CELEX: 31979L0869
Language: pl
Date: 1979-10-09 00:00:00
Title: Dyrektywa Rady z dnia 9 października 1979 r. dotycząca metod pomiaru i częstotliwości pobierania próbek oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w Państwach Członkowskich

Ważna informacja prawna

|

31979L0869

Dyrektywa Rady z dnia 9 października 1979 r. dotycząca metod pomiaru i częstotliwości pobierania próbek oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w Państwach Członkowskich  

Dziennik Urzędowy L 271 , 29/10/1979 P. 0044 - 0053 Specjalne wydanie greckie: Rozdział 15 Tom 1 P. 0220  Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 15 Tom 2 P. 0146  Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 15 Tom 2 P. 0146  Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 15 Tom 2 P. 0190  Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 15 Tom 2 P. 0190  CS.ES Rozdział 15 Tom 01 P. 118  - 127 ET.ES Rozdział 15 Tom 01 P. 118  - 127 HU.ES Rozdział 15 Tom 01 P. 118  - 127 LT.ES Rozdział 15 Tom 01 P. 118  - 127 LV.ES Rozdział 15 Tom 01 P. 118  - 127 MT.ES Rozdział 15 Tom 01 P. 118  - 127 PL.ES Rozdział 15 Tom 01 P. 118  - 127 SK.ES Rozdział 15 Tom 01 P. 118  - 127 SL.ES Rozdział 15 Tom 01 P. 118  - 127

		Dyrektywa Radyz dnia 9 października 1979 r.dotycząca metod pomiaru i częstotliwości pobierania próbek oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w Państwach Członkowskich(79/869/EWG)RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100 i 235,uwzględniając wniosek Komisji [1],uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3]a także mając na uwadze, co następuje:w celu uzyskania porównywalnych wyników pomiarów zanieczyszczeń we Wspólnocie, program działań Wspólnot Europejskich na rzecz środowiska [4] przewiduje normalizację lub harmonizację stosowanych metod pomiarów;dyrektywa Rady 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotycząca wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w Państwach Członkowskich [5], w szczególności jej art. 5 ust. 2, przewiduje przyjęcie polityki Wspólnoty w zakresie częstotliwości pobierania próbek oraz dokonywania analizy parametrów wraz z metodami pomiarów;wszelkie rozbieżności między już stosowanymi lub przygotowywanymi w różnych Państwach Członkowskich przepisami dotyczącymi metod pomiaru, częstotliwości pobierania próbek oraz dokonywania analizy każdego z parametrów w celu określenia jakości wód powierzchniowych, mogą stwarzać nierówne warunki konkurencji, w rezultacie bezpośrednio wpływać na funkcjonowanie wspólnego rynku; dlatego niezbędne staje się zbliżenie ustawodawstw z tej dziedziny, zgodnie z art. 100 Traktatu;wydaje się niezbędne, aby temu zbliżeniu ustawodawstw towarzyszyło działanie wspólnotowe, zmierzające do osiągnięcia jednego z celów Wspólnoty w sferze ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości życia poprzez wprowadzenie bardziej wszechstronnego prawodawstwa; zachodzi więc potrzeba ustanowienia w tym celu niektórych przepisów szczególnych; ponieważ wymagane do tego celu uprawnienia nie zostały przewidziane w Traktacie, niezbędne staje się powołanie na art. 235 Traktatu;dla wykonywanych w Państwach Członkowskich analiz zachodzi potrzeba ustanowienia wspólnych referencyjnych metod pomiaru w celu ustalenia wartości parametrów określających fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne właściwości wód powierzchniowych, przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej;do celów monitorowania wymaganej jakości, konieczne jest regularne pobieranie minimalnej liczby próbek wód powierzchniowych, aby zmierzyć parametry określone w załączniku II do dyrektywy 75/440/EWG;minimalna częstotliwość pobierania i dokonywania analizy próbek dla każdego parametru