CELEX: 32000R2870
Language: hu
Date: 2000-12-19
Title: A Bizottság 2870/2000/EK rendelete (2000. december 19.) a szeszesitalok elemzésére vonatkozó közösségi referenciamódszerek megállapításáról

Fontos jogi nyilatkozat

|

32000R2870

A Bizottság 2870/2000/EK rendelete (2000. december 19.) a szeszesitalok elemzésére vonatkozó közösségi referenciamódszerek megállapításáról  

Hivatalos Lap L 333 , 29/12/2000 o. 0020 - 0046 CS.ES fejezet 3 kötet 31 o. 124  - 150 ET.ES fejezet 3 kötet 31 o. 124  - 150 HU.ES fejezet 3 kötet 31 o. 124  - 150 LT.ES fejezet 3 kötet 31 o. 124  - 150 LV.ES fejezet 3 kötet 31 o. 124  - 150 MT.ES fejezet 3 kötet 31 o. 124  - 150 PL.ES fejezet 3 kötet 31 o. 124  - 150 SK.ES fejezet 3 kötet 31 o. 124  - 150 SL.ES fejezet 3 kötet 31 o. 124  - 150

		A Bizottság 2870/2000/EK rendelete(2000. december 19.)a szeszesitalok elemzésére vonatkozó közösségi referenciamódszerek megállapításárólAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,tekintettel az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a szeszesitalok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1989. május 29-i 1576/89/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 4. cikkének (8) bekezdésére,mivel:(1) Az 1576/89/EGK rendelet 4. cikkének (8) bekezdése rendelkezik a szeszesitalok elemzésénél alkalmazandó módszerek megállapításáról. A referenciamódszereket azért kell használni, hogy a vizsgálatok összhangban legyenek az 1576/89/EGK rendelettel, valamint a legutóbb a 2140/98/EK rendelettel [2] módosított, a szeszesitalok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1990. április 24-i 1014/90/EGK bizottsági rendelettel [3] minden hivatalos ellenőrzés vagy vitás ügy esetén.(2) Amennyire lehetséges, hasznos lenne az általánosan elfogadott módszereket a közösség elemzési referenciamódszereként elfogadni és meghatározni.(3) A tudomány fejlődésének és a hivatalos laboratóriumok különböző felszereltségének figyelembevétele érdekében, meg kell engedni a mellékletben leírt referenciamódszerekétől eltérő mérési elveken alapuló módszerek használatát is a laboratórium vezetőjének felelősségvállalásával, ha e módszerek megfelelő garanciát jelentenek az eredmények megbízhatóságára és különösen, ha megfelelnek az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi és vizsgálati módszerek bevezetéséről szóló, 1985. december 20-i 85/591/EGK tanácsi irányelvben [4] rögzített kritériumoknak, illetve, ha kimutatható, hogy a kapott eredmények pontosságának, megismételhetőségének és megbízhatóságának különbségei nem haladják meg az e rendeletben leírt referenciamódszerekéit. Ha ez a feltétel teljesül, akkor más elemzési módszerek használata is megengedhető. Fontos azonban megjegyezni, hogy vitás ügy esetén a referenciamódszerek nem helyettesíthetők más módszerekkel.(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Szeszesitalok Végrehajtási Bizottságnak a véleményével,ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikkA szeszesitalok az 1576/89/EGK rendeletnek és az 1014/90/EGK rendeletnek megfelelő elemzéséhez használható közösségi referenciamódszerek:- bármilyen hivatalos ellenőrzés, vagy- vita esetén,ezen rendelet mellékletében meghatározott módszerek.2. cikkAz 1. cikk első francia bekezdésétől eltérően, a laboratórium vezetőjének felelősségére más elemzési módszerek is megengedettek, feltéve, hogy e módszerek pontossága és precizitása (megismételhetősége és megbízhatósága) legalább azonos a mellékletben megadott elemzési referenciamódszerekével.3. cikkHa egy adott szeszesitalban található anyagok kimutatására és mérésére nem állapítottak meg közösségi elemzési referenciamódszert, akkor a következő módszereket kell használni:a) nemzetközileg elismert eljárásokkal hitelesített elemzési módszerek, amelyek megfelelnek különösen a 85/591/EGK irányelv mellékletében leírt kritériumoknak;b) a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) ajánlott szabványainak megfelelő elemzési módszerek;c) a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal (OIV) közgyűlése által elfogadott és közzétett elemzési módszerek;d) az a), b) vagy c) pontban felsorolt módszerek hiányában a pontosság, megismételhetőség és megbízhatóság miatt az alábbiak:- az érintett tagállam által elismert elemzési módszer,- szükség esetén bármilyen egyéb megfelelő elemzési módszer.4. cikkE rendelet alkalmazásában:a) "ismételhetőségi határ": az az érték, amely kisebb vagy egyenlő, mint az ismételhetőség feltételei (azonos vizsgáló, azonos eszközök, azonos laboratórium és rövid időkülönbség) mellett végzett két vizsgálat eredménye közötti abszolút különbség 95 %-os valószínűségi szint mellett várható értéke (ISO 3534-1);b) "reprodukálhatósági határ": az az érték, amely kisebb vagy egyenlő, mint a reprodukálhatóság feltételei (különböző vizsgálók, különböző eszközök, különböző laboratóriumok) mellett végzett két vizsgálat eredménye közötti abszolút különbség 95 %-os valószínűségi szint mellett várható értéke (ISO 3534-1);c) "pontosság": a vizsgálati eredmény és az elfogadott referenciaérték egyezőségének közelsége (ISO 3534-1).5. cikkEz a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.Ezt a rendeletet 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.Kelt Brüsszelben, 2000. december 19-én.a Bizottság részérőlFranz Fischlera Bizottság tagja[1] HL L 160., 1989.6.12., 1. o.[2] HL L 270., 1998.10.7., 9. o.[3] HL L 105., 1990.4.25., 9. o.[4] HL L 372., 1985.12.31., 50. o.--------------------------------------------------MELLÉKLETAZ ELEMZÉSI REFERENCIAMÓDSZEREK LEÍRÁSAI.I. függelék : A desztillátum előállításaII. függelék : A desztillátum sűrűségének méréseA. módszer = piknometriaB. módszer = elektronikus sűrűségmérésC. módszer = hidrosztatikai mérleggel végzett sűrűségmérésII.III.III. 1.III. 2.III. 3.IV.V.VI.VII.VIII.IX.I. AZ SZESZESITALOK TÉRFOGATSZÁZALÉKBAN KIFEJEZETT ALKOHOLTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSABevezetésA referencia-módszerhez két függelék tartozik.I. függelék : DesztillátumkészítésII. függelék : A desztillátum sűrűségének mérése1. AlkalmazhatóságA módszer szeszesitalok térfogatszázalékban kifejezett valódi alkoholtartalmának meghatározására alkalmas.2. Rendelkező hivatkozásokISO 3696:1987: Víz: analitikai laboratóriumi használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek3. Szakkifejezések és meghatározások3.1. Referencia-hőmérséklet:Szeszesitalok térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalma, sűrűsége és fajlagos sűrűsége meghatározásának referenciahőmérséklete 20 °C.1. megjegyzés:a "t °C-on" kifejezést akkor használjuk, amikor a meghatározás (sűrűség vagy térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalom), hőmérséklete eltér a 20 °C-os referencia hőmérséklettől.3.2. Sűrűség:A sűrűség a szeszesitalok vákuumban mért térfogategységére eső tömege, 20 °C-on. Értékét kg/m3-ben fejezik ki, és jele: ρ20 °C vagy ρ20.3.3. Fajlagos sűrűség:A fajlagos sűrűség a szeszesitalok 20 °C-on mért sűrűségének és a víz ugyanazon a hőmérsékleten mért sűrűségének hányadosa. Jele d20 °C/20°C vagy d20/20 vagy egyszerűen d, ha nem értelemzavaró. A mért értéket a vizsgálati tanúsítványon kizárólag a fent meghatározott jelekkel kell megadni.2. megjegyzés:a fajlagos sűrűség kiszámítható 20 °C-on mért ρ20 sűrűségből:ρ20 = 998,203 × d20/20 vagy d20/20 = ρ20/998,203ahol a víz sűrűsége 20 °C-on: 998,203.3.4. Térfogatszázalékban kifejezett valódi alkoholtartalom:A szeszesitalok térfogatszázalékban kifejezett valódi alkoholtartalma egyenlő annak a 100 liter víz-alkohol elegynek a literekben mért etil-alkohol-tartalmával, amelynek sűrűsége megegyezik az alkohol vagy szeszesital párlatának a sűrűségével. A különböző víz-alkohol elegyek 20 °C-on mért sűrűsége és a megfelelő, 20 °C-ra vonatkoztatott, térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalom referenciaértékei a Nemzetközi Törvényszéki Méréstechnikai Szervezet 22. ajánlásában elfogadott nemzetközi táblázatban találhatók.A térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalom és a víz–alkohol keverék adott hőmérsékleten való sűrűségének általános egyenlete a 2676/90/EGK bizottsági rendelet mellékletének 40. oldalán, a "Térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalom" című 3. fejezetben (HL L 272., 1990.10.3., 1. o.) vagy az OIV elemzési módszereket tartalmazó kézikönyvének (1994) 17. oldalán található.3. megjegyzés:A likőrök és emulziós likőrök esetén, ahol a térfogat pontos mérése nagyon nehéz, a mintának először a tömegét kell megmérni, és az alkoholtartalmat először tömegszázalékban kell kiszámítani.