CELEX: 52012PC0542
Language: pt
Date: 2012-09-26
Title: Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativo aos dispositivos médicos e que altera a Diretiva 2001/83/CE, o Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o Regulamento (CE) n.º 1223/2009

|
			
		
		
		52012PC0542
		
			Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativo aos dispositivos médicos e que altera a Diretiva 2001/83/CE, o Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 /* COM/2012/0542 final - 2012/0266 (COD) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1.                      
CONTEXTO DA PROPOSTA

O quadro normativo da UE no que respeita aos
dispositivos médicos, que não os dispositivos médicos para diagnóstico in
vitro, atualmente em vigor é constituído pela Diretiva 90/385/CEE do
Conselho relativa aos dispositivos medicinais implantáveis ativos (DDMIA)[1] e a Diretiva 93/42/CEE relativa
aos dispositivos médicos (DDM)[2],
que cobrem uma vastíssima gama de produtos. Estes são divididos pela DDM em
quatro classes de risco: classe I (risco reduzido, por exemplo, adesivos,
óculos de correção), classe IIa (risco reduzido a médio, por exemplo, tubos
traqueais, material de obturação dentária), classe IIb (risco médio a elevado,
por exemplo, máquinas de raios-X, placas e parafusos ósseos) e classe III
(risco elevado, por exemplo, válvulas cardíacas, próteses de substituição total
da anca, implantes mamários). Os dispositivos médicos implantáveis ativos (por
exemplo, estimuladores cardíacos, desfibrilhadores implantáveis) cobertos pela
DDMIA inserem-se, de facto, na classe III. 
As duas diretivas, adotadas nos anos noventa,
baseiam-se na «Nova Abordagem» e visam garantir o bom funcionamento do mercado
interno e um nível elevado de proteção da saúde e segurança humanas. Os
dispositivos médicos não estão sujeitos a qualquer autorização prévia à
colocação no mercado por uma autoridade reguladora, mas sim a uma avaliação da
conformidade que, no caso dos dispositivos de médio e alto risco, implica o
envolvimento de um organismo terceiro independente, designado por «organismo notificado».
Os organismos notificados, cujo número na Europa se eleva atualmente a cerca de
80, são designados e monitorizados pelos Estados-Membros e atuam sob o controlo
das autoridades nacionais. Após a certificação, os dispositivos ostentam a
marcação CE, que lhes permite circular livremente nos Estados da UE/EFTA e na
Turquia.
Pese embora os méritos demonstrados, o quadro
normativo em vigor foi objeto de duras críticas, sobretudo após as autoridades
sanitárias francesas terem descoberto que um fabricante francês (Poly
Implant Prothèse, PIP) utilizara aparentemente, durante vários anos,
silicone industrial em vez de silicone de qualidade médica para fabricar
implantes mamários, em violação da autorização emitida pelo organismo
notificado, prejudicando milhares de mulheres em todo o mundo. 
Num mercado interno que conta com 32 países
participantes[3]
e é sujeito a uma constante evolução tecnológica e científica, as divergências
significativas que se começaram a verificar a nível da interpretação e
aplicação das regras vieram pôr em causa os principais objetivos da diretiva,
nomeadamente, a segurança dos dispositivos médicos e a sua livre circulação no
mercado interno. Além disso, há lacunas e incertezas jurídicas relativamente a
determinados produtos (por exemplo, os produtos fabricados utilizando tecidos
ou células de origem humana não viáveis, ou os dispositivos implantáveis ou
outros produtos invasivos para fins cosméticos). 
A presente revisão visa colmatar estas lacunas
e deficiências e reforçar a segurança dos doentes. Há que instituir um quadro
normativo robusto, transparente e sustentável que seja adequado aos fins a que
se destina. Este quadro deve apoiar a inovação e a competitividade da indústria
de dispositivos médicos e facultar aos dispositivos médicos inovadores um
acesso ao mercado rápido e eficaz em termos de custos, em benefício dos doentes
e dos profissionais de saúde.
A presente proposta é adotada em conjunto com
uma proposta de regulamento relativo a dispositivos médicos para diagnóstico in
vitro (DIV), por exemplo, para análises de sangue, cobertos pela Diretiva
98/79/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (DDIV)[4]. Os aspetos horizontais comuns
a ambos os setores foram alinhados, mas as características específicas de cada
setor exigem atos jurídicos distintos. 

2.                      
RESULTADOS DAS CONSULTAS DAS PARTES INTERESSADAS E AVALIAÇÕES DE
IMPACTO

Na preparação da avaliação de impacto da
presente proposta e da proposta de regulamento relativo aos DIV, a Comissão
realizou duas consultas públicas, a primeira de 8 de maio a 2 de julho de 2008
e a segunda de 29 de junho a 15 de setembro de 2010. Em ambas as consultas
públicas, aplicaram-se os princípios gerais e as normas mínimas de consulta das
partes interessadas pela Comissão. Foram tidas em conta as respostas recebidas
num período razoável após o prazo–limite. Uma vez analisadas todas as
respostas, a Comissão publicou uma síntese dos resultados e todas as respostas
no seu sítio Web[5].
Na sua maioria, os participantes na consulta
pública de 2008 (sobretudo os Estados-Membros e a indústria) consideraram que a
revisão proposta era prematura. Remetendo para a Diretiva 2007/47/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho[6],
que alterava a DDMIA e a DDM e deveria ser aplicada até 21 de março de 2010,
bem como para o Novo Quadro Legislativo para a Comercialização de Produtos, que
deveria entrar em vigor em 1 de janeiro de 2010, alegaram que seria
aconselhável aguardar a aplicação destas alterações, a fim de melhor avaliar a
necessidade de proceder a novos ajustamentos. 
A consulta de 2010 incidiu em aspetos
relacionados com a revisão da DDIV e revelou um apoio generalizado a esta
iniciativa, associada à revisão do quadro normativo aplicável aos dispositivos
médicos em geral. 
No decurso de 2009, 2010 e 2011, as questões
que deveriam ser abordadas no âmbito da revisão do quadro normativo aplicável
aos dispositivos médicos foram regularmente discutidas nas reuniões do Grupo de
Peritos sobre Dispositivos Médicos (MDEG), das autoridades competentes para os
dispositivos médicos e dos grupos de trabalho específicos em matéria de
organismos notificados, classificação de produtos e produtos fronteira,
avaliação clínica e investigações clínicas, vigilância, fiscalização do
mercado, dispositivos médicos para diagnóstico in vitro (DIV) e de um
grupo de trabalho ad hoc sobre um sistema de identificação única dos
dispositivos (IUD). Em 31 de março e 1 de abril de 2011, o MDEG realizou
reuniões especiais para debater questões relacionadas com a avaliação de
impacto. Além disso, o Grupo de Responsáveis pelas Agências de Medicamentos e
as autoridades competentes para os dispositivos médicos organizaram seminários
conjuntos sobre o desenvolvimento do quadro normativo aplicável aos
dispositivos médicos em 27 de abril e 28 de setembro de 2011. 
Uma nova reunião especial do MDEG teria lugar
em 6 e 13 de fevereiro de 2012 para debater questões relativas às duas
propostas legislativas, com base em documentos de trabalho que continham os
projetos iniciais das propostas. As observações escritas sobre estes documentos
de trabalho foram tidas em conta no prosseguimento da elaboração das propostas.

Além disso, os representantes da Comissão
participaram com regularidade em conferências para apresentar os trabalhos em
curso relativos à iniciativa legislativa e realizar encontros com as partes
interessadas. Realizaram-se reuniões específicas de alto nível com
representantes das associações representativas da indústria, dos organismos
notificados, dos profissionais de saúde e dos doentes. 
Durante o «processo exploratório sobre o
futuro do setor dos dispositivos médicos» que a Comissão organizou entre
novembro de 2009 e janeiro de 2010 foram igualmente discutidos aspetos
relacionados com o quadro normativo adequado. Em 22 de março de 2011, a
Comissão e a Presidência húngara organizaram uma conferência de alto nível
sobre a inovação no domínio da tecnologia médica, o papel do setor dos
dispositivos médicos na resposta aos desafios de saúde que hoje se colocam à
Europa e o quadro normativo adequado para que este setor possa dar resposta às
necessidades do futuro. No seguimento desta conferência, em 6 de junho de 2011,
foram adotadas as Conclusões do Conselho da União Europeia sobre a inovação no
setor dos dispositivos médicos[7].
Nelas, o Conselho solicitou à Comissão que adaptasse a legislação da UE
relativa aos dispositivos médicos às necessidades futuras, por forma a
estabelecer um quadro normativo adequado, sólido, transparente e sustentável,
que é fundamental para promover o desenvolvimento de dispositivos médicos seguros,
eficazes e inovadores, a bem dos doentes e dos profissionais de saúde europeus.
Na sequência do escândalo dos implantes
mamários do fabricante PIP, o Parlamento Europeu adotou em 14 de junho de 2012
uma resolução sobre os implantes mamários defeituosos fabricados com gel de
silicone pela empresa francesa PIP[8],
em que instou igualmente a Comissão a criar um quadro normativo adequado para
garantir a segurança da tecnologia médica.

3.                      
ELEMENTOS JURÍDICOS DA PROPOSTA
3.1.                
Âmbito de aplicação e definições (capítulo I)

O âmbito de aplicação do presente regulamento
corresponde em grande medida à combinação dos âmbitos das Diretivas 90/385/CEE
e 93/42/CEE do Conselho, ou seja, cobre todos os dispositivos médicos, que não
os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. No entanto, por um
lado, o âmbito de aplicação é alargado a certos produtos que atualmente não são
abrangidos pelas DDMIA/DDM. Por outro, alguns produtos que, em determinados
Estados-Membros, são colocados no mercado como dispositivos médicos são excluídos
do âmbito de aplicação do regulamento. 
O alargamento do âmbito de aplicação diz
respeito aos seguintes produtos: 
·                        
produtos que são fabricados recorrendo a células ou
tecidos de origem humana não viáveis, ou seus derivados, que foram sujeitos a
uma manipulação substancial (por exemplo, seringas pré-cheias com colagénio
humano), salvo se abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1394/2007 relativo a
medicamentos de terapia avançada[9].
Os tecidos e células de origem humana ou os produtos derivados de tecidos e
células de origem humana, que não são sujeitos a uma manipulação substancial e
são regidos pela Diretiva 2004/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31
de março de 2004, relativa ao estabelecimento de normas de qualidade e
segurança em relação à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação,
armazenamento e distribuição de tecidos e células de origem humana[10] não são abrangidos pela
proposta; 
·                        
determinados produtos implantáveis e outros
produtos invasivos sem fins médicos mas que são semelhantes a dispositivos
médicos em termos de características e de perfil de risco (por exemplo, lentes
de contacto não corretivas, implantes para fins estéticos);
Foram incluídas disposições suplementares
relativas a produtos que não estão abrangidos pelo regulamento, sobretudo para
clarificar o âmbito de aplicação e assim garantir uma aplicação harmonizada e
não para alterar consideravelmente o âmbito de aplicação da legislação da UE.
Essas disposições dizem respeito a:
·                        
produtos que contêm ou consistem em substâncias
biológicas viáveis (por exemplo, microrganismos vivos);
·                        
produtos alimentares abrangidos pelo Regulamento
(CE) n.º 178/2002 que determina os princípios e normas gerais da legislação
alimentar[11]
(esta disposição pode aplicar-se, por exemplo, a determinados produtos de
emagrecimento); em contrapartida, são excluídos do âmbito de aplicação do
Regulamento (CE) n.º 178/2002 os dispositivos médicos (as sondas ou
câmaras de diagnóstico, mesmo quando introduzidas por via oral, são, por
conseguinte, claramente excluídas da legislação alimentar). 
No que diz respeito aos produtos constituídos
por substâncias, ou combinação de substâncias, que se destinam a ser ingeridos,
inalados ou administrados por via retal ou vaginal e são absorvidos ou
dispersos no corpo humano, é difícil estabelecer uma demarcação clara entre
medicamentos e dispositivos médicos. A fim de garantir que esses produtos,
independentemente da sua classificação, tenham um nível de segurança elevado,
os produtos abrangidos pela definição de dispositivo médico são classificados
na classe de risco mais elevado e devem respeitar os requisitos aplicáveis
estabelecidos no anexo I da Diretiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 6 de novembro de 2001, que estabelece um código comunitário relativo
aos medicamentos para uso humano[12].
A fim de apoiar os Estados-Membros e a
Comissão na definição do estatuto regulamentar dos produtos, a Comissão poderá
instituir, em conformidade com o seu regulamento interno[13], um grupo de peritos de vários
setores (dispositivos médicos, DIV, medicamentos, tecidos e células de origem
humana, cosméticos e biocidas). 
A secção de definições foi consideravelmente
ampliada, tendo-se procedido ao alinhamento das definições no domínio dos
dispositivos médicos com práticas bem estabelecidas a nível europeu e
internacional, tais como o Novo Quadro Legislativo para a Comercialização de
Produtos[14]
e os documentos de orientação elaborados pela Task Force de Harmonização
Mundial (GHTF - Global Harmonization Task Force)[15]para os dispositivos médicos.

