CELEX: 31975L0033
Language: es
Date: 1974-12-17 00:00:00
Title: Directiva 75/33/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los contadores de agua fría

Avis juridique important

|

31975L0033

Directiva 75/33/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los contadores de agua fría  

Diario Oficial n° L 014 de 20/01/1975 p. 0001 - 0009 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 4 p. 0069  Edición especial griega: Capítulo 13 Tomo 3 p. 0022  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 4 p. 0069  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 4 p. 0044  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 4 p. 0044 

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 17 de diciembre de 1974    relativa a la aproximación de las legislaciones   de los Estados miembros sobre los contadores de   agua fría     ( 75/33/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica   Europea y , en particular , su artículo 100 ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1) ,    Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2) ,    Considerando que , en los Estados miembros , tanto la   fabricación como los procedimientos de control de los   contadores de agua fría están sometidos a disposiciones   imperativas que difieren de un Estado miembro a otro , lo   que obstaculiza , en consecuencia , los intercambios   comerciales de tales instrumentos ; que es necesario , por   consiguiente , proceder a la aproximación de dichas   disposiciones ;    Considerando que la Directiva 71/316/CEE del Consejo ,   de 26 de julio de 1971 , relativa a la aproximación de las   legislaciones de los Estados miembros sobre las   disposiciones comunes a los instrumentos de medida y a los   métodos de control metrológico (3) , modificada por el   Acta de adhesión (4) , estableció los procedimientos   de aprobación CEE de modelo y de primera comprobación   CEE ; que , con arreglo a dicha Directiva , conviene   establecer respecto a los contadores de agua fría   prescripciones técnicas de fabricación y   funcionamiento a las que deberán atenerse dichos   instrumentos para poder ser importados , comercializados   y utilizados libremente tras haber pasado los controles y   habérseles estampado las marcas y signos previstos ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    La presente Directiva se aplicará a los contadores de   agua fría , que son aparatos de medición integrada   mediante los que se determina de manera continua el volumen   de agua que los atraviesa ( excluido cualquier otro   líquido ) . Dichos contadores incluyen un dispositivo   medidor que acciona un dispositivo indicador . Se   considerará que el agua está fría cuando   su temperatura oscile entre 0 ° C y 30 ° C .    Artículo 2    Los contadores de agua fría que podrán llevar las   marcas y signos CEE se describen en el Anexo de la presente   Directiva . Serán objeto de una aprobación CEE de   modelo y estarán sometidos a la primera   comprobación CEE .    Artículo 3    Los Estados miembros no podrán denegar , prohibir o   restringir la comercialización ni la entrada en servicio   de los contadores de agua fría que vayan provistos   del signo de aprobación CEE de modelo y de la marca   de primera comprobación CEE por causas relacionadas   con sus cualidades metrológicas .    Artículo 4    1 . Los Estados miembros aplicarán las disposiciones   legales , reglamentarias y administrativas necesarias para   cumplir la presente Directiva en un plazo de dieciocho   meses a partir del día de su notificación e   informarán de ello inmediatamente a la Comisión .    2 . Los Estados miembros comunicarán a la Comisión   el texto de las disposiciones básicas de derecho interno   que adopten en el ámbito regulado por la presente   Directiva .    Artículo 5    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 17 de diciembre de 1974 .    Por el Consejo    El Presidente    M. DURAFOUR    (1) DO n º C 2 de 9 . 1 . 1974 , p. 62 .    (2) DO n º C 8 de 31 . 1 . 1974 , p. 6 .    (3) DO n º L 202 de 6 . 9 . 1971 , p. 1 .    (4) DO n º L 73 de 27 . 3 . 1972 , p. 14 .    ANEXO    I . TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES    1.0 . El presente Anexo se aplicará únicamente   a los contadores de agua fría que utilizan un   procedimiento mecánico directo en el que intervienen   cámaras volumétricas de paredes móviles o la   acción de la velocidad del agua sobre la rotación   de un órgano móvil ( turbina , hélice , etc. ) .    1.1 . Caudal    El caudal es el cociente resultante de dividir el   volumen de agua que atraviesa el contador por el   tiempo de paso de dicho volumen , expresado este último   en metros cúbicos o litros y el tiempo , en horas ,   minutos o segundos .    