CELEX: 31971L0317
Language: pl
Date: 1971-07-26 00:00:00
Title: Dyrektywa Rady z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do odważników prostopadłościennych od 5 do 50 kilogramów średniej klasy dokładności oraz odważników walcowych od 1 grama do 10 kilogramów średniej klasy dokładności

Ważna informacja prawna

|

31971L0317

Dziennik Urzędowy L 202 , 06/09/1971 P. 0014 - 0020 Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 2 P. 0015  Specjalne wydanie duńskie: Seria I Rozdział 1971(II) P. 0644  Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 2 P. 0015  Specjalne wydanie angielskie: Seria I Rozdział 1971(II) P. 0721  Specjalne wydanie greckie: Rozdział 13 Tom 1 P. 0152  Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 13 Tom 2 P. 0030  Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 13 Tom 2 P. 0030 

		Dyrektywa Radyz dnia 26 lipca 1971 r.w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do odważników prostopadłościennych od 5 do 50 kilogramów średniej klasy dokładności oraz odważników walcowych od 1 grama do 10 kilogramów średniej klasy dokładności(71/317/EWG)RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100,uwzględniając wniosek Komisji,uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],a także mając na uwadze, co następuje:w Państwach Członkowskich budowa i metody kontroli odważników prostopadłościennych oraz walcowych średniej klasy dokładności są przedmiotem obowiązujących przepisów, które różnią się w poszczególnych Państwach Członkowskich, w konsekwencji przeszkadza to w wymianie handlowej tych odważników; dlatego rzeczą niezbędną jest zbliżenie tych ustawodawstw;dyrektywa Rady z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej [3] ustanowiła procedury dotyczące zatwierdzenia typu EWG oraz legalizacji pierwotnej EWG; wymagania techniczne dotyczące konstrukcji i wykonania prostopadłościennych oraz cylindrycznych odważników średniej klasy dokładności powinny być ustanowione zgodnie z niniejszą dyrektywą,PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:Artykuł 1Niniejsza dyrektywa stosuje się do odważników średniej klasy dokładności o następujących masach nominalnych:- odważniki prostopadłościenne o masie 5, 10, 20 i 50 kg;- odważniki walcowe o masie 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 g oraz 1, 2, 5 i 10 kg.Artykuł 2Odważniki, które mogą otrzymać oznaczenia i cechy EWG są opisane i zilustrowane w załącznikach I–IV. Nie są one przedmiotem zatwierdzenia typu EWG; muszą przejść legalizację pierwotną EWG.Artykuł 3Żadne z Państw Członkowskich nie może odmówić, zabronić lub ograniczyć wprowadzenia do obrotu lub do użytku odważników prostopadłościennych oraz walcowych średniej klasy dokładności oznaczonych cechą legalizacji pierwotnej EWG.Artykuł 41. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie odpowiednie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w ciągu osiemnastu miesięcy od jej ogłoszenia oraz niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy.Artykuł 5Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 1971 r.W imieniu RadyA. MoroPrzewodniczący[1] Dz.U. 63 z 3.4.1967, str. 982/67.[2] Dz.U. 30 z 22.2.1967, str. 480/67.[3] Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 1.--------------------------------------------------ZAŁĄCZNIK IODWAŻNIKI PROSTOPADŁOŚCIENNE1. Kształt, materiał składowy oraz metoda produkcji1.1. Kształt prostopadłościanu ze sztywnym, niewystającym uchwytem do trzymania.1.2. Zastosowany materiał:1.2.1. Materiał korpusu odważnika: lane żeliwo szare.1.2.2. Wzór 1 : uchwyt z rury stalowej bez szwu o średnicy znormalizowanej.Wzór 2 : uchwyt z lanego żeliwa, zintegrowany z korpusem odważnika.2. Jama adiustacyjnaWzór 12.1. Wewnętrzna jama utworzona z wnętrza rurowego uchwytu do trzymania.2.2. Jama zamknięta jest wkręcanym korkiem z mosiądzu ciągnionego lub mosiężnym korkiem w kształcie gładkiego krążka. Wkręcany korek ma rowek na wkrętak, a gładki krążek ma centralny otwór do podnoszenia.2.3. Korek jest zabezpieczony za pomocą ołowianej plomby wciśniętej do kołowego wyżłobienia wewnątrz otworu lub do gwintowanego otworu w rurze.Wzór 22.4. Wewnętrzna jama odlana w jednej z pionowych ścian odważnika z ujściem skierowanym na górną powierzchnię tej ściany.2.5. Jama jest zamknięta za pomocą małej płytki z miękkiej stali.2.6. Płytka jest zabezpieczona za pomocą ołowianej plomby wciśniętej