3.2.                
Disponibilização de dispositivos, obrigações dos
operadores económicos, reprocessamento, marcação CE, livre circulação (Capítulo
II)

Este capítulo contém disposições
características da legislação do mercado interno em matéria de produtos e
estabelece as obrigações dos operadores económicos pertinentes (fabricantes,
mandatários de fabricantes extra-UE, importadores e distribuidores). As
«especificações técnicas comuns» (ETC), um instrumento regulamentar que se
revelou útil no contexto da DDIV, foram introduzidas no domínio mais vasto dos
dispositivos médicos para dar à Comissão a possibilidade de especificar ainda
mais os requisitos gerais de segurança e desempenho (estabelecidos no anexo I)
e os requisitos para a avaliação clínica e o acompanhamento clínico
pós-comercialização (estabelecidos no anexo XIII). No entanto, estes requisitos
dão aos fabricantes a possibilidade de adotarem outras soluções para garantir
um nível de segurança e desempenho pelo menos equivalente.
As obrigações legais que incumbem aos
fabricantes são proporcionais à classe de risco do dispositivo que fabricam.
Isto significa, por exemplo, que embora todos os fabricantes devam ter em vigor
sistemas de gestão da qualidade, para garantir que os seus produtos cumprem sistematicamente
os requisitos regulamentares, as responsabilidades inerentes a este sistema de
gestão da qualidade são mais rigorosas para os fabricantes de dispositivos de
alto risco do que para os fabricantes de dispositivos de baixo risco. Os
fabricantes de dispositivos médicos destinados a um doente específico, também
designados dispositivos feitos por medida, devem assegurar que os seus
dispositivos são seguros e têm o desempenho pretendido, mas a carga
regulamentar continua a ser reduzida.
Os documentos essenciais para que o fabricante
faça prova da conformidade com os requisitos legais são a documentação técnica
e a declaração UE de conformidade, que devem ser elaborados para os
dispositivos colocados no mercado. Os anexos II e III estabelecem os conteúdos
mínimos destes documentos. 
Os seguintes conceitos são também introduzidos
pela primeira vez no domínio dos dispositivos médicos: 
·                        
Foi introduzido um novo requisito que exige que no
âmbito da organização do fabricante exista uma «pessoa qualificada» responsável
pela observância da regulamentação. A legislação da UE em matéria de
medicamentos e as legislações nacionais que transpõem as DDMIA/DDM em alguns
Estados-Membros contêm requisitos semelhantes. 
·                        
Uma vez que, no caso do «comércio paralelo» de
dispositivos médicos, a aplicação do princípio da livre circulação de
mercadorias varia consideravelmente entre Estados-Membros e, em muitos casos,
proíbe de facto esta prática, são definidas regras claras para as empresas
envolvidas em atividades de re-rotulagem e reembalagem de dispositivos médicos.
·                        
Os doentes que tenham um dispositivo implantado
devem receber informações essenciais sobre esse dispositivo, que permitam a sua
identificação e contenham as advertências necessárias ou as precauções a tomar,
por exemplo, indicações sobre a sua eventual incompatibilidade com determinados
dispositivos de diagnóstico ou com scanners usados em controlos de
segurança.
·                        
Em conformidade com o artigo 12.º-A da DDM,
introduzido pela Diretiva 2007/47/CE, a Comissão teve de elaborar um relatório
sobre o reprocessamento de dispositivos médicos e apresentar, se adequado, uma
proposta legislativa sobre a questão. Com base nos resultados da Comissão
apresentados no seu relatório de 27 de agosto de 2010[16], que teve em conta o parecer emitido
pelo Comité Científico dos Riscos para a Saúde Emergentes e Recentemente
Identificados (CCRSERI) em 15 de abril de 2010, a proposta contém regras
rigorosas em matéria de reprocessamento de dispositivos de uso único, a fim de
garantir um nível elevado de proteção da saúde e segurança, permitindo em
simultâneo que esta prática se desenvolva ao abrigo de regras claras. O
reprocessamento de dispositivos de uso único é considerado como fabrico de
novos dispositivos, a fim de que os reprocessadores tenham de cumprir as
obrigações que incumbem aos fabricantes. O reprocessamento de dispositivos de
uso único para uma utilização crítica (por exemplo, dispositivos invasivos de
tipo cirúrgico) deve, por via de regra, ser proibido. Uma vez que o
reprocessamento de dispositivos de uso único pode suscitar preocupações, em
termos de segurança, em determinados Estados-Membros, estes conservam o direito
de manter ou instituir a proibição geral desta prática, incluindo a
transferência de dispositivos de uso único para outro Estado-Membro ou para um
país terceiro tendo em vista o seu reprocessamento, ou do acesso de
dispositivos de uso único reprocessados ao seu mercado.

3.3.                
Identificação e rastreabilidade dos dispositivos,
registo de dispositivos e operadores económicos, resumo da segurança e do
desempenho clínico, Banco de Dados Europeu sobre Dispositivos Médicos (Capítulo
III)

Este capítulo aborda uma das principais
deficiências do sistema atual, a saber, a sua falta de transparência. Integra
os seguintes aspetos: 
·                        
a exigência de que os operadores económicos
consigam identificar os seus fornecedores e as pessoas a quem forneceram
dispositivos médicos;
·                        
a exigência de que os fabricantes aponham nos seus
dispositivos uma identificação única do dispositivo (IUD), que permita a rastreabilidade;
o sistema de IUD deve ser aplicado gradual e proporcionalmente à classe de
risco dos dispositivos;
·                        
a exigência de que os fabricantes/mandatários e
importadores se registem e aos dispositivos que colocarem no mercado da UE numa
base de dados central;
·                        
a obrigação de os fabricantes de dispositivos de
alto risco disponibilizarem ao público um resumo da segurança e do desempenho
que contenha os elementos fundamentais dos dados clínicos de apoio; 
·                        
e o desenvolvimento do Banco de Dados Europeu sobre
Dispositivos Médicos (Eudamed), instituído pela Decisão 2010/227/UE da Comissão[17], que conterá sistemas
eletrónicos integrados sobre a IUD europeia, o registo dos dispositivos, dos
operadores económicos pertinentes e dos certificados emitidos pelos organismos
notificados, as investigações clínicas, a vigilância e a fiscalização do
mercado. Uma grande parte da informação do Eudamed será disponibilizada ao
público, em conformidade com as disposições aplicáveis a cada sistema
eletrónico. 
O estabelecimento de uma base de registo
central não só trará um nível de transparência acrescido como também eliminará
os requisitos nacionais divergentes em matéria de registo, que surgiram nos
últimos anos e fizeram aumentar consideravelmente os custos de conformidade para
os operadores económicos. Desta forma, contribuirá também para reduzir os
encargos administrativos para os fabricantes. 

3.4.                
Organismos notificados (capítulo IV) 

O funcionamento adequado dos organismos
notificados é crucial para assegurar um elevado nível de proteção da saúde e
segurança bem como a confiança dos cidadãos no sistema que, nos últimos anos,
foi objeto de duras críticas devido a divergências assinaláveis no que diz
respeito a, por um lado, a designação e monitorização dos organismos
notificados e, por outro, a qualidade e exaustividade da avaliação de
conformidade por eles realizada, em particular a sua apreciação da avaliação
clínica do fabricante. 
Em conformidade com o Novo Quadro Legislativo
para a Comercialização de Produtos, a proposta estabelece requisitos aplicáveis
às autoridades nacionais responsáveis pelos organismos notificados. Deixa a
cada Estado-Membro a responsabilidade final de designar e monitorizar os
organismos notificados, com base em critérios mais rigorosos e pormenorizados estabelecidos
no anexo VI. Assim, a proposta toma por base as estruturas existentes já
disponíveis na maior parte dos Estados-Membros, em vez de transferir a
responsabilidade para o nível da União, o que poderia ter gerado algumas
preocupações em matéria de subsidiariedade. No entanto, qualquer nova
designação e, periodicamente, a monitorização dos organismos notificados são
objeto de «avaliações conjuntas» com peritos de outros Estados-Membros e da
Comissão, desta forma assegurando um controlo eficaz ao nível da União. 
Em simultâneo, reforçar-se-á consideravelmente
a posição dos organismos notificados em relação aos fabricantes, incluindo o
respetivo direito e dever de efetuar inspeções não anunciadas às fábricas e de
realizar testes físicos ou laboratoriais aos dispositivos. A proposta exige
igualmente a rotação, com uma periodicidade adequada, do pessoal do organismo
notificado interveniente na avaliação dos dispositivos médicos, a fim de
atingir um equilíbrio razoável entre os conhecimentos e a experiência
necessários para realizar avaliações exaustivas e a necessidade de garantir uma
objetividade e neutralidade constantes em relação ao fabricante que é objeto
dessas avaliações.

3.5.                
Classificação e avaliação da conformidade (Capítulo
V) 

A proposta respeita a abordagem já
estabelecida (tanto na Europa como a nível internacional) de dividir os
dispositivos médicos em quatro classes, atendendo aos riscos potenciais
decorrentes da conceção técnica e do fabrico. As regras de classificação
(constantes do anexo VII) foram adaptadas em função do progresso técnico e da
experiência adquirida com a vigilância e a fiscalização do mercado. Por
exemplo, na sequência dos incidentes que envolveram dadores de plasma e de um
pedido apresentado por França, as máquinas de aférese foram transferidas da
classe IIb para a classe III. Os dispositivos médicos implantáveis ativos e os
seus acessórios foram classificados na classe de mais alto risco (classe III),
de forma a manter um nível de segurança igual ao previsto na Diretiva 90/385/CEE.