1.2 . Volumen suministrado    El volumen suministrado correspondiente a un tiempo   determinado es el volumen total de agua que atraviesa   el contador durante dicho tiempo .    1.3 . Caudal máximo : Q máx    El caudal máximo Q máx es el caudal máximo al   que el contador debe poder funcionar sin deterioro ,   durante períodos de tiempo limitados , sin sobrepasar   los errores máximos tolerados ni sobrepasar   el valor máximo tolerado para la pérdida de presión .    1.4 . Caudal nominal : Q n    El caudal nominal Q n es igual a la mitad del caudal   máximo Q máx . Se expresa en metros cúbicos   por hora , y sirve para designar el contador .    Al caudal nominal Q n , el contador deberá poder   funcionar en régimen normal de uso , es decir ,   de manera permanente e intermitente , sin sobrepasar   los errores máximos tolerados .    1.5 . Caudal mínimo : Q mín    El caudal mínimo Q mín es el caudal a partir del cual   ningún contador podrá sobrepasar los errores   máximos tolerados . Se fija en función de Q n .    1.6 . Amplitud de la carga    La amplitud de la carga de un contador de agua es la   comprendida entre el caudal máximo Q máx y   el caudal mínimo Q mín . Dicha amplitud se divide   en dos zonas , llamadas inferior y superior , en las   que los errores máximos tolerados son diferentes .    1.7 . Caudal de transición : Q t    El caudal de transición Q t es el caudal que separa   las zonas inferior y superior de la amplitud de la   carga , y en la que los errores máximos tolerados   se vuelven discontinuos .    1.8 . Error máximo tolerado    El error máximo tolerado es el valor más alto   del error tolerado por la presente Directiva en el   momento de la aprobación CEE de modelo y de la   primera comprobación CEE de un contador de agua .    1.9 . Pérdida de presión    Por pérdida de presión hay que entender la que   es causada por la presencia del contador de agua en   el conducto .    II . CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS    2.1 . Errores máximos tolerados    El error máximo tolerado en la zona inferior   comprendida entre Q mín inclusive y Q t exclusive será   de ± 5 % .    El error máximo tolerado en la zona superior   comprendida entre Q t inclusive y Q máx inclusive   será de ± 2 % .    2.2 . Clases metrológicas    Los contadores de agua se distribuirán , según   los valores de Q mín y Q t anteriormente definidos , en   tres clases metrológicas , con arreglo al cuadro   siguiente :    Clases * Q n *     * < 15 m³/h * * 15 m³/h *    Clase A * * *    Valor de Q mín * 0,04 Q n * 0,08 Q n *    Valor de Q t * 0,10 Q n * 0,30 Q n *    Clase B * * *    Valor de Q mín * 0,02 Q n * 0,03 Q n *    Valor de Q t * 0,08 Q n * 0,20 Q n *    Clase C * * *    Valor de Q mín * 0,01 Q n * 0,006 Q n *    Valor de Q t * 0,015 Q n * 0,015 Q n *    III . CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS    3.1 . Fabricación - Disposiciones generales    Los contadores deberán fabricarse de manera que :    1 . aseguren un servicio prolongado y excluyan la   posibilidad de fraude ;    2 . se ajusten a las prescripciones de la presente   Directiva en condiciones normales de uso .    Cuando los contadores estén expuestos a un reflujo   accidental de agua , deberán poder resistirlo sin   deterioro ni alteración de sus cualidades metrológicas ,   registrando al mismo tiempo la inversión producida .    3.2 . Materiales    El contador de agua deberá fabricarse con materiales   que posean una resistencia y una estabilidad adecuadas   al fin al que se destinan . El conjunto del contador   deberá fabricarse con materiales que resistan las   corrosiones internas y externas normales , y que en   caso de necesidad se protegerán mediante un   tratamiento adecuado de la superficie . Las variaciones   de temperatura del agua que se produzcan dentro de los   límites de la amplitud de las temperaturas de servicio   no deberán alterar los materiales que se utilicen   en su fabricación .    3.3 . Hermeticidad - Resistencia a la presión    Los contadores deberán resistir , de modo   permanente , y sin que se produzcan defectos de   funcionamiento , escapes externos , filtraciones a   través de las paredes ni deformación permanente ,   la presión continua del agua para la que están   previstos , denominada presión máxima de   servicio . El valor mínimo de esta presión   será de 10 bares .    3.4 . Pérdida de presión    La pérdida de presión a través del   contador se fijará mediante las pruebas de la   aprobación CEE de modelo y no habrá de superar   en ningún caso 0,25 bares al caudal nominal y 1 bar   al caudal máximo .    