CELEX: 31981D0173
Language: it
Date: 1981-03-05 00:00:00
Title: 81/173/CEE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Perkin Elmer - Sigma 10 chromatography data station" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Avis juridique important

|

31981D0173

81/173/CEE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Perkin Elmer - Sigma 10 chromatography data station" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune  

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 26/03/1981 pag. 0052 - 0052

++++DECISIONE DELLA COMMISSIONE  del 5 marzo 1981  che stabilisce che l ' importazione dell ' apparecchio denominato « Perkin Elmer - Sigma 10 chromatography data station » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune  ( 81/173/CEE )  LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,  visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,  visto il regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1027/79 ( 2 ) ,  visto il regolamento ( CEE ) n . 2784/79 della Commissione , del 12 dicembre 1979 , che determina le disposizioni di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1798/75( 3 ) , in particolare l ' articolo 7 ,  considerando che , con lettera del 25 ottobre 1980 , il governo italiano ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2784/79 allo scopo di determinare se l ' apparecchio denominato « Perkin Elmer - Sigma 10 chromatography data station » , utilizzato per la registrazione e l ' elaborazione di dati cromatografici , sia in fase gassosa che in fase liquida , ad alta precisione , debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e , in caso affermativo , se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;  considerando che , in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 2784/79 , un gruppo di esperti , composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri , si è riunito il 29 gennaio 1981 nell ' ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;  considerando che da tale esame risulta che l ' apparecchio in questione è un calcolatore ; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica ; che , del resto , gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche ; che l ' utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può , da sola , conferirgli il carattere di apparecchio scientifico ; che , pertanto , esso non può essere considerato un apparecchio scientifico ; che , di conseguenza , non è giustificato ammettere in franchigia l ' apparecchio di cui sopra ,  HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :  Articolo 1  L ' importazione dell ' apparecchio denominato « Perkin Elmer - Sigma 10 chromatography data station » , che costituisce oggetto della domanda del governo italiano del 25 ottobre 1980 , non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune .  Articolo 2  Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .  Fatto a Bruxelles , il 5 marzo 1981 .  Per la Commissione  Karl-Heinz NARJES  Membro della Commissione  ( 1 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 .  ( 2 ) GU n . L 134 del 31 . 5 . 1979 , pag . 1 .  ( 3 ) GU n . L 318 del 13 . 12 . 1979 , pag . 32 .