CELEX: 31976R0409
Language: es
Date: 1976-02-23 00:00:00
Title: Reglamento (CEE) nº 409/76 de la Comisión, de 23 de febrero de 1976, por el que se establecen los métodos comunitarios para la determinación del grado de humedad del tabaco crudo

Avis juridique important

|

31976R0409

Reglamento (CEE) nº 409/76 de la Comisión, de 23 de febrero de 1976, por el que se establecen los métodos comunitarios para la determinación del grado de humedad del tabaco crudo  

Diario Oficial n° L 050 de 26/02/1976 p. 0008 - 0010 Edición especial en finés : Capítulo 3 Tomo 7 p. 0010  Edición especial griega: Capítulo 03 Tomo 14 p. 0173  Edición especial sueca: Capítulo 3 Tomo 7 p. 0010  Edición especial en español: Capítulo 03 Tomo 9 p. 0239  Edición especial en portugués: Capítulo 03 Tomo 9 p. 0239 

 REGLAMENTO ( CEE ) N º 409/76 DE LA COMISIÓN    de 23 de febrero de 1976    por el que se establecen los métodos comunitarios   para la determinación del grado de humedad del   tabaco crudo    LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica   Europea ,    Visto el Reglamento ( CEE ) n º 727/70 del Consejo , de   21 de abril de 1970 , por el que se establece una   organización común de mercados en el sector del   tabaco crudo (1) , modificado en último lugar por el   Acta de adhesión (2) y , en particular , el párrafo   primero del apartado 3 de su artículo 3 y el apartado   4 de su artículo 7 ,    Considerando que el Reglamento ( CEE ) n º 1727/70 de   la Comisión , de 25 de agosto de 1970 , relativo a las   modalidades de intervención en el sector del tabaco   crudo (3) , modificado en último lugar por el Reglamento   ( CEE ) n º 408/76 (4) , fija el grado de humedad que   debe tomarse en consideración para la determinación del   peso neto del tabaco en hoja y del tabaco embalado ;    Considerando que el Reglamento ( CEE ) n º 1726/70 de   la Comisión , de 25 de agosto de 1970 , relativo a las   modalidades de concesión de la prima para el tabaco   en hoja (5) , modificado en último lugar por el   Reglamento ( CEE ) n º 408/76 , se refiere a estos mismos   grados de humedad para la determinación del peso neto   del tabaco para el que se solicite una prima ;    Considerando que , a fin de garantizar una aplicación   uniforme de la regulación de la organización común de   mercados del tabaco , el Reglamento ( CEE ) n º 1726/70   estipula , en el apartado 1 de su artículo 1 bis , que   la Comisión establecerá uno o varios métodos   comunitarios para determinar el grado de humedad del   tabaco crudo ;    Considerando que dos de los métodos que hasta ahora   han sido sometidos a un estudio científico comunitario   presentan calidades muy aproximadas y proporcionan   resultados válidos comparables ; que es conveniente , por   consiguiente , tener en cuenta , sin prejuzgar la futura   adopción de otros métodos que sean sometidos a   estudios semejantes y den resultados comparables ;    Considerando que las medidas previstas en el presente   Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión   del tabaco crudo ,    HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :    Artículo 1    1 . La determinación del grado de humedad del tabaco   que se tendrá en cuenta para el establecimiento del peso   neto mencionado en el artículo 11 del Reglamento   ( CEE ) n º 1726/70 y en el apartado 1 del artículo 6   del Reglamento ( CEE ) n º 1727/70 y que se fija en el   Anexo IV de este último Reglamento se efectuará de   acuerdo con uno de los métodos definidos en el Anexo I del   presente Reglamento .    2 . Se establece en el Anexo II la descripción de la   toma de muestras previa y necesaria para la utilización   de dichos métodos .    Artículo 2    Las presentes disposiciones se aplicarán por primera   vez a la cosecha 1976 .    El presente Reglamento será obligatorio en todos sus   elementos y directamente aplicable en cada Estado   miembro .    Hecho en Bruselas , el 23 de febrero de 1976 .    