CELEX: 31978L0629
Language: es
Date: 1978-06-19 00:00:00
Title: Directiva 78/629/CEE del Consejo, de 19 de junio de 1978, de adaptación al progreso técnico de la Directiva 73/362/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las medidas materializadas de longitud

Avis juridique important

|

31978L0629

Directiva 78/629/CEE del Consejo, de 19 de junio de 1978, de adaptación al progreso técnico de la Directiva 73/362/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las medidas materializadas de longitud  

Diario Oficial n° L 206 de 29/07/1978 p. 0008 - 0011 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 8 p. 0157  Edición especial griega: Capítulo 13 Tomo 7 p. 0138  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 8 p. 0157  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 8 p. 0207  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 8 p. 0207 

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 19 de junio de 1978    de adaptación al progreso técnico de la   Directiva 73/362/CEE relativa a la aproximación de las   legislaciones de los Estados miembros sobre las   medidas materializadas de longitud     ( 78/629/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica   Europea ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Vista la Directiva 71/316/CEE del Consejo , de 26 de   julio de 1971 , relativa a la aproximación de las   legislaciones de los Estados miembros sobre las   disposiciones comunes a los instrumentos de medida   y a los métodos de control metrológico (1) ,   modificada por el Acta de adhesión y , en particular ,   sus artículos 17 , 18 y 19 ,    Considerando que , desde la elaboración y adopción   de la Directiva 73/362/CEE del Consejo , de 19 de   noviembre de 1973 , relativa a la aproximación de las   legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas   materializadas de longitud (2) , se han perfeccionado   nuevas medidas materializadas de longitud y que , en   consecuencia , para tener en cuenta el progreso técnico ,   conviene modificar la mencionada Directiva ;    Considerando que el 19 de enero de 1978 la Comisión   sometió una propuesta de modificación al dictamen   del comité para la adaptación al progreso técnico de   las Directivas dirigidas a la eliminación de los   obstáculos técnicos a los intercambios comerciales   en el sector de los instrumentos de medida y que , ante   la ausencia de dictamen de dicho Comité , la Comisión ,   con arreglo al procedimiento previsto en la letra b )   del apartado 3 del artículo 19 de la Directiva   71/316/CEE , ha propuesta al Consejo las   medidas a tomar ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    En el Anexo de la Directiva 73/362/CEE , los textos   incluidos en los números 3.6 , 4.1 , 5.1 , 6.3 ,   7.2 , 7.3 , 8 , 9.1 , 9.4 y 9.5 , se modifican con arreglo   al Anexo de la presente Directiva .    Artículo 2    Los Estados miembros adoptarán las disposiciones   legales , reglamentarias y administrativas necesarias para   cumplir la presente Directiva , de manera que dichas   disposiciones surtan efecto un año después de la   fecha de notificación de la presente Directiva , e   informarán de ello inmediatamente a la Comisión .    Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el   texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten   en el ámbito regulado por la presente Directiva .    Artículo 3    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Luxemburgo , el 19 de junio de 1978 .    Por el Consejo    El Presidente    P. DALSAGER    (1) DO n º L 202 de 6 . 9 . 1971 , p. 1 .    (2) DO n º L 335 de 5 . 12 . 1973 , p. 56 .    ANEXO    3.6 . Las medidas de longitud de cinta deberán   realizarse de modo que , cuando la cinta se   extienda sobre un plano , sus bordes sean   prácticamente rectilíneos y paralelos .    4.1 . Las medidas de longitud deberán llevar en   su longitud nominal graduaciones y numeraciones   claras regulares , indelebles y realizadas de modo que   permitan una lectura segura , fácil y sin   ambigueedad . No obstante , algunas graduaciones   no numeradas , con un máximo igual al número de   graduaciones comprendidas entre dos señales de   referencia numeradas consecutivas en la medida ,   podrán sobrepasar la señal de referencia   principal terminal .    5.1 . La longitud nominal de las medidas de   longitud deberá tener uno de los siguientes valores :   0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 metros ,   o un múltiplo entero de 5 metros .    6.3 . Todas estas inscripciones se estamparán   de manera visible y legible a partir del principio   de la medida de longitud .    