do wgłębienia, jak pokazano w załączniku II.3. Adiustacja3.1. Po adiustacji nowego odważnika za pomocą ołowianego śrutu dwie trzecie całej objętości jamy pozostaje puste.4. Miejsce nanoszenia cechy legalizacji pierwotnej EWG4.1. Cecha legalizacji EWG jest wybijana stemplem na plombie ołowianej zamykającej jamę adiustacyjną.5. Oznaczenia i znaki identyfikacyjne5.1. Oznaczenia odnoszące się do wartości masy nominalnej odważnika oraz znak identyfikujący producenta, znajdują się na środku górnej powierzchni odważnika, jako wklęsłe albo wypukłe.5.2. Wartość masy nominalnej odważnika jest oznaczana w postaci: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.6. Wymiary i tolerancje6.1. Wymiary, których należy przestrzegać dla różnych odważników, są podane w załączniku II (rozmiary w milimetrach).6.2. Tolerancje stosowane dla różnych wymiarów są normalnymi produkcyjnymi warsztatowymi.7. Błędy graniczne dopuszczalneMasa nominalna | Błędy graniczne dopuszczalne w miligramach przy legalizacji pierwotnej || |5 kg | + | 800 |- | 0 |10 kg | + | 1600 |- | 0 |20 kg | + | 3200 |- | 0 |50 kg | + | 8000 |- | 0 |8. Wykończenie powierzchni8.1. W przypadkach koniecznych odważniki są zabezpieczane antykorozyjnie poprzez nałożenie odpowiedniej warstwy odpornej na ścieranie i uderzenie.--------------------------------------------------ZAŁĄCZNIK II+++++ TIFF +++++--------------------------------------------------ZAŁĄCZNIK IIIODWAŻNIKI WALCOWE1. Kształt, materiał składowy oraz metoda produkcji1.1. Kształt walca z płaską główką do trzymania.1.2. Zastosowany materiał: każdy materiał o gęstości 7–9,5 g/cm3, o twardości co najmniej równej twardości lanego mosiądzu, nie mniej odporny na korozję i nie bardziej kruchy niż lane żeliwo szare, oraz o powierzchni porównywalnej do powierzchni żeliwa szarego starannie odlewanego w formie z drobnoziarnistego piasku.Szare żeliwo lane nie może być stosowane do odważników o wartości masy nominalnej mniejszej niż 100 g.1.3. Metoda produkcji musi być odpowiednia do wybranego materiału.2. Jama adiustacyjna2.1. Wewnętrzna jama z większą średnicą w górnej jej części.2.2. Jama jest zamknięta wkręcanym korkiem z mosiądzu ciągnionego lub mosiężnym korkiem w kształcie gładkiego krążka. Wkręcany korek posiada rowek na wkrętak, a gładki krążek posiada centralny otwór do podnoszenia.2.3. Korek jest zabezpieczony za pomocą ołowianej plomby wciśniętej do kołowego wyżłobienia wykonanego w szerszej części jamy.2.4. Odważniki o 1, 2, 5 i 10 g nie posiadają jamy adiustacyjnej.2.5. Jama adiustacyjna jest dopuszczalna, ale nie obowiązująca dla odważników o masie 20 i 50 g.3. Adiustacja3.1. Po adiustacji nowego odważnika za pomocą ołowianego śrutu dwie trzecie całej objętości jamy pozostaje puste.4. Miejsca nanoszenia cechy legalizacji pierwotnej EWG4.1. Cecha legalizacji EWG jest wybijana stemplem na plombie ołowianej zamykającej jamę adiustacyjną.4.2. Odważniki bez jamy adiustacyjnej są stemplowane na swojej podstawie.5. Oznaczenia i znaki identyfikacyjne5.1. Oznaczenia odnoszące się do wartości masy nominalnej odważnika oraz znak identyfikujący producenta znajdują się na środku górnej powierzchni główki odważnika, jako wklęsłe lub wypukłe.5.2. Wartość masy nominalnej odważnika może być oznaczana na korpusie odważników od 500 g do 10 kg.5.3. Wartość masy nominalnej odważnika jest oznaczana w postaci: 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.6. Wymiary i tolerancje6.1. Wymiary, których należy przestrzegać dla różnych odważników, są podane w załączniku IV (rozmiary w milimetrach).6.2. Tolerancje stosowane dla różnych wymiarów są normalnymi tolerancjami warsztatowymi.7. Błędy graniczne dopuszczalne:Masa nominalna | Błędy graniczne dopuszczalne w miligramach przy legalizacji pierwotnej || |1 g | + | 5 |– | 0 |2 g | + | 5 |– | 0 |5 g | + | 10 |– | 0 |10 g | + | 20 |– | 0 |20 g | + | 20 |– | 0 |50 g | + | 30 |– | 0 |100 g | + | 30 |– | 0 |200 g | + | 50 |– | 0 |500 g | + | 100 |– | 0 |1 kg | + | 200 |– | 0 |2 kg | + | 400 |– | 0 |5 kg | + | 800 |– | 0 |10 kg | + | 1600 |– | 0 |8. Wykończenie powierzchni8.1. W razie potrzeby odważniki są zabezpieczane antykorozyjnie poprzez nałożenie odpowiedniej warstwy odpornej na ścieranie i uderzenie. Mogą być polerowane.--------------------------------------------------ZAŁĄCZNIK IVODWAŻNIKI CYLINDRYCZNE+++++ TIFF +++++--------------------------------------------------