CELEX: 31971L0319
Language: fi
Date: 1971-07-26 00:00:00
Title: Neuvoston direktiivi 71/319/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, muiden nesteiden kuin veden mittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Avis juridique important

|

31971L0319

Neuvoston direktiivi 71/319/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, muiden nesteiden kuin veden mittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä  

Virallinen lehti nro L 202 , 06/09/1971 s. 0032 - 0036 Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 2 s. 0033  Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1971(III) s. 0662  Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 2 s. 0033  Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1971(III) s. 0740  Kreikank. erityispainos: Luku 13 Nide 1 s. 0170  Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 2 s. 0048  Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 2 s. 0048 

NEUVOSTON DIREKTIIVI,annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971,muiden nesteiden kuin veden mittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (71/319/ETY)EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, jokaottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,ottaa huomioon komission ehdotuksen,ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),sekä katsoo, ettänestemittarien rakennetta ja tarkastusmenetelmiä koskevat velvoittavat säännökset ovat eri jäsenvaltioissa erilaisia, ja ne ovat siten tällaisten laitteiden kaupan esteenä; sen vuoksi on tarpeen lähentää näitä säännöksiä,mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskeviin yleisiin säännöksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä heinäkuuta 1971(3) annetussa neuvoston direktiivissä säädetään menettelyistä ETY-tyyppihyväksynnälle ja ETY-ensivakaukselle; kyseisen direktiivin mukaisesti on tarpeen laatia muiden nesteiden kuin veden mittaamiseen tarkoitettujen tilavuusmittarien rakennetta ja toimintaa koskevat tekniset vaatimukset, janäiden laitteiden käytön varmistamiseksi suoraan nestemittauslaitteistoissa on tarpeen välittömästi lähentää näiden laitteistojen suurimpia sallittuja virheitä koskevia kansallisia säännöksiä,ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:1 artiklaTätä direktiiviä sovelletaan muiden nesteiden kuin veden mittaamiseen tarkoitettuihin tilavuusmittareihin, joissa neste aiheuttaa mittauskammioiden liikkuvien seinämien liikkeen ja joilla voidaan mitata mitä tahansa tilavuuksia.2 artikla1. "Nesteiden tilavuusmittareilla" tarkoitetaan laitetta, joka koostuu ainoastaan mittauslaitteesta ja näyttölaitteesta. Tavallisesti tämä laite on mittauslaitteiston osa.2. "Nestemittauslaitteistolla" tarkoitetaan mittauslaitetta, joka sisältää sekä varsinaisen mittarin ja siihen liitettävät lisälaitteet että kaikki oikean mittauksen varmistamiseksi tarvittavat laitteet sekä kaikki ne laitteet, jotka on lisätty toimintojen helpottamiseksi. Mittauslaitteistoista säädetään erityisdirektiivi.3 artiklaTilavuusmittarit, joihin voidaan kiinnittää ETY-merkit ja ETY-tunnukset, kuvaillaan liitteessä olevassa I luvussa. Niille vaaditaan ETY-tyyppihyväksyntä ja ETY-ensivakaus edellytyksin, jotka säädetään mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskeviin yleisiin säännöksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa ja edellytyksin, joista säädetään mittauslaitteistoja koskevalla erityisdirektiivillä.4 artiklaJäsenvaltio ei saa evätä, kieltää tai rajoittaa ETY-tyyppihyväksyntätunnuksella ja ETY-ensivakausmerkillä varustetun muiden nesteiden kuin veden tilavuusmittarien markkinoille saattamista tai käyttöön ottamista.5 artiklaSellaisia nestemittauslaitteistoja, joihin kuuluu ETY- merkeillä ja -tunnuksilla varustettu nesteiden tilavuusmittari, ensivaa'attaessa noudatetaan liitteessä olevassa II luvussa vahvistettuja suurimpia sallittuja