De acuerdo con los resultados de las pruebas ,   los modelos se distribuirán en cuatro grupos ,   según que su pérdida de presión se atenga   a alguno de los valores máximos siguientes :   1 - 0,6 - 0,3 y 0,1 bares . Este valor se   consignará en el certificado de aprobación CEE de   modelo .    3.5 . Dispositivo indicador    El dispositivo indicador deberá permitir , mediante la   simple yuxtaposición de las indicaciones de los   diferentes elementos que lo constituyen , una   lectura segura , fácil e inequívoca del volumen de   agua medido , expresado en metros cúbicos .    El volumen vendrá dado :    a ) bien por la posición de una o varias agujas   sobre las escalas circulares ,    b ) bien por la lectura de cifras alineadas   consecutivamente que aparecen en una o varias aberturas ,    c ) bien por la combinación de ambos sistemas .    El color negro indicará los metros cúbicos y   sus múltiplos , y el rojo , los submúltiplos del   metro cúbico .    La altura real o aparente de las cifras alineadas   no será inferior a 4 mm .    En los indicadores de cifras alineadas   ( tipos b ) y c ) ) , el desplazamiento visible   deberá producirse de abajo a arriba en todas las cifras .    El avance de una cifra en una unidad , cualquiera   que sea el orden de aquélla , deberá producirse   completamente mientras la cifra de orden inmediatamente   inferior recorra el último décimo de la   vuelta (3) ; el rodillo en el que se indican las cifras   del orden más bajo podrá moverse continuamente   en los contadores de tipo c ) . El número entero   de metros cúbicos se indicará claramente .    En los indicadores de agujas ( tipos a ) y c ) ) , el   sentido de giro será el de las agujas del reloj . El   valor expresado en metros cúbicos del intervalo de   cada escala adoptará la forma 10n , siendo n un   número entero positivo , negativo o cero con el   fin de que constituya un sistema de decenas   consecutivas . Al lado de cada escala se indicarán las   designaciones × 1 000 - × 100 - × 10 - × 1 -   × 0,1 - × 0,01 - × 0,001 .    En ambos casos ( agujas y cifras alineadas ) :     - deberá figurar en el cuadrante o   inmediatamente al lado de la indicación cifrada ,   el símbolo de la unidad m³ ,     - el elemento graduado más rápido   que se pueda observar visualmente , que constituye   el elemento controlador , y cuyo intervalo se   denomina intervalo de comprobación , deberá tener   un movimiento continuo . El elemento controlador   podrá ser permanente o estar acoplado temporalmente   mediante la agregación de piezas amovibles .   Estas últimas no habrán de ejercer ninguna influencia   apreciable sobre las cualidades metrológicas del contador .    La longitud del intervalo de comprobación   no será inferior a 1 mm ni superior a 5 mm . La   escala constará :     - bien de trazos de igual grosor que no rebasen   la cuarta parte de la distancia entre los ejes de dos trazos   consecutivos , sin que éstos se distingan entre   sí más que por su longitud ;     - bien de bandas de contraste cuya anchura   constante sea igual a la longitud del intervalo .    No obstante , durante un plazo de seis años   y seis meses a partir de la notificación de la presente   Directiva :    a ) se tolerará el desplazamiento de las cifras   alineadas de arriba a abajo , indicándolo mediante   una flecha ;    b ) la longitud del intervalo podrá ser igual   a 0,8 mm .    3.6 . Número de cifras y valores del intervalo de   comprobación    El dispositivo indicador deberá poder registrar ,   sin volver al cero , un volumen por lo menos igual   al correspondiente a 1 999 horas de funcionamiento   a caudal nominal , expresado en metros cúbicos .    El intervalo de comprobación deberá   adoptar la forma 1 × 10n , 2 × 10n ó   5 × 10n . Deberá ser lo suficientemente   pequeño para que , en el momento de la   comprobación , pueda garantizarse una   imprecisión de medición no superior al 0,5 %   ( se admite un error posible de lectura no superior a   la mitad de la longitud del intervalo más pequeño )   y no se requiera más que un volumen bastante   escaso al caudal mínimo para que la prueba no dure   más de 1 h 30 a dicho caudal .    En los seis años y seis meses siguientes a la   notificación de la presente Directiva , se   tolerará una duración máxima de siete horas .    Podrá acoplarse un dispositivo complementario   ( estrella , disco con señal de referencia , etc. )   con el fin de señalar el movimiento del dispositivo   de medición , antes de que el desplazamiento de   este último resulte claramente perceptible en el   dispositivo indicador .    