A classificação de um dispositivo médico
determina o procedimento de avaliação da conformidade aplicável, para o qual a
proposta segue os princípios gerais estabelecidos nas DDMIA/DDM. O procedimento
de avaliação da conformidade respeitante aos dispositivos da classe I pode
efetuar-se, por via de regra, sob a responsabilidade exclusiva dos fabricantes,
dado o baixo grau de vulnerabilidade associado a estes produtos. No entanto, se
os dispositivos da classe I tiverem uma função de medição ou forem vendidos
estéreis, um organismo notificado deve verificar os aspetos relacionados com a
função de medição ou o processo de esterilização. No caso dos dispositivos das
classes IIa, IIb e III, a intervenção de um organismo notificado, ao nível
adequado à classe de risco, deve ser obrigatória, exigindo-se para os
dispositivos da classe III uma aprovação prévia explícita da sua conceção ou do
seu tipo e do sistema de gestão da qualidade antes de poderem ser colocados no
mercado. No caso dos dispositivos das classes IIa e IIb, o organismo notificado
verifica o sistema de gestão da qualidade e, no que respeita a amostras
representativas, a documentação técnica. Após a certificação inicial, os
organismos notificados devem realizar periodicamente avaliações de vigilância
na fase de pós-comercialização. 
Os diferentes procedimentos de avaliação da
conformidade mediante os quais o organismo notificado inspeciona o sistema de
gestão de qualidade do fabricante, verifica a documentação técnica, examina o
dossiê de conceção ou aprova o tipo de um dispositivo foram reforçados e
simplificados e constam dos anexos VIII a X. A proposta reforça os poderes e as
responsabilidades dos organismos notificados e especifica as regras ao abrigo
das quais estes organismos realizam as suas avaliações, tanto na fase prévia à
colocação no mercado como na fase de pós-comercialização (por exemplo, a
documentação a apresentar, o âmbito da auditoria, as visitas de inspeção não
anunciadas às instalações do fabricante, o controlo das amostras), a fim de
garantir condições equitativas e evitar que os organismos notificados sejam
demasiado tolerantes. Os fabricantes dos dispositivos feitos por medida
continuam a ser objeto de um procedimento específico (previsto no anexo XI),
que não envolve um organismo notificado. 
Além disso, a proposta introduz, para os
organismos notificados, a obrigação de notificarem um comité de peritos (ver a
secção 3.8) dos novos pedidos de avaliação da conformidade de dispositivos de
alto risco. Com base em motivos cientificamente válidos, o comité de peritos
dispõe de poderes para solicitar ao organismo notificado que apresente uma
avaliação preliminar, sobre a qual o comité poderá formular as suas observações
num prazo de 60 dias[18],
antes de o organismo notificado poder emitir um certificado. Este mecanismo de
verificação autoriza as autoridades a rever cada avaliação e a formular as suas
observações antes da colocação de um dispositivo no mercado. Um procedimento
semelhante está já atualmente em vigor para os dispositivos médicos fabricados
mediante a utilização de tecidos de origem animal (Diretiva 2003/32/CE da
Comissão[19]).
O recurso ao mesmo deve ser a exceção e não a regra e seguir critérios claros e
transparentes. 

3.6.                
Avaliação clínica e investigações clínicas
(capítulo VI) 

Baseando-se no atual anexo X da DDM, este
capítulo estabelece as principais obrigações que incumbem aos fabricantes do
que diz respeito à realização da avaliação clínica necessária para demonstrar a
segurança e o desempenho dos seus dispositivos. O anexo XIII, relativo à
avaliação clínica prévia à colocação no mercado e ao acompanhamento clínico
pós-comercialização que, no seu conjunto, constituem um processo contínuo no
ciclo de vida de um dispositivo médico, estabelece requisitos mais
pormenorizados.
Aprofunda-se igualmente o processo de
realização das investigações clínicas (equivalente aos ensaios clínicos no
domínio dos medicamentos) descrito atualmente em termos básicos no artigo 15.º
da DDM. Em primeiro lugar, introduz-se o conceito de promotor, alinhando-o com
a definição utilizada na recente proposta da Comissão de regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos ensaios clínicos de medicamentos
para uso humano, que visa revogar a Diretiva 2001/20/CE[20].
Este promotor pode ser o fabricante, o seu
mandatário ou outra organização que, na prática, costuma ser uma organização de
investigação por contrato que realiza investigações clínicas para os
fabricantes. O âmbito de aplicação da proposta continua, no entanto, a
cingir-se às investigações clínicas realizadas com objetivos regulamentares, ou
seja, para obter ou confirmar a aprovação regulamentar do acesso ao mercado.
Não são abrangidas pelo presente regulamento as investigações clínicas
desprovidas de caráter comercial que não têm objetivos regulamentares.
De acordo com os princípios éticos
reconhecidos a nível internacional, todas as investigações clínicas devem ser
registadas num sistema eletrónico de acesso público a instituir pela Comissão.
No intuito de permitir a criação de sinergias com a área dos ensaios clínicos
sobre medicamentos, o sistema eletrónico sobre investigações clínicas de
dispositivos médicos deve ser interoperável com a futura base de dados da UE
que será instituída de acordo com o futuro regulamento relativo aos ensaios clínicos
de medicamentos para uso humano. 
Antes de dar início a uma investigação
clínica, o promotor deve apresentar um pedido, a fim de confirmar que não
existem quaisquer aspetos éticos, de saúde ou segurança que possam obstar à sua
realização. É introduzida uma nova possibilidade no que respeita às
investigações clínicas a realizar em mais de um Estado-Membro. De ora em
diante, os promotores terão a possibilidade de apresentar um único pedido
através do sistema eletrónico que será instituído pela Comissão. Por
conseguinte, os aspetos de saúde e segurança relativos ao dispositivo que será
objeto da investigação clínica serão avaliados pelos Estados-Membros em causa
sob a direção de um Estado-Membro coordenador. A avaliação de aspetos de
natureza intrinsecamente nacional ou local, ou de aspetos éticos (por exemplo,
responsabilidade civil, adequação das investigações e locais de realização das
mesmas, consentimento esclarecido) terá, no entanto, de ser realizada a nível
de cada Estado-Membro envolvido, ao qual caberá a responsabilidade de tomar a
decisão final quanto à realização de uma investigação clínica no seu
território. Em consonância com a proposta da Comissão de regulamento relativo
aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano atrás referida, também
esta proposta deixa aos Estados-Membros a responsabilidade de definir, a nível
nacional, o quadro organizativo para a aprovação das investigações clínicas.
Por outras palavras, afasta-se da exigência legal de dois organismos distintos,
designadamente, uma autoridade nacional competente e um comité de ética.

3.7.                
Vigilância e fiscalização do mercado (Capítulo VII)

Um sistema de vigilância que funcione bem é o
alicerce de um sólido quadro normativo neste setor, porque só passado certo
tempo se poderão vir a conhecer eventuais problemas associados aos dispositivos
médicos concebidos para ser implantados ou para funcionar durante muitos anos
ou mesmo décadas. Neste domínio, a principal inovação da proposta consiste na
introdução de um portal da UE, onde os fabricantes deverão registar quaisquer
incidentes graves e as medidas corretivas adotadas para reduzir o risco de
recorrência. A informação será automaticamente reenviada para as autoridades
nacionais implicadas. Se se verificar o mesmo incidente, ou outros semelhantes,
ou se for necessário adotar medidas corretivas em mais de um Estado-Membro, uma
autoridade coordenadora assumirá a responsabilidade de coordenar a análise do
caso. A ênfase recai na partilha de tarefas e experiência, com vista a evitar a
duplicação ineficaz de procedimentos. 
No que diz respeito à fiscalização do mercado,
a proposta tem por objetivos principais reforçar os direitos e obrigações das
autoridades nacionais competentes, garantir uma coordenação eficaz das suas
atividades de fiscalização do mercado e tornar claros os procedimentos
aplicáveis.

3.8.                
Gestão (Capítulos VIII e IX) 

Os Estados-Membros serão responsáveis pela
aplicação do futuro regulamento. Um comité de peritos (Grupo de Coordenação dos
Dispositivos Médicos - GCDM), composto por membros designados pelos
Estados-Membros em virtude das suas funções e experiência no domínio dos
dispositivos médicos e presidido pela Comissão, assumirá um papel fundamental
na harmonização de práticas e interpretações. O GCDM e os seus subgrupos
permitirão criar um fórum de discussão com as partes interessadas. A proposta
cria a base jurídica necessária para que, no que respeita a perigos e
tecnologias específicos, a Comissão possa, de futuro, designar laboratórios de
referência da UE, um conceito que se revelou eficaz no setor alimentar.
Quanto à gestão a nível da UE, a avaliação de
impacto identificou como opções estratégicas privilegiadas quer o alargamento
da responsabilidade da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aos dispositivos
médicos quer a gestão, pela Comissão, do sistema legislativo aplicável aos
dispositivos médicos. Tendo em conta as preferências claramente manifestadas
pelas partes interessadas, inclusive por muitos Estados-Membros, a proposta
mandata a Comissão para prestar apoio técnico, científico e logístico ao GCDM.

3.9.                
Disposições finais (Capítulo X) 

A proposta confere à Comissão competências
para, se for caso disso, adotar atos de execução para garantir uma aplicação
uniforme do regulamento ou atos delegados para complementar o quadro normativo
aplicável aos dispositivos médicos ao longo do tempo.
Através da presente proposta, são alterados
outros atos legislativos da UE nos casos em que há relação com dispositivos
médicos. Relativamente aos produtos combinados (medicamentos/dispositivos médicos)
regidos pela Diretiva 2001/83/CE, a DDMIA e a DDM já exigem que a parte
constituída pelo dispositivo respeite os requisitos essenciais aplicáveis
estabelecidos na legislação relativa aos dispositivos médicos. Porém, o
cumprimento deste requisito não é atualmente objeto de verificação no âmbito do
processo de autorização do medicamento. O anexo I da Diretiva 2001/83/CE, que
estabelece o conteúdo dos pedidos de autorização de introdução no mercado, é,
assim, alterado para introduzir a exigência de que o requerente faça prova (por
exemplo, mediante uma declaração UE de conformidade ou um certificado emitido
por um organismo notificado) de que a parte constituída pelo dispositivo está
em conformidade com os requisitos gerais de segurança e desempenho aplicáveis
previstos no futuro regulamento relativo aos dispositivos médicos. 
O Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativo aos produtos
cosméticos[21]
é alterado, a fim de conferir à Comissão as competências necessárias para
determinar se um produto está ou não abrangido pela definição de produto
cosmético. Esta possibilidade, que já existe na DDMIA e na DDM, é mantida na
presente proposta. Está igualmente prevista no novo Regulamento (UE) n.º 528/2012
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à
disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas[22]. Virá facilitar a adoção de
decisões ao nível da UE sobre casos fronteira em que é necessário clarificar o
estatuto regulamentar dos produtos.
O Regulamento (CE) n.º 178/2002 relativo aos
produtos alimentares é alterado, por forma a excluir os dispositivos médicos do
seu âmbito de aplicação (ver a secção 3.1 acima). 
O novo regulamento será aplicável três anos
após a sua entrada em vigor, a fim de dar aos fabricantes, aos organismos
notificados e aos Estados-Membros o tempo necessário para se adaptarem aos
novos requisitos. A Comissão deve dispor de tempo para instaurar a
infraestrutura de TI e as disposições organizativas necessárias ao
funcionamento do novo sistema legislativo. A designação dos organismos
notificados ao abrigo dos novos requisitos e processos deve iniciar-se pouco
tempo após a entrada em vigor do regulamento, a fim de garantir que, quando
este for aplicado, existam organismos notificados designados de acordo com as
novas regras em número suficiente para evitar qualquer escassez de dispositivos
médicos no mercado. Estão previstas disposições transitórias especiais para o
registo dos dispositivos médicos, dos operadores económicos relevantes e dos
certificados emitidos pelos organismos notificados, com vista a assegurar uma
transição harmoniosa dos requisitos de registo a nível nacional para o registo
central a nível da UE.
O futuro regulamento substitui e revoga as
Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE do Conselho. 