virheitä.6 artikla1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 18 kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta, ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden tässä direktiivissä tarkoitetusta kysymyksistä antamat keskeiset kansalliset säännökset toimitetaan kirjallisina komissiolle.7 artiklaTämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1971.Neuvoston puolestaPuheenjohtajaA. MORO(1) EYVL N:o C 25, 28.2.1970, s. 76(2) EYVL N:o C 26, 4.3.1970, s. 2(3) EYVL N:o L 202, 6.9.1971, s. 1LIITE I LUKUMUIDEN NESTEIDEN KUIN VEDEN MITTARIEN OMINAISUUDET1 Määritelmät1.1 "Pienimmällä sallitulla mittaustilavuudella" tarkoitetaan sitä pienintä nesteen tilavuutta, joka voidaan tietyllä laitetyypillä mitata.1.2 "Jaksollisella tilavuudella" tarkoitetaan sitä tilavuutta, joka vastaa mittauslaitteen yhtä toimintajaksoa eli sitä kokonaisliikettä, jonka lopuksi mittauslaitteen sisäosat ensimmäistä kertaa palaavat alkuasentoonsa.1.3 "Jaksollisella tilavuuspoikkeamalla" tarkoitetaan suurinta eroa yhden toimintajakson aikana liikkuvien osien syrjäyttämän tilavuuden ja näyttölaitteen osoittaman tilavuuden välillä, kun näyttölaite on kytketty mittauslaitteeseen ilman välitystä tai liukumaa siten, että se osoittaa toimintajakson lopussa ja tälle toimintajaksolle tilavuuden, joka vastaa jaksollista tilavuutta. Tätä eroa voi pienentää sopivalla virityslaitteella.2 Näyttölaite2.1 Mittareissa on oltava näyttölaite, joka näyttää mitatun tilavuuden kuutiosenttimetrein tai millilitroin, kuutiodesimetrein tai litroin tai kuutiometrein.2.2 Näyttölaitteessa, jossa on yksi tai useampia osia, pienimmän askelarvon mukaan jaoteltu osa on "ensimmäinen osa".2.3 Näyttölaitteen ja mittauslaitteen välityksen on oltava luotettava ja kestävä, ja sen on oltava mekaanisesti tai kestomagneetilla aikaansaatu.2.4.1 Näyttämän on oltava luotettava, yksiselitteinen ja helposti havaittavissa.2.4.2 Jos näyttölaitteessa on useita näyttämäosia, näyttölaite on suunniteltava siten, että eri osien näyttämät on voitava vaivattomasti lukea peräkkäin.2.5 Näyttölaitteen suurimman arvon on oltava 1 × 10n, 2 × 10n tai 5 × 10n sallittua tilavuusyksikköä, jossa n on positiivinen tai negatiivinen kokonaisluku tai nolla.2.6 Näyttämäosan liike voi olla portaatonta tai portaittaista.2.7 Portaattomasti liikkuvassa näyttämäosassa on oltava jaotuksella varustettu asteikko ja osoitin siten, että mittaustulos voidaan havaita riippumatta siitä, mihin asentoon näyttämäosa pysähtyy.2.8 Ensimmäisen osan askeleen on oltava 1 × 10n, 2 × 10n tai 5 × 10n sallittua tilavuusyksikköä.2.9 Lukuun ottamatta näyttämän suurinta arvoa osoittavaa näyttämäosaa, kokonaan näkyvissä olevan näyttämäosan yhden kierroksen arvon on oltava 10n sallittua tilavuusyksikköä.2.10 Jos näyttämäosa koostuu kiinteästä pyöreästä asteikosta ja sitä kiertävästä osoittimesta, osoittimen kiertosuunnan on oltava myötäpäivään.2.11 Näyttölaitteessa, jossa on useampia osia, kokonaan näkyvissä olevan näyttämäosan liikkuvan osan kierron on oltava yhtä suuri kuin seuraavan näyttämäosan askelarvo.2.12 Jos näyttölaitteessa on useita näyttämäosia, jokaisen portaittain liikkuvan näyttämäosan, ensimmäistä osaa lukuun ottamatta, on siirryttävä seuraavaan numeroon sinä aikana kun edellinen osa liikkuu enintään yhden kymmenesosan sen kierroksen arvosta. Siirtymisen on tapahduttava täysin siihen mennessä kun edellinen osa näyttää nollaa.2.13 Jos näyttölaitteessa on useita näyttämäosia ja jos vain osa toisen ja sitä seuraavien osien asteikosta on näkyvissä näyttöaukossa, näiden osien liikkeen on oltava portaittainen. Ensimmäisen osan liike voi olla portaaton tai portaittainen.2.14 Jos näyttämä koostuu rivissä olevista numeroista ja jos ensimmäisen osan liike on portaittainen, näyttämäosan oikealle puolelle voidaan merkitä yksi tai useampia kiinteitä nollia.2.15 Jos vain osa ensimmäisen näyttämäosan asteikosta on