CELEX: 31997R0822
Language: cs
Date: 1997-05-06 00:00:00
Title: Nařízení Komise (ES) č. 822/97 ze dne 6. května 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín

Důležité právní upozornění

|

31997R0822

Úřední věstník L 117 , 07/05/1997 S. 0010 - 0012

		Nařízení Komise (ES) č. 822/97ze dne 6. května 1997,kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vínKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 822/87 ze dne 16. března 1987 o společné organizaci trhu s vínem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 536/97 [2], a zejména na článek 74 uvedeného nařízení,vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 2676/90 [3] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 69/96 [4] popisuje v příloze tyto metody rozboru; že byla vyvinuta metoda stanovení isotopového poměru kyslíku O/O vody ve víně vína a její platnost stanovena v souladu s mezinárodně uznávanými kritérii; že používání této metody může zavést lepší způsob kontroly pravosti vína a dalších vinařských produktů; že popis této nové metody byl přijat Mezinárodním úřadem pro révu a víno; že tuto metodu je třeba doplnit do uvedeného nařízení;vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1Příloha nařízení (EHS) č. 2676/90 se doplňuje kapitolou 43 uvedenou v příloze tohoto nařízení.Článek 2Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.V Bruselu dne 6. května 1997.Za KomisiFranz Fischlerčlen Komise[1] Úř. věst. L 84, 27.3.1987, s. 1.[2] Úř. věst. L 83, 25.3.1997, s. 5.[3] Úř. věst. L 272, 3.10.1990, s. 1.[4] Úř. věst. L 14, 19.1.1996, s. 13.--------------------------------------------------PŘÍLOHAURČENÍ ISOTOPOVÉHO POMĚRU O/O VODY VE VÍNECHI. POPIS METODY1. Cíl metodyCílem této metody je změření isotopového poměru 18O/16O vody různého původu. Isotopový poměr O/O může být vyjádřen odchylkou δ ‰ k hodnotě isotopového poměru mezinárodní referenční hodnoty V.SMOW:RRx 10002. PrincipIzotopický poměr 18O/16O se určuje hmotnostní spektrometrií izotopických poměrů (mass spectrometry of isotopic ratios – MSIR) z iontových proudů m/z 46 (12C 16O 18O) a m/z 44 (12C 16O) vytvářených oxidem uhličitým získaným po výměně za vodu ve víně podle reakce+++++ TIFF +++++Pro rozbor se používá oxid uhličitý v plynné fázi.3. Činidla- Oxid uhličitý pro rozbor- SMOW (Standard Mean Ocean Water)- GISP (Greenland Ice Sheet Precipitation)- SLAP (Standard Light Arctic Precipitation)- Referenční voda typická pro laboratoř pečlivě standardizovaná s ohledem na referenční vzorek Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni.4. Laboratorní vybavení- hmotnostní spektrometr isotopových poměrů s vnitřní opakovatelností 0,05 ‰- trojitý kolektor pro současné zaznamenávání iontů m/z 44, 45 a 46 nebo, není-li k dispozici, dvojitý kolektor pro měření iontů m/z 44 a 46- termostatický systém (± 0,5 °C) pro zavedení rovnováhy mezi CO2 a obsahem vody ve víně- vývěva schopná dosáhnout vnitřního tlaku 0,13 Pa- ampule pro vzorky s objemem 15 ml a kapilární přípojné trubice o vnitřním průměru asi 0,015 mm- Eppendorfova pipeta s plastovým kuželem na jedno použití.5. Experimentální stanovení5.1 Ruční metodaProvozní režim rovnovážné metodyZavedení vzorku- Vezměte Eppendorfovu pipetu o pevném objemu 1,5 ml, upravte kužel a do baňky načerpejte kapalinu, která se má analyzovat, a baňku připojte k ventilu; současně zkontrolujte, že je pevně uzavřena.- Operaci opakujte pro každou baňku na pracovní rampě, přičemž do jedné z baněk zaveďte referenční vodu.Odplynování rampyDvě rampy se ochladí kapalným dusíkem, pak se otevřením ventilů celý systém odvzdušní až na 0,1 mm Hg.Pak uzavřete ventily a nechte vše ohřát. Odplynovací cyklus se opakuje až do doby, kdy tlak už dále nekolísá.Rovnováha vody a CO2Ochlaďte pracovní rampy na –70 °C (směs kapalného dusíku a alkoholu), aby voda zmrzla a dejte celou soustavu do vakua. Po stabilizaci vakua izolujte rampu pomocí ventilu a odvzdušněte zaváděcí systém CO2. Plynný CO2 zaveďte do pracovní rampy a po jejím izolování od zbytku systému rampu vložte to termostatované lázně při 25 °C (± 0,5 °C) na 12 hodin (jednu noc). K optimalizaci nutné doby pro uvedení do rovnováhy se doporučuje připravit vzorky na konci dne a ponechat rovnováhu ustálit přes noc.Převod CO2 vyměněného v měřících buňkáchNa prázdnou linku vedle pracovní rampy se upraví držák vzorků, který nese tolik měřících kyvet, jako je baněk obsahujících vyměněný CO2. Prázdné kyvety se pečlivě odvzdušní a vyměněné plyny obsažené v baňkách se převedou postupně do měřících kyvet, které byly ochlazeny kapalným dusíkem. Pak se měřící kyvety mohou nechat ohřát na pokojovou teplotu.5.2 Použití automatického přístroje pro výměnuAby nastala rovnováha, vzorkové ampule se naplní buď 2 ml vína, nebo 2 ml vody (pracovní reference laboratoře) a ochladí se na –18 °C. Do systému s ustavenou rovnováhou se zavedou podložní sklíčka obsahující zmrzlé vzorky a po vytvoření vakua v systému se zavede oxid uhličitý pod tlakem 800 hPa.Rovnováhy je dosaženo při teplotě 22 ± 0,5 °C po období minimálně pěti hodin a při mírném promíchávání. Protože trvání rovnováhy závisí na geometrii ampulí, je třeba nejdříve stanovit pro používaný systém optimální dobu trvání.Oxid uhličitý obsažený v ampulích se pak převede do vstupní komory hmotnostního spektrometru kapilární trubičkou a podle zvláštního protokolu pro každý druh zařízení se provede měření.6. Výpočet a vyjádření výsledkůRelativní rozdíl δ‘ poměrových intenzit iontů m/z 46 a 44 (I46/I44) mezi vzorkem a referencí je vyjádřen v ‰ pomocí následující rovnice:δ' samplesamplereferencex 1000Obsah O vzorku ve srovnání k referenci V.SMOW na stupnici V.SMOW/SLAP je dán vztahemδ'Ox 55,5Hodnota přijatá pro SLAP se ve srovnání s V.SMOW rovná –55,5 ‰. Isotopový poměr reference musí být určen po každé sérii 10 měření na neznámých vzorcích.7. Přesnost- Opakovatelnost: r = 0,24 ‰.- Reprodukovatelnost: R = 0,50 ‰.--------------------------------------------------