Átszámítási képlet:+++++ TIFF +++++aholASM = alkoholtartalom, % (m/m),P20 (alkohol) = 789.24 kg/m34. A módszer elveA desztillálást követően a párlat térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalmát piknométerrel, elektromos sűrűségmérővel vagy hidrosztatikai mérleggel végzett sűrűségméréssel határozzuk meg."I. FÜGGELÉK: PÁRLAT KÉSZÍTÉSE1. Alkalmazási területA módszer szeszesitalok térfogatszázalékban kifejezett valódi alkoholtartalmának meghatározásához használt párlat elkészítésére alkalmas.2. A módszer elveA szeszesitalokat lepárolják az etil-alkohol és más illó vegyületek, valamint a szárazanyag (nem illó összetevők) elválasztása céljából.3. Vegyszerek és anyagok3.1. Forrást segítő granulátum (forrkő).3.2. Tömény habzásgátló emulzió (emulziós likőrökhöz).4. Készülékek és eszközökA szokásos laboratóriumi eszközök és különösen a következők:4.1. Vízfürdő, 10–15 °C hőmérsékletre beszabályozható.Vízfürdő, 20 °C-ra beszabályozható (± 0,2 °C).4.2. „ A” osztályú mérőlombikok 100 ml és 200 ml-es, amelyeknek térfogattűrése rendre 0,1 %, illetve 0,15 %.4.3. Desztillálókészülék:4.3.1. Általános követelményekA desztillálókészüléknek a következő követelményeknek kell megfelelnie:- a rendszerben a szivárgások megakadályozása céljából csak a feltétlenül szükséges számú csatlakozás legyen,- a készülék része legyen egy olyan eszköz, amely megakadályozza, hogy a gőz folyadékcseppeket ragadjon magával és szabályozza az alkoholban dús gőzök desztillálási sebességét,- biztosítani kell az alkoholgőzök gyors és teljes lecsapódását,- biztosítani kell az első desztillációs frakciók gyűjtését vizes közegben.A hőforrás megfelelő hőelosztó eszközzel rendelkezzen az oldott anyagok lesülésének megakadályozása céljából.4.3.2. A megfelelő desztillálókészülék egyik lehetséges változata az 1. ábrán látható, és a következő részekből áll:- 1 literes gömblombik, normálcsiszolattal,- legalább 20 cm magas rektifikáló oszlop (pl. Vigreux-oszlop),- könyökcsatlakozás, körülbelül 10 cm hosszú (West-típusú), egyenes hűtőszakasszal,- 40 cm hosszú függőleges spirálhűtő,- kifolyócső, amely a párlatot egy kevés vizet tartalmazó, beosztással ellátott gyűjtőlombik aljára vezeti.Megjegyzés:a fent leírt készülék esetében legalább 200 ml minta szükséges. Ennél kisebb mintamennyiség (100 ml) desztillálásakor kisebb, cseppfogóval vagy más, fröccsenésgátló eszközzel ellátott desztilláló lombikot kell használni.5. A vizsgálati minták tárolásaVizsgálatig a mintákat szobahőmérsékleten tároljuk.6. EljárásBevezető megjegyzés:A desztillációt az IUPAC által közzé tett eljárás szerint is el lehet végezni (1968).6.1. A desztilláló készülék ellenőrzéseA használt készülék alkalmas legyen a következőkre:200 ml 50 % (V/V) körüli ismert koncentrációjú víz-alkohol elegy desztillációja esetén az alkoholveszteség legfeljebb 0,1 % (V/V) lehet.6.2. 50 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú szeszesitalokMérjünk ki 200 ml szeszesitalt mérőlombikba.Jegyezzük fel a folyadék hőmérsékletét vagy állítsuk be standard hőmérsékleten (20 °C).Öntsük a mintát a desztillálókészülék gömblombikjába, és körülbelül 20–20 ml desztillált vízzel háromszor öblítsük ki mérőlombikot. Mind a három vizes öblítő oldatot töltsük a desztilláló gömblombikba.Megjegyzés:Ez a 60 ml-es hígítás olyan szeszesitalokhoz elegendő, amelyeknek 250 g/l-nél kevesebb a szárazanyag-tartalma. Más esetekben a szárazanyag pirolízisét nagyobb mennyiségű öblítővíz alkalmazásával akadályozhatjuk meg, így legalább 70 ml vizet kell használnunk 300 g/l, 85ml-t 400 g/l és 100 ml-t 500g/l szárazanyag tartalom (egyes gyümölcs-, illetve emulziós likőr) esetében. Eltérő mintatérfogat alkalmazásakor az öblítővíz térfogatát a fentieknek megfelelően, arányosan változtassuk.Adjunk az oldathoz néhány forrkövet (3.1.) (és emulziós likőröknél habzásgátlót).Öntsünk 20 ml desztillált vizet ugyanabba a 200 ml-es mérőlombikba, amelyben a párlatot gyűjtjük. Ezt a lombikot hideg vizes fürdőbe kell helyezni (4.1.) (10–15 °C-os ánizsízesítésű szeszesitaloknál).A desztilláló lombik tartalmát időnként mozgatva desztilláljuk mindaddig, amíg a párlat szintje néhány milliméterrel a mérőlombik kalibrációs jele alatt lesz, közben ügyeljünk arra, hogy a desztilláló lombik tartalma ne süljön le, illetve ne fusson át a szedőlombikba.Ha a párlat hőmérséklete és a folyadék kezdeti hőmérséklete közötti különbség 0,5 °C-on belül lesz, desztillált vízzel töltsük jelig a lombikot, és a tartalmát alaposan keverjük össze.Ezt a párlatot használjuk a térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalom meghatározására (II. függelék).6.3. 50 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú szeszesitalokMérjünk ki 100 ml szeszesitalt egy 100 ml-es mérőlombikba és ezt öntsük a desztillálókészülék gömblombikjába.Öblítsük ki többször a mérőlombikot desztillált vízzel, és töltsük ezeket az öblítő oldatokat a desztilláló gömblombik tartalmához. Az öblítéshez használjunk annyi vizet, hogy a lombik tartalma körülbelül 230 ml legyen.Töltsünk 20 ml desztillált vizet abba a 200 ml-es mérőlombikba, amelyben a párlatot majd gyűjtjük. Ezt a lombikot hideg vízfürdőbe kell helyezni (4.1.) (10–15 °C-ra ánizsízesítésű szeszesitaloknál).Desztilláljuk a desztilláló lombik tartalmát időnként megmozgatva addig, amíg a párlat szintje néhány milliméterrel a 200 ml-es mérőlombik kalibrációs jele alatt lesz.Amikor a párlat hőmérséklete és a folyadék kezdeti hőmérséklete közötti különbség 0,5 °C-on belül lesz, desztillált vízzel töltsük jelig a lombikot, és tartalmát alaposan keverjük össze.Ezt a párlatot használjuk a térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalom meghatározásához (II. függelék).Megjegyzés:a szeszesital térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalma a párlat alkoholtartalmának kétszerese.""II. FÜGGELÉK: A PÁRLAT SŰRŰSÉGÉNEK MÉRÉSEA. MÓDSZER: SZESZESITALOK TÉRFOGATSZÁZALÉKBAN KIFEJEZETT, VALÓDI ALKOHOLTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA – PIKNOMÉTERES MÉRÉSA.1. A módszer elveA térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalom meghatározása a párlat sűrűségének piknométeres mérésével történik.A.2. Vegyszerek és anyagokAz vizsgálat során, hacsak nincs másképpen előírva, csak ismert analitikai minőségű vegyszereket és az ISO 3696:1987 szabvány szerinti legalább 3-as tisztasági fokozatnak megfelelő vizet használjunk.A.2.1. Nátrium-klorid oldat (2 w/v %)1 liter elkészítéséhez mérjünk le 20 g nátrium-kloridot, és vízben való oldás után töltsük fel 1 literre.A.3. Készülékek és eszközökA szokásos laboratóriumi eszközök és különösen a következők:A.3.1. 0,1 mg hibahatárral mérő analitikai mérleg.A.3.2. Hőmérő, csiszolatos, amely tizedfokokra van kalibrálva 10–30 °C között. Ezt a hőmérőt egy hitelesített hőmérővel hitelesíteni vagy ellenőrizni kell.A.3.3. 