3.10.            
Competências da União, subsidiariedade e forma
jurídica 

A proposta tem uma «base jurídica dupla», ou
seja, o artigo 114.º e o artigo 168.º, n.º 4, alínea c) do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia (TFUE). Com a entrada em vigor do Tratado de
Lisboa, a base jurídica para o estabelecimento e funcionamento do mercado
interno, que sustenta a adoção das diretivas relativas aos dispositivos médicos
atualmente em vigor, foi complementada por uma base jurídica específica para
estabelecer normas elevadas de qualidade e segurança dos dispositivos médicos.
A União regulamenta os dispositivos médicos no exercício das competências
partilhadas que lhe são atribuídas ao abrigo do artigo 4.º, n.º 2, do TFUE. 
De acordo com as diretivas relativas aos
dispositivos médicos atualmente em vigor, os dispositivos que ostentam a
marcação CE podem, em princípio, circular livremente na UE. A revisão proposta
das atuais diretivas, que integrará as alterações introduzidas pelo Tratado de
Lisboa em matéria de saúde pública, só pode ser concretizada ao nível da União.
Tal é necessário para melhorar o nível de proteção da saúde pública para todos
os doentes e utilizadores europeus, bem como para evitar que os Estados-Membros
adotem legislação divergente em matéria de produtos que venha fragmentar ainda
mais o mercado interno. As normas e os procedimentos harmonizados permitem que
os fabricantes, em especial as PME, que constituem mais de 80% do setor,
reduzam os custos decorrentes das discrepâncias entre legislações nacionais,
garantindo ao mesmo tempo um nível de segurança elevado e equitativo em toda a
União. Em conformidade com os princípios da proporcionalidade e
subsidiariedade, consagrados no artigo 5.º do Tratado da União Europeia, a
presente proposta não excede o necessário para se alcançar aqueles objetivos. 
A proposta assume a forma de um regulamento.
Este constitui o instrumento jurídico adequado, porque institui regras claras e
pormenorizadas que serão uniforme e simultaneamente aplicadas em toda a União.
As divergências na transposição da DDMIA e da DDM pelos Estados-Membros geraram
diferentes níveis de proteção da saúde e da segurança e criaram obstáculos ao
mercado interno que só um regulamento poderá evitar. A substituição das medidas
nacionais de transposição tem grandes repercussões em termos de simplificação,
porque permite que os operadores económicos realizem as suas atividades com
base num único quadro normativo e não numa «manta de retalhos» de 27 legislações
nacionais.
A escolha de um regulamento não equivale,
contudo, a um processo de tomada de decisão centralizado. Os Estados-Membros
mantêm as suas competências de aplicação das normas harmonizadas, por exemplo,
no que respeita à aprovação das investigações clínicas, à designação dos
organismos notificados, à avaliação dos casos de vigilância, à realização das
ações de fiscalização do mercado e de execução (por exemplo, aplicação de
sanções). 

3.11.            
Direitos fundamentais

Em consonância com a Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia, a presente proposta visa garantir um nível elevado de
proteção da saúde humana (artigo 35.º da Carta) e de proteção dos consumidores
(artigo 38.º) ao assegurar um elevado nível de segurança dos dispositivos
médicos disponibilizados no mercado da União. A proposta afeta a liberdade de
empresa dos operadores económicos (artigo 16.º), mas as obrigações impostas aos
fabricantes, mandatários, importadores e distribuidores de dispositivos médicos
são necessárias para garantir que esses produtos tenham um nível de segurança
elevado. 
A proposta estabelece garantias para a
proteção dos dados pessoais. No que diz respeito à investigação médica, a
proposta exige que qualquer investigação clínica com participação de seres
humanos seja realizada no respeito pela dignidade humana, do direito à
integridade física e mental das pessoas envolvidas e do princípio do
consentimento livre e esclarecido, conforme previsto nos artigos 1.º, 3.º, n.º
1, e 3.º, n.º 2, alínea a), da Carta.

4.                      
IMPLICAÇÕES ORÇAMENTAIS

A presente proposta tem as seguintes
implicações orçamentais:
·                        
custos de prossecução do desenvolvimento do banco
de dados Eudamed (custos únicos e custos de manutenção);
·                        
pessoal da Comissão necessário para organizar e
participar em «avaliações conjuntas» dos organismos notificados; 
·                        
custos dos assessores nacionais que participam nas
«avaliações conjuntas» dos organismos notificados, em conformidade com as
regras da Comissão em matéria de reembolso das despesas dos peritos;
·                        
pessoal da Comissão responsável pela prestação de
apoio científico, técnico e logístico ao GCDM e respetivos subgrupos e aos
Estados-Membros coordenadores no domínio das investigações clínicas e da
vigilância;
·                        
pessoal da Comissão responsável pela gestão e pelo
desenvolvimento do quadro normativo da UE relativo aos dispositivos médicos
(funcionamento do presente regulamento e elaboração de atos delegados/de
execução), bem como pelo apoio aos Estados-Membros para garantir a sua
aplicação efetiva e eficaz;
·                        
custos de organização das reuniões do GCDM e
respetivos subgrupos e do Comité instituído pelo Regulamento (UE) n.º 182/2011,
incluindo o reembolso dos seus membros, nomeados pelos Estados-Membros, a fim
de garantir um nível elevado de coordenação entre Estados-Membros;
·                        
custos de instituição e gestão do mecanismo de
verificação no que diz respeito às avaliações da conformidade realizadas pelos
organismos notificados aos dispositivos de alto risco, incluindo a
infraestrutura técnica do intercâmbio de dados; 
·                        
custos de exploração dos laboratórios de referência
da UE, nos casos em que estes forem designados; 
·                        
custos de participação na cooperação internacional
a nível regulamentar. 
A ficha financeira legislativa apresenta os
custos em pormenor. O relatório da avaliação de impacto contém uma análise
exaustiva dos custos.
2012/0266 (COD)
Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO
relativo aos dispositivos médicos e que
altera a Diretiva 2001/83/CE, o Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o Regulamento
(CE) n.º 1223/2009
(Texto relevante para efeitos do EEE)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento
da União Europeia, nomeadamente o artigo 114.º e o artigo 168.º, n.º 4, alínea
c),
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Após transmissão do projeto de ato legislativo
aos parlamentos nacionais,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social Europeu[23],

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões[24], 
Após consulta da Autoridade Europeia para a
Proteção de Dados[25],
Deliberando de acordo com o processo
legislativo ordinário,
Considerando o seguinte:
(1)              
A Diretiva 90/385/CEE do Conselho,
de 20 de junho de 1990, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos dispositivos medicinais
implantáveis ativos[26],
e a Diretiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de junho de 1993, relativa aos
dispositivos médicos[27],
constituem o quadro normativo da União no que respeita aos dispositivos
médicos, que não os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.
Todavia, afigura-se necessária uma revisão aprofundada dessas diretivas a fim
de estabelecer um quadro normativo robusto, transparente, previsível e
sustentável para os dispositivos médicos, que garanta um elevado nível de
segurança e saúde, dando ao mesmo tempo apoio à inovação.
(2)              
O presente regulamento tem por objetivo garantir o
funcionamento do mercado interno no que diz respeito aos dispositivos médicos,
tendo por base um elevado nível de proteção da saúde humana. Ao mesmo tempo, o
presente regulamento define normas elevadas de qualidade e de segurança dos
dispositivos médicos para responder às preocupações comuns de segurança
relativas a esses produtos. Ambos os objetivos são visados em simultâneo e
estão ligados de forma indissociável, não sendo nenhum deles secundário em
relação ao outro. No que se refere ao artigo 114.º do TFUE, o presente
regulamento harmoniza as normas relativas à colocação no mercado e à entrada em
serviço de dispositivos médicos e respetivos acessórios no mercado da União, os
quais podem posteriormente beneficiar do princípio da livre circulação de
mercadorias. Em relação ao artigo 168.º, n.º 4, alínea c), do TFUE, o presente
regulamento estabelece normas elevadas de qualidade e segurança desses
dispositivos médicos ao garantir, nomeadamente, a robustez e fiabilidade dos
dados produzidos nas investigações clínicas, assim como a proteção da segurança
dos sujeitos que participam numa investigação clínica.
(3)              
Devem reforçar-se significativamente os elementos
fundamentais da abordagem regulamentar em vigor, como a supervisão dos
organismos notificados, os procedimentos de avaliação da conformidade, as
investigações clínicas e a avaliação clínica, a vigilância e a fiscalização do
mercado, e devem introduzir-se, no intuito de melhorar a saúde e a segurança,
disposições que garantam a transparência e a rastreabilidade no tocante aos
dispositivos. 
(4)              
Na medida do possível, devem tomar-se em
consideração as orientações desenvolvidas a nível internacional no domínio dos
dispositivos médicos, em especial no contexto da Task Force de
Harmonização Mundial (GHTF - Global Harmonization Task Force) e do Fórum
Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, criado por iniciativa
daquela task force, a fim de promover a convergência da regulamentação a
nível mundial, o que contribui para um elevado nível de proteção da segurança
em todo o mundo e para facilitar o comércio, em especial no que toca às
disposições em matéria de identificação única dos dispositivos, requisitos
gerais de segurança e desempenho, documentação técnica, critérios de
classificação, procedimentos de avaliação da conformidade e investigações
clínicas. 
(5)              
Por razões de ordem histórica, os dispositivos
médicos implantáveis ativos, abrangidos pela Diretiva 90/385/CEE, e os outros
dispositivos médicos, abrangidos pela Diretiva 93/42/CEE, eram regulados por
dois instrumentos jurídicos distintos. A bem da simplificação, ambas as
diretivas, que foram alteradas por diversas vezes, devem ser substituídas por
um único diploma aplicável a todos os dispositivos médicos, com exceção dos
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.
(6)              
Um regulamento constitui o instrumento jurídico
adequado, dado que impõe normas claras e circunstanciadas, sem dar azo a
transposições divergentes pelos Estados-Membros. Além disso, com um regulamento
assegura-se que os requisitos jurídicos são aplicados simultaneamente em toda a
União. 
(7)              
O âmbito de aplicação do presente regulamento deve
estar claramente delimitado relativamente a outros atos legislativos de
harmonização da União sobre determinados produtos, como os dispositivos médicos
para diagnóstico in vitro, os medicamentos, os cosméticos ou os produtos
alimentares. Assim, o Regulamento (CE) n.° 178/2002 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas gerais
da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos
Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros
alimentícios[28],
deve ser alterado por forma a excluir os dispositivos médicos do seu âmbito de
aplicação.
(8)              
Deve ser da responsabilidade dos Estados-Membros
decidir, caso a caso, se um produto está ou não abrangido pelo âmbito de
aplicação do presente regulamento. Se necessário, a Comissão pode decidir, caso
a caso, se um produto está ou não abrangido pela definição de dispositivo
médico ou de acessório de um dispositivo médico. Uma vez que, nalguns casos, é
difícil fazer a distinção entre um dispositivo médico e um produto cosmético,
deve também ser introduzida, no Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativo aos produtos
cosméticos[29],
a possibilidade de se tomar uma decisão ao nível da UE sobre o estatuto
regulamentar de um produto. 
(9)              
Os produtos que combinam um medicamento ou uma
substância medicinal com um dispositivo médico estão regulamentados ao abrigo
do presente regulamento ou ao abrigo da Diretiva 2001/83/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro de 2001, que estabelece um código
comunitário relativo aos medicamentos para uso humano[30]. Deve garantir-se uma
interação adequada entre os dois diplomas em termos de consultas durante a
avaliação prévia à comercialização e de intercâmbio de informações em casos de
vigilância ocorridos com produtos combinados. No tocante aos medicamentos que
contêm um dispositivo médico, a observância dos requisitos gerais de segurança
e desempenho pela parte constituída pelo dispositivo deve ser adequadamente
avaliada no contexto da autorização de colocação no mercado. A Diretiva 2001/83/CE
deve, por conseguinte, ser alterada.
(10)          
A legislação da União está incompleta no que
respeita a determinados produtos que são fabricados recorrendo a células ou
tecidos não viáveis de origem humana que foram sujeitos a uma manipulação
substancial e não estão abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1394/2007 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de novembro de 2007, relativo a
medicamentos de terapia avançada e que altera a Diretiva 2001/83/CE e o
Regulamento (CE) n.º 726/2004[31].
Enquanto a dádiva, a colheita e a análise de tecidos e células de origem humana
destinados ao fabrico daqueles produtos devem continuar a estar abrangidas pela
Diretiva 2004/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de
2004, relativa ao estabelecimento de normas de qualidade e segurança em relação
à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e
distribuição de tecidos e células de origem humana[32], o produto acabado deve ficar
abrangido pelo âmbito de aplicação do presente regulamento. Os tecidos e
células de origem humana que não são sujeitos a uma manipulação substancial,
tais como a matriz óssea desmineralizada humana, assim como os produtos
derivados desses tecidos e células, não devem ficar abrangidos pelo âmbito de
aplicação do presente regulamento.
(11)          
Determinados produtos implantáveis e outros
produtos invasivos relativamente aos quais os fabricantes aleguem unicamente um
fim estético ou outro fim não médico mas que sejam semelhantes a dispositivos
médicos em termos de funcionamento e de perfil de risco devem ficar abrangidos
pelo âmbito de aplicação do presente regulamento. 
(12)          
Tal como acontece com os produtos que contêm
tecidos ou células viáveis de origem humana ou animal, que estão explicitamente
excluídos das Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE, e, por conseguinte, do presente
regulamento, deve esclarecer-se que os produtos que contêm substâncias
biológicas vivas de outras origens também não estão abrangidos pelo âmbito de
aplicação do presente regulamento.
(13)          
Existe uma incerteza científica quanto aos riscos e
benefícios dos nanomateriais usados em dispositivos médicos. A fim de garantir
um elevado nível de proteção da saúde, a livre circulação de mercadorias e a
segurança jurídica dos fabricantes, é necessário introduzir uma definição
uniforme para os nanomateriais, com base na Recomendação 2011/696/UE da
Comissão, de 18 de outubro de 2011, sobre a definição de nanomaterial[33], com a necessária
flexibilidade para adaptar essa definição ao progresso científico e técnico e
ao subsequente desenvolvimento regulamentar a nível da União e internacional.
Na conceção e fabrico de dispositivos médicos, os fabricantes devem ter um
cuidado especial sempre que usarem nanopartículas que se possam libertar para o
corpo humano, devendo esses dispositivos ser sujeitos ao procedimento de
avaliação da conformidade mais exigente.
(14)          
Os aspetos tratados na Diretiva 2004/108/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro de 2004,
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à
compatibilidade eletromagnética e que revoga a Diretiva 89/336/CEE[34], e na Diretiva 2006/42/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, relativa às máquinas e
que altera a Diretiva 95/16/CE[35],
fazem parte integrante dos requisitos gerais de segurança e desempenho dos
dispositivos médicos. Por consequência, o presente regulamento deve ser
considerado uma lex specialis relativamente a essas diretivas. 
(15)          
O presente regulamento deve incluir requisitos
relativos à conceção e ao fabrico de dispositivos médicos que emitam radiações
ionizantes, sem afetar a aplicação da Diretiva 96/29/Euratom do Conselho, de 13
de maio de 1996, que fixa as normas de segurança de base relativas à proteção
sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das
radiações ionizantes[36],
nem da Diretiva 97/43/Euratom do Conselho, de 30 de junho de 1997, relativa à
proteção da saúde das pessoas contra os perigos resultantes de radiações
ionizantes em exposições radiológicas médicas e que revoga a Diretiva 84/466/Euratom[37], que perseguem outros
objetivos. 
(16)          
Deve ficar claro que os requisitos do presente
regulamento também se aplicam aos países signatários de acordos internacionais
com a União que conferem a esses países um estatuto igual ao de um
Estado-Membro para efeitos da aplicação do presente regulamento, como é
atualmente o caso do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu[38], do Acordo entre a Comunidade
Europeia e a Confederação Suíça sobre o Reconhecimento Mútuo em Matéria de
Avaliação da Conformidade[39]
e do Acordo de 12 de setembro de 1963 que cria uma Associação entre a
Comunidade Económica Europeia e a Turquia[40].