näkyvissä näyttöaukosta ja ensimmäisen näyttämäosan liike on portaatonta, näyttämä voi olla epäselvä, mitä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Tämän vuoksi sekä näyttämän interpoloinnin mahdollistamiseksi näyttöaukon koon on asteikon liikkeen suunnassa oltava vähintään 1,5 kertaa kahden peräkkäisen numeroidun askeleen keskiviivojen välinen etäisyys siten, että näkyvissä on aina kaksi asteikkomerkkiä, joista toisesta näkyy numero. Näyttöaukko voi olla epäsymmetrinen osoittimeen nähden.2.16 Jos asteikossa on asteikkoviivoja, niiden leveyden on oltava sama koko asteikolla ja vakio viivan koko pituudella, eikä viivojen leveys saa ylittää neljäsosaa kahden peräkkäisen merkin keskiviivojen välisestä etäisyydestä.Merkit, jotka vastaavat 1 × 10n, 2 × 10n tai 5 × 10n sallittua tilavuusyksikköã, tulee erottaa toisistaan ainoastaan viivojen pituuseron avulla.2.17 Kahden perättäisen asteikkomerkin akselien välisen todellisen tai näkyvän etäisyyden on oltava vähintään 2 millimetriä.2.1 Numeroiden todellisen tai näkyvän korkeuden on oltava vähintään 4 millimetriä.3 Virityslaitteet3.1 Mittareissa on oltava virityslaite, jolla voidaan muuttaa näyttämän ja mittarin läpi virranneen nesteen todellisen tilavuuden suhdetta.3.2 Jos virityslaite muuttaa kyseistä suhdetta portaittain, perättäiset suhteen lisäykset eivät saa koskaan erota toisistaan enempää kuin 0,002.3.3 Ohivirtausta ei saa käyttää virityksenä.4 Pienintä sallittua mittaustilavuutta koskevia erityismääräyksiä4.1 Pienimmän sallitun mittaustilavuuden on oltava sellainen, että yksikään seuraavista arvoista ei ole suurempi kuin tämän tilavuuden suurin sallittu virhe, niin kuin se eritellään II luvun 2 ja 3 kohdassa:1. tilavuus, joka vastaa 2 millimetrin liikettä näyttölaitteen ensimmäisen osan asteikolla ja yhtä viidesosaa askelarvosta, kun ensimmäinen näyttämäosa liikkuu portaattomasti;2. tilavuus, joka vastaa kahta perättäistä numeroiden muutosta, kun ensimmäinen näyttämäosa liikkuu portaittain;3. virhe, joka tavallisissa toimintaolosuhteissa syntyy välyksestä ja liukumasta mittauslaitteen ja näyttölaitteen ensimmäisen näyttämäosan välityksessä;4. kaksi kertaa jaksollinen tilavuuspoikkeama.4.2 Määritettäessä pienintä sallittua mittaustilavuutta on myös mittarin yhteydessä käytettävien laitteiden vaikutus otettava tarpeen mukaan huomioon näitä laitteita koskevan direktiivin vaatimusten mukaisesti.4.3 Pienimmän sallitun mittaustilavuuden on oltava 1 × 10n, 2 × 10n tai 5 × 10n sallittua tilavuusyksikköä, jossa n on positiivinen tai negatiivinen kokonaisluku tai nolla.5 Suurin ja pienin tilavuusvirta5.1 Suurin ja pienin tilavuusvirta määritellään tarkastuksen tulosten mukaisesti hyväksyntätodistuksessa. Mittarin on pystyttävä toimimaan lähellä suurinta tilavuusvirtaa hyväksyntätodistuksessa määritellyn ajan mittarin mittausteknisten ominaisuuksien olennaisesti muuttumatta.5.2 Mittareiden suurimman ja pienimmän tilavuusvirran välisen suhteen on oltava yleensä vähintään 10 ja nesteytettyjä kaasuja mittaavien mittareiden osalta vähintään 5.6 Nesteen ominaisuuksien, lämpötilan ja paineen vaikutus6.1 Hyväksyntätodistuksesta on ilmettävä neste tai nesteet, joille mittari on tarkoitettu, mitattavan nesteen lämpötilarajat, jos ne ovat alle -10 °C tai yli +50 °C sekä suurin käyttöpaine.6.2 Mittarin tyyppihyväksyntää varten tehtyjen tarkastusten on osoitettava, että virheet, jotka aiheutuvat nesteen ominaisuuksien, paineen ja nesteen lämpötilan vaihtelusta hyväksyntätodistuksessa määritellyissä rajoissa, ovat enintään puolet II luvun 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista arvoista.7 Mittarin suurimmat sallitut virheet7.1 Jos mittauslaitteiston ensivakausta edeltää mittarin 3 artiklan mukainen metrologinen tarkastus, tämän tarkastuksen aikana käytetään suurimpina sallittuina virheinä arvoja, jotka ovat puolet II luvun 1, 2 ja 3 kohdassa annetuista suurimmista