100 ml-es pirexüvegből készült piknométer, eltávolítható csiszolatos hőmérővel (A.3.2.). A piknométernek 25 mm hosszú és 1 mm (maximum) belső átmérőjű oldalága van, amely kónuszos alakú, csiszolt csatlakozással végződik. Szükség esetén, az ISO 3507-ben leírt egyéb piknométerek (pl. 50 ml-es) is használhatók.A.3.4. A piknométer külső térfogatával megegyező méretű (1 ml-nél kisebb eltéréssel) és 1,01-es sűrűségű folyadékkal (nátrium-klorid oldattal, A.2.1.) megtöltött piknométer tömegével egyező tömegű táraedény.A.3.5. Hőszigetelő burkolat, amely pontosan illeszkedik a piknométertestre.1. megjegyzés:a szeszesitalok vákuumbeli sűrűségének meghatározására kétkarú mérlegre, illetve azonos külső térfogatú piknométerre és táraüvegre van szükség ahhoz, hogy levegő felhajtóereje kiküszöbölhető legyen a méréseknél. Ez az egyszerű eljárás egykarú mérleggel is alkalmazható, feltéve, hogy a táraüveget ismét megmérik, és megfigyelik a levegő felhajtóerejének időbeli változását.A.4. EljárásElőzetes megjegyzések:A következő eljárás 100 ml-es piknométer használatát írja le az alkoholtartalom meghatározása céljából. Ezzel érhető el a legnagyobb pontosság. Mindamellett kisebb, például 50 ml-es piknométer is használható.A.4.1. A piknométer kalibrálásaA piknométert a következő paraméterek meghatározásával kell kalibrálni:- az üres piknométer táratömege,- a piknométer térfogata 20 °C-on,- a vízzel töltött piknométer tömege 20 °C-on.A.4.1.1. Kalibrálás egykarú mérleg használatával:Határozzuk meg:- a tiszta, száraz piknométer tömegét (P),- a vízzel töltött piknométere tömegét t °C-on (P1),- a táraedény tömegét (T0).A.4.1.1.1. Mérjük le a tiszta, száraz piknométert (P).A.4.1.1.2. Gondosan töltsük meg a piknométert desztillált vízzel szobahőmérsékleten és helyezzük be a hőmérőt.Gondosan töröljük szárazra a piknométert, és helyezzük be a hőszigetelt burkolatba. Forgatással rázzuk össze a tartályt, amíg a hőmérőn a leolvasott hőmérséklet már nem változik.A piknométer oldalágában pontosan állítsuk be a folyadékszintet a jelhez. Olvassuk le pontosan a t °C hőmérsékletet gondosan, és ha szükséges, korrigáljuk a hőmérsékletskála pontatlanságait.Mérjük le a vízzel megtöltött piknométert (P1).A.4.1.1.3. Mérjük le a táraedény tömegét (T0).A.4.1.1.4. Számítás- az üres piknométer táratömege = P – mahol "m" a piknométerben lévő levegő tömege.m = 0,0012 × (P1 – P)2. megjegyzés:0,0012 a száraz levegő sűrűsége 20 °C-on 760 Hgmm nyomáson- a piknométer térfogata 20 °C-on:+++++ TIFF +++++ahol Ft a t °C hőmérsékletfaktor a 2676/90/EGK rendelet melléklete 1. fejezetének (címe: Sűrűség és fajlagos sűrűség) 1. táblázatából (10. oldal) származik.A V20 °C-értéket 0,001 ml-es pontossággal kell megadni.- a piknométerben lévő víz tömege 20 °C-on:M= V× 0,998203,ahol 0,998203 a víz sűrűsége 20 °C-on.3. megjegyzés:Szükség esetén a levegőben mért 0,99715 sűrűségi érték is használható, és ekkor a "HM Customs and Excise" (vámstatisztikai) táblázatainak levegőben mért sűrűségi értékek figyelembevételével kell az alkoholtartalmat kiszámítani.A.4.1.2. Kalibrálás kétkarú mérleg használatával:A.4.1.2.1. Helyezzük a táraedényt a baloldali serpenyőre és a tiszta, száraz piknométert és a dugóját a jobboldali serpenyőbe. Egyensúlyozzuk ki a két tömeget úgy, hogy súlyokat teszünk a piknométer mellé: p gramm.A.4.1.2.2. Gondosan töltsük meg a piknométert szobahőmérsékletű desztillált vízzel, és helyezzük bele a hőmérőt, óvatosan töröljük szárazra a piknométert és helyezzük a hőszigetelő burkolatba. Forgatással rázzuk össze a tartályt, amíg a hőmérőn a leolvasott hőmérséklet már nem változik.A piknométer oldalágában pontosan állítsuk be a folyadékszintet a jelhez. Olvassuk le gondosan a t °C hőmérsékletet és ha szükséges, korrigáljuk a hőmérsékletskála pontatlanságait.Mérjük le a vízzel megtöltött piknométert, p’ az a grammban kifejezett tömeg, amely az egyensúlyhoz szükséges.A.4.1.2.3. Számítás- Az üres piknométer táratömege = p + m,ahol "m" a piknométerben lévő levegő tömege.m = 0,0012 × (p –p’)- A piknométer térfogata 20 °C-on:+++++ TIFF +++++ahol Ft a t °C hőmérséklethez tartozó faktor a 2676/90/EGK rendelet mellékletének 1. fejezetében (címe: Sűrűség és fajlagos sűrűség) lévő 1. táblázatából (10. oldal) származik.A V20 ° C értéket 0,001 ml-es pontossággal kell megadni.- A piknométerben lévő víz tömege 20 °C-on:M= V× 0,998203,ahol 0,998203 a víz sűrűsége 20 °C-on.A.4.2. A minta alkoholtartalmának meghatározásaA.4.2.1. Egykarú mérleg használataA.4.2.1.1. Mérjük le a táraedényt: T1 tömeg.A.4.2.1.2. Mérjük le a piknométert az elkészített párlattal (ld. I. függelék), tömege t °C-on P2.A.4.2.1.3. Számítás- dT = T1 – T0- Az üres piknométer tömege a mérés pillanatában= P – m + dT- folyadék tömege a piknométerben t °C-on:= P2 – (P – m + dT)- Sűrűség t °C-on g/ml-ben:+++++ TIFF +++++- Fejezzük ki a sűrűséget t °C hőmérsékleten kg/m3egységben megszorozva a ρt °C-ot 1000-rel, és ezt az értéket nevezzük ρt-nek.- Korrigáljuk a ρt-t 20-ra, felhasználva a víz–alkohol elegyek sűrűségi táblázatát (az OIV Elemzési módszerek kézikönyve II. függelékének II. táblázata (1994), 17–29. oldal).A táblázatban keressük meg a T hőmérsékletnek megfelelő vízszintes vonalat egész fokban közvetlenül a t °C alatt, a legkisebb sűrűséget a ρt felett.Használjuk a táblázatban az adott sűrűség alatt található különbséget, hogy kiszámíthassuk a szeszesital ρt sűrűségét T hőmérsékleten egész fokokban.- Felhasználva az egész hőmérsékleti sort számítsuk ki a ρ’ fölötti táblázatos érték és a számított a ρt különbségét. Osszuk el ezt a különbséget a táblázatban megadott különbséggel, amely a ρ’ sűrűség jobb oldalán található. A hányados felel meg a p’ sűrűség oszlopának tetején található egész alkoholtartalom érték tizedes részének (Dt az alkoholtartalom).4. megjegyzés:Eljárhatunk úgy is, ha a jelig való töltésig a piknométert 20 °C-on (± 0,2 °C) vízfürdőben tartjuk.A.4.2.1.4. EredményA ρ20 sűrűség felhasználásával számítsuk ki a valódi alkoholtartalmat az alábbi táblázatokat használva:Az alkohol-víz elegyek alkoholtartalmát (térfogatszázalék) 20 °C-on a 20 °C-on mért sűrűség függvényében megadó táblázat a Nemzetközi Törvényszéki Mérésügyi Szervezet 22. ajánlásában elfogadott nemzetközi táblázat.A.4.2.2. A kétkarú mérleget alkalmazó módszerA.4.2.2.1. Mérjük le a piknométert az elkészített párlattal (lásd az I. részt), p a tömege t °C-on.A.4.2.2.2. Számítás- A piknométerben lévő folyadék tömege t °C-on:= p + m – p- Sűrűség t °C-on g/ml-ben+++++ TIFF +++++- Fejezzük ki a sűrűséget t °C-on kg/m3-ben, és végezzük el a hőmérsékleti korrekciót, hogy ki tudjuk számolni az alkoholtartalmat 20 °C-on, ugyanúgy, mint azt az egykarú mérleg használatánál ismertettük.A.5. A módszer teljesítőképességi jellemzői (pontosság)A.5.1. A körvizsgálat statisztikai eredményeiA következő adatokat egy olyan nemzetközi módszertani körvizsgálatból származnak, amelyet nemzetközileg egyeztetett eljárások szerint végeztek [1] [2].A körvizsgálat éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 20 |Minták száma: | 6 |A  gyümölcslikőr: osztott szintek (*)B  borpárlat: rejtett párhuzamosokC  whisky: rejtett párhuzamosokD  grappa: osztott szintek (*)E  aquavit: osztott szintek (*)F  rum: osztott szintek (*)Minták | A | B | C | D | E | F |Laboratóriumok száma a kiesők nélkül | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 |A kiesők (laboratóriumok) száma | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 3 |Elfogadott eredmények száma | 38 | 40 | 34 | 38 | 38 | 34 |Átlagérték (x) térfogatszázalékban | 23,77 | 40,04 | 40,29 | 39,20 | 42,24 | 57,03 |26,51 (*) | | | 42,93 (*) | 45,73 (*) | 63,03 (*) |Az ismételhetőség szórása (Sr) térfogatszázalékban | 0,106 | 0,176 | 0,072 | 0,103 | 0,171 | 0,190 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 0,42 | 0,44 | 0,18 | 0,25 | 0,39 | 0,32 |Az ismételhetőségi határ (r) térfogatszázalékban | 0,30 | 0,49 | 0,20 | 0,29 | 0,48 | 0,53 |A reprodukálhatóság szórása (SR) térfogatszázalékban | 0,131 | 0,236 | 0,154 | 0,233 | 0,238 | 0,322 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) térfogatszázalékban | 0,52 | 0,59 | 0,38 | 0,57 | 0,54 | 0,53 |A reprodukálhatósági határ (r) térfogatszázalékban | 0,37 | 0,66 | 0,43 | 0,65 | 0,67 | 0,90 |B. MÓDSZER: A SZESZESITALOK TÉRFOGATSZÁZALÉKBAN KIFEJEZETT VALÓDI ALKOHOLTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA – ELEKTRONIKUS SŰRŰSÉGMÉRŐVEL (REZGŐ CELLÁBAN LÉVŐ MINTA REZONANCIAFREKVENCIÁJÁNAK MÉRÉSE ALAPJÁN)B.1. A módszer elveA folyadék sűrűségét egy rezgő U-küvetta oszcillációjának elektromos mérése alapján határozzák meg. A mérés végrehajtásához a mintát egy rezgő rendszerbe teszik, amely külön specifikus rezgési frekvenciája a hozzáadott tömeg hatására módosul.B.2. Vegyszerek és anyagokAz vizsgálat során, hacsak másképp nincs előírva, csak elismert analitikai minőségű vegyszerek és az ISO 3696:1987 