(17)          
Deve esclarecer-se que os dispositivos médicos
oferecidos às pessoas na União através de serviços da sociedade da informação,
na aceção da Diretiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de
junho de 1998, relativa a um procedimento de informação no domínio das normas e
regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da
informação[41],
bem como os dispositivos utilizados no contexto de uma atividade comercial que
presta às pessoas um serviço de diagnóstico ou terapêutico na União, devem
cumprir os requisitos do presente regulamento o mais tardar quando o produto é
colocado no mercado ou quando o serviço é prestado na União.
(18)          
            Importa adaptar os requisitos gerais de
segurança e desempenho ao progresso técnico e científico, por exemplo no que
diz respeito ao software especificamente destinado pelo fabricante a ser
utilizado para um ou vários fins médicos indicados na definição de dispositivo
médico. 
(19)          
A fim de reconhecer o importante papel da
normalização no domínio dos dispositivos médicos, o cumprimento de normas
harmonizadas, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º [../..] relativo à
normalização europeia[42],
deve constituir um meio através do qual os fabricantes demonstram a
conformidade com os requisitos gerais de segurança e desempenho e com outros
requisitos legais, tais como a gestão da qualidade e a gestão dos riscos.
(20)          
A Diretiva 98/79/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 27 de outubro de 1998, relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico
in vitro[43],
permite que a Comissão adote especificações técnicas comuns para categorias
específicas de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Nos
domínios em que não existam normas harmonizadas ou quando estas não forem
suficientes, devem ser conferidos poderes à Comissão para estabelecer
especificações técnicas que constituam um instrumento para a observância dos
requisitos gerais de segurança e desempenho, bem como dos requisitos para a
avaliação clínica e/ou o acompanhamento clínico pós-comercialização. 
(21)          
A fim de incrementar a segurança jurídica, as
definições no domínio dos dispositivos médicos, por exemplo no tocante aos
operadores económicos, às investigações clínicas e à vigilância, devem ser
alinhadas com práticas bem estabelecidas a nível da União e internacional.
(22)          
As regras aplicáveis aos dispositivos médicos devem
ser alinhadas, sempre que adequado, com o Novo Quadro Legislativo para a
Comercialização de Produtos, constituído pelo Regulamento (CE)
n.º 765/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 julho de 2008, que
estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do mercado relativos à
comercialização de produtos, e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 339/93[44], e pela Decisão
n.º 768/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 julho de 2008,
relativa a um quadro comum para a comercialização de produtos, e que revoga a
Decisão 93/465/CEE[45].

(23)          
As regras relativas à fiscalização do mercado da
União e ao controlo dos produtos que entram no mercado da União estabelecidas
no Regulamento (CE) n.º 765/2008 aplicam-se aos dispositivos médicos e seus
acessórios abrangidos pelo presente regulamento, que não impede os
Estados-Membros de escolherem as autoridades competentes a quem cabem aquelas
tarefas. 
(24)          
Afigura-se adequado fixar claramente as obrigações
gerais dos diferentes operadores económicos, incluindo os importadores e
distribuidores, tal como estabelecido no Novo Quadro Legislativo para a
Comercialização de Produtos, sem prejuízo das obrigações específicas previstas
nas diferentes partes do presente regulamento, a fim de facilitar a compreensão
dos requisitos legais e, deste modo, melhorar a observância da regulamentação
pelos operadores relevantes.
(25)          
Várias obrigações dos fabricantes, como a avaliação
clínica ou a notificação no âmbito da vigilância, que foram estabelecidas
apenas nos anexos das Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE, devem ser integradas no
dispositivo do presente regulamento, a fim de aumentar a segurança jurídica.
(26)          
A fim de garantir que os dispositivos médicos
fabricados em série continuam a estar conformes com os requisitos do presente
regulamento e que a experiência adquirida na utilização dos dispositivos
médicos é levada em consideração no processo de produção, todos os fabricantes
devem dispor de um sistema de gestão da qualidade e de um plano de vigilância
pós-comercialização, os quais devem ser proporcionais à classe de risco e ao
tipo do dispositivo médico. 
(27)          
Importa que a supervisão e o controlo da produção
dos dispositivos médicos sejam assegurados dentro da organização do fabricante
por uma pessoa que preencha condições mínimas de qualificação.
(28)          
No atinente aos fabricantes que não se encontram
estabelecidos na União, o mandatário desempenha um papel de charneira ao
garantir a conformidade dos dispositivos médicos produzidos por aqueles
fabricantes e ao atuar como a sua pessoa de contacto estabelecida na União. As
atribuições de um mandatário devem ser definidas mediante mandato escrito do fabricante
que, por exemplo, pode permitir que o mandatário apresente um pedido para um
procedimento de avaliação da conformidade, notifique eventos ao abrigo do
sistema de vigilância ou registe dispositivos colocados no mercado da União. O
mandato deve capacitar o mandatário para executar devidamente determinadas
tarefas definidas. Os requisitos mínimos a satisfazer pelos mandatários,
atendendo ao seu papel, devem estar claramente definidos, incluindo o requisito
de dispor de uma pessoa que satisfaça condições mínimas de qualificação,
semelhantes às que são exigidas para a pessoa qualificada de um fabricante mas
que, tendo em vista as tarefas do mandatário, poderiam igualmente ser
preenchidas por uma pessoa com formação em direito.
(29)          
A fim de garantir a segurança jurídica no que
respeita às obrigações dos operadores económicos, é necessário clarificar as
situações em que um distribuidor, um importador ou outra pessoa deve ser
considerado como fabricante de um dispositivo médico.
(30)          
O comércio paralelo de produtos que já estão
colocados no mercado é uma forma legal de comércio no mercado interno, com base
no artigo 34.º do TFUE, sujeito às limitações impostas pela proteção da saúde e
da segurança e pela proteção dos direitos de propriedade intelectual nos termos
do artigo 36.º do TFUE. Todavia, a aplicação deste princípio está sujeita a
diferentes interpretações nos Estados-Membros. Por conseguinte, devem ser
especificadas condições no presente regulamento, em especial os requisitos em
matéria de re-rotulagem e reembalagem, tendo em conta a jurisprudência do
Tribunal de Justiça da União Europeia[46]
noutros setores relevantes e as boas práticas existentes no domínio dos
dispositivos médicos. 
(31)          
As constatações do Comité Científico dos Riscos
para a Saúde Emergentes e Recentemente Identificados (CCRSERI), criado pela
Decisão 2008/721/CE da Comissão, de 5 de agosto de 2008, que cria uma estrutura
consultiva de comités científicos e de peritos no domínio da segurança dos
consumidores, da saúde pública e do ambiente e que revoga a Decisão 2004/210/CE[47], no seu parecer científico de
15 de abril de 2010 sobre a segurança do reprocessamento de dispositivos
médicos comercializados para uso único, e da Comissão no seu relatório de 27 de
agosto de 2010 ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a questão do
reprocessamento de dispositivos médicos na União Europeia, de acordo com o
artigo 12.º A da Diretiva 93/42/CEE[48],
apelam para uma regulamentação do reprocessamento de dispositivos para uso
único, a fim de garantir um elevado nível de proteção da saúde e da segurança,
permitindo em simultâneo que esta prática se desenvolva ao abrigo de regras
claras. Ao reprocessar um dispositivo de uso único, altera-se a sua finalidade,
pelo que o reprocessador deve ser considerado fabricante do dispositivo
reprocessado. 
(32)          
Os doentes que tenham um dispositivo implantado
devem receber informações essenciais relativas a esse dispositivo, que permitam
a sua identificação e contenham as advertências necessárias ou as precauções a
tomar, por exemplo, indicações sobre a sua eventual incompatibilidade com
determinados dispositivos de diagnóstico ou com scanners usados em
controlos de segurança. 
(33)          
Regra geral, os dispositivos médicos devem ostentar
a marcação CE para indicar a sua conformidade com o presente regulamento, por
forma a que possam circular livremente na União e sejam postos em serviço de
acordo com o fim a que se destinam. Os Estados-Membros não devem criar
obstáculos à sua colocação no mercado ou entrada em serviço por motivos
relacionados com os requisitos previstos no presente regulamento. 
(34)          
A rastreabilidade dos dispositivos médicos através
de um sistema de identificação única dos dispositivos (IUD) baseado em
orientações internacionais deve melhorar significativamente a efetiva segurança
dos dispositivos médicos após a sua comercialização, devido a uma melhor
notificação de incidentes, à adoção de ações corretivas de segurança bem
direcionadas e a uma melhor monitorização pelas autoridades competentes. Deve
também ajudar a reduzir os erros médicos e a lutar contra a contrafação de
dispositivos. O recurso ao sistema IUD também contribuirá para a melhoria da
política de compras e de gestão de existências dos hospitais. 
(35)          
A transparência e a informação de qualidade são
essenciais para responsabilizar os doentes e os profissionais, permitindo-lhes
tomar decisões com conhecimento de causa, proporcionar uma base sólida para a
tomada de decisões a nível regulamentar e criar um clima de confiança no
sistema legislativo. 
(36)          
Um aspeto fundamental é a criação de uma base de
dados central constituída por vários sistemas eletrónicos, sendo a IUD uma
parte integrante, para coligir e tratar informações relativas aos dispositivos
médicos presentes no mercado e aos relevantes operadores económicos,
certificados, investigações clínicas, vigilância e fiscalização do mercado.
Esta base de dados tem por objetivo aumentar a transparência global,
racionalizar e facilitar o fluxo de informação entre operadores económicos,
organismos notificados ou promotores e os Estados-Membros, bem como entre os
Estados-Membros e entre estes e a Comissão, a fim de evitar múltiplos
requisitos de notificação e melhorar a coordenação entre os Estados-Membros. No
seio de um mercado interno, tal só pode ser garantido com eficácia ao nível da
União, pelo que a Comissão deveria continuar a desenvolver e gerir o Banco de
Dados Europeu sobre Dispositivos Médicos (Eudamed) criado pela Decisão
2010/227/UE da Comissão, de 19 de abril de 2010, relativa ao Banco de Dados
Europeu sobre Dispositivos Médicos (Eudamed)[49].

