CELEX: 31985L0146
Language: es
Date: 1985-01-31 00:00:00
Title: Directiva 85/146/CEE de la Comisión, de 31 de enero de 1985, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 73/362/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las medidas materializadas de longitud

Avis juridique important

|

31985L0146

Directiva 85/146/CEE de la Comisión, de 31 de enero de 1985, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 73/362/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las medidas materializadas de longitud  

Diario Oficial n° L 054 de 23/02/1985 p. 0029 - 0033 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 14 p. 0152  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 18 p. 0198  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 14 p. 0152  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 18 p. 0198 

 DIRECTIVA DE LA COMISIÓN    de 31 de enero de 1985    por la que se adapta al progreso técnico la Directiva   73/362/CEE del Consejo , relativa a la aproximación   de las legislaciones de los Estados miembros sobre las   medidas materializadas de longitud     ( 85/146/CEE )    LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica   Europea ,    Vista la Directiva 71/316/CEE del Consejo , de 26 de   julio de 1971 , relativa a la aproximación de las   legislaciones de los Estados miembros sobre las   disposiciones comunes a los instrumentos de medición y   a los métodos de control metrológico (1) , modificada   en último lugar por la Directiva 83/575/CEE (2) y ,   en particular , su artículo 17 ,    Considerando que es necesario modificar la Directiva   73/362/CEE del Consejo (3) , modificada por la Directiva   78/629/CEE (4) , teniendo en cuenta la evolución   técnica que ha tenido lugar en este campo ;    Considerando que la Directiva-marco 71/316/CEE se ha   adoptado al progreso técnico realizado en la   fabricación de los instrumentos de medición y permite ,   por lo tanto , controles estadísticos para la primera   comprobación CEE según las modalidades establecidas   en las directivas particulares ; que , por lo tanto ,   deben introducirse algunas añadiduras en el Anexo de la   Directiva específica 73/362/CEE para precisar las   modalidades de esos controles ;    Considerando que conviene especificar mejor las   condiciones para conceder la aprobación CEE de modelo   y la primera comprobación CEE relativas a las medidas   materializadas de longitud ;    Considerando que las disposiciones de la presente   Directiva concuerdan con el dictamen del Comité para   la adaptación al progreso técnico de las directivas   tendentes a la eliminación de los obstáculos técnicos   en los intercambios comerciales dentro del sector de los   instrumentos de medición ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    En el Anexo de la Directiva 73/362/CEE :    1 ) los textos que figuran en los números 2.1 , 7 , 7.1 ,   7.4 y 8 se modificarán conforme a los números   correspondientes del Anexo de la presente Directiva ;    2 ) se añadirán los puntos 10 , 11 y 12 del Anexo de   la presente Directiva .    Artículo 2    Los Estados miembros aplicarán , el 1 de enero de 1986 ,   las disposiciones legales , reglamentarias y administrativas   necesarias para cumplir la presente Directiva e informarán   de ello inmediatamente a la Comisión .    Artículo 3    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 31 de enero de 1985 .    Por la Comisión    COCKFIELD    Vicepresidente    (1) DO n º L 202 de 6 . 9 . 1971 , p. 1 .    (2) DO n º L 332 de 28 . 11 . 1983 , p. 43 .    (3) DO n º L 335 de 5 . 12 . 1983 , p. 56 .    (4) DO n º L 206 de 29 . 7 . 1978 , p. 8 .    ANEXO    2.1 . durante un uso normal a temperaturas que se   desvíen 8 ° C de más o de menos de la temperatura   de referencia , las variaciones de longitud no sean   superiores a los errores máximos tolerados ;    7 . Errores máximos tolerados    Las medidas de longitud establecidas en la presente   Directiva se dividirán , según su grado de precisión ,   en tres clases designadas con los índices I , II y III .    7.1 . El error máximo tolerado , positivo o negativo ,    a ) sobre la longitud nominal ,    y    b ) sobre cualquier otra distancia comprendida entre   dos señales cualesquiera no consecutivas    se expresará en milímetros , en función de la   longitud considerada , por la fórmula a + bL , en la que :     - L es el valor de la longitud considerada redondeada   hasta el número entero de metros en exceso ,     - a y b son coeficientes fijados para cada clase de   precisión en el cuadro siguiente :    Clase de precisión * a * b *    I * 0,1 * 0,1 *    II * 0,3 * 0,2 *    III * 0,6 * 0,4 *    7.4 . El error máximo tolerado en servicio será igual   al doble del error máximo tolerado en la primera   comprobación CEE .    8 . Marcas de primera comprobación CEE    8.1 . Deberá establecerse un emplazamiento cerca del   comienzo de la propia medida de longitud o en un   dispositivo complementario inamovible que permita la   colocación de marcas de primera comprobación CEE .    