CELEX: 31982L0624
Language: sk
Date: 1982-07-01 00:00:00
Title: Smernica Komisie z 1. júla 1982, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 76/765/EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa liehomerov a liehových hustomerov

Dôležité právne oznámenie

|

31982L0624

Úradný vestník L 252 , 27/08/1982 S. 0008 - 0009 Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 12 S. 0110  Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 12 S. 0256  Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 12 S. 0110  Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 12 S. 0256 

		Smernica Komisiez 1. júla 1982,ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 76/765/EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa liehomerov a liehových hustomerov(82/624/EHS)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,so zreteľom na smernicu Rady č. 71/316/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly [1], naposledy zmenenú a doplnenú Aktom o pristúpení Grécka, a najmä na jej článok 17,keďže od prijatia smernice 76/765/EHS [2] došlo v oblasti meradiel používaných na určovanie obsahu liehu k technickej modernizácii a vzhľadom na to je potrebné smernicu náležite upraviť;keďže opatrenia uvedené v tejto smernici sú v zhode so stanoviskom Výboru pre prispôsobovanie smerníc týkajúcich sa odstraňovania technických prekážok obchodu s meracími prístrojmi technickému pokroku,PRIJALA TÚTO SMERNICU:Článok 1Text bodu 9 prílohy smernice 76/765/EHS sa týmto nahrádza textom prílohy tejto smernice.Článok 2Členské štáty prijmú do 1. mája 1983 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Ihneď o tom budú informovať Komisiu.Článok 3Táto smernica je adresovaná členským štátom.V Bruseli 1. júla 1982Za KomisiuKarl-Heinz Narjesčlen Komisie[1] Ú. v. ES L 202, 6. 9. 1971, s. 1.[2] Ú. v. ES L 262, 27. 9. 1976, s. 143.--------------------------------------------------PRÍLOHA9. TEPLOMERY POUŽÍVANÉ NA URČOVANIE KONCENTRÁCIE LIEHU9.1. Teplomery zabudované do liehomerov na meranie koncentrácie liehuAk meradlo na meranie koncentrácie liehu patrí do II. alebo III. triedy presnosti, môže mať zabudovaný sklenený ortuťový teplomer.9.1.1. Teplomer musí byť delený na 0,1, 0,2 alebo 0,5 oC. Nemusí mať vyznačenú hodnotu 0 oC.9.1.2. Minimálna dĺžka dielika je:0,8 mm pri teplomeroch delených na 0,1 a 0,2 oC;1,0 mm pri teplomeroch delených na 0,5 oC.9.1.3. Hrúbka čiar na stupnici nesmie presahovať 1/5 dĺžky dielika.9.1.4. Najväčšia dovolená chyba kladná alebo záporná je:0,10 oC ak je teplomer delený na 0,1 oC;0,20 oC ak je teplomer delený na 0,2 alebo 0,5 oC.9.1.5. Pri prvotnom overovaní EHS chyba zabudovaného teplomera musí byť určená aspoň v troch bodoch v rozsahu stupnice.9.2. Teplomery nezabudované do liehomerov na meranie koncentrácie liehu9.2.1. Ak meradlo na meranie koncentrácie liehu patri do I. triedy presnosti, pripojený teplomer musí byť:- buď z nereagujúceho kovu, merajúci teplotu roztoku vody a liehu s maximálnou dovolenou chybou +0,10oC, alebo- sklenený ortuťový teplomer delený na 0,1 alebo 0,5 oC.Ortuťový teplomer musí mať vyznačenú hodnotu 0 oC, minimálnu dĺžku dielika 0,8 mm a hrúbku čiar maximálne 1/5 dĺžky dielika.Maximálna dovolená chyba kladná alebo záporná je jeden dielik stupnice.9.2.2. Ak meradlo na meranie koncentrácie liehu patrí do II. alebo III. triedy presnosti, pripojený teplomer musí byť sklenený ortuťový teplomer.9.2.2.1. Teplomer musí byť delený na 0,1, 0,2 alebo 0,5 oC. Musí mať vyznačenú hodnotu v stupňoch Celzia.9.2.2.2. Minimálna dĺžka dielika je:0,8 mm pri teplomeroch delených na 0,1 a 0,2 oC,1,0 mm pri teplomeroch delených na 0,5 oC.9.2.2.3. Hrúbka čiar na stupnici nesmie presahovať 1/5 dĺžky dielika.9.2.2.4. Najväčšia dovolená chyba je:±0,10 oC, ak je teplomer delený na 0,1oC,±0,20 oC, ak je teplomer delený na 0,2 alebo 0,5 oC.--------------------------------------------------