szabvány szerinti legalább 3-as tisztasági fokozatú víz használható.B.2.1. Aceton (CAS 666-52-4) vagy abszolút alkoholB.2.2. Száraz levegő.B.3. Készülékek és eszközökA szokásos laboratóriumi eszközök használandók különös tekintettel a következőkre:B.3.1. Digitális kijelzővel rendelkező sűrűségmérőOlyan elektromos sűrűségmérő, amely alkalmas a g/ml-ben kifejezett sűrűség 5 tizedesjegy pontosságig való kijelzésre.1. megjegyzés:a sűrűségmérőt tökéletesen stabil állványzaton kell elhelyezni, amely mindenféle rezgéstől szigetelve van.B.3.2. A hőmérséklet szabályozásaA sűrűségmérő mérései csak akkor érvényesek, ha a mérőcella össze van kapcsolva egy olyan beépített hőmérsékletszabályozóval, amely alkalmas 0,02 °C vagy ennél jobb hőmérsékleti stabilitás biztosítására.2. megjegyzés:Nagyon fontos a hőmérséklet pontos beállítása és ellenőrzése a mérőcellában, mivel egy 0,1 °C-os hiba 0,1 kg/m3 nagyságrendű sűrűségeltérést okozhat.B.3.3. Mintaadagoló fecskendő vagy automata mintaadagolóB.4. EljárásB.4.1. A sűrűségmérő kalibrálásaA berendezés kalibrálását a gyártó előírásai szerint kell elvégezni az első üzembehelyezés idején. Rendszeresen újból kell kalibrálni, összehasonlítva egy tanúsított referenciaszabvánnyal vagy egy referenciaszabványon alapuló belső laboratóriumi referenciaoldattal.B.4.2. A minta sűrűségének meghatározásaB.4.2.1. Ha szükséges, a mérés előtt tisztítsuk meg a mérőcellát, és szárítsuk ki acetonnal vagy vízmentes alkohollal és száraz levegővel. Öblítsük ki a cellát a mintával.B.4.2.2. Injektáljuk a mintát a mérőcellába fecskendővel vagy automata mintaadagolóval, amíg a cella teljesen meg nem telik. A megtöltés során ügyeljünk arra, hogy ne maradjanak légbuborékok. A minta legyen homogén és nem tartalmazhat semmilyen szilárd részecskét. Az esetlegesen lebegő anyagokat a vizsgálat előtt szűréssel el kell távolítani.B.4.2.3. Ha a kijelzett érték már nem változik, jegyezzük fel a sűrűségmérőn látható ρ20 sűrűséget vagy az alkoholtartalmat.B.4.3. Eredményρ20 sűrűség esetén számítsuk ki a valódi alkoholtartalmat az alább megadott táblázatból:Az alkohol-víz elegyek alkohol térfogatszázalékát 20 °C-on, a 20 °C-on mért sűrűség függvényében megadó táblázat a Nemzetközi Törvényszéki Mérésügyi Szervezet 22. ajánlásában elfogadott nemzetközi táblázat.B.5. A módszer teljesítőképességi jellemzői (pontosság)B.5.1. A körvizsgálat statisztikai eredményeiA következő adatokat egy olyan nemzetközi módszertani körvizsgálatból származnak, amelyet nemzetközileg egyeztetett eljárások szerint végeztek [1] [2].A körvizsgálat éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 16 |Minták száma: | 6 |A  gyümölcslikőr: osztott szintek (*)B  borpárlat: rejtett párhuzamosokC  whisky: rejtett párhuzamosokD  grappa: osztott szintek (*)E  aquavit: osztott szintek (*)F  rum: osztott szintek (*)Minták | A | B | C | D | E | F |Laboratóriumok száma a kiesők nélkül | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 |A kiesők (laboratóriumok) száma | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 2 |Elfogadott eredmények száma | 22 | 26 | 30 | 32 | 28 | 26 |Átlagérték (x) térfogatszázalékban | 23,81 | 40,12 | 40,35 | 39,27 | 42,39 | 56,99 |26,52 (*) | | | 43,10 (*) | 45,91 (*) | 63,31 (*) |Az ismételhetőség szórása (Sr) térfogatszázalékban | 0,044 | 0,046 | 0,027 | 0,079 | 0,172 | 0,144 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,19 | 0,39 | 0,24 |Az ismételhetőségi határ (r) térfogatszázalékban | 0,12 | 0,13 | 0,08 | 0,22 | 0,48 | 0,40 |A reprodukálhatóság szórása (SR) térfogatszázalékban | 0,054 | 0,069 | 0,083 | 0,141 | 0,197 | 0,205 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) térfogatszázalékban | 0,21 | 0,17 | 0,21 | 0,34 | 0,45 | 0,34 |Reprodukálhatósági határ (r) térfogatszázalékban | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,40 | 0,55 | 0,58 |C. MÓDSZER: A SZESZESITALOK VALÓDI, TÉRFOGATSZÁZALÉKBAN KIFEJEZETT ALKOHOLTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA, SŰRŰSÉGMÉRÉS HIDROSZTATIKAI MÉRLEGGELC.1. A módszer elveA szeszesitalok alkoholtartalma mérhető hidrosztatikai mérleggel sűrűségméréssel Archimédesz törvénye alapján, amely szerint a folyadékba merített testre ható felhajtóerő megfelel a kiszorított folyadék tömegének.C.2. Vegyszerek és anyagokAz elemzés során, hacsak másképp nincs előírva, csak elismert analitikai minőségű vegyszerek és az ISO 3696:1987 szabványa szerinti legalább 3-as tisztasági fokozatú víz használható.C.2.1. Az úszó tisztítóoldat: nátrium-hidroxid, 30 % (V/V)100 ml elkészítéséhez mérjünk le 30 g nátrium-hidroxidot és 96 térfogatszázalékos etanollal töltsük fel 100 ml-re.C.3. Készülékek és eszközökA szokásos laboratóriumi eszközök, különösen a következők:C.3.1. Egykarú, 1 mg érzékenységű hidrosztatikai mérleg.C.3.2. Legalább 20 ml térfogatú úszó, amely a mérleg speciális tartozéka, és legfeljebb egy 0,1 mm átmérőjű drótra van felfüggesztve.C.3.3. Szintjelzéssel ellátott mérőhenger. Az úszó teljesen merüljön el a mérőhengerben, méghozzá a szintjelzés alatti részébe. A folyadék felszínén csak az úszót tartó drót hatol át. A mérőhenger átmérője legalább 6 mm-rel nagyobb legyen, mint az úszóé.C.3.4. Egész- és tizedfokos osztásközökkel ellátott hőmérő (vagy hőmérséklet érzékelő), amely 10–40 °C tartományban képes mérni, 0,05 °C-ra van kalibrálva.C.3.5. Súlyok, amelyeket egy elismert tanúsító testület kalibrált.1. megjegyzés:Kétkarú mérleg használata szintén lehetséges, az alapelv leírása a 2676/90/EGK rendelet mellékletének 1. fejezetében található, amelynek címe „ Sűrűség és fajlagos sűrűség” (7. oldal).C.4. EljárásAz úszót és a mérőhengert minden egyes mérés után ki kell tisztítani desztillált vízzel, és meg kell szárítani nem hullató puha papírtörlővel. Ezután ki kell öblíteni a vizsgálandó oldattal. Mihelyt a készülék nyugalmi állapotba kerül, a méréseket azonnal el kell végezni, hogy korlátozzuk a párolgással bekövetkező alkoholveszteséget.C.4.1. A mérleg kalibrálásaBár a mérlegek általában rendelkeznek belső kalibráló rendszerrel, a hidrosztatikai mérlegnek alkalmasnak kell lennie hivatalos tanúsító testület által hitelesített súlyokkal való kalibrálásra.C.4.2. Az úszó kalibrálásaC.4.2.1. Töltsük meg a mérőhengert a jelig kétszer desztillált vízzel (vagy hasonló tisztaságú vízzel, pl. mikroszűrőn átengedett vízzel, amelynek vezetőképessége 18,2 MΏ/cm) 15–25 °C hőmérsékleten, de lehetőség szerint 20 °C-on.C.4.2.2. Merítsük az úszót és a hőmérőt a folyadékba, mozgassuk meg abban, olvassuk le a folyadék sűrűségét, és szükség esetén korrigáljuk a leolvasott értéket úgy, hogy egyenlő legyen a víznek a mérési hőmérséklethez tartozó sűrűségértékével.C.4.3. Ellenőrzés víz–alkohol eleggyelC.4.3.1. Töltsük meg a mérőhengert a jelig ismert alkoholtartalmú víz–alkohol eleggyel 15–25 °C közötti hőmérsékleten, de lehetőség szerint 20 °C-on.C.4.3.2. Merítsük be az úszót és a hőmérőt a folyadékba, mozgassuk meg abban, olvassuk le a sűrűségét (vagy az alkoholtartalmat, ha lehetséges.) Az így leolvasott alkoholtartalom-értéknek egyenlőnek kell lenni a korábban meghatározott alkoholtartalom-értékkel.2. megjegyzés:Ez az ismert alkoholtartalmú oldat az úszó kalibrálására is felhasználható a kétszeresen desztillált víz helyett.C.4.4. A párlat sűrűségének mérése (vagy alkoholtartalmának mérése, ha a berendezés ezt lehetővé teszi)C.4.4.1. Töltsük a vizsgálandó mintát a mérőhengerbe a felső jelzésig.C.4.4.2. Merítsük bele az úszót és a hőmérőt a folyadékba, mozgassuk meg abban, olvassuk le a berendezésről a folyadék sűrűségét (vagy alkoholtartalmát, ha lehetséges). Jegyezzük fel a hőmérsékletet, ha a sűrűséget t °C-on mértük (ρt).C.4.4.3. Korrigáljuk a ρt-t 20 °C-ra a víz–alkohol elegyek pT sűrűség–hőmérséklet táblázata segítségével (az OIV elemzési módszereinek kézikönyve II. függelékének II. táblázata (1994), 17–29. oldal).C.4.5. Az úszó és a mérőhenger tisztításaC.4.5.1. Merítsük az úszót a mérőhengerben lévő tisztítóoldatba.C.4.5.2. Hagyjuk az úszót ázni egy óráig, és időnként forgassuk meg.C.4.5.3. Öblítsük le bőséges mennyiségű csapvízzel, majd desztillált vízzel.C.4.5.4. Szárítsuk