CELEX: 31982L0624
Language: es
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Directiva 82/624/CEE de la Comisión, de 1 de julio de 1982, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/765/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los alcoholímetros y densímetros para alcohol

Avis juridique important

|

31982L0624

Directiva 82/624/CEE de la Comisión, de 1 de julio de 1982, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/765/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los alcoholímetros y densímetros para alcohol  

Diario Oficial n° L 252 de 27/08/1982 p. 0008 - 0009 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 12 p. 0110  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 12 p. 0256  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 12 p. 0110  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 12 p. 0256 

 DIRECTIVA DE LA COMISIÓN    de 1 de julio de 1982    por la que se adapta al progreso técnico la   Directiva 76/765/CEE del Consejo , relativa a la   aproximación de las legislaciones de los Estados   miembros sobre los alcoholímetros y densímetros   por alcohol     ( 82/624/CEE )    LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea ,    Vista la Directiva 71/316/CEE del Consejo , de   26 de julio de 1971 , relativa a la aproximación   de las legislaciones de los Estados miembros sobre   las disposiciones comunes para los instrumentos de   medida y los métodos de control metrológico (1) ,   modificada en último lugar por el Acta de Adhesión   de Grecia y , en particular , su artículo 17 ,    Considerando que desde la adopción de la Directiva   76/765/CEE del Consejo (2) , se han perfeccionado   nuevas técnicas en el sector de los termómetros   utilizados para la determinación del grado   alcoholimétrico y que , en consecuencia , existen   motivos para modificar dicha Directiva ;    Considerando que las disposiciones de la presente   Directiva concuerdan con el dictamen del Comité   para la adaptación al progreso técnico de las   directivas encaminadas a la eliminación de los   obstáculos técnicos en los intercambios comerciales   dentro del sector de los instrumentos de medida ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    El texto recogido en el número 9 del Anexo de la   Directiva 76/765/CEE se sustituirá , de conformidad   con el Anexo de la presente Directiva .    Artículo 2    Los Estados miembros aplicarán las disposiciones   legales , reglamentarias y administrativas necesarias   para cumplir la presente Directiva , a más tardar   el 1 de mayo de 1983 , e informarán de ello   inmediatamente a la Comisión .    Artículo 3    Los destinatarios de la presente Directiva serán   los Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 1 de julio de 1982 .    Por la Comisión    Karl-Heinz NARJES    Miembro de la Comisión    (1) DO n º L 202 del 6 . 9 . 1971 , p. 1 .    (2) DO n º L 262 del 27 . 9 . 1976 , p. 143 .    ANEXO    9 . TERMÓMETROS UTILIZADOS PARA DETERMINAR EL GRADO   ALCOHOLIMÉTRICO .    9.1 . Termómetros incorporados al instrumento que   sirven para determinar el grado alcoholimétrico    Si el instrumento que sirve para determinar el grado   alcoholimétrico perteneciere a la clase II o III ,   se le podrá incorporar un termómetro del tipo de   dilatación de mercurio y funda de vidrio .    9.1.1 . El termómetro estará graduado a   0,1 ° C , 0,2 ° C o 0,5 ° C y no necesitará   llevar la graduación 0 ° C .    9.1.2 . La longitud mínima de la unidad de escala   será de :     - 0,8 mm para los termómetros graduados a   0,1 ° C y 0,2 ° C ,     - 1,0 mm para los termómetros graduados a 0,5 ° C .    9.1.3 . El grosor de las rayas no deberá ser   superior al quinto de la longitud de la unidad de escala .    9.1.4 . El error máximo tolerado , en más o menos ,   será de :     - 0,10 ° C si el termómetro está graduado   a 0,1 ° C ,     - 0,20 ° C si el termómetro está graduado   a 0,2 ° C o 0,5 ° C .    9.1.5 . En el momento de la primera comprobación CEE ,   el error del termómetro incorporado se determinará   en por lo menos tres puntos de la extensión de la   escala .    9.2 . Termómetros no incorporados al instrumento   que sirven para determinar el grado alcoholimétrico .    9.2.1 . Si el instrumento que sirve para determinar   el grado alcoholimétrico perteneciera a la clase I ,   el termómetro utilizado con dicho instrumento será :     - o bien del tipo de resistencia metálica que   permite determinar la temperatura de la mezcla   hidroalcohólica respetando los errores máximos   tolerados de ± 0,10 ° C .     - o bien del tipo de dilatación de mercurio y   funda de vidrio graduado a 0,1 ° C o 0,05 ° C ;    Los termómetros de mercurio llevarán una señal   a la altura de 0 ° C , la longitud mínima de la   unidad de escala será de 0,8 mm y el grosor de las   rayas no será superior al quinto de la longitud   de la unidad de escala .    El error máximo tolerado , positivo o negativo ,   será igual a una unidad de escala .    9.2.2 . Si el instrumento que sirve para la   determinación del grado alcoholímetro perteneciera   a la clase II o III , el termómetro utilizado con   dicho instrumento será del tipo de dilatación de   mercurio y funda de vidrio .    9.2.2.1 . El termómetro estará graduado a   0,1 ° C , 0,2 ° C o 0,5 ° C . Llevará una   señal de graduación a la altura de 0 ° C .    9.2.2.2 . La longitud mínima de la unidad de   escala será de :     - 0,8 mm para los termómetros graduados a   0,1 ° C o 0,2 ° C ;     - 1,0 mm para los termómetros graduados a 0,5 ° C    9.2.2.3 . El grosor de las rayas no será superior   a un quinto de la longitud de la unidad de escala .    9.2.2.4 . El error máximo tolerado , positivo o   negativo , será de :     - 0,10 ° C si el termómetro está graduado   a 0,1 ° C ,     - 0,20 ° C si el termómetro está graduado   a 0,20 ° C o 0,5 ° C .