CELEX: 31978L0365
Language: pl
Date: 1978-03-31 00:00:00
Title: Dyrektywa komisji z dnia 31 marca 1978 r. dostosowująca po raz drugi do postępu technicznego dyrektywę Rady 71/318/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do gazomierzy

Ważna informacja prawna

|

31978L0365

Dyrektywa komisji z dnia 31 marca 1978 r. dostosowująca po raz drugi do postępu technicznego dyrektywę Rady 71/318/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do gazomierzy  

Dziennik Urzędowy L 104 , 18/04/1978 P. 0026 - 0031 Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 8 P. 0127 - 132  Specjalne wydanie greckie: Rozdział 13 Tom 7 P. 0112 - 117  Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 8 P. 0127 - 132  Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 13 Tom 8 P. 0175 - 180  Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 13 Tom 8 P. 0175 - 180  CS.ES Rozdział 13 Tom 005 P. 83  - 88 ET.ES Rozdział 13 Tom 005 P. 83  - 88 HU.ES Rozdział 13 Tom 005 P. 83  - 88 LT.ES Rozdział 13 Tom 005 P. 83  - 88 LV.ES Rozdział 13 Tom 005 P. 83  - 88 MT.ES Rozdział 13 Tom 005 P. 83  - 88 PL.ES Rozdział 13 Tom 005 P. 83  - 88 SK.ES Rozdział 13 Tom 005 P. 83  - 88 SL.ES Rozdział 13 Tom 005 P. 83  - 88

		Dyrektywa komisjiz dnia 31 marca 1978 r.dostosowująca po raz drugi do postępu technicznego dyrektywę Rady 71/318/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do gazomierzy(78/365/EWG)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,uwzględniając dyrektywę Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej [1], zmienioną Aktem Przystąpienia, w szczególności jej art. 17, 18 oraz 19,uwzględniając dyrektywę Rady 71/318/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do gazomierzy [2], zmienioną dyrektywą Komisji 74/331/EWG [3],a także mając na uwadze, co następuje:z uwagi na postęp techniczny, jaki miał miejsce w przedmiotowej dziedzinie, należy wprowadzić zmiany do dyrektywy 71/318/EWG;środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania Dyrektyw do Postępu Technicznego w celu Usunięcia Barier Technicznych w Wymianie Handlowej Przyrządów Pomiarowych,PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:Artykuł 1W pkt I.B.3, I.B.4.1, I.B.8.2.3, I.B.9, II.6.3, III.2, III.4 i III.5 Załącznika do dyrektywy 71/318/EWG wprowadza się zmiany, zgodnie z odpowiadającymi im punktami Załącznika do niniejszej dyrektywy.Punkt II.5.2, II.7.2.7 i III.6.2.3 znajdujące się w Załączniku do niniejszej dyrektywy dodaje się do Załącznika do dyrektywy 71/318/EWG.Artykuł 21. Państwa Członkowskie przyjmują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do wykonania niniejszej dyrektywy w taki sposób, aby przepisy te stały się skuteczne w rok po dacie ogłoszenia niniejszej dyrektywy, oraz niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty przepisów prawa krajowego przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.Artykuł 3Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.Sporządzono w Brukseli, dnia 31 marca 1978 r.W imieniu KomisjiÉtienne davignonCzłonek Komisji[1] Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 1.[2] Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 21.[3] Dz.U. L 189 z 12.7.1974, str. 9.--------------------------------------------------ZAŁĄCZNIKROZDZIAŁ I.B3. Urządzenia dodatkowe3.1. Gazomierze mogą być wyposażone w:a) urządzenia samoinkasujące;b) integralne generatory impulsowe, których wyloty muszą być zaopatrzone w oznaczenie wartości pojedynczego impulsu w formie:"1 imp.