CELEX: 31982L0622
Language: es
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Directiva 82/622/CEE de la Comisión, de 1 de julio de 1982, por la que se adapta al progreso técnico, por segunda vez, la Directiva 73/360/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los instrumentos de peso de funcionamiento no automático

Avis juridique important

|

31982L0622

Directiva 82/622/CEE de la Comisión, de 1 de julio de 1982, por la que se adapta al progreso técnico, por segunda vez, la Directiva 73/360/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los instrumentos de peso de funcionamiento no automático  

Diario Oficial n° L 252 de 27/08/1982 p. 0002 - 0004 Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 12 p. 0250  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 12 p. 0250 

 DIRECTIVA DE LA COMISIÓN    de 1 de julio de 1982    por la que se adapta al progreso técnico , por   segunda vez la Directiva 73/360/CEE del Consejo ,   relativa a la aproximación de las legislaciones   de los Estados miembros sobre los instrumentos de   peso de funcionamiento no automático     ( 82/622/CEE )    LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica   Europea ,    Vista la Directiva 71/316/CEE del Consejo , de 26 de   julio de 1971 , relativa a la aproximación de las   legislaciones de los Estados miembros sobre las   disposiciones comunes para los instrumentos de medida   y para los métodos de control metrológico (1) ,   modificada en último lugar por el Acta de   Adhesión de Grecia , y , en particular , su   Artículo 17 ,    Considerando que , desde la elaboración y adopción de   la Directiva 73/360/CEE (2) , modificada en último lugar   por la Directiva 76/696/CEE de la Comisión (3) , se han   perfeccionado unos instrumentos de peso nuevos o más   elaborados ; que , en consecuencia , para tener en cuenta el   progreso técnico existen motivos para modificar la   Directiva ;    Considerando que las medidas establecidas por la presente   Directiva concuerdan con el dictamen del Comité para la   adaptación al progreso técnico de las directivas   encaminadas a la eliminación de los obstáculos   técnicos en los intercambios comerciales dentro del sector   de los instrumentos de medida ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    En el Anexo de la Directiva 73/360/CEE , los textos   recogidos en los números 2.4.3 , 10.4.5 , 10.4.7 ,   10.4.8 , 10.4.9 , 10.8.1.2 , 10.8.1.5 , 10.13.2.1.6 ,   10.13.2.3.1 y 16.4.4 se sustituirán y los   números 10.13.2.1.10 y 11.5.1.3 se añadirán ,   de conformidad con el Anexo de la presente Directiva .   Los números 10.13.2.2.3 y 12.3.1.7.2 serán suprimidos .    Artículo 2    Los Estados miembros aplicarán , el 1 de mayo de 1983 ,   las disposiciones legales , reglamentarias y administrativas   necesarias para cumplir la presente Directiva e informarán   de ello inmediatamente a la Comisión .    Artículo 3    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 1 de julio de 1982 .    Por la Comisión    Karl-Heinz NARJES    Miembro de la Comisión    (1) DO n º L 202 de 6 . 9 . 1971 , p. 1 .    (2) DO n º L 335 de 5 . 12 . 1973 , p. 1 .    (3) DO n º L 236 de 27 . 8 . 1976 , p. 26 .    ANEXO    2.4.3 . Invariabilidad    Aptitud de un instrumento de peso para dar ,   para una misma carga depositada varias veces sobre   el receptor de carga en unas condiciones prácticamente   idénticas , unos resultados de medida que concuerden   entre ellos ; los errores sistemáticos no se   tomarán en consideración .    10.4.5 . Calidad de impresión de los resultados    La impresión de los resultados deberá ser clara   y prácticamente indeleble en condiciones normales de   utilización .    10.4.7 . Nombres o símbolos de las unidades   de medida    Los resultados de peso suministrados por los   instrumentos graduados deberán incluir los nombres   o los símbolos correspondientes de las unidades   de medida recogidos en el Capítulo 1 del Anexo   de la Directiva del Consejo 80/181/CEE , de 20 de   diciembre de 1979 .    