CELEX: 31982L0623
Language: da
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Kommissionens direktiv 82/623/EØF af 1. juli 1982 om tredje tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 71/318/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om volumengasmålere

Avis juridique important

|

31982L0623

Kommissionens direktiv 82/623/EØF af 1. juli 1982 om tredje tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 71/318/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om volumengasmålere  

EF-Tidende nr. L 252 af 27/08/1982 s. 0005 - 0007 den finske specialudgave: kapitel 13 bind 12 s. 0107  den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 12 s. 0253  den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 12 s. 0107  den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 12 s. 0253 

++++  KOMMISSIONENS DIREKTIV  af 1 . juli 1982  om tredje tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/318/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om volumengasmaalere   ( 82/623/EOEF )  KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -  under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,  under henvisning til Raadets direktiv 71/316/EOEF af 26 . juli 1971 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til faelles bestemmelser om maaleinstrumenter samt om maaletekniske kontrolmetoder ( 1 ) senest aendret ved akten vedroerende Graekenlands tiltraedelse , saerlig artikel 17 , og  ud fra foelgende betragtninger :  Paa grund af den tekniske udvikling er det noedvendigt at aendre direktiv 71/318/EOEF ( 2 ) , senest aendret ved Kommissionens direktiv 78/365/EOEF ( 3 ) ;  de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for tilpasning til den tekniske udvikling af direktiver om fjernelse af de tekniske hindringer for handelen med Maaleinstrumenter -  UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :  Artikel 1  Punkt I.B . 3.2.3 . , I.B . 8 . , I.B . 9.2.1 . , I.B . 10 . , II . 5.2.1 . , III . 3.1.1 . , III . 3.3 . , III . 7.1 . i bilaget til direktiv 71/318/EOEF erstattes i overensstemmelse med bilaget til naervaerende direktiv .  Artikel 2  Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv den 1 . maj 1983 . De underretter straks Kommissionen herom .  Artikel 3  Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .  Udfaerdiget i Bruxelles , den 1 . juli 1982 .  Paa Kommissionens vegne  Karl-Heinz NARJES  Medlem af Kommissionen  ( 1 ) EFT nr . L 202 af 6 . 9 . 1971 , s . 1 .  ( 2 ) EFT nr . L 202 af 6 . 9 . 1971 , s . 21 .  ( 3 ) EFT nr . L 104 af 18 . 4 . 1978 , s . 26 .  BILAG  I.B . 3.2.3 . Drivakslers udgangsdrev skal vaere beskyttet paa passende vis naar de ikke er tilsluttet aftagelige elementer .  I.B . 8 . Placering af justerings - og plomberingsstempler  8.1 . Stempelstederne skal vaere valgt saaledes , at stemplet oedelaegges ved eventuel afmontering af den plomberede del .  8.2 . Placeres de under pkt . I.B.4.1 . naevnte paaskrifter paa et saerligt skilt , og er dette skilt ikke en fast del af maaleren , skal et af stemplerne anbringes saaledes , at det oedelaegges , hvis skiltet tages af ; formaalet hermed er at forhindre at skiltet fjernes .  8.3 . Der skal vaere stempelsteder til justerings - og plomberingsstempel :  a ) paa alle skilte med en angivelse , der er foreskrevet i dette bilag ; undtagen naar skiltet er en fast del af maaleren ;  b ) paa alle dele af maaleren , der ikke paa anden maade er sikret mod indgreb som :   - kan paavirke eller aendre taellevaerkets visning ;   - kan aendre eller afbryde tilslutningen mellem maaleanordning og taellevaerk ;   - eller hvormed maaleteknisk vigtige dele kan fjernes eller flyttes .  c ) paa tilslutningen til aftagelige supplerende dele eller paa de beskyttelsesanordninger , som er omtalt i I.B.3.2.3 .  I.B . 9.2.1 . De maalere , der anmeldes til EOEF-foerstegangsjustering , skal vaere i brugsklar stand . EOEF-foerstegangsjusteringen medfoerer ikke nogen garanti for , at eventuelt tilsluttede supplerende anordninger i henhold til punkt I.B.3.1 . eller I.B.3.2 . fungerer som de skal , eller at angivelserne herpaa er noejagtige . Intet EF-justerings - eller plomberingsstempel skal anbringes paa supplerende dele , med undtagelse af tilslutningerne , jf . punkt I.B.8.3 . c ) .  I.B . 10 Justerings - og plomberingsstempler  10.1 . Anbringelse  Maalere , der bestaar justeringsproevningerne , forsynes med :   - EF-foerstegangsjusteringsstempel   - EF-plomberingsstempler paa de i pkt . I.B.8.3 . naevnte steder .  10.2 . Betydning  Anbringelse af EF-justerings - og plomberingsstempler paa en gasmaaler angiver udelukkende , at denne maaler opfylder bestemmelserne i dette direktiv .  II . 5.2.1 . Belastes drivakslerne med de maksimale drejningsmomenter , der i henhold til punkt I.B.3.2.1 . og I.B.3.2.2 . er angivet paa maaleren , maa maaleresultatet ved Q min hoejst variere med 1,5 % , med forbehold af bestemmelserne i pkt . II.6.3.2 .  III . 3.1.1 . Maalerne skal i gaskredsloebets indgang og udgang vaere udstyret med et maaleudtag for det statiske tryk til maaling af tryktab ; det i indgangsstudsen maalte tryk tages som referencetryk .  III . 3.3 . Trykudtag  3.3.1 . Boringer til trykudtag skal have en diameter paa mindst 3 mm . Trykudtag i form af spalter skal i stroemningsretningen have en vidde paa mindst 2 mm og et tvaersnit paa mindst 10 mm2 .  3.3.2 . Trykudtag skal vaere forsynet med gastaet lukkeanordning .  3.3.3 . Trykudtaget til referencetrykket skal paa synlig og uudslettelig maade baere angivelsen  " pr " ; det andet trykudtag skal baere angivelsen " p " .  III . 7.1 . Noejagtighedsproeve  En maaler opfylder tolerancekravene , hvis disse opfyldes ved foelgende gennemstroemninger :  Q min , 0,10 Q max ( saafremt denne vaerdi er stoerre end Q min ) , 0,25 Q max , 0,40 Q max , 0,70 Q max , og Q max .  Dersom proeven udfoeres under andre forhold , skal det garanteres , at disse giver et resultat svarende til ovennaevnte proever .