No obstante , previo acuerdo del servicio nacional   responsable , algunas de estas inscripciones podrán   estamparse , en una parte inamovible de dicho   instrumento ; en tal caso el certificado de   aprobación CEE de modelo deberá indicar los   emplazamientos de dichas inscripciones .    Además , cuando la anchura de la medida de   longitud no permita estampar el signo de   aprobación CEE de modelo de manera legible , como   excepción a las prescripciones del número 3.1 . del   Anexo I de la Directiva del Consejo , del 26 de julio   de 1971 , relativa a la aproximación de las legislaciones   de los Estados miembros sobre las disposiciones comunes   a los instrumentos de medida y a los métodos de   control metrológico , y con arreglo al   número 3,5 de dicho Anexo , dicho signo podrá   estamparse en forma de las marcas sucesivas   siguientes :     - la letra estilizada e ,     - la letra o letras distintivas del Estado miembro   que haya concedido la aprobación CEE de modelo ,     - las dos últimas cifras del año de aprobación   CEE de modelo ,     - el número característico de la aprobación   CEE de modelo ( ejemplo : e F 75 53457 ) .    7 . ERRORES MÁXIMOS TOLERADOS    7.1 . Las medidas de longitud definidas en la   presente Directiva se dividen , según su grado   de precisión , en tres clases designadas por los   índices I , II y III .    Para la primera comprobación CEE de las medidas   de longitud , el error máximo tolerado en más o en   menos    a ) en la longitud nominal    y    b ) en cualquier otra distancia comprendida entre dos   señales de referencia cualesquiera no consecutivas ,    se expresará en función distancia comprendida   entre dos señales de referencia cualesquiera no   consecutivas ,    se expresará en función de la longitud   considerada por una fórmula de la forma ( a + bL )   milímetros , en la cual :     - L es el valor de la longitud considerada   redondeada al número entero de metros por exceso ,     - a y b son coeficientes fijados para cada clase   de precisión en el siguiente cuadro :    Clase de precisión * a * b *    I * 0,1 * 0,1 *    II * 0,3 * 0,2 *    III * 0,6 * 0,4 *    7.2 .    7.2.1 . El error máximo tolerado , en más   o menos , en la longitud i de los intervalos de   un valor inferior o igual a 1 centímetro se fija   para cada clase de precisión en el siguiente cuadro :    Longitud i del intervalo considerado * Error máximo   tolerado en milímetros , para la clase de precisión *     * I * II * III *    i * 1 mm * 0,1 * 0,2 * 0,3 *    1 mm < i * 1 cm * 0,2 * 0,4 * 0,6 *    Para la longitud de los intervalos de un valor   superior a 1 centímetro , el error máximo   tolerado se expresará , en función de la   longitud del escalonamiento , por la fórmula   ( a + bL ) milímetros , en la que los valores   de los coeficientes a y b son iguales a los   valores mencionados en el número 7.1 y L es el   valor de la longitud considerada redondeada al   número entero de metros por exceso .    7.2.2 . La diferencia máxima tolerada entre las   longitudes i de los intervalos consecutivos , de   un valor inferior o igual a 1 centímetro , se   fija para cada clase de precisión en el siguiente   cuadro :    Para la longitud de los intervalos de un valor   superior a 1 centímetro , la diferencia máxima   tolerada entre las longitudes i de los intervalos   consecutivos se expresará , en función de la   longitud de los intervalos , por la fórmula   ( a + bL ) milímetros , tal como se define en el   número 7.2.1 .    Longitud i del intervalo considerado * Diferencia   máxima tolerada en milímetros para la clase   de precisión *     * I * II * III *    i * 1 mm * 0,1 * 0,2 * 0,3 *    1 mm < i * 1 cm * 0,2 * 0,4 * 0,6 *    7.3 . No obstante , en una medida de longitud   de topes o mixta , el error máximo tolerado ,   en más o en menos , en la longitud del intervalo   terminal limitado por una superficie , se   aumentará :     - en 0,1 milímetros para las medidas de la clase I ,     - en 0,2 milímetros para las medidas de la clase II ,     - en 0,3 milímetros para las medidas de la clase III ,    Además , las prescripciones previstas en los   números 7.1 y 7.2.2 . no serán aplicables :     - cuando una de las dos señales de   referencia no consecutivas a las que se refiere la   letra b ) del número 7.1 . esté constituída por   una superficie    y     - cuando uno de los dos intervalos consecutivos a   los que se refiere el número 7.2.2 . sea un intervalo   terminal limitado por una superficie .    