CELEX: 32009D0012
Language: lt
Date: 1229644800000
Title: 2009/12/EB: 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama naudoti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus Danijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8498)

10.1.2009   
            
            
               LT
            
            
               Europos Sąjungos oficialusis leidinys
            
            
               L 6/83
            
         
      KOMISIJOS SPRENDIMAS
   
   2008 m. gruodžio 19 d.
   kuriuo leidžiama naudoti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus Danijoje
   (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8498)
   (Tekstas autentiškas tik danų kalba)
   (2009/12/EB)
   EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,
   atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
   atsižvelgdama į 1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3220/84, nustatantį Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,
   kadangi:
   
               (1)
            
            
               Pagal Reglamento (EEB) Nr. 3220/84 2 straipsnio 3 dalį kiaulių skerdenos turi būti klasifikuojamos raumeningumą apskaičiuojant pagal statistiškai pagrįstus vertinimo metodus, grindžiamus vienos arba kelių kiaulių skerdenos anatominių dalių fiziniu išmatavimu. Klasifikavimo būdus leidžiama taikyti atsižvelgiant į didžiausią leidžiamą statistinės paklaidos nuokrypį. Šis nuokrypis apibrėžtas 1985 m. spalio 24 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2967/85, nustatančio išsamias Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalės taikymo taisykles (2), 3 straipsnio 2 dalyje.
            
         
               (2)
            
            
               Komisijos sprendimu 92/469/EEB (3) Danijoje leidžiama taikyti keturis kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus.
            
         
               (3)
            
            
               Dėl techninių priežasčių Danija paprašė Komisijos leisti atnaujinti keturis būdus, kuriems buvo suteiktas leidimas, ir naudoti du atnaujintus būdus („Autofom DK“ ir „FOM II“) bei pateikė bandomųjų išpjaustymų rezultatus Reglamento (EEB) Nr. 2967/85 3 straipsnio 3 dalyje numatyto protokolo antroje dalyje.
            
         
               (4)
            
            
               Išnagrinėjus šį prašymą paaiškėjo, kad reikalavimai, taikomi išduodant leidimą taikyti tuos klasifikavimo būdus, yra įvykdyti.
            
         
               (5)
            
            
               Prietaisus ar klasifikavimo būdus galima leisti keisti tik priėmus naują Komisijos sprendimą, kuriame būtų atsižvelgta į įgytą patirtį. Todėl dabartinis leidimas gali būti panaikintas.
            
         
               (6)
            
            
               Kad būtų aiškiau, Sprendimą 92/469/EEB reikėtų panaikinti ir pakeisti nauju.
            
         
               (7)
            
            
               Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,
            
         PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
   1 straipsnis
   Remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 3220/84, kiaulių skerdenoms klasifikuoti Danijoje leidžiama naudoti šiuos būdus:
   
               a)
            
            
               prietaisą, vadinamą „Klassificeringscenter (KC)“, ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašas pateikiamas priedo 1 dalyje,
            
         
               b)
            
            
               prietaisą, vadinamą „Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)“, ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašas pateikiamas priedo 2 dalyje,
            
         
               c)
            
            
               prietaisą, vadinamą „Uni-Fat-O-Meater (Unifom)“, ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašas pateikiamas priedo 3 dalyje,
            
         
               d)
            
            
               prietaisą, vadinamą „Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM 1)“, ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašas pateikiamas priedo 4 dalyje,
            
         
               e)
            
            
               prietaisą, vadinamą „Updated fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM DK)“, ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašas pateikiamas priedo 5 dalyje,
            
         
               f)
            
            
               prietaisą, vadinamą „Fat-O-Meater II (FOM II)“, ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašas pateikiamas priedo 6 dalyje.
            
         2 straipsnis
   Prietaisus arba vertinimo metodus keisti draudžiama.
   3 straipsnis
   Sprendimas 92/469/EEB panaikinamas.
   4 straipsnis
   Sprendimas skirtas Danijos Karalystei.
   
      Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 19 d.
      
         
            Komisijos vardu
         
         Mariann FISCHER BOEL
         
         
            Komisijos narė
         
      
   
   
      (1)  OL L 301, 1984 11 20, p. 1.
   
      (2)  OL L 285, 1985 10 25, p. 39.
   
      (3)  OL L 265, 1992 9 11, p. 39.
   
      PRIEDAS
      KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO BŪDAI DANIJOJE
      1   dalis
      „KLASSIFICERINGSCENTER (KC)“
      
                  1.
               
               
                  Kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu, vadinamu „Klassificeringscenter (KC)“.
               
            
                  2.
               
               
                  Šiame prietaise įmontuoti devyni šešių milimetrų zondai, turintys fotodiodą („Siemens SFH 950 LD242 II“ tipo arba panašų) ir fotodetektorių („Siemens SFH 960 – PB 103“ tipo arba panašų). Zondo veikimo intervalas – nuo 1 iki 180 milimetrų. Matavimo duomenys paverčiami į apskaičiuotą raumeningumą centriniame prietaiso įrenginyje.
               
            
                  3.
               