powinna rosnąć proporcjonalnie do objętości pozyskanej wody i liczby zaopatrywanej ludności; częstotliwość powinna też rosnąć wraz ze wzrostem ryzyka związanego z pogarszaniem się jakości wody;postęp naukowo-techniczny stwarza potrzebę szybkiego dostosowania niektórych wymagań określonych w załączniku I do niniejszej dyrektywy, w celu uwzględnienia w szczególności zmiany poziomów parametrów, określonych w załączniku II do dyrektywy 75/440/EWG; dla ułatwienia wprowadzania niezbędnych środków, należy stworzyć procedurę ustanawiania bliskiej współpracy między Państwami Członkowskimi i Komisją w ramach Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Naukowo-Technicznego,PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:Artykuł 1Niniejsza dyrektywa dotyczy referencyjnych metod pomiaru, częstotliwości pobierania próbek oraz dokonywania analizy parametrów, wymienionych w załączniku II do dyrektywy 75/440/EWG.Artykuł 2Do celów niniejszej dyrektywy:- "referencyjna metoda pomiaru" oznacza przyjętą zasadę dokonywania pomiaru lub zwięzłego opisu procedury określania wartości parametrów, wymienionych w załączniku I do niniejszej dyrektywy,- "granica wykrywalności" oznacza minimalną wartość badanego parametru, którą można wykryć,- "precyzja" oznacza zakres, w którym zawiera się 95 % wyników pomiarów jednej próbki przy użyciu tej samej metody,- "dokładność" oznacza różnicę między rzeczywistą wartością badanego parametru a otrzymaną średnią wartością doświadczalną.Artykuł 31. Analiza pobranych próbek wody dotyczy wymienionych w załączniku II do dyrektywy 74/440/EWG parametrów, którym przydzielono wartości I i/lub G.2. Państwa Członkowskie stosują referencyjne metody pomiaru, określone w załączniku I do niniejszej dyrektywy, w jak najszerszym zakresie.3. Należy przestrzegać wartości granic wykrywalności oraz precyzji i dokładności metod pomiaru, stosowanych do sprawdzania parametrów, wymienionych w załączniku I do niniejszej dyrektywy.Artykuł 41. Minimalne częstotliwości pobierania próbek oraz dokonywania analizy w ciągu roku każdego z parametrów podano w załączniku II do niniejszej dyrektywy. Pobieranie próbek musi być, w miarę możliwości, rozłożone w ciągu roku tak, aby obraz jakości wody był reprezentatywny.2. Próbki wód powierzchniowych muszą być reprezentatywne dla jakości wody w punkcie pobierania próbek, co określono w art. 5 ust. 4 dyrektywy 75/440/EWG.Artykuł 5Pojemniki na próbki, środki lub metody wykorzystywane do zachowania części próbki służącej analizie jednego lub większej liczby parametrów, a także przenoszenie i przechowywanie próbek oraz ich przygotowanie do analizy nie mogą powodować znaczących zmian jej wyniku.Artykuł 61. Właściwe władze Państw Członkowskich ustalają częstotliwości pobierania próbek i dokonywania analiz każdego parametru dla każdego punktu pobierania próbek.2. Częstotliwości pobierania próbek i dokonywania analiz są nie mniejsze niż minimalne częstotliwości w ciągu roku, podane w załączniku II do niniejszej dyrektywy.Artykuł 71. Jeśli prowadzone przez właściwe władze badanie wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej wykaże, że wartości otrzymane dla niektórych parametrów są znacznie lepsze niż wartości ustalone przez Państwa Członkowskie zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy 75/440/EWG, zainteresowane Państwo Członkowskie może zmniejszyć częstotliwość pobierania próbek i dokonywania analiz tych parametrów.2. Jeśli w przypadkach określonych w ust. 1 nie występują zanieczyszczenia oraz nie ma ryzyka pogorszenia się jakości wody, a jakość badanej wody jest lepsza niż przewidują to wskazania kolumny A1 załącznika II do dyrektywy 75/440/EWG, zainteresowane władze mogą zdecydować, że regularne analizy