CELEX: 31976L0765
Language: bg
Date: 1976-07-27 00:00:00
Title: Директива на Съвета от 27 юли 1976 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на спиртомерите и спиртните хидрометри

Важна правна забележка

|

31976L0765

Официален вестник n° L 262 , 27/09/1976 стр. 0143 - 0148 специално финландско издание: глава 13 том 5 стр. 0172  специално гръцко издание: глава 13 том 4 стр. 0117  специално шведско издание: глава 13 том 5 стр. 0172  специално испанско издание: глава 13 том 5 стр. 0182  специално португалско издание глава 13 том 5 стр. 0182  специално чешко издание глава 13 том 003 стр. 259  - 264 специално испанско издание глава 13 том 003 стр. 259  - 264 специално унгарско издание глава 13 том 003 стр. 259  - 264 специално литвийско издание глава 13 том 003 стр. 259  - 264 LV.ES глава 13 том 003 стр. 259  - 264 MT.ES глава 13 том 003 стр. 259  - 264 PL.ES глава 13 том 003 стр. 259  - 264 SK.ES глава 13 том 003 стр. 259  - 264 специално словенско издание глава 13 том 003 стр. 259  - 264

		19760727Директива на Съветаот 27 юли 1976 годинаотносно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на спиртомерите и спиртните хидрометри(76/765/ЕИО)СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 100 от него,като взе предвид предложението на Комисията,като взе предвид становището на Асамблеята [1],като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [2],като има предвид, че в държавите-членки определението, дизайн и процедурите за одобряване и изпитване на спиртомерите и спиртните хидрометри са предмет на задължителни разпоредби, различни за различните държави-членки, което затруднява движението и търговията с тези инструменти в рамките на Общността; като взе предвид необходимостта от сближаване на тези разпоредби;като има предвид, че хармонизирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с тези инструменти, е важно така също и като допълнение към съществуващите разпоредби, свързани с метода на определяне на алкохолното съдържание на базата на измервания, взети с цел избягване на всякакви рискове от двусмисленост или спор относно резултатите от подобни измервания;като има предвид, че с Директива 71/316/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол [3], бяха определени процедурите за ЕИО одобряване на образец и начална ЕИО проверка; като взе предвид, че, в съответствие с настоящата директива, е необходимо да се приемат техническите изисквания за конструкцията и действието на спиртомерите и спиртните хидрометри, на които те да отговарят, за да могат да бъдат внасяни свободно, предлагани на пазара и използвани след преминаването на нужната проверка и след получаването на изискваните маркировки и знаци;като има предвид, че в резолюцията си от 17 декември 1973 година [4] относно индустриалната политика, Съветът поиска от Комисията да предаде преди 1 декември 1974 г. предложение за директива относно спиртомерите и спиртните хидрометри,ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1Настоящата директива дефинира характеристиките на спиртомерите и спиртните хидрометри, използвани за определяне на алкохолното съдържание на смеси от вода и етанол.Член 2Спиртомерите и спиртните хидрометри, които могат да носят маркировката и знаци на ЕИО, са описани в приложението.Такива инструменти стават предмет на ЕИО одобрение на образец и се представят за начална ЕИО проверка.Член 3Никоя държава-членка не може да откаже, забрани или ограничи предлагането на пазара или използването на спиртомери или спиртни хидрометри, носещи ЕИО знак за одобрение и ЕИО верификационна маркировка, получени на базата на техните метрологични характеристики.Член 41. Държавите-членки приемат и обнародват в рамките на 24 месеца от датата на нотифициране на настоящата директива необходимите мерки за привеждане на своето законодателство в съответствие с настоящата директива, за което незабавно информират Комисията.Те прилагат тези мерки не по-късно от 1 януари 1980 г.2. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, приети в областта, регулирана от настоящата директива.Член 5Адресати на настоящата директива са държавите-членки.Съставено в Брюксел на 27 юли 1976 година.За СъветаПредседателM. van der Stoel[1] ОВ C 76, 7.4.1975 г., стр. 39.[2] ОВ C 248, 29.10 1975 г., стр. 22.[3] ОВ L 202, 6.9.1971 г., стр. 1.