokoluokan hiukkaset koostuvat lähinnä inerteistä aineista, kuten muun muassa silikasta ja metallioksideista, ja näin ollen PM10-hiukkasnäytteiden keruussa havaittu puolihaihtuvien hiukkasten häviö voi olla PM2,5-mittauksissa vielä tuntuvampi.Häviöt riippuvat olennaisesti aerosolien koostumuksesta, haihtuvien hiukkasten määrästä ilmassa sekä mahdollisista ulkoilman ja keräimen lämpötilan eroista. Tämän vuoksi häviöissä voi esiintyä tärkeitä vuodenaikaan ja maantieteelliseen sijaintiin liittyviä vaihteluja. Esimerkiksi Skandinaviassa on saatu tuloksia, joissa häviö oli kevätepisodin aikana (jolloin teiden hiekoituksesta ilmaan pääsevien hiukkasten merkitys on suuri) lähellä 0 %, kun taas Keski-Euroopassa talviepisodin aikana todettu häviö oli jopa 70 % (syynä aerosolit, joiden ammoniumnitraattipitoisuus on korkea).Tätä taustaa vasten voidaan ennakoida, että lämmitetyn näytteenottojärjestelmän keräämistä näytteistä mitatut PM2,5-massakonsentraatiot ovat huomattavasti alhaisempia kuin sellaisten järjestelmien, joiden näytteet on kerätty ulkoilman lämpötilassa.Suositukset PM2,5-pitoisuuksien seurantaa vartenKoska CENin standardointityöstä ei ole vielä saatu tuloksia, PM2,5-pitoisuuksien seurantaa varten annetaan seuraavat suositukset.MittausmenetelmäKomission CENille antamassa standardointitehtävässä määrätään, että standardoitavan mittausmenetelmän on perustuttava ulkoilman olosuhteissa suodattimelle kerättyjen PM2,5-hiukkasten gravimetriseen määritykseen. CENin työryhmä WG 15 testaa parhaillaan muita menetelmiä, kuten beetasäteilyn absorptiota ja TEOM:ää, selvittääkseen näiden menetelmien ekvivalenttisuuden gravimetrisen menetelmän kanssa. Esimerkiksi optisia menetelmiä (hiukkasten laskeminen tai nefelometria) ei harkita tämän direktiivin soveltamista varten.Erityisesti PM2.5 -pitoisuuksien mittaamiseen käytettävä esierotinNykyisin saatavilla on seuranta- ja tutkimustarkoituksiin kaksi esierotintyyppiä: impaktorityyppinen ja syklonityyppinen (jyrkkä erotuskäyrä). Parhaillaan CENin työryhmä WG 15:n testattavana on useita näitä kahta tyyppiä edustavia esierottimia. Esierottimen kokoerottelutehokkuuden tulee olla sellainen, että 50 % aerodynaamiselta halkaisijaltaan 2,5 μm:n kokoisista hiukkasista kerääntyy suodattimelle.MittauslaitteetTeoria ja PM10-mittausten validoinnissa saadut kokemukset osoittavat, että PM2,5-pitoisuuksien mittaamisessa olisi vältettävä laitteita, joiden näytteenottopäätä ja/tai suodatinta lämmitetään näytteenoton aikana. Haihtuvien hiukkasten häviöiden minimoimiseksi PM2,5-mittauksiin olisi valittava laite, jossa näytteenotto tapahtuu mahdollisimman lähellä ulkoilman lämpötilaa.Tällä hetkellä on mahdotonta esittää PM2,5-pitoisuuksien seurantaan tiettyjä laitevaihtoehtoja, koska toteutetut tutkimukset ovat tähän mennessä olleet puutteellisia ja niiden tulokset epäjohdonmukaisia. Mittauslaitteen valinnassa on suositeltavaa noudattaa huolellista harkintaa. Paras mittauslaite olisi sellainen, joka ei edellytä suuria investointeja ja jota on mahdollista mukauttaa tulevaisuudessa kehitettävien mittausvaatimusten perusteella (esimerkiksi PM2,5-pitoisuuksien mittaamisessa tulevaisuudessa käytettävän eurooppalaisen standardin, laitevalmistajien teknisten ratkaisujen tai raskasmetalleja koskevan tulevan sääntelyn perusteella).PM2,5-mittaustulosten raportoinnissa on olennaisen tärkeää dokumentoida tietojen keruussa käytetty mittausmenetelmä kaikilta osin.