meg anyagát nem hullató, puha papírtörlővel.Végezzük el ezt az eljárást az úszó első használatánál, majd utána szükség szerinti rendszerességgel.C.4.6. EredményekA ρ20 sűrűség felhasználásával számoljuk ki a valódi alkoholtartalmat az alábbi táblázat segítségével:Az alkohol-víz elegy alkoholtartalmát ( %V/V) 20 °C-on a 20 °C-on mért sűrűség függvényében magadó táblázat, a Nemzetközi Törvényszéki Mérésügyi Szervezet 22. ajánlásában elfogadott nemzetközi táblázat.C.5. A módszer teljesítőképességi jellemzői (pontosság)C.5.1. A körvizsgálatok statisztikai eredményeiA következő adatokat egy olyan nemzetközi módszertani körvizsgálatból származnak, amelyet nemzetközileg egyeztetett eljárások szerint végeztek [1] [2].A körvizsgálat éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 12 |Minták száma: | 6 |A  gyümölcslikőr: osztott szintek (*)B  borpárlat: rejtett párhuzamosokC  whisky: rejtett párhuzamosokD  grappa: osztott szintek (*)E  aquavit: osztott szintek (*)F  rum: osztott szintek (*)Minták | A | B | C | D | E | F |Laboratóriumok száma kiesők nélkül | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 |A kiesők (laboratóriumok) száma | – | 2 | 1 | – | 1 | 2 |Elfogadott eredmények száma | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 18 |Átlagérték (x) térfogatszázalékban | 23,80 | 40,09 | 40,29 | 39,26 | 42,38 | 57,16 |26,51 (*) | | | 43,09 (*) | 45,89 (*) | 63,44 (*) |Az ismételhetőség szórása (Sr) térfogatszázalékban | 0,048 | 0,065 | 0,042 | 0,099 | 0,094 | 0,106 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 0,19 | 0,16 | 0,10 | 0,24 | 0,21 | 0,18 |Az ismételhetőségi határ (r) térfogatszázalékban | 0,13 | 0,18 | 0,12 | 0,28 | 0,26 | 0,30 |A reprodukálhatóság szórása (SR) térfogatszázalékban | 0,060 | 0,076 | 0,073 | 0,118 | 0,103 | 0,125 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) (%) | 0,24 | 0,19 | 0,18 | 0,29 | 0,23 | 0,21 |Reprodukálhatósági határ (r) térfogatszázalékban | 0,17 | 0,21 | 0,20 | 0,33 | 0,29 | 0,35 |+++++ TIFF +++++"II. SZESZESITALOK ÖSSZES SZÁRAZEXTRAKT-TARTALMÁNAK GRAVIMETRIKUS MEGHATÁROZÁSA1. AlkalmazhatóságAz 1576/89/EGK rendelet ezt a módszert csak olyan aquavitminta vizsgálatára írja elő, amelynek szárazextrakt-tartalma nem haladja meg a 15 g/l-t.2. Rendelkező hivatkozásokISO 3696:1987: Víz: analitikai laboratóriumi használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek.3. FogalommeghatározásAz összes szárazextrakton vagy összes szárazanyagon a meghatározott fizikai körülmények között nem illó összes anyagot értjük.4. A módszer elveMegmérjük a szeszesitalnak a forrásban lévő vízfürdőben történő bepárlása és a maradék szárítókamrában történő szárítása után megmaradó extraktumát.5. Készülékek és eszközök5.1. 55 mm átmérőjű, lapos fenekű, hengeres bepárlócsésze.5.2. Forrásban lévő vízfürdő.5.3. A. osztályú, 25 mm-es pipetta.5.4. Szárítószekrény.5.5. Exszikkátor.5.6. 0,1 mg pontosságú analitikai mérleg6. Mintavétel és mintákA mintákat elemzés előtt tároljuk szobahőmérsékleten.7. Eljárás7.1. Pipettázzunk egy előzőleg lemért, lapos fenekű, hengeres, 55 mm átmérőjű bepárlócsészébe 25 ml szeszesitalt, amelynek szárazanyag-tartalma legfeljebb 15 g/l. A bepárlás első órájában a párologtató csészét a forrásban lévő vízfürdő fedelére helyezzük, úgy, hogy a folyadék ne legyen forrásban, mivel a kifröccsenés veszteséget okozhat. Hagyjuk a csészét még egy óráig közvetlenül a forrásban lévő vízfürdő gőzében.7.2. A szárítást úgy fejezzük be, hogy a bepárlócsészét szárítószekrénybe helyezzük 105 °C ± 3 °C-on 2 órára. A bepárlócsészét egy exszikkátorban hagyjuk lehűlni, majd mérjük le annak tömegét.8. SzámításA maradék tömegét 40-nel megszorozva megkapjuk a szeszesital szárazanyag-tartalmát, és ezt g/l-ben kell megadni egy tizedes jegyre megadva.9. A módszer teljesítőképességi jellemzői (pontosság)9.1. A körvizsgálatok statisztikai eredményeiA következő adatokat egy olyan nemzetközi módszertani körvizsgálatból származnak, amelyet nemzetközileg egyeztetett eljárások szerint végeztek [1] [2].A körvizsgálat éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 10 |A minták száma: | 4 |A  borpárlat: rejtett párhuzamosok:B  rum: osztott szintekC  grappa: osztott szintekD  aquavit: osztott szintekMinták | A | B | C | D |Laboratóriumok száma a kiesők nélkül | 9 | 9 | 8 | 9 |A kiesők (laboratóriumok) száma | 1 | 1 | 2 | – |Elfogadott eredmények száma | 18 | 18 | 16 | 18 |Átlagérték (x) g/l | 9,0 | 9,1 | 10,0 | 11,8 || 7,8 | 9,4 | 11,1 |Az ismételhetőség szórása (Sr) g/l | 0,075 | 0,441 | 0,028 | 0,123 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 0,8 | 5,2 | 0,3 | 1,1 |Az ismételhetőségi határ (r) g/l | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 0,3 |A reprodukálhatóság szórása (SR) g/l | 0,148 | 0,451 | 0,058 | 0,210 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) (%) | 1,6 | 5,3 | 0,6 | 1,8 |Reprodukálhatósági határ (r) g/l | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 0,6 |III. SZESZESITALOK ILLÓANYAG- ÉS METANOLTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSAIII.1. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK1. FogalommeghatározásokAz 1576/89/EGK rendelet meghatározza az etanol és metanol mellett előforduló illékony összetevők minimális szintjeit számos szeszesital esetében (rum, borászati eredetű szeszesitalok, gyümölcspárlat, stb.). Kizárólag e szeszesitalok tekintetében ezek az illóanyag-szintek megállapodás szerint egyenlőnek tekinthetők a következő vegyületek koncentrációinak összegével:1. illó savak ecetsavban kifejezve;2. aldehidek etanalban kifejezve, az etanal (acetaldehid) és az 1,1-dietoxi-etánban (acetál) lévő etanal-frakció összegeként kifejezve;3. a következő, hosszabb szénláncú alkoholok: egyedileg meghatározott propán-1-ol, bután-1-ol, bután-2-ol, 2-metil-propán-1-ol és egyedileg vagy a kettő összegeként meghatározott 2-metil-bután-1-ol és 3-metil-bután-1-ol;4. etil-acetát.Az illó vegyületek mérésének hagyományos módszerei a következők:- az illósavak meghatározása az illósav-tartalom mérésével,- aldehidek (etanal és acetál), etil-acetát és alkoholok gázkromatográfiás (GC) mérésével.2. Az illó vegyületek gázkromatográfiás vizsgálataA fent meghatározott anyagoktól eltérő illó vegyületek gázkromatográfiás elemzése különösen érdekesnek bizonyulhat, mert meghatározható vele a lepárláskor felhasznált nyersanyag eredete és a lepárlás tényleges körülményei.Néhány szeszesital más illóanyagokat is tartalmazhat, pl. aromás vegyületeket, amelyek az alkohol erjesztéséhez használt alapanyagokra, a szeszesitalban használt aromájára és a szeszesital egyéb különleges tulajdonságaira jellemzőek. Ezek a vegyületek fontosak az 1576/89/EGK rendelet által meghatározott követelmények értékeléséhez.III.2. AZ ILLÓ ROKONVEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS MEGHATÁROZÁSA: ALDEHIDEK, NAGYOBB SZÉNATOMSZÁMÚ ALKOHOLOK, ETIL-ACETÁT ÉS METANOL1. AlkalmazhatóságEz a módszer alkalmas szeszesitalokban a következő vegyületek gázkromatográfiás meghatározására: 1,1-dietoxi-etán (acetál), 2-metil-bután-1-ol (aktív amil-alkohol), 3-metil-bután-1-ol (izo-amil-alkohol), metanol (metil-alkohol), etil-etanoát (etil-acetát), bután-1-ol (n-butanol), bután-2-ol (sec-butanol), 2-metil-propán-1-ol (izo-butil-alkohol), propán-1-ol (n-propanol) és etanal (acetaldehid). A módszernél belső standardot használnak, például pentán-3-ol-t. A vizsgált vegyületek koncentrációját gramm/100 liter abszolút alkohol egységben fejezzük ki, és az elemzés előtt meg kell határozni a termék alkoholtartalmát. Ezzel a módszerrel a következő szeszesitalok elemezhetők: whisky, borpárlat, rum, borszesz, gyümölcspárlat és a törkölypárlat.2. Rendelkező hivatkozásokISO 3696/1987: Víz: analitika laboratóriumi használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek.3. FogalommeghatározásA rokonvegyületek olyan illó vegyületek, amelyek szeszesitalok erjedése, lepárlása és érlelése során az etanol mellett képződnek.4. A módszer elveA szeszesitalokban lévő rokonvegyületeket úgy határozzák meg, hogy a szeszesitalt vagy annak megfelelően hígított változatát