8.2 . Dichas marcas deberán colocarse en conformidad   con las disposiciones del número 3.1 del Anexo II de la   Directiva 71/316/CEE del Consejo , de 26 de julio de 1971 ,   modificada en último lugar por la Directiva 83/575/CEE   del Consejo , de 25 de octubre de 1983 .    8.3 . Sin embargo , no obstante lo dispuesto en ese   número 3.1 , la marca de primera comprobación CEE   podrá consistir en una letra minúscula « e » dentro   de un hexágono . En tal caso , la letra « e »   contendrá , en la mitad superior , la letra o letras   mayúscula(s) que identifiquen al Estado miembro en que   se realizó la primera comprobación CEE , y en la mitad   inferior las dos últimas cifras del año de   comprobación . Puede verse un ejemplo de esta marca en   el número 12 .    8.4 . La elección de una u otra forma de marca se deja   al criterio del servicio competente en la primera   comprobación CEE .    10 . Aprobación CEE de modelo y primera comprobación   CEE    La aprobación CEE de modelo y la primera comprobación   CEE de las medidas materializadas de longitud se   efectuarán de acuerdo con el procedimiento de la   Directiva 71/316/CEE .    10.1 . Examen de aprobación CEE de modelo    El examen incluirá , además del estudio de los   documentos , un control de conformidad del modelo   presentado con las disposiciones contenidas en los   números 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ( con excepción del número   6.4 ) , 7 , 8 y 9 .    10.2 . Controles de primera comprobación CEE    10.2.1 . Los controles de primera comprobación CEE se   efectuarán bien con todas las medidas de longitud   presentadas bien con los lotes de medidas , conforme al   número 11 .    10.2.2 . Los controles de primera comprobación CEE   consistirán en un examen visual de la conformidad de la   medida de longitud con el modelo aprobado , sobre todo   en relación con las disposiciones contenidas en los   números 3.6 , 4.1 y 4.3 .    10.2.3 . Además , habrá de comprobarse que la medida   de longitud respete los errores máximos tolerados en la   longitud nominal , teniendo en cuenta , en su caso ,   el número 9.5 .    10.2.4 . Por otra parte , en cinco lugares diferentes ,   distribuídos al azar en la medida de longitud , se   examinará :     - la distancia comprendida entre dos señales de la   escala no consecutivas ,     - la longitud del intervalo ,     - la diferencia entre las longitudes de dos intervalos   consecutivos ,    para comprobar su conformidad con las disposiciones de   los números 7.1 b ) , 7.2.1 y 7.2.2 , teniendo en cuenta ,   en su caso , los números 7.3 y 9.3 .    Si los resultados del examen lo justificaren , el   servicio competente podrá reducir o aumentar el número   de controles .    10.2.5 . El conjunto de los controles antes citados se   realizará en las condiciones de referencia especificadas   en el número 7.5 .    11 . Control estadístico aplicado como modalidad   de primera comprobación CEE    Cuando las medidas de longitud se fabriquen en serie y el   responsable de su presentación a la primera   comprobación CEE declare que ya han sido controladas   adecuadamente , los lotes así presentados se someterán ,   a petición suya , a un control estadístico por   atributos en las condiciones indicadas a continuación .    11.1 Generalidades    11.1.1 . Lote    Los lotes estarán constituidos por medidas de longitud   que reúnan las características siguientes :     - ser de un mismo modelo ,     - pertenecer a una misma clase de precisión ,     - estar fabricados por el mismo procedimiento .    El tamaño del lote será el número de medidas de   longitud que contenga . El tamaño del lote presentado   a la primera comprobación CEE será , como máximo ,   de 10 000 medidas .    11.1.2 . Muestra    Una muestra estará constituida por medidas de longitud   tomadas al azar de un lote . El número de medidas de   longitud de la muestra se denominará tamaño de la   muestra .    11.1.3 . Control estadístico por atributos    El control estadístico por atributos es un control para   el cual las medidas de longitud de la muestra se clasifican   de defectuosas o no defectuosas de acuerdo con las   indicaciones de la presente Directiva .    11.1.4 . Nivel de calidad límite ( LQ 5 )    El nivel de calidad límite es el nivel de calidad del   lote presentado que , en un plan de muestreo , corresponde   a una probabilidad de aceptación del 5 % .    11.1.5 . Nivel de calidad normal ( SQL )    El nivel de calidad normal es el nivel de calidad del lote   presentado que , en un plan de muestreo , corresponde a   una probabilidad de aceptación del 95 % .    11.1.6 . Número de aceptación    En un control estadístico por atributos , el número   de aceptación es el número más alto de medidas   defectuosas encontradas en la muestra controlada y que ,   de alcanzarse , seguiría suponiendo la aceptación   del lote .    