               
                  Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas remiantis 10 matavimų, atliktų 7 matavimo taškuose, kaip nurodyta 4 dalyje, pagal šią formulę
                  
                      = 70,5489 – 0,1572 x1 – 0,1698 x2 – 0,1537 x3 – 0,1803 x4 – 0,2115 x5 – 0,1669 x6 – 0,1269 x7 + 0,04278 x8 + 0,0234 x9 + 0,0371 x10
                  
                  kur
                  
                              
                                 
                           
                           
                              =
                           
                           
                              apskaičiuotas skerdenos raumeningumas procentais
                           
                        
            
                  4.
               
               
                  Matavimo taškai:
                  
                              x1
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              nugaros riebalų storis (su oda) milimetrais, matuojamas trečio sprando slankstelio viduryje, 10,5 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos.
                           
                        
                              x2
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              nugaros riebalų storis (su oda) milimetrais, matuojamas ketvirto sprando slankstelio viduryje, 7 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos.
                           
                        
                              x3
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              nugaros riebalų storis (su oda) milimetrais, matuojamas tarp ketvirto ir penkto paskutinių krūtinės slankstelių, 3 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos.
                           
                        
                              x4
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              nugaros riebalų storis (su oda) milimetrais, matuojamas tarp antro ir trečio paskutinių krūtinės slankstelių, 7 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos.
                           
                        
                              x5
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              nugaros riebalų storis (su oda) milimetrais, matuojamas tarp pirmo juosmens slankstelio ir paskutinio krūtinės slankstelio, 6 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos.
                           
                        
                              x6
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              nugaros riebalų storis (su oda) milimetrais, matuojamas 4 cm nuo gaktikaulio priekinės dalies, 7 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos.
                           
                        
                              x7
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              nugaros riebalų storis (su oda) milimetrais, matuojamas ties gaktikaulio priekine dalimi, 11 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos.
                           
                        
                              x8
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              raumens storis milimetrais, matuojamas tarp ketvirto ir penkto paskutinių krūtinės slankstelių, 3 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos.
                           
                        
                              x9
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              raumens storis milimetrais, matuojamas tarp antro ir trečio paskutinių krūtinės slankstelių, 7 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos.
                           
                        
                              x10
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              raumens storis milimetrais, matuojamas tarp pirmo juosmens slankstelio ir paskutinio krūtinės slankstelio, 6 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos.
                           
                        Formulė taikoma skerdenoms, sveriančioms nuo 50 iki 110 kg.
               
            2   dalis
      „FAT-O-MEATER/MANUEL KLASSIFICERING (FOM/MK)“
      
                  1.
               
               
                  Kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu, vadinamu „Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)“.
               
            
                  2.
               
               
                  Šis prietaisas yra „Fat-O-Meater“ tipo įranga, kurioje įmontuotas 6 milimetrų skersmens zondas su fotodetektoriumi („Siemens SFH 960 – BP 103“ tipo arba panašus). Zondo veikimo intervalas – nuo 1 iki 94 milimetrų.
               
            
                  3.
               
               
                  Matavimo duomenys paverčiami į apskaičiuotą raumeningumą centriniame prietaiso įrenginyje.
                  Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę
                  
                      = 68,1746 – 0,3220 x1 – 0,5326 x2 + 0,0836 x3
                  
                  kur
                  
                              
                                 
                           
                           
                              =
                           
                           
                              apskaičiuotas skerdenos raumeningumas procentais
                           
                        
            
                  4.
               
               
                  Matavimo taškai:
                  
                              x1
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              nugaros riebalų storis (su oda) milimetrais, matuojamas 8 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos tarp trečio ir ketvirto paskutinių juosmens slankstelių.
                           
                        
                              x2
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              nugaros riebalų storis (su oda) milimetrais, matuojamas 6 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos tarp trečio ir ketvirto paskutinių šonkaulių.
                           
                        
                              x3
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              raumens storis milimetrais, matuojamas tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaip x2
                              
                           
                        Formulė taikoma skerdenoms, sveriančioms nuo 50 iki 110 kg.
               
            3   dalis
      „UNI-FAT-O-MEATER (UNIFOM)“
      
                  1.
               
               
                  Kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu, vadinamu „Uni-Fat-O-Meater (Unifom)“.
               
            
                  2.
               
               
                  Šis prietaisas yra toks pat, kaip 2 dalies 2 punkte aprašytas prietaisas. Tačiau „Unifom“ skiriasi nuo „MK“ kompiuteriu ir programine įranga, skirta atspindžiui optinio zondo interpretuoti.
               
            
                  3.
               
               
                  Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę
                  
                      = 66,7393 – 0,2655 x1 – 0,5432 x2 + 0,0838 x3
                  
                  kur
                  
                              
                                 
                           
                           
                              =
                           
                           
                              apskaičiuotas skerdenos raumeningumas procentais
                           
                        
            
                  4.
               
               
                  Matavimo taškai:
                  
                              x1
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              nugaros riebalų storis (su oda) milimetrais, matuojamas 8 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos tarp trečio ir ketvirto paskutinių juosmens slankstelių.
                           