nie są potrzebne.Artykuł 81. Do celów stosowania niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie przesyłają Komisji, na jej wniosek, wszystkie istotne informacje dotyczące:- użytych metod analiz,- częstotliwości dokonywania analiz.2. W regularnych odstępach czasu Komisja sporządza sprawozdanie podsumowujące, oparte na uzyskanych w ten sposób informacjach.Artykuł 9Uwzględniając w szczególności zmiany poziomów parametrów określonych w załączniku II do dyrektywy 75/440/EWG, zmiany wymagające dostosowania:- referencyjnych metod pomiaru wymienionych w załączniku I do niniejszej dyrektywy,- granic wykrywalności, precyzji i dokładności tych metod,- materiałów zalecanych na pojemniki,do postępu technicznego, są przyjmowane zgodnie z procedurą określoną w art. 11 niniejszej dyrektywy.Artykuł 101. Do celów określonych w art. 9 niniejszym powołuje się Komitet ds. Dostosowania do Postępu Naukowo-Technicznego (zwany dalej "Komitetem"), składający się z przedstawicieli Państw Członkowskich pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji.2. Komitet sporządza swój regulamin.Artykuł 111. W przypadku gdy powołuje się na procedurę ustanowioną w niniejszym artykule, przewodniczący przekazuje sprawę Komitetowi z własnej inicjatywy albo na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego.2. Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt środków, które należy podjąć. Komitet przedstawia swoją opinię na temat tego projektu w terminie ustalonym przez przewodniczącego w zależności od pilności sprawy. Opinie przyjmuje się większością 41 głosów, liczba głosów Państw Członkowskich jest ważona zgodnie z art. 148 ust. 2 Traktatu. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.3. a) Komisja przyjmie przewidziane środki, jeśli są one zgodne z opinią Komitetu.b) Jeżeli przewiane środki nie są zgodne z opinią Komitetu lub w przypadku braku opinii, Komisja niezwłocznie przedłoży Radzie wniosek w sprawie środków, jakie powinny zostać podjęte. Rada stanowi kwalifikowaną większością.c) Jeśli Rada nie podejmie decyzji w ciągu trzech miesięcy po przekazaniu jej powyższej propozycji, Komisja przyjmuje proponowane środki.Artykuł 121. W dyrektywie 75/440/EWG wprowadza się następujące zmiany:a) skreśla się art. 5 ust. 2;b) w art. 5 ust. 3 wyrazy "tych, określonych w ust. 2" zastępuje się wyrami "wartości parametrycznych dla rozpatrywanej jakości wody".2. Ustęp 1 staje się skuteczny w ciągu dwóch lat od ogłoszenia niniejszej dyrektywy.Artykuł 13Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do dostosowania się do przepisów niniejszej dyrektywy w ciągu dwóch lat od jej ogłoszenia. Niezwłocznie informują o tym Komisję.Artykuł 14Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 października 1979 r.W imieniu RadyD. O'MalleyPrzewodniczący[1] Dz.U. C 208 z 1.9.1978, str. 2.[2] Dz.U. C 67 z 12.3.1979, str. 48.[3] Dz.U. C 128 z 12.5.1975, str. 4.[4] Dz.U. C 112 z 20.12.1073, str. 1.[5] Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 34.--------------------------------------------------ZAŁĄCZNIK IReferencyjna metoda pomiaru wartości I i/lub G parametrów wymienionych w dyrektywie Rady 75/440/EWG| Parametr | Granica wykrywalności | Precyzja ± | Dokładność ± | Referencyjna metoda pomiaru | Materiały zalecane na pojemniki || |(A) | (B) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |1 | Odczyn pH | jednostka pH | — | 0,1 | 0,2 | —ElektrometriaPomiar in situ w czasie pobierania próbek bez wstępnej obróbki próbki | |2 | Zabarwienie (po prostej filtracji) | mg Pt/l | 5 | 10 % | 20 % | —Filtracja przez szklany filtr membranowyMetoda fotometryczna według skali platyno- kobaltowej | |3 | Zawiesina ogółem | mg/l | — | 5 % | 10 % | —Filtracja przez filtr membranowy 