8 . MARCAS DE COMPROBACIÓN    Cualquier medida de longitud deberá realizarse   de modo que pueda recibir las marcas de comprobación   previstas por la Directiva del Consejo , de 26   de julio de 1971 , relativa a la aproximación de   las legislaciones de los Estados miembros sobre   las disposiciones comunes a los instrumentos de   medición y a los métodos de control metrológico .   Hacia el principio de la medida deberá   preverse un lugar a este efecto , bien en la   misma medida , bien en un dispositivo complementario   inamovible .    9.1 . Medidas de cinta de fibra de vidrio y   materia plástica de topes , de trazos o mixtas    Longitud nominal comprendida entre 0,5 y 100 metros .    Deberá indicarse en la medida la fuerza de   tracción , del orden de 20 N .    Las extemidades libres de las medidas   de topes o mixtas deberán estar provistas de una   contera o regatón resistente al desgaste .    Estas medidas pertenecen a las clases de   precisión I , II ó III .    9.2 . Medidas de una sola pieza , rígidas o   semi rígidas , de metal o de otro material    Longitud nominal comprendida entre 0,5 y 5 metros .    La temperatura de referencia podrá , en algunos   casos , ser diferente de 20 ° C    Estas medidas comprenden también las   varillas medidoras que se utilizan para determinar   el nivel de los líquidos .    El extremo de las varillas medidoras rígidas   deberá estar provisto de una contera o regatón   resistente a los choques y al desgaste y no   susceptible de provocar chispas en caso de choque .    Estas medidas pertenecen a las clases de precisión I   ó II .    9.4 . Medidas de cinta de acero    9.4.1 . Medidas de longitud de topes , de trazos   o mixtas sobre un dispositivo enrollador .    Longitud nominal comprendida entre 0,5 y 10 metros ;   las cintas de las medidas de una longitud nominal   comprendida entre 5 y 10 metros deberán tener un   corte transversal arqueado .    Dichas medidas podrán encerrarse en una caja   una de cuyas dimensiones podrá incluirse en la   parte destinada a la medición , en particular por   lo que respecta a la medición de las dimensiones   interiores .    La extremidad libre de dichas medidas estará   provista de un gancho o una lengueeta fija o corrediza .    Estas medidas pertenecen a las clases de   precisión I ó II .    9.4.2 . Medidas de longitud de topes o de trazos ,   diseñados para la medición de longitudes superiores   a su longitud nominal .    Longitud nominal : 5 , 10 , 20 , 50 , 100 o 200 metros .    Deberá indicarse en la medida la fuerza de   tracción , del orden de 50 N . Dichas medidas   estarán provistas en ambas extremidades de asas   o anillas . Si las asas estuvieran incluidas en la   longitud nominal , deberán realizarse de manera   que su articulación no produzca ninguna   incertidumbre en la medición .    Estas medidas pertenecen a las clases de   precisión I ó II .    9.4.3 . Medidas de longitud de trazos o mixtas   sobre un dispositivo enrollador , no diseñadas   para medir longitudes superiores a su longitud   nominal .    Longitud nominal comprendida entre 5 y 200 metros .    La temperatura de referencia podrá , en algunos   casos , ser diferente de 20 ° C .    Deberá indicarse en la medida la fuerza de   tracción , del orden de 50 N .    La extremidad libre deberá llevar un asa , una   anilla o un gancho que no esté incluiído en la   longitud nominal .    Estas medidas pertenecen a las clases de   precisión I ó II .    9.5 . Sondas mixtas de metal con lastre ,   utilizadas como varillas medidoras para determinar   el nivel de los líquidos .    Longitud nominal comprendida entre 5 y 50 metros .    La temperatura de referencia podrá , en ciertos   casos , ser diferente de 20 ° C .    La fuerza de tracción , suficiente para   extender la cinta correctamente , deberá indicarse   en la medida de longitud .    Dicha fuerza de tracción se ejerce sobre la   medida mediante un lastre que deberá llevar la   indicación de su masa .    La señal de referencia principal , origen   de la escala , estará constituída por la base   en un lastre de forma adecuada , de peso   suficiente para extender correctamente la cinta   y realizada en un material que no sea susceptible   de provocar chispas en caso de choque .    El lastre se unirá a la cinta de manera   fija o amovible de tal manera que dicha fijación o   articulación no produzca ninguna incertidumbre   de mediación .    La graduación de trazos será milimétrica   en toda la longitud de la cinta y se prolongará   sobre una cara lateral plana del lastre .    La otra extremidad de la medida podrá estar   provista de un dispositivo de enrollamiento .    Estas medidas pertenecen a las clases de   precisión I ó II .    No obstante , el error máximo tolerado sobre   el conjunto del instrumento en posición de uso   con el lastre no será jamás inferior a 0,6 mm .