                        
                              x2
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              nugaros riebalų storis (su oda) milimetrais, matuojamas 6 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos tarp trečio ir ketvirto paskutinių šonkaulių.
                           
                        
                              x3
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              raumens storis milimetrais, matuojamas tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaip x2
                              
                           
                        Formulė taikoma skerdenoms, sveriančioms nuo 50 iki 110 kg.
               
            4   dalis
      „FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC EQUIPMENT (AutoFOM 1)“
      
                  1.
               
               
                  Kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu, vadinamu „Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM 1)“.
               
            
                  2.
               
               
                  Prietaise įtaisyta 16 2MHz ultragarsinių daviklių („Krautkrämer“, „SFK 2 NP“ arba panašių). Veikimo intervalas tarp daviklių – 25 mm.
                  Matavimo duomenys paverčiami į apskaičiuotą raumeningumą centriniame prietaiso duomenų apdorojimo įrenginyje.
               
            
                  3.
               
               
                  Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas remiantis 127 skirtingais matavimo taškais pagal šią formulę
                  
                      = c + c0 × IP000 + c1 × IP001 + .... + c126 × IP126
                  kur
                  
                              
                                 
                           
                           
                              =
                           
                           
                              apskaičiuotas skerdenos raumeningumas procentais. Pastovieji dydžiai c ir c0 iki c126 paimti iš Danijos protokolo, Komisijai pateikto pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2967/85 3 straipsnio 3 dalį, II dalies.
                           
                        
            
                  4.
               
               
                  Matavimo taškų ir statistinių būdų aprašai pateikiami Danijos protokolo, Komisijai pateikto pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2967/85 3 straipsnio 3 dalį, II dalyje.
                  Formulė taikoma skerdenoms, sveriančioms nuo 50 iki 110 kg.
               
            5   dalis
      „UPDATED FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC EQUIPMENT (AutoFOM DK)“
      
                  1.
               
               
                  Kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu, vadinamu „Updated fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM DK)“.
               
            
                  2.
               
               
                  Prietaisas mechaniškai suderinamas su „AutoFOM 1“ nuskaitymo įrenginiu. Taip pat nesikeičia ir pats matavimo principas. „AutoFOM DK“ skiriasi nuo „AutoFOM 1“ tuo, kad jame įmontuotas įtaisas, kuriuo užtikrinama, kad skerdena matavimo įrenginiu slinktų tiesiai, ir kuris kartu lazeriniu jutikliu, nustatančiu skerdeną, atlieka simetriškus matavimus su didesne skaičiavimo galia, o naujas programinės įrangos paketas suteikia galimybę greičiau gauti vaizdą ir pagerinti skiriamąją gebą.
               
            
                  3.
               
               
                  Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:
                  
                      = 63,4322 – 0,1429 x1 – 0,0438 x2 – 0,0715 x3 + 0,9420 x4 + 0,0911 x5
                  
                  kur
                  
                              
                                 
                           
                           
                              =
                           
                           
                              apskaičiuotas skerdenos raumeningumas procentais
                           
                        
            
                  4.
               
               
                  Matavimo taškų ir statistinių būdų aprašai pateikiami Danijos protokolo, Komisijai pateikto pagal Reglamento (EEB) Nr. 2967/85 3 straipsnio 3 dalį, II dalyje.
                  Formulė taikoma skerdenoms, sveriančioms nuo 50 iki 110 kg.
               
            6   dalis
      „FAT-O-MEATER II (FOM II)“
      
                  1.
               
               
                  Kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu, vadinamu „Fat-O-Meater II (FOM II)“.
               
            
                  2.
               
               
                  Šis prietaisas – nauja „FAT-O-Meater“ matavimo įrangos versija. Pagrindinis matavimo principas, aprašytas 2 ir 3 dalių 2 punkte, yra toks pat, tik yra pakeista programinė įranga, aparatinė įranga ir mechaninis dizainas. „FOM II“ pistoletą sudaro optinis zondas su peiliu, gylio matavimo įrenginys, duomenų gavimo ir analizės plokštė. Visi teisiškai svarbūs duomenys gaunami ir analizė atliekama „FOM II“ pistolete.
               
            
                  3.
               
               
                  Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:
                  
                      = 66,5015 – 0,3568 x1 – 0,4704 x2 + 0,0947 x3
                  
                  kur
                  
                              
                                 
                           
                           
                              =
                           
                           
                              apskaičiuotas skerdenos raumeningumas procentais
                           
                        
            
                  4.
               
               
                  Matavimo taškai:
                  
                              x1
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              nugaros riebalų storis (su oda) milimetrais, matuojamas 8 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos tarp trečio ir ketvirto paskutinių juosmens slankstelių.
                           
                        
                              x2
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              nugaros riebalų storis (su oda) milimetrais, matuojamas 6 cm atstumu nuo skerdenos vidurinės linijos tarp trečio ir ketvirto paskutinių šonkaulių.
                           
                        
                              x3
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              raumens storis milimetrais, matuojamas tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaip x2.
                           
                        Formulė taikoma skerdenoms, sveriančioms nuo 50 iki 110 kg.