+++++ TIFF +++++… m3(lub dm3)"lub"1 m3+++++ TIFF +++++… imp.".Takie urządzenia dodatkowe uważa się za integralną część przyrządu pomiarowego, gdy są podłączone do gazomierzy w czasie przeprowadzania pierwotnej weryfikacji EWG. Nie ma odrębnych wymagań dotyczących ich wpływu na właściwości pomiarowe gazomierzy.3.2. Gazomierze mogą być wyposażone w wyjściowe wałki napędowe, to znaczy zawierać wałki napędowe lub inne wyposażenie dla funkcjonowania odłączalnych urządzeń dodatkowych. Moment obrotowy, który muszą wytwarzać gazomierze w celu zapewnienia napędu dodatkowo podłączonym urządzeniom, nie może wnosić żadnych zmian do wskazań gazomierza większych niż wartości określone w pkt II.5.2.1 i III.5.2.1.3.2.1. W przypadku gdy jest tylko jeden wałek napędowy, jego stała musi być opisana poprzez oznakowanie w formie"1 tr+++++ TIFF +++++… m3(lub dm3)", dla maksymalnego dopuszczalnego momentu obrotowego w formie "Mmax =… N.mm" oraz kierunku obrotu.3.2.2. W przypadku gdy jest kilka wałków napędowych, każdy wałek musi być opisany przez literę M z indeksem w formie "M1; M2;… Mn", oraz przez oznakowanie ich stałych w formie"1 tr+++++ TIFF +++++… m3(lub dm3)"oraz kierunku obrotu.Na gazomierzu, najlepiej na tabliczce znamionowej, musi znajdować się następujący wzór:k1 M1 + k2 M2 +… + kn Mn ≤ A N.mm,gdzie:A przedstawia wartość liczbową maksymalnego dopuszczalnego momentu obrotowego stosowanego do wałka napędowego z najwyższą stałą, jeżeli moment obrotowy jest zastosowany tylko do tego wałka; wałek ten musi być opisany symbolem M1;ki (i = 1; 2;… n) przedstawia wartość liczbową oznaczoną następująco:k=;Mi (i = 1; 2;… n) przedstawia moment obrotowy zastosowany do wałka napędowego oznaczonego symbolem Mi;Ci (i = 1; 2;… n) przedstawia stałą dla wałka napędowego opisaną symbolem Mi.3.2.3. Zakończenia wałków napędowych muszą być zabezpieczane przez zaplombowany kapturek lub zaplombowane połączenie między urządzeniem dodatkowym i gazomierzem.3.2.4. Połączenie między urządzeniem pomiarowym i pośrednią przekładnią zębatą nie może być przerwane lub zmienione w przypadku, gdy moment obrotowy jest równy trzykrotnemu dopuszczalnemu momentowi obrotowemu, jak określono w pkt I.B.3.2.1 i I.B.3.2.2.4. Oznakowania4.1. Każdy gazomierz musi być zaopatrzony w następujące oznakowania, na podzielni albo na specjalnej płytce znamionowej, lub w obu tych miejscach:a) znak homologacji typu EWG;b) znak identyfikacyjny lub nazwa producenta;c) numer seryjny i rok produkcji gazomierza;d) oznaczenie rozmiaru gazomierza: ma postać dużej litery G oraz numeru ustanowionego w rozdziale II lub III;e) maksymalny przepływ wyrażony jako: Qmax… m3/h;f) minimalny przepływ wyrażony jako: Qmin… m3/h (lub dm3/h);g) maksymalne ciśnienie robocze wyrażone jako: Pmax… MPa (lub kPa lub Pa lub bar lub mbar);h) dla gazomierzy komorowych wartość nominalna objętości cyklicznej wyrażona jako: V… m3 (lub dm3);i) gdzie stosowne, oznakowania wspomniane w pkt I.B.3.1. i I.B.3.2.; oznakowania te jednakże mogą zostać wykonane na innych tabliczkach lub na samym gazomierzu.Oznakowania te muszą być dobrze widoczne, łatwo czytelne oraz trwałe w normalnych warunkach użytkowania gazomierza.8.2.3. Należy określić rozmieszczenie znaków weryfikacyjnych lub plomb:a) na wszystkich tabliczkach posiadających oznakowania wymagane w niniejszym Załączniku;b) na wszystkich częściach gazomierza, które nie mogą być w inny sposób zabezpieczone przed zakłóceniami mogącymi:- wywrzeć wpływ na lub zmienić wskazania na urządzeniu wskazującym gazomierza,- zmienić lub przerwać połączenie między urządzeniem pomiarowym i urządzeniem wskazującym,- usunąć lub przemieścić ważne pod względem metrologicznym części gazomierza.9. Homologacja typu EWG oraz weryfikacja wstępna EWGHomologacja typu EWG oraz weryfikacja wstępna EWG gazomierzy są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej.9.1. Homologacja typu EWG9.1.1. Wnioski o homologację typu EWG dla gazomierzy muszą zawierać następujące dokumenty:- opis gazomierza