CELEX: 31982L0624
Language: hu
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: A Bizottság irányelve (1982. július 1.) a szeszfokmérőkre és az alkoholsűrűség-mérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/765/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő igazításáról

Fontos jogi nyilatkozat

|

31982L0624

Hivatalos Lap L 252 , 27/08/1982 o. 0008 - 0009 finn különkiadás fejezet 13 kötet 12 o. 0110  spanyol különkiadás fejezet 13 kötet 12 o. 0256  svéd különkiadás fejezet 13 kötet 12 o. 0110  portugál különkiadás fejezet 13 kötet 12 o. 0256 

		A Bizottság irányelve(1982. július 1.)a szeszfokmérőkre és az alkoholsűrűség-mérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/765/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő igazításáról(82/624/EGK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,tekintettel a legutóbb Görögország csatlakozási okmányával módosított, a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/316/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 17. cikkére,mivel a 76/765/EGK irányelv [2] elfogadása óta a szeszfok meghatározásánál használható hőmérők területén új technikákat fejlesztettek ki; mivel az említett irányelv ennek megfelelően módosítandó;mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a mérőeszközök kereskedelme műszaki jellegű akadályainak elhárítását célzó irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikkA 76/765/EGK irányelv melléklete 9. szakaszának helyébe ezen irányelv melléklete lép.2. cikkA tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1983. május 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.3. cikkEnnek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.Kelt Brüsszelben, 1982. július 1-jén.a Bizottság részérőlKarl-Heinz Narjesa Bizottság tagja[1] HL L 202., 1971.9.6., 1. o.[2] HL L 262., 1976.9.27., 143. o.--------------------------------------------------MELLÉKLET9. A SZESZFOK MEGHATÁROZÁSÁNÁL HASZNÁLT HŐMÉRŐK9.1. Szeszfok meghatározására használt mérőeszközbe beépített hőmérőkAmennyiben a szeszfok meghatározására használt mérőeszköz a II. vagy III. osztályba tartozik, úgy higanyos üveghőmérőt lehet beleépíteni.9.1.1. A hőmérőnek 0,1 vagy 0,2 vagy 0,5 °C beosztásúnak kell lennie. 0 °C-nál nem szükséges skálaosztásnak lennie.9.1.2. A legkisebb osztásköz távolság:0,8 mm, ha a hőmérő 0,1 vagy 0,2 °C beosztású,1,0 mm, ha a hőmérő 0,5 °C beosztású.9.1.3. A vonalak vastagsága nem haladhatja meg egy osztásköz 1/5-öd részét.9.1.4. A legnagyobb megengedhető pozitív vagy negatív hiba:0,1 °C-os beosztású hőmérőknél: ± 0,10 °C,0,2 °C vagy 0,5 °C -os beosztású hőmérőknél: ± 0,20 °C.9.1.5. Az EGK-elsőhitelesítés során a beépített hőmérő hibáját a névleges mérési tartomány legalább három pontján kell meghatározni.9.2. Szeszfok meghatározására használt mérőeszközbe be nem épített hőmérők9.2.1. Amennyiben a szeszfok meghatározásához használt mérőeszköz az I. osztályba tartozik, úgy az alkalmazható hőmérő:- bármilyen fémellenállás-hőmérő, amely lehetővé teszi a víz és etilalkohol elegyek hőmérsékletének meghatározását +0,1 °C legnagyobb megengedett hibával,- vagy üvegből készült higanyos hőmérő, 0,1 vagy 0,5 °C beosztással.Higanyos hőmérőkön 0 °C-nál osztásvonalnak kell lennie, a megengedett legkisebb osztásköztávolság 0,8 mm, és a vonalak vastagsága nem haladhatja meg az osztásköz 1/5-öd részét.A legnagyobb megengedhető hiba értéke egy osztásköz.9.2.2. Amennyiben a szeszfok meghatározására használt mérőeszköz a II. vagy III. osztályba tartozik, úgy higanyos üveghőmérőt kell alkalmazni.9.2.2.1. A hőmérőnek 0,1 vagy 0,2 vagy 0,5 °C beosztásúnak kell lennie. 0 °C-nál skálaosztásnak kell lennie.9.2.2.2. A legkisebb osztásköz távolság:0,8 mm, ha a hőmérő 0,1 vagy 0,2 °C beosztású,1,0 mm, ha a hőmérő 0,5 °C beosztású.9.2.2.3. A vonalak vastagsága nem haladhatja meg egy osztásköz 1/5-öd részét.9.2.2.4. A legnagyobb megengedett hiba:0,1 °C-os beosztású hőmérőknél: ± 0,10 °C,0,2 °C vagy 0,5 °C -os beosztású hőmérőknél: ± 0,20 °C.--------------------------------------------------