(37)          
Os sistemas eletrónicos do Eudamed relativos aos
dispositivos presentes no mercado, aos operadores económicos e aos certificados
devem permitir que o público esteja adequadamente informado acerca dos
dispositivos no mercado da União. O sistema eletrónico sobre as investigações
clínicas destina-se a ser um instrumento de cooperação entre Estados-Membros e
que permita aos promotores apresentar, voluntariamente, um único pedido a
vários Estados-Membros e, neste caso, notificar acontecimentos adversos graves.
O sistema eletrónico sobre a vigilância deve permitir que os fabricantes
notifiquem incidentes graves e outros acontecimentos notificáveis e dar apoio à
coordenação da sua avaliação pelas autoridades nacionais competentes. O sistema
eletrónico relativo à fiscalização do mercado será uma ferramenta para o
intercâmbio de informações entre autoridades competentes.
(38)          
No respeitante aos dados coligidos e tratados nos
sistemas eletrónicos do Eudamed, a Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses
dados[50],
rege o tratamento dos dados pessoais nos Estados-Membros, sob a supervisão das
respetivas autoridades competentes, em especial as autoridades públicas
independentes designadas pelos Estados-Membros. O Regulamento (CE)
n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de
2000, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à
livre circulação desses dados[51],
rege o tratamento de dados pessoais pela Comissão no âmbito do presente
regulamento, sob a supervisão da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados.
Em conformidade com o artigo 2.º, alínea d), do Regulamento (CE) n.º 45/2001, a
Comissão deve ser designada responsável pelo tratamento de dados no âmbito do
Eudamed e dos seus sistemas eletrónicos.
(39)          
Relativamente aos dispositivos médicos de alto risco,
os fabricantes devem resumir os principais aspetos de segurança e desempenho do
dispositivo bem como o resultado da avaliação clínica num documento que deve
ser disponibilizado publicamente.
(40)          
O funcionamento adequado dos organismos notificados
é crucial para assegurar um elevado nível de proteção da saúde e da segurança
bem como a confiança dos cidadãos no sistema. Por conseguinte, a designação e a
monitorização dos organismos notificados pelos Estados-Membros, segundo
critérios circunstanciados e rigorosos, devem ser objeto de controlos a nível
da União.
(41)          
Deve reforçar-se a posição dos organismos
notificados em relação aos fabricantes, designadamente o direito e o dever de
efetuar inspeções não anunciadas às fábricas e de realizar testes físicos ou
laboratoriais aos dispositivos médicos a fim de garantir que os fabricantes
asseguram a conformidade permanente após a receção da certificação inicial. 
(42)          
No que se refere aos dispositivos médicos de alto
risco, as autoridades devem ser informadas numa fase precoce acerca dos
dispositivos que estão sujeitos a uma avaliação da conformidade e devem ter o
direito, por motivos cientificamente válidos, de verificar a avaliação
preliminar efetuada pelos organismos notificados, em especial quando se tratar
de dispositivos inovadores, de dispositivos que usam uma tecnologia inovadora,
de dispositivos pertencentes a uma categoria com taxas elevadas de incidentes
graves, ou de dispositivos em que tenham sido identificadas discrepâncias
significativas relativamente a dispositivos substancialmente semelhantes nas
avaliações da conformidade efetuadas por organismos notificados diferentes. O
procedimento previsto no presente regulamento não obsta a que os fabricantes
informem voluntariamente uma autoridade competente da sua intenção de
apresentar um pedido de avaliação da conformidade de um dispositivo médico de
alto risco antes da apresentação do pedido ao organismo notificado.
(43)          
Afigura-se necessário, em especial para efeitos dos
procedimentos de avaliação da conformidade, manter a divisão dos dispositivos
médicos em quatro classes de produtos, em consonância com a prática
internacional. As regras de classificação, que se baseiam na vulnerabilidade do
corpo humano e atendem aos riscos potenciais decorrentes da conceção técnica e do
fabrico dos dispositivos, devem ser adaptadas ao progresso técnico e à
experiência adquirida com a vigilância e a fiscalização do mercado. A fim de
manter o mesmo nível de segurança previsto na Diretiva 90/385/CEE, os
dispositivos médicos implantáveis ativos e os seus acessórios devem estar na
classe de mais alto risco. 
(44)          
O procedimento de avaliação da conformidade
respeitante aos dispositivos da classe I deve efetuar-se, por via de regra, sob
a responsabilidade exclusiva dos fabricantes, dado o baixo grau de
vulnerabilidade associado a estes produtos. Para os dispositivos médicos das
classes IIa, IIb e III, deve ser obrigatório um nível apropriado de
envolvimento de um organismo notificado, exigindo-se para os dispositivos
médicos da classe III uma aprovação prévia explícita da sua conceção e do seu
fabrico antes de poderem ser colocados no mercado.
(45)          
Os procedimentos de avaliação da conformidade devem
ser simplificados e racionalizados, enquanto os requisitos aplicáveis aos
organismos notificados no que diz respeito à realização de avaliações devem
estar claramente especificados para garantir condições de concorrência
equitativas.
(46)          
No intuito de assegurar um elevado nível de
segurança e de desempenho, a demonstração da conformidade com os requisitos
gerais de segurança e desempenho deve basear-se em dados clínicos que, para os
dispositivos médicos da classe III e para os dispositivos médicos implantáveis
devem, regra geral, ter origem em investigações clínicas a realizar sob a
responsabilidade de um promotor, que pode ser o fabricante ou outra pessoa
singular ou coletiva que assuma a responsabilidade pela investigação clínica.
(47)          
As regras aplicáveis às investigações clínicas
devem ser compatíveis com as principais orientações internacionais neste
domínio, tais como a norma internacional ISO 14155:2011 sobre boas práticas
clínicas para a investigação clínica de dispositivos médicos para seres
humanos, bem como a versão mais recente (2008) da Declaração de Helsínquia da
Associação Médica Mundial sobre «Princípios éticos aplicáveis à investigação
médica em seres humanos», a fim de garantir que as investigações clínicas
realizadas na União são aceites no estrangeiro e que as investigações clínicas
realizadas fora da União em conformidade com diretrizes internacionais podem
ser aceites ao abrigo do presente regulamento.
(48)          
Deve ser criado, ao nível da União, um sistema
eletrónico destinado a assegurar que todas as investigações clínicas são
registadas numa base de dados acessível publicamente. A fim de salvaguardar o
direito à proteção dos dados pessoais, reconhecido no artigo 8.º da Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia, não podem ser registados no sistema
eletrónico quaisquer dados pessoais de sujeitos participantes em investigações
clínicas. No intuito de permitir a criação de sinergias com a área dos ensaios
clínicos de medicamentos, o sistema eletrónico sobre investigações clínicas de
dispositivos médicos deve ser interoperável com a base de dados da UE que vai
ser criada para os ensaios clínicos de medicamentos para uso humano.
(49)          
Os promotores de investigações clínicas a realizar
em mais do que um Estado-Membro devem ter a possibilidade de apresentar um
único pedido a fim de reduzir os encargos administrativos. Para permitir a
partilha de recursos e assegurar a coerência na avaliação dos aspetos ligados à
saúde e à segurança do dispositivo experimental e da conceção científica da
investigação clínica a realizar em vários Estados-Membros, esse pedido único
deve facilitar a coordenação entre Estados-Membros sob a direção de um
Estado-Membro coordenador. A avaliação coordenada não deve abranger aspetos de
natureza intrinsecamente nacional ou local, nem os aspetos éticos de uma
investigação clínica, como o consentimento esclarecido. Deve caber a cada
Estado-Membro a responsabilidade de tomar a decisão final quanto à realização
de uma investigação clínica no seu território.
(50)          
Os promotores devem notificar determinados
acontecimentos adversos ocorridos durante as investigações clínicas aos
Estados-Membros interessados, os quais devem ter a possibilidade de pôr termo
ou de suspender as investigações se tal for considerado necessário para
garantir um elevado nível de proteção dos sujeitos participantes numa
investigação clínica. Estas informações devem ser comunicadas aos demais
Estados-Membros.
(51)          
O presente regulamento só deve abranger as
investigações clínicas que perseguem os objetivos regulamentares nele
estabelecidos.
(52)          
A fim de proteger melhor a saúde e a segurança no
tocante aos dispositivos presentes no mercado, o sistema de vigilância dos
dispositivos médicos deve tornar-se mais eficaz com a criação de um portal
central ao nível da União para a notificação de incidentes graves e de ações
corretivas de segurança.
(53)          
Os profissionais de saúde e os doentes devem ser
dotados de capacidade para notificar, a nível nacional, suspeitas de incidentes
graves, usando formatos harmonizados. Sempre que confirmem a ocorrência de um
incidente grave, as autoridades nacionais competentes devem informar os
fabricantes e partilhar as informações com as suas homólogas, a fim de
minimizar a repetição desses incidentes.
(54)          
A avaliação dos incidentes graves notificados e das
ações corretivas de segurança deve efetuar-se a nível nacional, embora se deva
assegurar uma coordenação sempre que tenham ocorrido incidentes semelhantes ou
tenham de se tomar ações corretivas de segurança em mais de um Estado-Membro,
com o objetivo de partilhar recursos e garantir a coerência das medidas
corretivas.
(55)          
Para evitar a dupla notificação, deve fazer-se uma
distinção clara entre a notificação de acontecimentos adversos graves durante
as investigações clínicas e a notificação de incidentes graves ocorridos depois
de um dispositivo médico ter sido colocado no mercado.
(56)          
O presente regulamento deve conter regras relativas
à fiscalização do mercado a fim de reforçar os direitos e obrigações das
autoridades nacionais competentes, garantir uma coordenação eficaz das suas
atividades de fiscalização do mercado e tornar claros os procedimentos
aplicáveis. 
(57)          
Para garantir a sustentabilidade da monitorização
dos organismos notificados e para criar condições de concorrência equitativas
entre esses organismos, os Estados-Membros devem cobrar taxas pela designação e
monitorização dos mesmos. 
(58)          
Embora o presente regulamento não deva obstar a que
os Estados-Membros cobrem uma taxa pelas atividades desenvolvidas a nível
nacional, os Estados-Membros devem informar a Comissão e os demais
Estados-Membros antes de fixarem o nível e a estrutura das taxas, a fim de
garantir a transparência.
(59)          
Deve ser criado um comité de peritos, o Grupo de
Coordenação dos Dispositivos Médicos (GCDM), composto por pessoas designadas
pelos Estados-Membros com base nas suas atividades e conhecimentos no domínio
dos dispositivos médicos e dos dispositivos médicos para diagnóstico in
vitro, para desempenhar as tarefas que lhe forem atribuídas pelo presente
regulamento e pelo Regulamento (UE) n.º […/…] relativo aos dispositivos médicos
para diagnóstico in vitro[52],
prestar aconselhamento à Comissão e coadjuvar a Comissão e os Estados-Membros
na garantia de uma implementação harmonizada do presente regulamento.
(60)          
Para assegurar permanentemente um nível elevado de
saúde e segurança no mercado interno, em especial nos domínios da investigação
clínica e da vigilância, é fundamental uma maior coordenação entre as
autoridades nacionais competentes, através do intercâmbio de informações e da
realização de avaliações coordenadas, sob a direção de uma autoridade
coordenadora. Esta medida pode também conduzir a um uso mais eficiente dos
recursos limitados existentes a nível nacional.
(61)          
A Comissão deve proporcionar à autoridade nacional
coordenadora um apoio a nível científico e técnico bem como o correspondente
apoio logístico, e garantir que o sistema regulamentar dos dispositivos médicos
é aplicado de modo eficaz ao nível da União com base em dados científicos
fiáveis.
(62)          
A União deve participar ativamente na cooperação
internacional a nível regulamentar no domínio dos dispositivos médicos, a fim
de facilitar o intercâmbio de informações relacionadas com a segurança desses
dispositivos e promover o desenvolvimento das diretrizes internacionais a nível
regulamentar que promovem a adoção de regulamentação noutras jurisdições com um
nível de proteção da saúde e da segurança equivalente ao que é estabelecido no
presente regulamento. 
(63)          
O presente regulamento respeita os direitos
fundamentais e observa os princípios reconhecidos, nomeadamente, na Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia, em especial a dignidade e a
integridade do ser humano, a proteção dos dados pessoais, a liberdade das artes
e das ciências, a liberdade de empresa e o direito de propriedade. O presente
regulamento deve ser aplicado pelos Estados-Membros em conformidade com estes
direitos e princípios.
(64)          
Com o objetivo de manter um elevado nível de saúde
e segurança, deve ser delegado na Comissão o poder de adotar atos em
conformidade com o artigo 290.º do TFUE relativamente aos produtos abrangidos
pelo presente regulamento que sejam semelhantes a dispositivos médicos, sem ter
necessariamente um fim médico; à adaptação ao progresso técnico da definição de
«nanomaterial» e à evolução ao nível da União e internacional; à adaptação ao
progresso técnico dos requisitos gerais de segurança e desempenho, dos
elementos a tratar na documentação técnica, do teor mínimo da declaração UE de
conformidade e dos certificados emitidos pelos organismos notificados, dos
requisitos mínimos a satisfazer pelos organismos notificados, das regras de
classificação, dos procedimentos de avaliação da conformidade e da documentação
a apresentar para a aprovação das investigações clínicas; ao estabelecimento do
sistema IUD; às informações a apresentar para o registo dos dispositivos
médicos e de determinados operadores económicos; ao nível e à estrutura das
taxas relativas à designação e à monitorização dos organismos notificados; às
informações relativas a investigações clínicas que são disponibilizadas
publicamente; à adoção de medidas preventivas de proteção da saúde a nível da
UE; bem como às tarefas e critérios aplicáveis aos laboratórios de referência
da União Europeia e ao nível e estrutura das taxas a pagar pelos pareceres
científicos que emitem. 
É particularmente importante que a Comissão
proceda a consultas adequadas durante os seus trabalhos preparatórios, incluindo
a nível de peritos. A Comissão, aquando da preparação e elaboração de atos
delegados, deve assegurar a transmissão simultânea, atempada e adequada dos
documentos relevantes ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
(65)          
A fim de assegurar condições uniformes de aplicação
do presente regulamento, devem ser atribuídas competências de execução à
Comissão. Essas competências devem ser exercidas em conformidade com o
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16
de fevereiro de 2011, que estabelece as regras e princípios gerais relativos
aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências
de execução pela Comissão[53].