gázkromatográfiás (GC) rendszerbe közvetlenül injektálják. Az injektálás előtt a szeszesitalhoz megfelelő belső standardot adnak. A rokonvegyületeket hőmérsékletprogram segítségével megfelelő oszlopon választják szét, és lángionizációs detektorral (FID) érzékelik. Az egyes rokonvegyületek koncentrációját a belső standardhoz képest állapítják meg választényezőkből, amelyeket a szeszesital vizsgálati körülményeivel azonos körülmények között végzett kalibrációval kapunk.5. Vegyszerek és anyagokHacsak a módszerleírás máshogy nem rendelkezik, csak 97 %-nál nagyobb tisztaságú reagenseket lehet használni, amelyek egy ISO által minősített szállítótól származnak, minőségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, valamint a vizsgálatnál használt hígításnál mentesek egyéb rokonvegyületektől (ezt úgy lehet ellenőrizni, hogy az egyes rokonvegyületek standardjait teszthígításban a 6.4. pontban leírtaknak megfelelően kromatográfiás körülmények között vizsgáljuk), és csak az ISO 3696 szabványa szerinti legalább 3-as tisztasági fokozatú vizet használjunk. Az acetált és az acetaldehidet sötét helyen kell tárolni 5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten. Az összes többi reagens tárolható szobahőmérsékleten.5.1. abszolút etanol (CAS 64-17-5).5.2. metanol (CAS 67-56-1).5.3. propán-1-ol (CAS 71-23-8).5.4. 2-metil-propán-1-ol (CAS 78-33-1).5.5. Elfogadható belső standardok: pentán-3-ol (CAS 584-02-1), pentán-1-ol (CAS 71-41-0), 4-metil-pentán-1-ol (CAS 626-89-1) vagy metil-nonanoát (CAS 1731-84-6).5.6. 2-metil-bután-1-ol (CAS 137-32-6).5.7. 3-metil-bután-1-ol (CAS 123-51-3).5.8. etil-acetát (CAS 141-78-6).5.9. bután-1-ol (CAS 71-36-3).5.10. bután-2-ol (CAS 78-92-2).5.11. acetaldehid (CAS 75-07-0).5.12. acetál (CAS 105-57-7).5.13. 40 térfogatszázalékos etanol-oldat400 ml/l etanol-oldat elkészítéséhez öntsünk 400 ml etanolt (5.1.) egy 1 literes mérőlombikba, és desztillált vízzel töltsük fel a jelig, majd keverjük össze.5.14. A standard oldatok elkészítése és tárolása (a hitelesített módszerhez használt eljárás)Az összes standardoldatot 5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten kell tárolni, és havonta frissen kell elkészíteni. A komponensek és oldatok tömegét 0,1 mg pontossággal fel kell jegyezni.5.14.1. A standardoldatPipettázzuk a következő reagenseket egy 100 ml-es mérőlombikba, amelyben kb. 60 ml etanol-oldat (5.13.) van, hogy minimálisra csökkentsük a komponensek párolgását, majd etanol-oldattal (5.13.) töltsük fel a jelig, és alaposan keverjük össze. Jegyezzük fel a mérőlombik tömegét, valamint az egyes hozzáadott komponens tömegét és a lombik teljes tartalmának végső tömegét.Összetevő | Mennyiség (ml) |metanol (5.2.) | 3,0 |propán-1-ol (5.3.) | 3,0 |2-metil-propán-1-ol (5.4.) | 3,0 |2-metil-bután-1-ol (5.6.) | 3,0 |3-metil-bután-1-ol (5.7.) | 3,0 |etil-acetát (5.8.) | 3,0 |bután-1-ol (5.9.) | 3,0 |bután-2-ol (5.10.) | 3,0 |acetaldehid (5.11.) | 3,0 |acetál (5.12.) | 3,0 |1. megjegyzés:Ajánlatos az acetált és az acetaldehidet adagolni utoljára, hogy minimalizáljuk a párolgási veszteséget.5.14.2 B standardoldatPipettával töltsünk 3 ml pentán-3-ol-t vagy egyéb megfelelő belső standardot (5.5.) egy 100 ml-es mérőlombikba, amelyben kb. 80 ml etanol-oldat van (5.13.), majd etanol-oldattal (5.13.) töltsük fel a jelig, és alaposan keverjük össze.Jegyezzük fel a lombik tömegét, a pentán-3-ol tömegét vagy, más belső standard használata esetén, annak a tömegét és végül a lombik teljes tartalmának végső tömegét.5.14.3 C standardoldatPipettával töltsünk 1 ml A oldatot (5.14.1.) és 1 ml B oldatot (5.14.2.) egy 100 ml-es mérőlombikba, amelyben körülbelül 80 ml etanol-oldat van (5.13.), töltsük fel a jelig etanol-oldattal (5.13.), majd alaposan keverjük össze.Jegyezzük fel a lombik, az egyes hozzáadott komponensek és a teljes tartalom végső tömegét.5.14.4. D standardoldatAz analitikai folyamatosság betartása céljából készítsünk minőség-ellenőrzési standardot (ME) az előzőleg elkészített A standardból (5.14.1.). Pipettával töltsünk 1 ml A oldatot (5.14.1.) egy 100 ml-es mérőlombikba, amely körülbelül 80 ml etanol-oldatot (5.13.) tartalmaz, majd töltsük fel a lombikot a jelig etanol-oldattal (5.13.), és alaposan keverjük össze.Jegyezzük fel a lombik, az egyes hozzáadott komponensek és a teljes tartalom végső tömegét.5.14.5 E standardoldatPipettával töltsünk 10 ml B oldatot (5.14.2.) egy 100 ml-es mérőlombikba, amelyben körülbelül 80 ml etanol-oldat van (5.13.), és etanol-oldattal (5.13.) töltsük fel a jelig az oldatot, majd alaposan keverjük össze.Jegyezzük fel a lombik, az egyes hozzáadott komponensek és a teljes tartalom végső tömegét.5.14.6 A lángionizációs detektor (FID) jele linearitásának ellenőrzésére szolgáló standardoldatokKülön 100 ml-es mérőlombikokba, amelyek körülbelül 80 ml etanolt (5.13.) tartalmaznak, pipettával töltsünk az A oldatból 0; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 ml A oldatot (5.14.1.) és 1 ml B oldatot (5.14.2.), majd etanol-oldattal (5.13.) töltsük fel a lombikot a jelig, és alaposan keverjük össze.Jegyezzük fel a lombik, az egyes hozzáadott komponensek, és a teljes tartalom végső tömegét.5.14.7 Minőség-ellenőrzési (ME) standardoldatPipettával töltsünk 9 ml D standardoldatot (5.14.4.) és 1 ml E standardoldatot (5.14.5.) egy mérőedényben, és alaposan keverjük össze.Jegyezzük fel a lombik, az egyes hozzáadott komponensek és a teljes tartalom végső tömegét.6. Készülékek és eszközök6.1. A sűrűség és az alkoholtartalom mérésére alkalmas készülék6.2. Analitikai mérleg, amely négy tizedesjegy pontosságig mér.6.3. Hőmérséklet-programozóval ellátott gázkromatográf, amelyhez lángionizációs detektor, integrátor vagy egyéb adatfeldolgozórendszer csatlakozik, és mellyel mérhetők a csúcsterületek, illetve a csúcsmagasságok.6.4. Gázkromatográfiás oszlopok, amelyekkel úgy választhatók szét a vizsgált anyagok, hogy legalább 1,3 legyen a minimális felbontás az egyes komponensek között (a 2-metil-bután-1-ol és 3-metil-bután-1-ol kivételével).2. megjegyzés:A következő oszlopok és GC körülmények megfelelő példák:1. 1 m hosszú, 0,32 mm belső átmérőjű retenciós oszlop, amely egy CP-WAX 57 CB oszlophoz kapcsolódik, amely 50 m hosszú, 0,32 mm belső átmérőjű és 0,2 μm filmvastagságú (stabilizált polietilén-glikol), majd ezt követi egy Carbowax 400-as oszlop, amely 50 m hosszú, 0.32 belső átmérőjű és 0,2 μm filmvastagságú. (Az oszlopok speciális "press-fit" csatlakozókkal vannak összekapcsolva.)Vivőgáz és nyomás: | hélium (135 kPa) |Az oszlop hőmérséklete: | 35 °C 17 percig, 35–70 °C 12 °C/perc fűtési sebességgel és 70 °C 25 percen keresztül. |Az injektor hőmérséklete: | 150 °C |A detektor hőmérséklete: | 250 °C |Az injektált térfogat: | 1 μl, 20–100:1 arányú osztás |2. 1 m hosszú, 0,32 mm belső átmérőjű üres retenciós oszlop, amelyhez egy 50 m hosszú, 0,32 mm belső átmérőjű és 0,2 μm filmvastagságú CP-WAX 57 CB oszlop kapcsolódik (stabilizált polietilén-glikol). (Az oszlopok speciális "press-fit" csatlakozókkal vannak összekapcsolva.)Vivőgáz és nyomás: | hélium (65 kPa) |Az oszlop hőmérséklete: | 35 °C 10 percig, 35–110 °C 5 °C/perc fűtési sebességgel, 110–190 °C, 30 °C/perc fűtési sebességgel, 190 °C 2 percen keresztül. |Az injektor hőmérséklete: | 260 °C |Az detektor hőmérséklete: | 300 °C |Az injektált térfogat: | 1 μl, elosztva 55:1 |3. Töltött oszlop (5 % CW 20M, Carbopak B) 2 m hosszú, 2 mm belső átmérőjűAz oszlop hőmérséklete: | 65 °C 4 percig, 65–140 °C 10 °C/perc fűtési sebességgel, 140 °C 5 percen keresztül, 140–150 °C 5 °C/perc fűtési sebességgel, 150 °C 3 percen keresztül. |Az injektor hőmérséklete: | 65 °C |Az detektor hőmérséklete: | 200 °C |Az injektált térfogat: | 1 μl |7. Mintavétel és minták7.1. Laboratóriumi mintaA beérkezést követően minden egyes minta alkoholtartalmát meg kell mérni (6.1.).8. Eljárás (validált módszer esetében)8.1. Vizsgált mintarész8.1.1. Mérjünk le egy megfelelő, légmentesen záródó mérőedényt, és jegyezzük fel a tömegét.8.1.2. Pipettával mérjünk 9 ml laboratóriumi mintát az edénybe és jegyezzük fel a tömegét (Mminta).8.1.3. Adjunk hozzá 1 ml E