podający jego charakterystykę techniczną i zasadę działania,- rysunki perspektywiczne lub fotografie gazomierza,- nomenklaturę części z opisem materiałów, z jakich zostały wykonane,- rysunek złożeniowy z oznaczeniem części składowych wymienionych w nomenklaturze,- zwymiarowane rysunki,- plan pokazujący rozmieszczenie znaków weryfikacyjnych i plomb,- plan urządzenia wskazującego wraz z mechanizmami dostosowawczymi,- zwymiarowane rysunki części ważnych ze względów metrologicznych,- plan podzielni wraz z ustaleniami dotyczącymi oznakowań,- gdzie stosowne, plan urządzeń dodatkowych określonych w pkt I.B.3.1,- gdzie stosowne, tabelę określającą charakterystyki wałków napędowych (pkt I.B.3.2),- wykaz złożonych dokumentów,- oświadczenie stwierdzające, że gazomierze wyprodukowane zgodnie z typem spełniają wymagania bezpieczeństwa, w szczególności dotyczące maksymalnego ciśnienia roboczego, jakie zostało oznakowane na tabliczkach znamionowych.9.1.2. Na świadectwie homologacji typu EWG znajdują się następujące informacje:- nazwa i adres osoby, której wydano świadectwo homologacji typu EWG,- typ i/lub przeznaczenie handlowe,- zasadnicze charakterystyki techniczne i metrologiczne, takie jak przepływ minimalny, maksymalne ciśnienie robocze, nominalna średnica wewnętrzna części łączących oraz, w przypadku gazomierzy komorowych, nominalna wartość objętości cyklicznej,- znak homologacji typu EWG,- okres ważności homologacji typu EWG,- w przypadku gazomierzy wyposażonych w wałki napędowe:a) charakterystyki wałków, jak określono w pkt I.B.3.2.1 (tam, gdzie jest tylko jeden wałek napędowy),b) charakterystyki każdego wałka oraz wzór podany w pkt I.B.3.2.2 (tam, gdzie są dwa wałki napędowe lub więcej),- informacje o rozmieszczeniu znaków homologacji typu EWG, znaków i plomb wstępnej weryfikacji EWG (gdzie stosowne, w formie fotografii lub rysunków),- wykaz dokumentów dołączonych do świadectwa homologacji typu EWG,- wszelkie uwagi szczególne.9.2. Wstępna weryfikacja EWG9.2.1. Gazomierze przedłożone do wstępnej weryfikacji EWG są sprawne.Wstępna weryfikacja EWG nie jest gwarancją prawidłowego działania lub dokładności odczytu jakichkolwiek dodatkowych urządzeń, które mogą być przyłączone do gazomierza, jak określono w pkt I.B.3.1 i I.B.3.2.Na takich urządzeniach dodatkowych nie umieszcza się ani znaków weryfikacji EWG, ani plomb EWG.ROZDZIAŁ II5.2. Przepisy szczególne5.2.1. Jeżeli maksymalne momenty obrotowe oznaczone na gazomierzu zgodnie z pkt I.B.3.2.1 i I.B.3.2.2 są stosowane do wałków napędowych, wskazania gazomierza przy Qmin nie mogą różnić się o więcej niż 0,5 %.6.3. Przepisy szczególne6.3.1. Dla gazomierzy, dla których ciśnienie robocze przekracza 0,1 MPa (1 bar), stosuje się przepisy pkt II.6.2. dotyczące mechanicznej absorpcji ciśnienia, lecz całkowita absorpcja ciśnienia tych gazomierzy, jak określono w pkt II.6.1, nie jest brana pod uwagę.6.3.2. Zainstalowanie urządzeń dodatkowych nie może powodować zwiększenia mechanicznej absorpcji ciśnienia gazomierzy o więcej niż 20 Pa (0,2 mbar).7.2.7. W przypadku gazomierzy z jednym lub więcej wałkami napędowymi, co najmniej trzy gazomierze każdego rozmiaru G muszą zostać przetestowane przy zastosowaniu powietrza o gęstości 1,2 kg/m3 (patrz pkt I.B.6.2) na zgodność z wymaganiami określonymi w pkt I.B.3.2.4, II.5.2.1 i II.6.3.2.W przypadku gazomierzy z wieloma wałkami napędowymi, test musi zostać przeprowadzony na wałku, który powoduje uzyskanie najbardziej niekorzystnego wyniku.Dla gazomierzy o tym samym rozmiarze G najniższa wartość momentu obrotowego otrzymywana w badaniach powinna być stosowana jako wartość maksymalnego dopuszczalnego momentu obrotowego.Jeżeli typ obejmuje gazomierze o różnych rozmiarach G, badanie momentu obrotowego