11.1.7 . Número de rechazo    En un control estadístico por atributos , el número   de rechazo es el número más bajo de medidas defectuosas   encontradas en la muestra controlada y que , de   sobrepasarse , supondría el rechazo del lote .    11.1.8 . Plan de muestreo simple    El número de medidas individuales controladas deberá   ser igual al tamaño de la muestra dado por el plan . Si   el número de medidas defectuosas encontradas en la   muestra fuere inferior o igual al número de aceptación   el lote deberá aceptarse . Si el número de medidas   defectuosas fuere superior o igual al número de rechazo ,   el lote deberá rechazarse .    11.1.9 . Plan de muestreo doble    El número de medidas de control deberá ser igual al   tamaño de la primera muestra dado por el plan . Si el   número de medidas defectuosas encontradas en la primera   muestra fuere inferior o igual al primer número de   aceptación , el lote deberá aceptarse . Si el número   de medidas defectuosas encontradas en la primera muestra   fuere igual o superior al primer número de rechazo , el   lote deberá rechazarse . Si el número de medidas   defectuosas encontradas en la primera muestra estuviere   comprendido entre el primer número de aceptación y el   primer número de rechazo , se deberá controlar una   segunda muestra , cuyo tamaño será dado por el plan .   Deberán acumularse los números de las medidas   defectuosas encontradas en la primera y en la segunda   muestra . Si el número acumulado de medidas defectuosas   fuere inferior o igual al segundo número de aceptación ,   el lote deberá aceptarse . Si el número acumulado de   medidas defectuosas fuere superior o igual al segundo   número de rechazo , el lote deberá rechazarse .    11.2 . Procedimientos de control    Deberá utilizarse uno de los dos métodos de control   descritos a continuación , según prefiera el servicio   competente .    El primero , denominado en adelante método « A » ,   implica esquemas de presentación única , mientras que   el segundo denominado método « B » , implica un   esquema con presentaciones múltiples .    El control realizado consistirá en contar el número   de medidas defectuosas en la muestra tomada .    11.2.1 . Cuando se lija el método « A » , el   servicio competente aplicará para la aceptación o   rechazo del lote presentado , un plan de muestreo   caracterizado por :     - un valor del nivel de calidad normal ( SQL )   comprendido entre el 0,40 % y el 0,90 % ,     - un valor del nivel de calidad límite ( LQ5 )   comprendido entre el 4,0 % y el 6,5 % .    A título de ejemplos , pueden verse los planes de   muestreo siguientes .    Planes de muestreo simples :     * Tamaño de la muestra * Número de aceptación *   Número de rechazo * LQ5 * SQL *    a * 80 * 1 * 2 * 5,8 * 0,44 *    b * 125 * 2 * 3 * 5,0 * 0,65 *    Planes de muestreo dobles :     * Muestra * Números * LQ5 * SQL *     * Tamaño * Tamaño acumulado * de aceptación *   de rechazo * *    a * 1 ª muestra * 50 * 50 * 0 * 2 * 5,8 * 0,44 *     * 2 ª muestra * 50 * 100 * 1 * 2 * 5,8 * 0,44 *    b * 1 ª muestra * 80 * 80 * 0 * 3 * 5,0 * 0,65 *     * 2 ª muestra * 80 * 160 * 3 * 4 * 5,0 * 0,65 *    Cuando se rechace un lote , el servicio competente   efectuará un control al 100 % de dicho lote o adoptará   las medidas necesarias para que el lote rechazado no se   comercialice en el estado en que se encuentra .    11.2.2 . Cuando se utilice el método B , el servicio   competente aplicará , para la aceptación o el rechazo   del lote presentado , los planes de muestreo en conformidad   con el cuadro siguiente .    Planes de muestreo    Orden de presentación * Tamaño * Número de   aceptación * Número de rechazo *    1 * 70 * 0 * 1 *    2 * 85 * 0 * 1 *    3 * 105 * 0 * 1 *    4 * 120 * 0 * 1 *    Tras la aceptación de un lote , el lote que se presente   a continuación deberá inspeccionarse a partir de la   presentación de orden 1 .    Tras el rechazo de un lote , el servicio competente   adoptará las medidas necesarias para que el lote rechazado   no se comercialice en esas condiciones y el responsable   de presentar las medidas para la primera comprobación   CEE podrá presentar bien el mismo lote , bien otro lote .   El lote se someterá entonces a un control del orden de   presentación inmediatamente superior . No obstante ,   si después de un control del orden de presentación 4 ,   no se aceptare el lote , el servicio competente deberá   efectuar una inspección del 100 % de dicho lote .    11.3 . Consecuencias de los rechazos repetidos de lotes    Cuando se den rechazados de lotes frecuentes , el servicio   competente podrá suspender el control estadístico . Si ,   una vez advertido el beneficiario de la aprobación CEE   de modelo , no se observare ninguna mejoría en el nivel   de calidad , se podrá recurrir al procedimiento de   renovación de la aprobación CEE de modelo , de acuerdo   con las disposiciones del artículo 7 de la Directiva   71/316/CEE .    12 . Ejemplo de la marca de primera comprobación CEE   contemplada en el número 8.3 : ver D.O.