0,45 μm, suszenie w 105 oC i ważenie—Odwirowanie (przez przynajmniej5 minut ze średnim przyspieszeniem 2800 do 3200 g), suszenie w 105 oC i ważenie | |4 | Temperatura | oC | — | 0,5 | 1 | —TermometriaMierzona in situ w czasie pobierania próbek bez wstępnej obróbki próbki | |5 | Przewodność właściwa w 20 oC | μs/cm | — | 5 % | 10 % | —Elektrometria | |6 | Zapach | Współczynnik rozcieńczenia w 25 oC | — | — | — | —Poprzez stopniowe rozcieńczenie | Szkło |7 | Azotany | mg/l NO3 | 2 | 10 % | 20 % | —Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa | |8 | Fluorki | mg/l F | 0,05 | 10 % | 20 % | —Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa po destylacji, gdzie konieczne—Elektrody jonoselektywne | |9 | Ekstrahowany chlor organiczny ogółem | mg/l Cl | | | | | |10 | Żelazo rozpuszczone | mg/l Fe | 0,02 | 10 % | 20 % | —Absorpcyjna spektrofotometria atomowa po filtracji przez filtr membranowy (0,45/μm)—Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa po filtracji przez filtr membranowy(0,45/μm) | |11 | Mangan | mg/l Mn | 0,01 [2] | 10 % | 20 % | —Absorpcyjna spektrofotometria atomowa | |0,02 [3] | 10 % | 20 % | —Absorpcyjna spektrofotometria atomowa—Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa | |12 | Miedź [10] | mg/l Cu | 0,005 | 10 % | 20 % | —Absorpcyjna spektrofotometria atomowa—Polarografia | |0,02 [4] | 10 % | 20 % | —Absorpcyjna spektrofotometria atomowa—Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa—Polarografia | |13 | Cynk [10] | mg/l Zn | 0,01 [2] | 10 % | 20 % | —Absorpcyjna spektrofotometria atomowa | |0,02 | 10 % | 20 % | —Absorpcyjna spektrofotometria atomowa—Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa | |14 | Bor [10] | mg/l B | 0,1 | 10 % | 20 % | —Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa—Absorpcyjna spektrofotometria atomowa | Materiały nie zawierające boru w znacznych ilościach |15 | Beryl | mg/l Be | | | | | |16 | Kobalt | mg/l Co | | | | | |17 | Nikiel | mg/l Ni | | | | | |18 | Wanad | mg/l V | | | | | |19 | Arsen [10] | mg/l As | 0,002 [2] | 20 % | 20 % | —Absorpcyjna spektrofotometria atomowa | |0,01 [5] | | | —Absorpcyjna spektrofotometria atomowa—Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa | |20 | Kadm [10] | mg/l Cd | 0,0002 | 30 % | 30 % | —Absorpcyjna spektrofotometria atomowa | |0,001 [5] | | | —Polarografia | |21 | Chrom ogółem [10] | mg/l Cr | 0,01 | 20 % | 30 % | —Absorpcyjna spektrofotometria atomowa—Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa | |22 | Ołów [10] | mg/l Pb | 0,01 | 20 % | 30 % | —Absorpcyjna spektrofotometria atomowa—Polarografia | |23 | Selen [10] | mg/l Se | 0,005 | | | —Absorpcyjna spektrofotometria atomowa | |24 | Rtęć [10] | mg/l Hg | 0,0001 0,0002 [5] | 30 % | 30 % | —Bezpłomieniowa absorpcyjna spektrofotometria atomowa (zimne odparowanie) | |25 | Bar [10] | mg/l Ba | 0,02 | 15 % | 30 % | —Absorpcyjna spektrofotometria atomowa | |26 | Cyjanek | mg/l CN | 0,01 | 20 % | 30 % | —Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa | |27 | Siarczany | mg/l SO4 | 10 | 10 % | 10 % | —Analiza grawimetryczna—Kompleksometria EDTA—Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa | |28 | Chlorki | mg/l Cl | 10 | 10 % | 10 %. | —Miareczkowanie(metoda Mohra)—Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa | |29 | Substancje powierzchniowo czynne (reagujące z błękitem metylenowym) | mg/l (Siarczan laurylu) | 0,05 | 20 % | | —Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa | |30 | Fosforany | mg/l P2O5 | 0,02 | 10 % | 20 % | —Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa | |31 | Fenole (wskaźnik fenolowy) | mg/l C6H5OH | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | —Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa