CELEX: 31982L0624
Language: it
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Direttiva 82/624/CEE della Commissione, del 1 luglio 1982, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/765/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole

Avis juridique important

|

31982L0624

Direttiva 82/624/CEE della Commissione, del 1 luglio 1982, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/765/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole  

Gazzetta ufficiale n. L 252 del 27/08/1982 pag. 0008 - 0009 edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0110  edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0256  edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0110  edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0256 

++++DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE  del 1° luglio 1982  che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/765/CEE del Consiglio , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole  ( 82/624/CEE )  LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,  visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,  vista la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico ( 1 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 17 ,  considerando che , dopo l ' adozione della direttiva 76/765/CEE ( 2 ) , sono state messe a punto nuovo tecniche nel settore dei termometri usati per la determinazione del titolo alcolometrico e che , di conseguenza , è necessario modificare detta direttiva ;  considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli strumenti di misura ,  HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :  Articolo 1  Il testo del punto 9 dell ' allegato della direttiva 76/765/CEE è sostituito conformemente all ' allegato della presente direttiva .  Articolo 2  Gli Stati membri mettono in vigore il 1° maggio 1983 le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva .  Essi ne informano immediatamente la Commissione .  Articolo 3  Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .  Fatto a Bruxelles , il 1° luglio 1982 .  Per la Commissione  Karl-Heinz NARJES  Membro della Commissione  ( 1 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .  ( 2 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 143 .  ALLEGATO  9 . TERMOMETRI USATI PER LA DETERMINAZIONE DEL TITOLO ALCOLOMETRICO  9.1 . Termometri incorporati nello strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico  Se lo strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe II o III , esso può avere incorporato un termometro del tipo a dilatazione di mercurio e a guaina di vetro .  9.1.1 . Il termometro è graduato in 0,1° C , 0,2° C o 0,5° C e può non recare il tratto corrispondente a 0° C .  9.1.2 . La lunghezza minima della divisione è di :  0,8 mm per i termometri graduati in 0,1° C e 0,2° C ;  1,0 mm per i termometri graduati in 0,5° C .  9.1.3 . Lo spessore dei tratti non deve essere superiore al quinto della lunghezza delle divisione .  9.1.4 . L ' errore massimo tollerato in più o in meno è di :  0,10° C se il termometro è graduato in 0,1° C ;  0,20° C se il termometro è graduato in 0,2° C o 0,5° C .  9.1.5 . Alla verifica prima CEE l ' errore dal termometro incorporato è determinato in almeno tre punti scelti su tutta l ' estensione della scala .  9.2 . Termometri non incorporati nello strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico  9.2.1 . Se lo strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe I , il termometro usato con questo strumento è :  - del tipo a resistenza metallica che consente di determinare la temperatura della miscela idroalcolica rispettando gli errori massimi tollerati in più o in meno di 0,10° C , oppure  - del tipo a dilatazione di mercurio e a guaina di vetro graduato in 0,1° C o 0,05° C .  I termometri a mercurio devono recare il tratto corripondente a 0° C , avere una lunghezza minima della divisione di 0,8 mm e uno spessore dei tratti non superiore al quinto della lunghezza della divisione .  L ' errore massimo tollerato in più o in meno è pari a una divisione .  9.2.2 . Se lo strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe II o III , il termometro usato con questi strumenti è del tipo a dilatazione di mercurio e a guaina di votro .  9.2.2.1 . Il termometro è graduato in 0,1° C , 0,2° C o 0,5° C .  Esso reca il tratto corrispondente a 0° C .  9.2.2.2 . La lunghezza minima della divisione e di :  0,8 mm per i termometri graduati in 0,1° C o 0,2° C ;  1,0 mm per i termometri graduati in 0,5° C .  9.2.2.3 . Lo spessore dei tratti non deve essere superiore al quinto della lunghezza di una divisione .  9.2.2.4 . L ' errore massimo tollerato , in più o in meno , è di :  0,10° C se il termometro è graduato in 0,1° C ;  0,20° C se il termometro è graduato in 0,2° C o 0,5° C .