Por la Comisión    P. J. LARDINOIS    Miembro de la Comisión    (1) DO n º L 94 de 28 . 4 . 1970 , p. 1 .    (2) DO n º L 73 de 27 . 3 . 1972 , p. 14 .    (3) DO n º L 191 de 27 . 8 . 1970 , p. 5 .    (4) DO n º L 50 de 26 . 2 . 1976 , p. 6 .    (5) DO n º L 191 de 27 . 8 . 1970 , p. 1 .    ANEXO I    MÉTODOS COMUNITARIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO   DE HUMEDAD DEL TABACO CRUDO    A . Procedimiento Beaudesson    1 . Aparatos    Estufa Beaudesson EM 10    Secador eléctrico de aire caliente en el que el   aire atraviesa la muestra que debe secarse por   convección forzada mediante un ventilador ad hoc .   El grado de humedad se determina por pesada antes y   después del curado , estando gratuada la balanza de   resorte de modo que la indicación dada para la masa   de 10 gramos sobre la que se opera corresponda   directamente al valor en % del grado de humedad .    2 . Modo de operar    Se pesa una dosis de 10 gramos en una copa pequeña de   fondo perforado y se coloca en la columna de curado , donde   se mantiene mediante una abrazadera . Se pone en marcha la   estufa durante cinco minutos , tiempo en el que el aire   caliente provoca el curado de la muestra a una temperatura   cercana a los 100 grados Celsius .    Al cabo de los cinco minutos , un mecanismo de relojería   detiene el proceso . Se observa la temperatura alcanzada   por el aire al finalizar el curado en un termómetro   incorporado . Se pesa la muestra ; su humedad viene dada   directamente y , si procede , se corrige en algunas   décimas de % en más o en menos , según la   temperatura observada y de acuerdo con un baremo situado   en el aparato .    B . Procedimiento Brabender    1 . Aparatos    Estufa Brabender    Secador eléctrico constituido por un núcleo   cilíndrico termoregulado y ventilado por convección   forzada , en el que se colocan simultáneamente diez copas   pequeñas metálicas con 10 gramos de tabaco cada una .   Las copas se colocan en un platillo giratorio con   diez posiciones que permite , gracias a un volante de   maniobra central , llevar sucesivamente , después del   curado , cada una de las copas a un punto de pesada   incluido en el aparato ; un sistema de palanca permite   colocar sucesivamente las copas sobre el fiel de una   balanza incorporada sin tener que sacar las muestras   del núcleo . La balanza posee un indicador óptico   y proporciona una lectura directa del grado de   humedad . El aparato lleva una segunda balanza que se   utiliza únicamente para preparar las dosis iniciales .    2 . Modo de operar    Regulación del termómetro a 110 grados Celsius .    Calentamiento previo del núcleo , como mínimo durante   15 minutos .    Preparación por pesada de diez dosis de 10 gramos cada   una .    Colocación de las dosis en la estufa .    Curado durante 50 minutos .    Lectura de los pesos para determinar el grado de   humedad bruto .    ANEXO II    Toma de muestras    Para la toma de muestras del tabaco en hoja , con el   fin de determinar su grado de humedad , se procederá   del modo siguiente .    1 . Estratificación del lote    Extraer de cada uno de los paquetes un número de hojas   proporcional a su peso respectivo . El número de hojas   debe ser suficiente para representar correctamente el   paquete .    Debe extraerse un número igual de hojas del borde ,   del centro y del medio .    2 . Homogeneización    Se mezclan todas las hojas extraídas en un saco de   plástico y se procede al picado de algunos kilogramos   ( longitud de corte de 0,4 a 2 milímetros ) .    3 . Toma de submuestras    Después del picado , mezclar con mucho cuidado el   tabaco picado y extraer una muestra representativa .    4 . Medidas    Las medidas deben efectuarse sobre la totalidad de   la muestra reducida , cuidando de que :     - no se produzcan variaciones de humedad ( recipiente   o saco estanco ) ,     - no se produzca la destrucción de la homogeneidad   por decantación ( desechos ) .