Cuando haya impresión , el instrumento deberá   imprimir el resultado así como el nombre o el   símbolo de la unidad de medida correspondiente   en el documento destinado a las partes contratantes .   El nombre o el símbolo de la unidad de medida   deberá figurar ya sea después de cada resultado   de peso , ya sea encabezando la columna impresa   correspondiente .    10.4.8 . Límite de indicación de los resultados    10.4.8.1 . Instrumentos de indicación continua    El recorrido del elemento indicador deberá   limitarse con unos topes , pero permitiéndole   bajar de cero y sobrepasar el campo de indicación   automática en un espacio no graduado de por lo   menos 4 y a lo sumo 9 unidades de escala .    Esta disposición no se aplicará a los instrumentos   provistos de una esfera de escala circular con   varias vueltas de aguja .    10.4.8.2 . Instrumentos de indicación discontinua    La indicación resultará imposible cuando el   campo máximo se sobrepase en más de 9 unidades   de escala .    10.4.9 . Límite de impresión de los resultados    La impresión resultará imposible :     - cuando el campo máximo se sobrepase en   más de 9 unidades de escala ,     - en los instrumentos de equilibrio automático   o semiautomático , cuando el instrumento no   esté en equilibrio estable o determinado por   una media de oscilaciones .    En todos los casos , los límites de indicación   e impresión de los resultados deberán ser   idénticos .    10.8.1.2 . Precisión de la puesta en funcionamiento    La puesta en funcionamiento de los dispositivos   de tara deberá poder efectuarse con una aproximación   de al menos un cuarto de la menor unidad de escala   de comprobación del instrumento .    No obstante para los dispositivos de tara no   automática de mando discontínuo , la entrada en   funcionamiento deberá poder efectuarse aproximadamente   a media unidad de escala .    10.8.1.5 . Visibilidad de la puesta en funcionamiento    La puesta en funcionamiento de los dispositivos   de tara deberá señalarse visiblemente cuando la   indicación del instrumento antes del calibrado :     - sea de 0,5 unidades de escala o más en el   caso de los instrumentos de peso de indicación   continua ,     - sea distinto de cero , en el caso de los   instrumentos de peso de indicación discontinua .    10.13.2.1.6 . Mención de los símbolos    El símbolo de la unidad monetaria deberá   acompañar a la indicación y a la impresión   del precio que se deberá pagar y del precio   unitario . Este último deberá ir acompañado   igualmente del símbolo de la unidad de masa a   la que se refiere .    El instrumento deberá imprimir las cifras y   símbolos en los documentos para uso de las partes   contratantes .    Los símbolos deberán figurar ya sea después   de cada indicación o impresión del precio que   se deba pagar y/o del precio unitario , ya sea   encabezando cada columna impresa correspondiente .    10.13.2.1.10 . Valor de las unidades de escala   del precio que se deba pagar    Se aplicarán las regulaciones nacionales en   la materia .    10.13.2.3.1 . Indicación e impresión discontinuas   del precio que se deba pagar    Los dispositivos indicadores e impresores del   precio que se deba pagar deberán tener , por lo   menos , cuatro posiciones .    En el caso de que un precio que se deba pagar sea   inferior a la unidad , el cero deberá figurar   siempre antes de la coma .    11.5.1.3 . Instrumentos de equilibrio semiautomático   con receptor de peso    Estos instrumentos serán autorizados en la   medida en que su campo de indicación automática   sea de la forma 1 × 10n kg ( siendo n un   número entero , positivo , negativo o igual a cero ) .    16.4.4 . Invariabilidad    Las pruebas de invariabilidad se llevarán a cabo   con tres cargas diferentes por lo menos , comprendidas   entre el nivel mínimo y el nivel máximo ,   repitiendo cada una de las diferentes pesadas 10 veces .   Después de cada pesada , el instrumento se volverá   a poner a cero . Durante estas pruebas , el   instrumento deberá cumplir las disposiciones   del número 5 .