należy przeprowadzić tylko dla gazomierzy o najmniejszym rozmiarze G, pod warunkiem że taki sam moment obrotowy jest podany dla większych gazomierzy oraz że wałek napędowy tych większych gazomierzy ma taką samą lub większą stałą.ROZDZIAŁ III2. Zakres zdolności2.1. Gazomierze posiadają jedynie następujące zakresyOznaczenie G | Qmax (m3/h) | Zakres |mały | średni | duży || Qmin (m3/h) | |16 | 25 | 5 | 2,5 | 1,3 |25 | 40 | 8 | 4 | 2 |40 | 65 | 13 | 6 | 3 |65 | 100 | 20 | 10 | 5 |100 | 160 | 32 | 16 | 8 |160 | 250 | 50 | 25 | 13 |250 | 400 | 80 | 40 | 20 |400 | 650 | 130 | 65 | 32 |650 | 1000 | 200 | 100 | 50 |1000 | 1600 | 320 | 160 | 80 |oraz dziesiętne wielokrotności ostatnich pięciu wierszy.4. Testowany element4.1. Zgodnie z przepisami pkt I.B.5.2.2 lit. a) i b) jednostka podziałki na skali testowanego elementu nie może przekraczać następujących wartości:dla G 16 do G 65 włącznie | 0,002 | m3 |dla G 100 do G 650 włącznie | 0,02 | m3 |dla G 1000 do G 6500 włącznie | 0,2 | m3 |dla G 10000 i więcej | 2,0 | m3 |4.2. Odstęp między oznaczeniami cyfrowymi na skali testowanego elementu nie może być większy niż:dla G 16 do G 65 włącznie | 0,01 | m3 |dla G 100 do G 650 włącznie | 0,1 | m3 |dla G 1000 do G 6500 włącznie | 1,0 | m3 |dla G 10000 i więcej | 10,0 | m3 |5. Maksymalne dopuszczalne błędy5.1. Przepisy ogólne5.1.1. Maksymalnie dopuszczalne błędy, dodatnie i ujemne, są podane w następującej tabeli:Przepływ Q | Maksymalny dopuszczalny błąd podczas wstępnej weryfikacji EWG || | | | | || Qmin | ≤ | Q | < | 0,2 Qmax | 2 % |0,2 | Qmax | ≤ | Q | ≤ | Qmax | 1 % |5.1.2. Wszystkie błędy nie mogą przekroczyć połowy maksymalnego dopuszczalnego błędu, w przypadku gdy wszystkie są tego samego znaku.5.2. Przepisy szczególne5.2.1. W przypadku gdy maksymalne momenty obrotowe oznaczone na gazomierzu zgodnie z pkt I.B.3.2.1 i I.B.3.2.2 są stosowane do wałków napędowych, wskazania gazomierza przy Qmin nie mogą różnić się o więcej niż wartości podane w następującej tabeli:minQ | minRóżnice we wskazaniach przy Q |0,05 | Qmax | 1 | % |0,1 | Qmax | 0,5 | % |0,2 | Qmax | 0,25 | % |6.2.3. Gazomierze z wałkami napędowymi6.2.3.1. W przypadku gazomierzy z jednym lub więcej wałkami napędowymi, co najmniej trzy gazomierze każdego rozmiaru G muszą być przetestowane przy zastosowaniu powietrza o gęstości 1,2 kg/m3 (patrz pkt I.B.6.2) na zgodność z wymaganiami określonymi w pkt I.B.3.2.4 i III.5.2.1.W przypadku gazomierzy z wieloma wałkami napędowymi test musi zostać przeprowadzony na wałku, który powoduje uzyskanie najbardziej niekorzystnego wyniku.Dla gazomierzy o tym samym rozmiarze G najniższa wartość momentu obrotowego otrzymana w testach powinna być stosowana jako wartość maksymalnego dopuszczalnego momentu obrotowego.Jeżeli typ obejmuje gazomierze o różnych rozmiarach G, test momentu obrotowego należy przeprowadzić tylko dla gazomierzy o najmniejszym rozmiarze G, pod warunkiem że taki sam moment obrotowy jest podany dla większych gazomierzy oraz że wałek napędowy tych większych gazomierzy ma taką samą lub większą stałą.6.2.3.2. W przypadku gazomierzy z kilkoma wartościami dla Qmin należy przeprowadzić tylko test opisany w pkt III.6.2.3.1 dla najmniejszej wartości Qmin. Dopuszczalny moment obrotowy dla innych zakresów przepływów może zostać obliczony z wyniku tego testu.Zamiana na inne wartości Qmin jest regulowana następującymi zasadami:a) tam, gdzie przepływ jest stały, odchylenie błędu jest proporcjonalne do momentu obrotowego;b) tam, gdzie moment obrotowy jest stały, odchylenie błędu dla gazomierzy rotorowych jest odwrotnie proporcjonalne do przepływu, zaś dla gazomierzy turbinowych jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu przepływu.--------------------------------------------------