(66)          
Deve recorrer-se ao procedimento consultivo para a
adoção da forma e da apresentação dos dados do resumo da segurança e do
desempenho clínico, apresentado pelo fabricante; dos códigos que definem o
âmbito da designação dos organismos notificados; e do modelo de certificados de
venda livre, uma vez que esses atos têm caráter processual e não têm impacto
direto sobre a saúde e a segurança ao nível da União.
(67)          
Sempre que imperativos de urgência assim o
exigirem, a Comissão deve adotar atos de execução imediatamente aplicáveis, em
casos devidamente justificados relacionados com algum dos seguintes aspetos: a
extensão ao território da União de uma derrogação nacional aos procedimentos de
avaliação da conformidade aplicáveis, em casos excecionais; a posição da
Comissão acerca do caráter justificado, ou não, de uma medida nacional
provisória contra um dispositivo médico que apresente um risco ou de uma medida
nacional provisória de proteção da saúde a título preventivo; bem como a adoção
de uma medida da União contra um dispositivo médico que apresente um risco. 
(68)          
No sentido de permitir que os operadores económicos,
os organismos notificados, os Estados-Membros e a Comissão se adaptem às
alterações introduzidas pelo presente regulamento, é adequado prever um período
transitório suficiente para essa adaptação e para tomar as medidas
organizativas necessárias à sua correta aplicação. É de primordial importância
que, na data de aplicação, estejam designados organismos notificados em número
suficiente de acordo com os novos requisitos, a fim de evitar uma escassez de
dispositivos médicos no mercado.
(69)          
A fim de assegurar uma transição suave para o
registo dos dispositivos médicos, dos operadores económicos relevantes e dos
certificados, a obrigação de apresentar as informações pertinentes através dos
sistemas eletrónicos criados pelo presente regulamento ao nível da União só
deve tornar-se plenamente efetiva decorridos 18 meses a contar da data de
aplicação do presente regulamento. Durante este período transitório, devem
permanecer em vigor o artigo 10.º-A e o artigo 10.º-B, n.º 1, alínea a), da
Diretiva 90/385/CEE bem como o artigo 14.º, n.os 1 e 2, e o artigo
14.º-A, n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 93/42/CEE. Todavia, a fim de evitar
registos múltiplos, os operadores económicos e os organismos notificados que
efetuem registos nos sistemas eletrónicos relevantes estabelecidos a nível da
União devem ser considerados conformes com os requisitos de registo adotados
pelos Estados-Membros nos termos do disposto nessas diretivas. 
(70)          
Há que revogar as Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE
a fim de garantir que a colocação no mercado de dispositivos médicos e os
aspetos conexos cobertos pelo presente regulamento são regidos por um único
conjunto de regras. 
(71)          
Atendendo a que o objetivo do presente regulamento,
a saber, garantir normas elevadas de qualidade e de segurança dos dispositivos
médicos, proporcionando assim um nível elevado de proteção da saúde e da
segurança de doentes, utilizadores e outras pessoas, não pode ser
suficientemente realizado pelos Estados-Membros e pode, pois, devido à dimensão
da ação, ser mais bem alcançado ao nível da União, a União pode adotar medidas,
em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do
Tratado da União Europeia. Em conformidade com o princípio da
proporcionalidade, consagrado no mesmo artigo, o presente regulamento não
excede o necessário para se alcançar aquele objetivo,
ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:
Capítulo I
Âmbito de aplicação e definições
Artigo 1.º
Âmbito de aplicação
1.                      
O presente regulamento estabelece as normas a
satisfazer pelos dispositivos médicos e seus acessórios que são colocados no
mercado ou entram em serviço na União para uso humano. 
Para efeitos do presente regulamento, os
dispositivos médicos e os acessórios de dispositivos médicos serão a seguir
designados por «dispositivos».
2.                      
O presente regulamento não é aplicável:
(a)         
Aos dispositivos médicos para diagnóstico in
vitro abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º […/…];
(b)         
Aos medicamentos abrangidos pela Diretiva
2001/83/CE e aos medicamentos de terapia avançada abrangidos pelo Regulamento
(CE) n.º 1394/2007. Para decidir se determinado produto se rege pela Diretiva
2001/83/CE, pelo Regulamento (CE) n.º 1394/2007 ou pelo presente regulamento,
deve atender-se em especial ao principal modo de ação desse produto;
(c)         
Ao sangue humano, aos produtos de sangue humano, ao
plasma humano ou às células sanguíneas de origem humana, ou aos dispositivos
que, quando colocados no mercado ou utilizados de acordo com as instruções do
fabricante, contenham tais produtos de sangue, plasma ou células, com exceção
dos dispositivos referidos no n.º 4;
(d)         
Aos produtos cosméticos abrangidos pelo Regulamento
(CE) n.º 1223/2009;
(e)         
Aos órgãos, tecidos, células ou seus derivados, de
origem humana ou animal, ou produtos que contenham ou consistam nesses
produtos, a menos que um dispositivo seja fabricado com tecidos, células ou
seus derivados, de origem humana ou animal, não viáveis ou tornados não
viáveis.
Todavia, os tecidos e células de origem humana,
não viáveis ou tornados não viáveis e que apenas foram submetidos a
manipulações não substanciais, em especial as enumeradas no anexo I do
Regulamento (CE) n.º 1394/2007, e os produtos derivados desses tecidos e
células não devem ser considerados dispositivos fabricados com recurso a
tecidos e células de origem humana ou seus derivados; 
(f)           
Aos produtos que contenham ou consistam em
substâncias ou organismos biológicos diferentes dos referidos nas alíneas c) e
e), que sejam viáveis, incluindo microrganismos, bactérias, fungos ou vírus
vivos;
(g)         
Aos géneros alimentícios abrangidos pelo
Regulamento (CE) n.º 178/2002. 
3.                      
É regido pelo disposto no presente regulamento
qualquer dispositivo que, quando colocado no mercado ou utilizado de acordo com
as instruções do fabricante, inclua como parte integrante um dispositivo médico
para diagnóstico in vitro, tal como definido no artigo 2.º do
Regulamento (UE) n.º […/...] relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico
in vitro], a menos que esteja abrangido pelo artigo 1.º, n.º 3, do mesmo
regulamento. No que respeita à segurança e ao desempenho da parte constituída
pelo dispositivo médico para diagnóstico in vitro, são aplicáveis os
requisitos gerais de segurança e desempenho pertinentes que constam do anexo I
daquele regulamento. 
4.                      
Deve ser avaliado e autorizado em conformidade com
o presente regulamento qualquer dispositivo que, quando colocado no mercado ou
utilizado de acordo com as instruções do fabricante, inclua como parte
integrante uma substância que, se utilizada separadamente, seja suscetível de
ser considerada como medicamento na aceção do artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva
2001/83/CE, incluindo um medicamento derivado do sangue ou do plasma humanos,
na aceção do artigo 1.º, ponto 10, da referida diretiva, e que tenha uma ação
acessória à do dispositivo.
Contudo, se a ação do medicamento não for
acessória à do dispositivo, o produto deve ser regido pela Diretiva 2001/83/CE.
Neste caso, no que respeita à segurança e ao desempenho da parte constituída
pelo dispositivo, são aplicáveis os requisitos gerais de segurança e desempenho
pertinentes que constam do anexo I do presente regulamento.
5.                      
Sempre que um dispositivo se destine a administrar
um medicamento na aceção do artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 2001/83/CE, esse
dispositivo é regido pelo presente regulamento, sem prejuízo do disposto na
Diretiva 2001/83/CE no que respeita ao medicamento. 
Se, contudo, o dispositivo destinado a administrar
um medicamento e o medicamento forem colocados no mercado de tal forma que
constituam um único produto integrado destinado a ser utilizado exclusivamente
nessa associação e que não possa ser reutilizado, esse produto é regido pela
Diretiva 2001/83/CE. Neste caso, no que respeita à segurança e ao
desempenho da parte constituída pelo dispositivo, são aplicáveis os requisitos
gerais de segurança e desempenho pertinentes que constam do anexo I do presente
regulamento.
6.                      
O presente regulamento constitui um ato legislativo
específico da União, na aceção do artigo 1.º, n.º 4, da Diretiva 2004/108/CE,
bem como na aceção do artigo 3.º da Diretiva 2006/42/CE.
7.                      
O presente regulamento não prejudica a aplicação da
Diretiva 96/29/Euratom do Conselho nem da Diretiva 97/43/Euratom do Conselho.
8.                      
O presente regulamento não condiciona as
legislações nacionais que exigem que determinados dispositivos só possam ser
dispensados mediante prescrição médica.
9.                      
No presente regulamento, as referências aos
Estados-Membros devem entender-se como incluindo qualquer outro país que tenha
celebrado com a União um acordo que confira a esse país o mesmo estatuto que o
de Estado-Membro para efeitos da aplicação do presente regulamento.
Artigo 2.º
Definições
1.                      
Para efeitos do presente regulamento, entende-se
por:
Definições relacionadas com os dispositivos:
(1)         
«Dispositivo médico», qualquer instrumento,
aparelho, equipamento, software, implante, reagente, material ou outro
artigo, destinado pelo fabricante a ser utilizado, isolada ou conjuntamente, em
seres humanos, para um ou mais dos fins médicos específicos de:
–              
diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento
ou atenuação de uma doença,
–              
diagnóstico, monitorização, tratamento, atenuação
ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência,
–              
estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de
um processo ou estado fisiológico,
–              
controlo ou suporte da conceção,
–              
desinfeção ou esterilização de qualquer dos
produtos supramencionados, 
cujo principal efeito pretendido no corpo humano