[4] ОВ C 117, 31.12.1973 г., стр.1.--------------------------------------------------19760727ПРИЛОЖЕНИЕСПИРТОМЕРИ И СПИРТНИ ХИДРОМЕТРИ1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ1.1. Спиртомерите са стъклени инструменти, които показват:- алкохолното съдържание по маса, или- алкохолното съдържание по обемна смес от вода и алкохол.Те са описани или като спиртомери за маса или спиртомери за обем, в зависимост от това какво се измерва.Спиртните хидрометри са стъклени инструменти, предназначени за измерването на плътността на смес от вода и алкохол.1.2. Инструментите, предмет на настоящата директива, са градуирани при референтна температура от 20 °С, в съответствие със стойностите, фиксирани в международните таблици за алкохолно съдържание, публикувани от Международната организация по законова метрология.1.3. Те са градуирани за отчитане на данни в свободната хоризонтална повърхност на течността.2. ОПИСАНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ2.1. Спиртомерите и спиртните хидрометри са стъклени инструменти, състоящи се от:- цилиндрично тяло, дъното на което е конично или във формата на полусфера така, че да не събира въздушни балончета,- куха цилиндрична опашка с предпазител в горната част на тялото; горният край е затворен.2.2. Цялата външна повърхност на всеки инструмент трябва да е симетрична спрямо главната им ос.Разрезът не трябва да показва никакви резки изменения.2.3. Долната част на тялото трябва да съдържа тежък материал, с цел да коригира масата на инструмента.2.4. Опашката трябва да е със скала, маркирана върху цилиндрична опора, здраво закрепена във вътрешността на опашката.3. ПРИНЦИПИ НА ИЗРАБОТКА3.1. Стъклото, използвано за изработката на инструментите трябва да е прозрачно и без дефекти, които могат да затруднят отчитането на данните по скалата.Стъклото трябва да е с коефициент на обемно разширение от (25 ± 2) 10–6 °C–1.3.2. Материалът, използван за тежест, е прикрепен към дъното на инструмента. След като инструментът е бил в хоризонтално положение за един час при температура 80 °С и след това изстуден в същата позиция, той трябва да плава като оста му е вертикална до един градус 30 минути.4. СКАЛА4.1. Инструментът не може да има повече от една скала от вида, описан в 4.5 или 4.6.4.2. Скалата и надписът са маркирани върху опора с гладка матова повърхност.Тази опора е здраво поставена вътре в опашката и съответната маркировка е поставена така, че всяко преместване на скалата и опората, свързано с опашката, да е видимо.Върху опората, скалата и надписите не трябва да има следи от изкривяване, обезцветяване или карбонизиране след престой при температура 70 °С за 24 часа.4.3. Деленията на скалата трябва да са:- разположение в равнини, перпендикулярни на оста на инструмента,- черни [1] и ясно маркирани, да не могат да се изличават,- фини, ясно очертани и еднакви на дебелина, не повече от 0,2 мм.4.4. Дължината на късите линии на скалата трябва да е най-малко една пета, на средните линии най-малко една трета и на дългите линии най-малко половината от обиколката на опашката.4.5. Спиртомерите имат номинални деления, градуирани по % маса или % обем на алкохола. Те покриват диапазон не по-голям от 10 % алкохол по обем или маса.Интервалът между деленията е 0,1 %.Всяко деление включва от пет до десет допълнителни интервала извън горната и долната граница на номиналния обхват.4.6. Номиналните деления на спиртните хидрометри са градуирани в килограми на кубичен метър. Те имат обхват от не повече от 20 кг/м3.Интервалът на деленията е 0,2 кг/ м3.Всяко деление включва от пет до десет допълнителни интервала извън горната и долната граница на номиналния обхват. Деленията обаче не трябва да надвишават 1000 кг/ м3.5. ГРАДУИРАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ЦИФРИ5.1. При спиртомерите всяко десето деление, броено от единия ред на номиналната скала, е дълга линия. Между всяка последователна двойка от дълги линии и четири къси линии между всяка дълга линия и най-близката средно дълга линия трябва да има средна линия.Цифри се поставят само за дългите линии.5.2. При спиртните хидрометри всяко пето деление, броено от единия край на номиналната скала, е дълга линия. Трябва да има четири къси линии между две последователни дълги линии.