Metoda z 4 aminoantypiryną | Szkło |0,001 [6] | 30 % | 50 % | —Metoda z paranitroaniliną | |32 | Rozpuszczone lub zemulgowane węglowodory | mg/l | 0,01 | 20 % | 30 % | —Spektrofotometria w podczerwieni po ekstrakcji czterochlorkiem węgla | Szkło |0,04 [3] | | | —Analiza grawimetryczna po ekstrakcji eterem naftowym | |33 | Wielopierścieniowe węglowodory [10] aromatyczne | mg/l | 0,00004 | 50 % | 50 % | —Pomiar fluorescencji w UV po chromatografii cienkowarstwowejPomiar porównawczy w odniesieniu do mieszaniny sześciu kontrolnych substancji o tych samych stężeniach [8] | Szkło lub aluminium |34 | Pestycydy ogółem (paration, heksacyklochloroheksan, dieldryna) [10] | mg/l | 0,0001 | 50 % | 50 % | —Chromatografia gazowa lub cieczowa po ekstrakcji odpowiednimi rozpuszczalnikami i oczyszczeniuOkreślenie składników mieszaniny Analiza ilościowa [9] | Szkło |35 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) | mg/l O2 | 15 | 20 % | 20 % | —Metoda z dwuchromianem potasu | |36 | Stopień nasycenia tlenem rozpuszczonym | % | 5 | 10 % | 10 % | —Metoda Winklera | Szkło || | | —Metoda elektrochemiczna | |37 | Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5) w temp. 20 oC bez nitryfikacji | mg/l O2 | 2 | 1,5 | 2 | —Oznaczanie tlenu rozpuszczonego przed i po 5 dniach inkubacji drobnoustrojów w temp. 20 oC ± 1 oC, w całkowitej ciemności Dodatek inhibitora nitryfikacji | |38 | Azot metodą Kjeldahla (z wyjątkiem NO2iNO3) | mg/l N | 0,3 | 0,5 | 0,5 | —Mineralizacja, destylacja metodą Kjeldahla i oznaczanie amonu za pomocą absorpcyjnej spektrofotometrii cząsteczkowej lub miareczkowania | |39 | Amon | mg/l NH4 | 0-01 [2] | 0-03 [2] | 0-03 [2] | —Absorpcyjna spektrofotometria cząsteczkowa | || | | 0-1 [3] | 10 % [3] | 20 % [3] | | |40 | Substancje ekstrahowane chloroformem | mg/l | [11] | — | — | —Ekstrakcja oczyszczonym chloroformem przy pH obojętnym, odparowanie w próżni w temperaturze pokojowej, ważenie pozostałości | |41 | Węgiel organiczny ogółem | mg/l C | | | | | |42 | Pozostałości węgla organicznego po flokulacji i filtracji membranowej (5 μm) | mg/l C | | | | | |43 | Liczba bakterii coli ogółem | /100 ml | 5 [2] 500 [7] | | | —Hodowla w 37 oC, na odpowiedniej stałej pożywce (takiej jak agar laktozowy Tergitol, agar Endo, 0-4 % pożywka bulionowa Teepol), z filtracją [2] lub bez [7] i liczeniem kolonii. Próbki muszą być rozcieńczone lub, gdzie stosowne, stężone w taki sposób, aby zawierały od 10 do 100 kolonii. Jeśli to konieczne, identyfikacja przez zgazowanie. | wysterylizo wane szkło || | | 5 [2] 500 [7] | | | —Metoda rozcieńczania z fermentacją w ciekłych substratach w przynajmniej trzech probówkach i w trzech rozcieńczeniach. Hodowla próbek z wynikiem dodatnim na podłożu potwierdzającym. Liczenie według MPN (liczba najbardziej prawdopodobna). Temperatura inkubacji: 37 oC ± 1 oC. | |44 | Liczba bakterii coli pochodzenia kałowego | /100 ml | 2 [2] 200 [7] | | | —Hodowla w 44 oC, na odpowiedniej stałej pożywce (takiej jak agar laktozowy Tergitol, agar Endo, 0,4 % pożywka bulionowa Teepol), z filtracją [2] lub bez [7] i liczeniem kolonii. Próbki muszą być rozcieńczone lub, gdzie stosowne, stężone w taki sposób, aby zawierały od 10 do 100 kolonii. Jeśli jest to konieczne, identyfikacja przez zgazowanie. | wysterylizo wane szkło || | | 2 [2] 200 [7] | | | —Metoda rozcieńczania z fermentacją w ciekłych substratach w przynajmniej trzech probówkach i w trzech rozcieńczeniach. Hodowla próbek z wynikiem dodatnim na podłożu potwierdzającym. Liczenie według MPN (liczba najbardziej prawdopodobna). Temperatura inkubacji: 44 oC ± 0-5 oC. | |45 | Paciorkowce pochodzenia kałowego | /100 ml | 2 [2] 200 [7] | | | —Hodowla w 37 oC, na odpowiedniej stałej pożywce (takim jak azydek sodu), z filtracją [2] lub bez [7] i liczeniem kolonii. Próbki muszą być rozcieńczone lub, gdzie stosowne, odpowiednio stężone w taki sposób, abyzawierały od 10 do 100 kolonii. | wysterylizo wane szkło || | | 2 [2] 200 [7] | | | —Metoda rozcieńczania w pożywce bulionowej z azydkiem sodu w przynajmniej trzech probówkach w trzech rozcieńczeniach. Liczenie według MPN (liczba najbardziej prawdopodobna) | |46 | Salmonella [1] | | 1/5000 ml 1/1000 ml | | | —Zagęszczenie przez filtrację (na filtrze membranowym lub innym odpowiednim filtrze).