sallituista virheistä, mutta jotka kuitenkin ovat vähintään 0,3 % mitatusta tilavuudesta, jos käytetään samaa nestettä, jota mittarilla mitataan.7.2 Jos mittaustarkkuus ei ole riittävä tämän vaatimuksen soveltamiseksi, voidaan hyväksyntätodistuksessa kuitenkin laajentaa suurimpien sallittujen virheiden arvoa II luvun 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa rajoissa.7.3 Tämän lisäksi hyväksyntätodistuksessa voidaan pienentää tai muuttaa suurimpia sallittuja virheitä silloin kun edellä tarkoitettu ensivakaus suoritetaan joko vain yhdellä edellä tarkoitetuista mahdollisista nesteistä.Jälkimmäisessä tapauksessa (tämä tarkoittaa tapausta, jossa vakauksessa käytetään eri nestettä kuin sitä, mitä mittarilla mitataan) voidaan hyväksyntätodistuksessa määritellä testauksessa käytettäväksi eri tilavuusvirtoja kuin niitä, jotka ovat pienimmän ja suurimman tilavuusvirran rajoittamalla alueella.8 Merkinnät8.1 Kaikissa mittareissa on oltava seuraavat tiedot näyttölaitteen näyttötauluun tai erilliseen kilpeen selvästi ja pysyvästi merkittyinä:a) ETY-tyyppihyväksyntätunnus;b) valmistajan tunnus tai toiminimi;c) valmistajan tyyppimerkintä, jos sellainen on;d) sarjanumero ja valmistusvuosi;e) jaksollinen tilavuus;f) suurin ja pienin tilavuusvirta;g) suurin käyttöpaine;h) lämpötila-alue silloin, kun nestettä voidaan mitata alle -10 °C tai yli + 50 °C lämpötilassa;i) mitattavan nesteen tai nesteiden laatu ja kineaattisen tai dynaamisen viskositeetin rajat, jollei nesteen laatu yksistään riittävästi määrittele viskositeettia.8.2 Seuraavat tiedot on merkittävä näkyvälle paikalle näyttölaitteen näyttötauluun:a) mittayksikkö, jolla mitattavat tilavuudet ilmaistaan, tai tämän mittayksikön tunnus;b) pienin sallittu mittatilavuus.8.3 Jos erehtymisen vaara on olemassa, nesteen virtaussuunta on merkittävä nuolella mittauslaitteen runkoon.8.4 Elintarvikenesteitä mittaavan purettavissa olevan mittauslaitteen sarjanumero tai sarjanumeron kolme viimeistä numeroa on merkittävä osiin, joiden vaihto voi vaikuttaa mittaustuloksiin.8.5 Näyttölaitteessa voi olla erityinen tyyppitunnus ja valmistenumero.9 Sinettien ja vakausmerkkien sijoitus9.1 Sinetöinnin on estettävä pääsy osiin, joilla voidaan muuttaa viritystä, ja sen on estettävä mittarin osittainenkin purkaminen, jos purkamista ei ole sallittu hyväksyntätodistuksessa (elintarvikenesteitä mittaavat mittarit, jotka saa purkaa).9.2 ETY-vakausmerkkiä varten mittauslaitteen, näyttölaitteen tai niiden kotelon pääosassa on oltava tukeva kohta, joka on näkyvissä ilman purkamista.9.3 Hyväksyntätodistuksessa voidaan edellyttää, että vaihdettaviin mittarin osiin varataan paikka leimaa varten tämän luvun 8.4 kohdassa tarkoitetun sarjanumeron lisäksi.II LUKUMITTAUSLAITTEISTOJEN SUURIMMAT SALLITUT VIRHEET1. Kun mittari kuuluu mittauslaitteistoon, suurimmat sallitut positiiviset ja negatiiviset virheet tämän laitteiston ensivakauksessa, tavallisissa käyttöolosuhteissa ja hyväksyntätodistuksessa eriteltyjen käyttörajojen mukaisesti esitetään seuraavassa taulukossa, mitattavan tilavuuden mukaan:>TAULUKON PAIKKA>2. Pienimmän sallitun mittaustilavuuden suurin sallittu virhe on kaksi kertaa II luvun 1 kohdassa tarkoitettu arvo, ja mitatusta tilavuudesta riippumatta suurin sallittu virhe ei koskaan saa olla pienempi kuin pienimmälle sallitulle mittaustilavuudelle sallittu virhe.3. Testauksesta johtuvien erityisten vaikeuksien vuoksi suurimmat sallitut virheet ovat II luvun 1 ja 2 kohdassa määrätyt arvot kaksinkertaisina, kun niitä sovelletaan nesteytettyjen kaasujen mittauslaitteisiin tai mittauslaitteisiin, jotka mittaavat nesteitä alle -10 °C tai yli +50 °C lämpötilassa tai laitteisiin, joiden pienin tilavuusvirta ei ylitä 1 litraa tunnissa.4. Jos ensivakauksessa havaittavat virheet ovat kaikki samanmerkkisiä, vähintään yhden niistä on oltava enintään I luvun 7.1 kohdassa annetun rajan suuruinen.