Само при петите или десетите линии се поставят цифри.5.3. Цифрите към линиите, показващи границите на номиналната скала трябва да са изписани пълно.При спиртните хидрометри другите цифри могат да бъдат показани в съкратен вариант.6. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ И ОСНОВНИ РАЗМЕРИ6.1. Инструментите трябва да са от един от следните класове на точност:— Клас I : средното минимално разстояние между деленията 1,5 мм.Инструментите от този клас не включват термометър.— Клас II : средното минимално разстояние между деленията 1,05 мм.Инструментите от този клас могат да включват термометър.— Клас III : средното минимално разстояние между деленията 1,85 мм.Инструментите от този клас могат да включват термометър.6.2. Външният диаметър на тялото на всеки инструмент трябва да е между 19 и 40 мм.Външният диаметър на опашката трябва да е най-малко 3 мм за инструменти от клас I и клас II и най-малко 2,5 мм за инструменти от клас III. Опашката трябва да достига най-малко до 15 мм над най-горното деление на скалата.Разрезът на опашката трябва да е еднакъв при най-малко 5 мм под най-долното деление на скалата.7. НАДПИСИ7.1. Във вътрешната част на инструмента се поставят четливо и неизличимо следните надписи:- Клас I, II или III,- кг/м3 или % обем, или % маса,- 20 °С,- етанол,- името или знака на производителя,- идентификационния номер на инструмента,- знака на ЕИО "ε" за одобряване на типа.7.2. Ако се изисква, върху тялото на инструмента може да бъде поставен надпис с масата на инструмента, изразена до най-малкия милиграм.8. МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ ГРЕШКИ И ПРОВЕРКА8.1. Максимално допустимата грешка за спиртомерите и спиртните хидрометри е:- за клас I, ± половината от един интервал от скалата за всяко отчетено показание,- за класове II и III, ± един интервал от скалата за всяко отчетено показание.8.2. Проверка се извършва на най-малко три точки от обхвата на номиналната скала.9. ТЕРМОМЕТРИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА АЛКОХОЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ9.1. Ако инструментът, използван за определяне на алкохолното съдържание е от клас I, термометърът трябва да е:- металоустойчив или с живачно разширение и стъклено тяло,- градуиран при 0,1 или 0,05 °С.Максимално допустимата грешка е ± 0,05 °С за всяко отчетено показание.Живачните термометри включват маркировка на скалата при 0 °С.9.2. Ако инструментът, използван за определяне на алкохолното съдържание е от клас II или III, термометърът трябва да е с живачно разширение и стъклено тяло и да е градуиран до 0,1, или 0,2, или 0,5 °С. Трябва да носи маркировка на 0 °С.Максимално допустимата грешка, положителна или отрицателна, е:0,1 °С ако термометърът е градуиран до 0,1 °С,0,15 °С ако термометърът е градуиран до 0,2 °С,0,2 °С ако термометърът е градуиран до 0,5 °С.Термометърът може да е част от инструмента за определяне на алкохолното съдържание.В този случай не е необходимо да има маркировка на скалата за 0 °С.9.3. Минималното разстояние между деленията трябва да бъде:- 0,7 мм за термометри, градуирани до 0,05, 0,1 и 0,2 °С, и- 1,0 мм за термометри, градуирани до 0,5 °С.9.4. Дебелината на линиите не може да надвишава една пета от разстоянието между деленията.10. МАРКИРОВКИНа гърба на спиртомерите и спиртните хидрометри трябва да бъде оставено място в горната третина на тялото за поставянето на ЕИО начална верификационна маркировка.Поради специалните изисквания за маркировка на стъклени инструменти, в съответствие с точка 3.1.1. от приложение II към Директива 71/316/ЕИО и в противоречие с основното правило, залегнало в раздел 3 на същото приложение, знакът на ЕИО за първоначална проверка трябва да съдържа следното:- малка буква "е",- последните две цифри на годината на началната ЕИО проверка,- идентификационната буква или букви на държавата-членка, където е извършена първоначалната проверка,- при необходимост, идентификационния номер на проверяващата служба.Когато маркировката се нанася чрез песъкоструйна обработка, буквите и цифрите трябва да са нанесени така, че да останат четливо написани.Пример:е 75 D 48 : Началната ЕИО проверка е извършена през 1975 г. от Служба 48 във Федерална република Германия.[1] След диапазона на номиналната скала линиите могат да бъдат в различен цвят.--------------------------------------------------