CELEX: 31982L0623
Language: sv
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Kommissionens direktiv 82/623/EEG av den 1 juli 1982 om anpassning för tredje gången till tekniska framsteg av rådets direktiv 71/318/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gasvolymmätare

Avis juridique important

|

31982L0623

Kommissionens direktiv 82/623/EEG av den 1 juli 1982 om anpassning för tredje gången till tekniska framsteg av rådets direktiv 71/318/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gasvolymmätare  

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 252 , 27/08/1982 s. 0005 - 0007 Finsk specialutgåva Område 13 Volym 12 s. 0107  Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 12 s. 0253  Svensk specialutgåva Område 13 Volym 12 s. 0107  Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 12 s. 0253 

KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 1 juli 1982 om anpassning för tredje gången till tekniska framsteg av rådets direktiv 71/318/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gasvolymmätare (82/623/EEG)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIVmed beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,med beaktande av rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder(1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Grekland, särskilt artikel 17 i detta, ochmed beaktande av följande:Med tanke på de tekniska framsteg som gjorts inom ämnesområdet i fråga bör direktiv 71/318/EEG(2), senast ändrat genom kommissionens direktiv 78/365/EEG(3), ändras.De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiv om avskaffande av tekniska handelshinder för mätdon.HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1I bilagan till direktiv 71/318/EEG skall texten i kapitel I avsnitt B punkt 3.2.3, 8, 9.2.1, och 10, kapitel II punkt 5.2.1, samt kapitel III punkt 3.1.1, 3.3 och 7.1 ersättas enligt bilagan till det här direktivet.Artikel 2Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv den 1 maj 1983. De skall genast underrätta kommissionen om detta.Artikel 3Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.Utfärdat i Bryssel den 1 juli 1982.På kommissionens vägnarKarl-Heinz NARJESLedamot av kommissionen(1) EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 1.(2) EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 21.(3) EGT nr L 104, 18.4.1978, s. 26.BILAGAI B 3.2.3 Om de fria drivaxeländarna inte är anslutna till någon löstagbar extrautrustning skall de vara skyddade på lämpligt sätt.I B 8. Placering av verifikationsmärkning och verifikationsförsegling8.1 Placeringen av märkning och försegling skall vara sådan att det märke eller den försegling som förseglar någon del skadas om denna del tas isär.8.2 Om märkningen enligt punkt 4.1 anbringats på en särskild märkskylt, som inte är avsedd att vara permanent fästad, skall någon märkning eller försegling vara anbringad så att den skadas om märkskylten avlägsnas, för att förhindra att så sker.8.3 Plats för verifikationsmärkning eller försegling skall finnasa) på alla skyltar som försetts med märkning enligt denna bilaga, utom sådana skyltar som är permanent fästade,b) på alla delar av mätaren som inte på annat sätt kan skyddas mot åverkan som kan- påverka eller ändra visningen på mätarens visningsanordning,- ändra eller bryta förbindelsen mellan mätanordningen och visningsanordningen,- avlägsna eller flytta på metrologiskt viktiga delar av mätaren,c) på förbindelsen till löstagbar extrautrustning eller på säkerhetsutrustning enligt punkt 3.2.3.I B 9.2.1 Gasmätare som inlämnas för första EEG-verifikation skall vara i driftsdugligt skick. Första EEG-verifikation garanterar inte korrekt funktion eller visning hos extrautrustning enligt punkterna 3.1 eller 3.2. Sådan extrautrustning får inte förses med märkning för EEG-verifikation eller med EEG-försegling, med undantag av förbindelser enligt punkt 8.3 c.I B 10. Märkning för verifikation samt försegling10.1 AnbringandeMätare som tillfredsställande genomgått verifikationsprovningarna- skall förses med märkning för första EEG-verifikation,- skall förses med EEG-försegling på de platser som anges i punkt 8.3.10.2 SyfteAtt en gasmätare försetts med märkning för första EEG-verifikation samt försegling innebär endast att mätaren uppfyller kraven i detta direktiv.II 5.2.1 När de största vridmoment som anges på gasmätaren enligt kapitel I avsnitt B punkt 3.2.1 eller 3.2.2 anbringas på drivaxlarna får mätarens visning vid Qmin inte variera med mer än 1,5 %, utan att detta påverkar tillämpningen av kapitel II punkt 6.3.2.III 3.1.1 Mätaren skall både uppströms och nedströms i gaskretsen vara försedd med mätuttag för tryckfallsmätning. Det tryck som uppmäts på uppströmssidan skall utgöra referenstryck.III 3.3 Tryckmätningsuttag3.3.1 Hålen för mätuttagen för tryckmätning skall ha en diameter på minst 3 mm. Om uttagen är slitsformade skall de vara minst 2 mm breda och ha en tvärsnittsarea i flödesriktningen på minst 10 mm².3.3.2 Tryckmätningsuttag skall vara försedda med gastät stängningsanordning.3.3.3 Mätuttaget för mätning av referenstrycket skall tydligt och beständigt vara märkt "pr" och det andra uttaget skall vara märkt "p".III 7.1 NoggrannhetsprovningEn mätare anses motsvara kraven på största tillåtna fel om den uppfyller kraven vid följande flöden:Qmin, 0,10 Qmax (om detta värde överstiger Qmin), 0,25 Qmax, 0,40 Qmax, 0,70 Qmax och Qmax.Om undersökningen genomförs under andra förhållanden skall resultaten minst motsvara dem som skulle ha erhållits med ovannämnda provningar.