3.7 . Dispositivo de regulación    Los contadores podrán estar dotados de un   dispositivo de regulación que permita modificar la   relación entre el volumen indicado y el   volumen suministrado . Dicho dispositivo será   obligatorio para los contadores que utilizan la   acción de la velocidad del agua para hacer girar un   órgano móvil .    3.8 . Dispositivo acelerador    Quedan prohibidos los dispositivos que aceleren   la velocidad del contador por debajo de Q min .    IV . INSCRIPCIONES Y MARCAS    4.1 . Inscripciones de identificación    Todo contador llevará obligatoriamente , de   manera visible e indeleble , agrupadas o distribuidas en   la caja , el cuadrante del dispositivo indicador o la   placa descriptiva , las indicaciones siguientes :    a ) el nombre o la razón social del fabricante   o su marca de fábrica ;    b ) la clase metrológica y el caudal nominal Qn en   metros cúbicos por hora ;    c ) el año de fabricación y el número individual   de fabricación ;    d ) una o dos flechas que indiquen el sentido del   flujo ;    e ) el signo de aprobación CEE de modelo ;    f ) la presión máxima de servicio en bares , si   pudiere ser superior a 10 bares ;    g ) la letra V o H cuando el contador   sólo pueda funcionar correctamente en posición   vertical ( V ) o en posición horizontal ( H ) .    4.2 . Lugar de las marcas de comprobación    Las marcas de comprobación CEE deberán   estamparse en alguna pieza esencial ( en principio la   caja ) que resulte visible sin necesidad de   desmontar el aparato .    4.3 . Precinto    Los contadores deberán estar dotados de   dispositivos de protección que puedan ser   precintados a fin de impedir , tanto antes como   después de la instalación correcta del contador ,   el desmontaje o la modificación del contador o de su   dispositivo de regulación , sin deterioro de dichos   dispositivos .    V . APROBACIÓN CEE DE MODELO    5.1 . Procedimiento    El procedimiento de la aprobación CEE de modelo   se llevará a cabo con arreglo a la Directiva   71/316/CEE .    5.2 . Pruebas del modelo    Una vez se haya comprobado , de acuerdo con el   expediente de la solicitud de aprobación , que el   modelo se ajusta a las prescripciones de la presente   Directiva , se someterá a pruebas de laboratorio   un cierto número de aparatos en las condiciones   siguientes :    5.2.1 . Número de contadores que se someterán a   prueba :    En el cuadro que se inserta a continuación   se fija el número de contadores que deberá   presentar el fabricante :    Caudal nominal Q n en m³/h * Número de contadores *    Q n * 5 * 10 *    5 < Q n * 50 * 6 *    50 * Q n * 1 000 * 2 *    Q n > 1 000 * 1 *    5.2.2 . Presión    En las pruebas metrológicas ( número 5.2.4 ) ,   la presión a la salida del contador deberá ser   suficiente para impedir la formación de cavidades .    5.2.3 . Material de prueba    En general , los contadores se probarán   individualmente y , en todo caso , de modo que queden   inequívocamente patentes las características   individuales de cada uno de ellos .    El servicio de metrología del Estado miembro   adoptará las disposiciones necesarias para que ,   teniendo en cuenta las diferentes causas de error   de la instalación , la incertidumbre máxima de   precisión relativa sea del 0,2 % en la medición   del volumen suministrado .    La incertidumbre máxima de precisión relativa   de la instalación será del 5 % en la medición   de la presión y del 2,5 % en la medición de la   pérdida de presión .    La variación relativa del valor de los caudales ,   durante cada prueba , no deberá sobrepasar el 2,5 %   entre Q mín y Q t y el 5 % entre Q t y Q máx .    Con independencia del lugar en que se efectúen   las pruebas , la instalación deberá ser   aprobada por el servicio de metrología del Estado   miembro interesado .    5.2.4 . Ejecución de las pruebas    Las pruebas consistirán en las operaciones   siguientes , efectuadas en el orden que se indica :    1 . pruebas de hermeticidad ;    2 . determinación de las curvas de error en   función del caudal , determinando la   influencia de la presión y teniendo en cuenta   las condiciones normales de instalación ( longitudes   de canalización en línea recta , en dirección   de la corriente y a contracorriente ; estrangulamientos ,   obstáculos , etc. ) previstas por el fabricante   para este tipo de contador ;    3 . determinación de las pérdidas de presión ;    4 . estudio acelerado del desgaste .    