—Posiew na wstępnie wzbogaconej pożywce. Wzbogacenie i przeniesienie na żel izolującyIdentyfikacja | Wysterylizowane szkło |[1] Nieobecne w 5000 ml (A1, G) i nieobecne w 1000 ml (A2, G).[2] Dla wód kategorii A1, wartość G.[3] Dla wód kategorii A2 i A3.[4] Dla wód kategorii A3.[5] Dla wód kategorii A1, wartość A2 i A3, I.[6] Dla wód kategorii A2, wartość I i A3.[7] Dla wód kategorii A2 i A3, wartość G.[8] Należy uwzględnić mieszaninę sześciu wzorcowych substancji o takim samym stężeniu,: fluoroantenu; 3, 4 benzofluoroantenu; 11, 12-benzofluoroantenu; 3, 4-benzopirenu; 1, 12-benzoperylenu; indano /1, 2, 3 — cd/ pirenu.[9] Należy uwzględnić mieszaninę trzech wzorcowych substancji o takim samym stężeniu: parationu, heksachlorocykloheksanu, dieldriny.[10] Jeśli próbki zawierają tak dużo zawiesiny, jak tego wymaga określona obróbka wstępna, wartości dotyczące dokładności podane w kolumnie E tego załącznika mogą być wyjątkowo wyższe i będą traktowane jako docelowe. Obróbka próbek musi zapewnić objęcie analizą jak największej ilości substancji, które mają zostać zmierzone.[11] Ponieważ ta metoda nie jest w powszechnie używana przez wszystkie Państwa Członkowskie, nie ma pewności, że granica wykrywalności, wymagana do sprawdzenia w dyrektywie 75/440/EWG może być osiągnięta.--------------------------------------------------ZAŁĄCZNIK IIMinimalna roczna częstotliwość pobierania próbek i dokonywania analiz każdego parametru wymienionego w dyrektywie 75/440/EWGLiczba zaopatrywanej ludności | [1]A1 | [1]A2 | [1]A3 |I [2] | II [2] | III [2] | I [2] | II [2] | III [2] | I [2] | II [2] | III [2] |≤ 10000 | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | 2 | 1 | [3] [4] |> 10000 do ≤ 30000 | 1 | 1 | [3] | 2 | 1 | [3] | 3 | 1 | 1 |> 30000 do ≤ 100000 | 2 | 1 | [3] | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |> 100000 | 3 | 2 | [3] | 8 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 |KATEGORIEI | II | III || Parametr | | Parametr | | Parametr |1 | Odczyn pH | 10 | Żelazo rozpuszczone | 8 | Fluorki |2 | Zabarwienie | 11 | Mangan | 14 | Bor |3 | Zawiesina ogółem | 12 | Miedź | 19 | Arsen |4 | Temperatura | 13 | Cynk | 20 | Kadm |5 | Przewodność | 27 | Siarczany | 21 | Chrom ogółem |6 | Zapach | 29 | Substancje powierzchniowo czynne | 22 | Ołów |7 | Azotany | 31 | Fenole | 23 | Selen |28 | Chlorki | 38 | Azot metodą Kjeldahla | 24 | Rtęć |30 | Fosforany | 43 | Liczba bakterii coli ogółem | 25 | Bar |35 | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) | 44 | Liczba bakterii coli pochodzenia kałowego | 26 | Cyjanek |36 | Stopień nasycania tlenem rozpuszczonym | | | 32 | Rozpuszczone lub zemulgowane węglowodory |37 | Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5) | | | 33 | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne || | | | 34 | Pestycydy ogółem || | | | 40 | Substancje ekstrahowane chloroformem || | | | 45 | Paciorkowce pochodzenia kałowego || | | | 46 | Salmonella |[1] Jakość wód powierzchniowych, załącznik II dyrektywa 75/440/EWG.[2] Klasyfikacja parametrów według częstotliwości.[3] Częstotliwość określona przez właściwe władze krajowe.--------------------------------------------------