standaroldatot (5.14.5.) és jegyezzük fel a tömegét (MIS).8.1.4. Rázzuk össze erőteljesen a vizsgálati anyagot (legalább 20 forgatással). A mintákat 5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten kell tárolni az illóanyag veszteségek csökkentése céljából.8.2. Vakpróba8.2.1. Négy tizedes pontosságú mérlegen (6.2.), mérjünk le egy megfelelően záródó mérőedényt és jegyezzük fel a tömegét.8.2.2. Pipettával mérjünk 9 ml 400 ml/l töménységű etanol-oldatot (5.13.) a mérőedénybe és jegyezzük fel a tömegét.8.2.3. Adjunk hozzá 1 ml E standardoldatot (5.14.5.) és jegyezzük fel a tömeget.8.2.4. Rázzuk össze erőteljesen a vizsgálandó anyagot (legalább 20 forgatással). A mintákat 5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten kell tárolni az illóanyag veszteségek csökkentése céljából.8.3. Előzetes vizsgálatInjektáljunk a készülékbe C standardoldatot (5.14.3.) annak ellenőrzésére, hogy az összes vizsgált anyag minimum 1,3-as felbontással szétválik (kivéve a 2-metil-bután-1-ol-t és a 3-metil bután-1-ol-t).8.4. KalibrálásA kalibrálást a következő eljárással kell ellenőrizni. A detektorjel linearitását belső standardot (BS) tartalmazó standardoldatokból (5.14.6) három párhuzamos injektálással ellenőrizzük. Az integrátor csúcsterületekből vagy csúcsmagasságokból mindegyik injektálásra számítsuk ki mindegyik rokon vegyületre az R hányadost, és ábrázoljuk azt a rokon vegyület és a belső standard (BS) koncentrációviszonyának függvényében. Lineáris görbét kell kapnunk, amelynek korrelációs koefficiense legalább 0,99.+++++ TIFF +++++8.5. MeghatározásInjektáljunk a C standardoldatból (5.14.3.) és kétszer a minőség-ellenőrzési standardoldatból (5.14.7.). Ezt követően ismeretlen mintákkal folytassuk (melyeket a 8.1. és a 8.2. pontok szerint készítenek el), és iktassunk be 1 minőség-ellenőrzési standardoldatot minden 10. minta után az analitikai stabilitás ellenőrzésére. Injektáljunk C standardoldatot (5.14.3.) minden 5. minta után.9. SzámításokAutomatikus adatfeldolgozó rendszer használható, feltéve, hogy az adatok az alábbi módszerben leírt alapelveket felhasználva ellenőrizhetők.Mérjük meg a rokonvegyület és a belső standard csúcsmagasságait vagy csúcsterületeit.9.1. A detektor választényezőjének számításaA C standardoldat (5.14.3.) kromatogramjából számítsa ki a választényezőt minden egyes rokonvegyületre az (1) egyenletet használva.+++++ TIFF +++++ahol:BS = belső standardrokonvegyület koncentrációja = a rokonvegyület koncentrációja a C oldatban (5.14.3.)BS koncentrációja = a belső standard koncentrációja a C oldatban (5.14.3.).9.1.2. A minták vizsgálataAz alább megadott (2) egyenlettel számítjuk ki a mintákban lévő egyes rokonvegyületek koncentrációját.+++++ TIFF +++++aholMminta = a minta tömege (8.1.2.);MBS = a belső standard tömege (8.1.3.);BS konc. = a belső standard koncentrációja az E oldatban (5.14.5.);RF = az (1) egyenletből kiszámított választényező.9.1.3. A minőség-ellenőrzési standardoldat vizsgálataAz alábbi (3) egyenletet használva számítsuk ki minden egyes rokonvegyület százalékos visszanyerését a minőség-ellenőrzési standardokban (5.14.7)+++++ TIFF +++++A vizsgált anyag koncentrációja a minőség-ellenőrzési standardoldatban a fenti (1) és (2) egyenletből számítható ki.9.2 A végeredmények megadásaA minták eredményei a (4) egyenlet felhasználásával μ/g egységből a g/100 liter abszolút alkohol egységre számítsuk át:(4) Concentration in g per 100 literes absolute alcohol =Conc ( μg/g) × ρ × 10/(strengh (% vol) × 1000)ahol ρ = a sűrűség kg/m3-benAz eredményeket háromértékes számjegyig és maximum egy tizedes jegyre adjuk meg, pl. 11,4 g/100 l abszolút alkohol.10. Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés (validált módszerhez használt)A fent megadott (2) egyenlet felhasználásával számítsa ki az egyes rokonvegyületek koncentrációját a minőség-ellenőrzési standardoldatokban, amelyeket a 8.1.1–8.1.4. pontokban leírt eljárás alapján kell elkészíteni. A (3) egyenlettel számítsa ki a százalékos visszanyerést. Ha a gyakorlati értékek az összes rokonvegyületnél maximum ± 10 %-kal térnek el az elméleti értékektől, a vizsgálat elfodadható. Ha az eltérés nagyobb, a pontatlanság okát ki kell deríteni és megfelelő, hibajavító intézkedést kell tenni.11. A módszer teljesítőképességi jellemzői (pontosság)A körvizsgálatok statisztikai eredményei: a következő táblázatokban az alábbi vegyületek vizsgálati értékeit adjuk meg: etanal, etil-acetát, acetál, abszolút etanal, metanol, bután-2-ol, propán-1-ol, bután-1-ol, 2-metilpropán-1-ol, 2-metilbután-1-ol, 3-metilbután-1-ol.A következő adatokat egy olyan nemzetközi módszertani körvizsgálatból származnak, amelyet nemzetközileg egyeztetett eljárások szerint végeztek.A körvizsgálat éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 32 |A minták száma: | 5 |Vizsgált anyag: | etanal |A  borpárlat: rejtett párhuzamosokB  cseresznyepálinka: rejtett párhuzamosokC  grappa: rejtett párhuzamosokD  whisky: osztott szintek (*)E  rum: osztott szintek (*)Minták | A | B | C | D | E |Laboratóriumok száma a kiesők nélkül | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 |A kiesők (laboratóriumok) száma | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |Elfogadott eredmények száma | 56 | 52 | 54 | 54 | 56 |Átlagérték (x) μg/g | 63,4 | 71,67 | 130,4 | 38,4 | 28,6 || | | 13,8 (*) | 52,2 (*) |Az ismételhetőség szórása (Sr) μg/g | 3,3 | 1,9 | 6,8 | 4,1 | 3,6 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 5,2 | 2,6 | 5,2 | 15,8 | 8,9 |Az ismételhetőségi határ (r) μg/g | 9,3 | 5,3 | 19,1 | 11,6 | 10,1 |A reprodukálhatóság szórása (SR) μg/g | 12 | 14 | 22 | 6,8 | 8,9 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) (%) | 18,9 | 19,4 | 17,1 | 26,2 | 22,2 |Reprodukálhatósági határ (r) μg/g | 33,5 | 38,9 | 62,4 | 19,1 | 25,1 |A körvizsgálat éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 32 |A minták száma: | 5 |Vizsgált anyag: | etil-acetát |A  borpárlat: rejtett párhuzamosokB  cseresznyepálinka: rejtett párhuzamosokC  grappa: rejtett párhuzamosokD  whisky: osztott szintek (*)E  rum: osztott szintek (*)Minták | A | B | C | D | E |Laboratóriumok száma a kiesők nélkül | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 |A kiesők (laboratóriumok) száma | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |Elfogadott eredmények száma | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 |Átlagérték (x) μg/g | 96,8 | 1046 | 120,3 | 112,5 | 99,1 || | | 91,8 (*) | 117,0 (*) |Az ismételhetőség szórása (Sr) μg/g | 2,2 | 15 | 2,6 | 2,1 | 2,6 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 2,3 | 1,4 | 2,1 | 2,0 | 2,4 |Az ismételhetőségi határ (r) μg/g | 6,2 | 40,7 | 7,2 | 5,8 | 7,3 |A reprodukálhatóság szórása (SR) μg/g | 6,4 | 79 | 8,2 | 6,2 | 7,1 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) (%) | 6,6 | 7,6 | 6,8 | 6,2 | 6,6 |Reprodukálhatósági határ (r) μg/g | 17,9 | 221,9 | 22,9 | 17,5 | 20,0 |A körvizsgálat éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 32 |A minták száma: | 5 |Vizsgált anyag | acetál |A  borpárlat: rejtett párhuzamosokB  cseresznyepálinka: rejtett párhuzamosokC  grappa: rejtett párhuzamosokD  whisky: osztott szintek (*)E  rum: osztott szintek (*)Minták | A | B | C | D | E |Laboratóriumok száma a kiesők nélkül | 20 | 21 | 22 | 17 | 21 |A kiesők (laboratóriumok) száma | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |Elfogadott eredmények száma | 40 | 42 | 44 | 34 | 42 |Átlagérték (x) μg/g | 35,04 | 36,46 | 68,5 | 20,36 | 15,1 || | | 6,60 (*) | 28,3 (*) |Az ismételhetőség szórása (Sr) μg/g | 0,58 | 0,84 | 1,6 | 0,82 | 1,9 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 6,1 | 8,7 |Az ismételhetőségi határ (r) μg/g | 1,6 | 2,4 | 4,4 | 2,3 | 5,3 |A reprodukálhatóság szórása (SR) μg/g | 4,2 | 4,4 | 8,9 | 1,4 | 3,1 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) (%) | 12,1 | 12,0 | 13,0 | 10,7 | 14,2 |Reprodukálhatósági határ (r) μg/g | 11,8 | 12,2 | 25,0 | 4,0 | 8,7 |A körvizsgálat éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 32 |A minták száma: | 5 |Vizsgált anyag: | összes etanal |A  borpárlat: rejtett párhuzamosokB  cseresznyepálinka: rejtett párhuzamosokC  grappa: rejtett párhuzamosokD  whisky: osztott szintek (*)E  rum: osztott szintek (*)Minták | A | B | C | D | E |Laboratóriumok száma a kiesők nélkül | 23 | 19 | 22 | 21 | 22 |A kiesők (laboratóriumok) száma | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |Elfogadott eredmények száma | 46 | 38 | 44 | 42 | 44 |Átlagérték (x) μg/g | 76,5 | 85,3 | 156,5 | 45,4 | 32,7 || | | 15,8 (*) | 61,8 (*) |Az ismételhetőség szórása (Sr) μg/g | 3,5 | 1,3 | 6,5 | 4,4 | 3,6 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 4,6 | 1,5 | 4,2 | 14,2 | 7,6 |Az ismételhetőségi határ (r) μg/g | 9,8 | 3,5 | 18,3 | 12,2 | 10,0 |A reprodukálhatóság szórása (SR) μg/g | 13 | 15 | 24,1 | 7,3 | 9,0 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) (%) | 16,4 | 17,5 | 15,4 | 23,7 | 19,1 |Reprodukálhatósági határ (r) μg/g | 35,2 | 41,8 | 67,4 | 20,3 | 25,2 |A körvizsgálat éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 32 |A minták száma: | 5 |Vizsgált anyag | metanol |A  borpárlat: rejtett párhuzamosokB  cseresznyepálinka: rejtett párhuzamosokC  grappa: rejtett párhuzamosokD  whisky: osztott szintek *E  rum: osztott szintek *Minták | A | B | C | D | E |Laboratóriumok száma a kiesők nélkül | 26 | 27 | 27 | 28 | 25 |A kiesők (laboratóriumok) száma | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |Elfogadott eredmények száma | 52 | 54 | 54 | 56 | 50 |Átlagérték () μg/g | 319,8 | 2245 | 1326 | 83,0 | 18,6 || | | 61,5* | 28,9* |Az ismételhetőség szórása (Sr) μg/g | 4,4 | 27 | 22 | 1,5 | 1,3 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 5,6 |Az ismételhetőségi határ (r) μg/g | 12,3 | 74,4 | 62,5 | 4,3 | 3,8 |A reprodukálhatóság szórása (SR) μg/g | 13 | 99 | 60 | 4,5 | 2,8 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) (%) | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 6,2 | 11,8 |Reprodukálhatósági határ (r) μg/g | 35,2 | 278,3 | 169,1 | 12,5 | 7,9 |A körvizsgálat éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 32 |A minták száma: | 4 |Vizsgált anyag: | bután-2-ol |A  borpárlat: rejtett párhuzamosokB  cseresznyepálinka: rejtett párhuzamosokC  grappa: rejtett párhuzamosokE  rum: osztott szintek (*)Minták | A | B | C | E |Laboratóriumok száma a kiesők nélkül | 21 | 27 | 29 | 22 |A kiesők (laboratóriumok) száma | 4 | 3 | 1 | 3 |Elfogadott eredmények száma | 42 | 54 | 58 | 44 |Átlagérték (x) μg/g | 5,88 | 250,2 | 27,57 | 5,83 || | | 14,12 (*) |Az ismételhetőség szórása (Sr) μg/g | 0,40 | 2,2 | 0,87 | 0,64 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 6,8 | 0,9 | 3,2 | 6,4 |Az ismételhetőségi határ (r) μg/g | 1,1 | 6,1 | 2,5 | 1,8 |A reprodukálhatóság szórása (SR) μg/g | 0,89 | 13 | 3,2 | 0,87 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) (%) | 15,2 | 5,1 | 11,5 | 8,7 |Reprodukálhatósági határ (r) μg/g | 2,5 | 35,5 | 8,9 | 2,4 |A körvizsgálat éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 32 |A minták száma: | 5 |Vizsgált anyag | propán-1-ol |A  borpárlat: rejtett párhuzamosokB  cseresznyepálinka: rejtett párhuzamosokC  grappa: rejtett párhuzamosokD  whisky: osztott szintek (*)E  rum: osztott szintek (*)Minták | A | B | C | D | E |Laboratóriumok száma a kiesők nélkül | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 |A kiesők (laboratóriumok) száma | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |Elfogadott eredmények száma | 58 | 54 | 54 | 58 | 58 |Átlagérték (x) μg/g | 86,4 | 3541 | 159,1 | 272,1 | 177,1 || | | 229,3 (*) | 222,1 (*) |Az ismételhetőség szórása (Sr) μg/g | 3,0 | 24 | 3,6 | 2,3 | 3,3 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 3,4 | 0,7 | 2,3 | 0,9 | 1,6 |Az ismételhetőségi határ (r) μg/g | 8,3 | 68,5 | 10,0 | 6,4 | 9,1 |A reprodukálhatóság szórása (Sr) μg/g | 5,3 | 150 | 6,5 | 9,0 | 8,1 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDr) (%) | 6,1 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 4,1 |Reprodukálhatósági határ (r) μg/g | 14,8 | 407,2 | 18,2 | 25,2 | 22,7 |A körvizsgálatok éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 32 |A minták száma: | 5 |Vizsgált anyag | propán-1-ol |A  borpárlat: rejtett párhuzamosokB  cseresznyepálinka: rejtett párhuzamosokC  grappa: rejtett párhuzamosok (*)Minták | A | B | C |Laboratóriumok száma a kiesők nélkül | 20 | 22 | 22 |A kiesők (laboratóriumok) száma | 4 | 4 | 6 |Elfogadott eredmények száma | 40 | 44 | 44 |Átlagérték (x) μg/g | 3,79 | 5,57 | 7,54 |Az ismételhetőség szórása (Sr) μg/g | 0,43 | 0,20 | 0,43 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 11,2 | 3,6 | 5,6 |Az ismételhetőségi határ (r) μg/g | 1,1 | 0,6 | 1,2 |A reprodukálhatóság szórása (SR) μg/g | 0,59 | 0,55 | 0,82 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) (%) | 15,7 | 9,8 | 10,8 |Reprodukálhatósági határ (r) μg/g | 1,7 | 1,5 | 2,3 |A körvizsgálat éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 32 |A minták száma: | 5 |Vizsgált anyag | 2-metil-propán-1-ol |A  borpárlat: rejtett párhuzamosokB  cseresznyepálinka: rejtett párhuzamosokC  grappa: rejtett párhuzamosokD  whisky: osztott szintek (*)E  rum: osztott szintek (*)Minták | A | B | C | D | E |Laboratóriumok száma a kiesők nélkül | 28 | 31 | 30 | 26 | 25 |A kiesők (laboratóriumok) száma | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 |Elfogadott eredmények száma | 56 | 62 | 60 | 52 | 50 |Átlagérték (x) μg/g | 174,2 | 111,7 | 185,0 | 291,0 | 115,99 || | | 246,8 (*) | 133,87 (*) |Az ismételhetőség szórása (Sr) μg/g | 2,3 | 1,6 | 2,5 | 1,8 | 0,74 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | 0,6 |Az ismételhetőségi határ (r) μg/g | 6,4 | 4,5 | 6,9 | 5,0 | 2,1 |A reprodukálhatóság szórása (SR) μg/g | 8,9 | 8,9 | 9,7 | 6,0 | 6,2 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) (%) | 5,1 | 8,0 | 5,2 | 2,2 | 5,0 |Reprodukálhatósági határ (r) μg/g | 24,9 | 24,9 | 27,2 | 16,9 | 17,4 |A körvizsgálat éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 32 |A minták száma: | 5 |Vizsgált anyag | 2-metil-bután-1-ol |A  borpárlat: rejtett párhuzamosokB  cseresznyepálinka: rejtett párhuzamosokC  grappa: rejtett párhuzamosokD  whisky: osztott szintek (*)E  rum: osztott szintek (*)Minták | A | B | C | D | E |Laboratóriumok száma a kiesők nélkül | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 |A kiesők (laboratóriumok) száma | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |Elfogadott eredmények száma | 50 | 52 | 50 | 54 | 50 |Átlagérték (x) μg/g | 113,0 | 48,3 | 91,6 | 72,1 | 39,5 || | | 45,2 (*) | 61,5 (*) |Az ismételhetőség szórása (Sr) μg/g | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,3 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 1,9 | 3,1 | 1,8 | 3,9 | 4,5 |Az ismételhetőségi határ (r) μg/g | 6,0 | 4,2 | 4,7 | 6,4 | 6,3 |A reprodukálhatóság szórása (SR) μg/g | 7,4 | 3,8 | 6,6 | 4,7 | 4,5 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) (%) | 6,6 | 7,9 | 7,2 | 8,1 | 8,8 |Reprodukálhatósági határ (r) μg/g | 20,8 | 10,7 | 18,4 | 13,3 | 12,5 |A körvizsgálat éve: | 1997 |A laboratóriumok száma: | 32 |A minták száma: | 5 |Vizsgált anyag | 3-metil-bután-1-ol |A  borpárlat: rejtett párhuzamosokB  cseresznyepálinka: rejtett párhuzamosokC  grappa: rejtett párhuzamosokD  whisky: osztott szintek (*)E  rum: osztott szintek (*)Minták | A | B | C | D | E |Laboratóriumok száma a kiesők nélkül | 23 | 23 | 24 | 27 | 21 |A kiesők (laboratóriumok) száma | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 |Elfogadott eredmények száma | 46 | 46 | 48 | 54 | 42 |Átlagérték (x) μg/g | 459,4 | 242,7 | 288,4 | 142,2 | 212,3 || | | 120,4 (*) | 245,6 (*) |Az ismételhetőség szórása (Sr) μg/g | 5,0 | 2,4 | 3,4 | 2,4 | 3,2 |Az ismételhetőség relatív szórása (RSDr) (%) | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 1,4 |Az ismételhetőségi határ (r) μg/g | 13,9 | 6,6 | 9,6 | 6,6 | 9,1 |A reprodukálhatóság szórása (SR) μg/g | 29,8 | 13 | 21 | 8,5 | 6,7 |A reprodukálhatóság relatív szórása (RSDR) (%) | 6,5 | 5,2 | 7,3 | 6,5 | 2,9 |Reprodukálhatósági határ (r) μg/g | 83,4 | 35,4 | 58,8 | 23,8 | 18,7 |--------------------------------------------------