La prueba de hermeticidad constará de las dos pruebas   siguientes :    a ) cada contador deberá resistir , sin que se   produzcan escapes ni filtraciones a través de las   paredes , una presión igual a 16 bares o 1,6 veces   la presión máxima de servicio aplicada durante   15 minutos [ véase la letra f ) del número 4.1 . ] ;    b ) cada contador deberá resistir , sin que se   produzcan deterioros no bloqueos , una presión de   20 bares o el doble de la presión máxima de   servicio aplicada durante un minuto [ véase la   letra f ) del número 4.1 . ] ;    Los resultados de las pruebas 2 y 3 deberán   proporcionar un número de puntos suficiente para   trazar con precisión las curvas en toda la   amplitud de la carga .    El estudio acelerado del desgaste se realizará   con arreglo a las condiciones siguientes :    Caudal nominal Q n en m³/h * Caudal de prueba *   Naturaleza de la prueba * Número de interrupciones *   Duración de las paradas en segundos * Duración   de marcha al caudal de prueba * Duración del   arranque y de la reducción de la velocidad en   segundos *    Q n * 10 * Q n * discontinua * 100 000 * 15 *   15 segundos * 0,15 ( Q n ) (*) segundos con un   mínimo de un segundo *     * 2 Q n * continua * * * 100 h * *    Q n > 10 * Q n * continua * * * 800 h * *     * 2 Q n * continua * * * 200 h * *    (*) ( Q n ) es un número igual al valor de   Q n expresado en m³/h .    Antes de la primera prueba y después de cada   serie de pruebas , se determinarán los errores de   medición , por lo menos a los caudales siguientes :    Q mín - Q t - 0,3 Q n - 0,5 Q n - 1 Q n - 2 Q n    En cada prueba , el volumen suministrado   deberá ser suficiente para que la aguja o el   rodillo del intervalo de comprobación efectúe   una o varias vueltas completas y que los defectos de   la distorsión cíclica queden suprimidos .    5.2.5 . Condiciones de la aprobación CEE de modelo    Se aprobará el modelo de contador de agua :    a ) cuando cumpla las prescripciones administrativas ,   técnicas y metrológicas de la Directiva y de su   Anexo ;    b ) cuando las pruebas 1 , 2 y 3 previstas en el   número 5.2.4 dejen patente que el contador cumple   las características metrológicas y tecnológicas   de las partes II y III del presente Anexo , y    c ) cuando , después de cada prueba del   programa de desgaste acelerado :    1 . no se observen , en relación con la curva   inicial , variaciones de medición superiores al   1,5 % entre Q t y Q máx y superiores al 3 % entre   Q mín y Q t ;    2 . el contador registre un error máximo de   ± 6 % entre Q mín y Q t y de ± 2,5 %   entre Q t y Q máx .    VI . PRIMERA COMPROBACIÓN CEE    El lugar de la primera comprobación CEE   será el autorizado por el servicio de metrología   del Estado miembro . La disposición de los locales y   del material de prueba deberá permitir una comprobación   precisa y segura , sin pérdidas de tiempo para la   persona encargada del control . Deberán cumplirse las   prescripciones del número 5.2.3 ; no obstante , los   contadores podrán colocarse en serie . En tal caso , la   presión de salida de todos los contadores deberá   ser suficiente para evitar la formación   de cavidades , y podrán exigirse disposiciones   especiales para impedir interacciones entre los contadores .    La instalación podrá incluir dispositivos   automáticos , derivaciones , reducciones de sección ,   etc. , siempre que los circuitos de pruebas entre   contadores que deban comprobarse y depósitos de   control se hallen claramente definidos , y que en   todo momento pueda comprobarse su hermeticidad interna .    Queda autorizado cualquier sistema de alimentación   de agua , pero en caso de que funcionen varios circuitos   de prueba en paralelo , no habrán de producirse   entre ellos interacciones incompatibles con las   prescripciones del número 5.2.3 .    Si un depósito de control estuviere dividido   en varias cámaras , la rigidez de los tabiques   de separación deberá ser suficiente para que el   volumen de una cámara no varíe más del   0,2 % , según que las cámaras adyacentes estén   llenas o vacías .    La comprobación incluye una prueba de   precisión que se efectuará , por lo menos , a tres   caudales incluidos respectivamente :    a ) entre 0,9 Q máx y Q máx    b ) entre Q t y 1,1 Q t    c ) entre Q mín y 1,1 Q mín    Mediante la primera de dichas pruebas se   observará la pérdida de presión , que deberá   ser inferior al valor indicado en el certificado   de aprobación CEE de modelo .    Los errores máximos tolerados son los que se   indican en el número 2.1 .    En cada prueba , el volumen suministrado deberá   ser tal que la aguja o el rodillo del intervalo de   comprobación efectúe una o varias vueltas   completas y se supriman los efectos de la distorsión   cíclica .    Cuando todos los errores sean del mismo signo ,   se ajustará el contador de manera que no todos los   errores rebasen la mitad del error máximo tolerado .