não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos,
embora a sua função possa ser apoiada por esses meios.
Os produtos implantáveis ou outros produtos
invasivos, destinados a serem usados em seres humanos, enumerados no anexo XV,
devem ser considerados dispositivos médicos, independentemente de o fabricante
os destinar ou não a um fim médico;
(2)         
«Acessório de um dispositivo médico», um artigo
que, embora não sendo um dispositivo médico, esteja destinado pelo seu
fabricante a ser utilizado em conjunto com um ou vários dispositivos médicos
específicos, por forma a permitir ou coadjuvar especificamente a utilização dos
dispositivos de acordo com a sua finalidade;
(3)         
«Dispositivo feito por medida», qualquer dispositivo
fabricado especificamente de acordo com uma prescrição escrita de um médico, um
dentista ou qualquer outra pessoa autorizada pela legislação nacional em
virtude das suas qualificações profissionais, em que, sob a sua
responsabilidade, se indiquem características de conceção específicas, e
destinado a ser exclusivamente utilizado num doente bem determinado.
 No entanto, não devem ser considerados
dispositivos feitos por medida os dispositivos fabricados de acordo com métodos
de fabrico em série que careçam de adaptação para satisfazerem as necessidades
específicas do médico, do dentista, ou de outro utilizador profissional, nem os
dispositivos fabricados em série por processos de fabrico industriais de acordo
com uma prescrição escrita de um médico, um dentista ou outra pessoa
autorizada;
(4)         
«Dispositivo ativo», qualquer dispositivo cujo
funcionamento depende de uma fonte de energia elétrica ou outra, não gerada
diretamente pela gravidade, e que atua por alteração da densidade ou por
conversão dessa energia. Não devem considerar-se dispositivos ativos os
dispositivos destinados a transmitir energia, substâncias ou outros elementos
entre um dispositivo ativo e o doente, sem qualquer modificação significativa. 
 O software autónomo deve ser considerado
um dispositivo ativo;
(5)         
«Dispositivo implantável», qualquer dispositivo,
incluindo os que são parcial ou totalmente absorvidos, destinado: 
–              
a ser introduzido totalmente no corpo humano, ou
–              
a substituir uma superfície epitelial ou a
superfície do olho, 
 através de uma intervenção clínica e que se
destine a permanecer nesse local após a intervenção. 
 É igualmente considerado como dispositivo
implantável qualquer dispositivo destinado a ser introduzido parcialmente no
corpo humano mediante uma intervenção clínica e a permanecer nesse local após a
intervenção por um período de, pelo menos, 30 dias;
(6)         
«Dispositivo invasivo», qualquer dispositivo que
penetra parcial ou totalmente no corpo quer por um dos seus orifícios quer
atravessando a sua superfície;
(7)         
«Grupo genérico de dispositivos», um conjunto de
dispositivos apresentando finalidades iguais ou semelhantes ou com tecnologia
comum que permita classificá-los de uma forma genérica não refletindo
características específicas; 
(8)         
«Dispositivo de uso único», um dispositivo
destinado a ser utilizado num doente individual durante um procedimento único.
O procedimento único pode envolver várias
utilizações ou o uso prolongado no mesmo doente; 
(9)         
«Dispositivo de uso único para uma utilização
crítica», um dispositivo de uso único destinado a ser utilizado em
procedimentos médicos cirúrgicos invasivos;
(10)     
«Finalidade», a utilização a que o dispositivo se
destina, de acordo com as indicações fornecidas pelo fabricante no rótulo,
instruções de utilização ou materiais ou declarações promocionais ou de vendas;
(11)     
«Rótulo», as informações escritas, impressas ou
gráficas que constam quer do próprio dispositivo, quer da embalagem de cada
unidade, quer da embalagem de vários dispositivos;
(12)     
«Instruções de utilização», as informações
prestadas pelo fabricante para informar o utilizador acerca da finalidade do
dispositivo, da sua utilização correta e das eventuais precauções a tomar;
(13)     
«Identificação única do dispositivo» («IUD»), uma
sequência de carateres numéricos ou alfanuméricos criada através de normas de
identificação de dispositivos e de codificação aceites internacionalmente, que
permite uma identificação inequívoca de dispositivos específicos presentes no
mercado;
(14)     
«Não viável», incapaz de metabolismo ou
multiplicação;
(15)     
«Nanomaterial», um material natural, incidental ou
fabricado, que contém partículas num estado desagregado ou na forma de um
agregado ou de um aglomerado, e em cuja distribuição número-tamanho 50 %
ou mais das partículas têm uma ou mais dimensões externas na gama de tamanhos compreendidos
entre 1 nm e 100 nm. 
 Os fulerenos, flocos de grafeno e nanotubos de
carbono de parede simples com uma ou mais dimensões externas inferiores a 1 nm
devem ser considerados nanomateriais. 
 Para efeitos da definição de nanomaterial, os
termos «partícula», «aglomerado» e «agregado» são definidos do seguinte modo: 
–              
«partícula», uma porção minúscula de matéria com
fronteiras físicas definidas, 
–              
«aglomerado», um conjunto de partículas levemente
agregadas ou de agregados em que a superfície externa é igual à soma das
superfícies dos componentes específicos, 
–              
«agregado», uma partícula composta por partículas
fortemente ligadas ou aglutinadas; 
Definições relacionadas com a disponibilização de
dispositivos:
(16)     
«Disponibilização no mercado», o fornecimento de um
dispositivo, com exceção de um dispositivo experimental, para distribuição,
consumo ou utilização no mercado da União no âmbito de uma atividade comercial,
a título oneroso ou gratuito; 
(17)     
«Colocação no mercado», a primeira disponibilização
de um dispositivo, com exceção de um dispositivo experimental, no mercado da
União;
(18)     
«Entrada em serviço», a fase em que um dispositivo,
com exceção de um dispositivo experimental, foi disponibilizado ao utilizador
final como estando pronto para a primeira utilização no mercado da União em
conformidade com a respetiva finalidade; 
Definições relacionadas com os operadores
económicos, os utilizadores e os processos específicos:
(19)     
«Fabricante», a pessoa singular ou coletiva que
fabrique ou renove totalmente um dispositivo ou o faça projetar, fabricar ou
renovar totalmente, e o comercialize em seu nome ou sob a sua marca.
Para efeitos da definição de fabricante, a
renovação total é definida como a reconstrução completa de um dispositivo que
já foi colocado no mercado ou entrou em serviço, ou a fabricação de um novo
dispositivo a partir de dispositivos usados, a fim de o pôr em conformidade com
o presente regulamento, combinada com a atribuição de um novo período de vida
útil ao dispositivo renovado;
(20)     
«Mandatário», a pessoa singular ou coletiva
estabelecida na União, mandatada por escrito pelo fabricante e que tenha aceite
esse mandato para praticar determinados atos em seu nome em cumprimento de
obrigações que lhe são impostas pelo presente regulamento;
(21)     
«Importador», a pessoa singular ou coletiva
estabelecida na União que coloque um dispositivo proveniente de um país
terceiro no mercado da União;
(22)     
«Distribuidor», a pessoa singular ou coletiva no
circuito comercial, além do fabricante ou do importador, que disponibiliza um
dispositivo no mercado;
(23)     
«Operadores económicos», o fabricante, o
mandatário, o importador e o distribuidor; 
(24)     
«Instituição de saúde», uma organização cujo
objetivo principal seja a prestação de cuidados ou tratamentos a doentes ou a
promoção da saúde pública;
(25)     
«Utilizador», um profissional de saúde ou um leigo
que utilize um dispositivo;
(26)     
«Leigo», um indivíduo que não tenha qualificações
formais numa área relevante dos cuidados de saúde nem num domínio médico; 
(27)     
«Reprocessamento», o processo executado sobre um
dispositivo usado a fim de permitir a sua reutilização em condições de
segurança, incluindo a limpeza, desinfeção, esterilização e procedimentos
conexos, bem como o ensaio e a recuperação da segurança técnica e funcional do
dispositivo usado; 
Definições relacionadas com a avaliação da
conformidade:
(28)     
«Avaliação da conformidade», o processo de
verificação através do qual se demonstra se estão preenchidos os requisitos do
presente regulamento relativos a um dispositivo; 
(29)     
«Organismo de avaliação da conformidade», o
organismo que efetue atividades de avaliação da conformidade por terceiros,
nomeadamente calibração, ensaio, certificação e inspeção; 
(30)     
«Organismo notificado», um organismo de avaliação
da conformidade designado em conformidade com o presente regulamento; 
(31)     
«Marcação CE de conformidade» ou «marcação CE», a
marcação através da qual o fabricante evidencia que o dispositivo cumpre os
requisitos aplicáveis previstos no presente regulamento e na legislação de
harmonização da União que prevê a sua aposição;
Definições relacionadas com a avaliação clínica e
as investigações clínicas:
(32)     
«Avaliação clínica», a apreciação e análise de
dados clínicos relativos a um dispositivo, a fim de verificar a segurança e o
desempenho do mesmo, quando usado tal como previsto pelo fabricante;
(33)     
«Investigação clínica», uma investigação
sistemática num ou vários sujeitos humanos, realizada para avaliar a segurança
e o desempenho de um dispositivo;
(34)     
«Dispositivo experimental», um dispositivo que está
a ser avaliado no que diz respeito à sua segurança e/ou ao seu desempenho numa
investigação clínica; 
(35)     
«Plano de investigação clínica», um ou vários
documentos que contêm a fundamentação, os objetivos, a conceção, as análises
propostas, a metodologia, a monitorização, a realização e a conservação dos
registos da investigação clínica;
(36)     
«Dados clínicos», as informações relativas à
segurança ou ao desempenho que são geradas pela utilização de um dispositivo e
que provêm das seguintes fontes:
–              
investigação(ões) clínica(s) do dispositivo em
questão, 
–              
investigação(ões) clínica(s) ou outros estudos,
constantes da literatura científica, de um dispositivo semelhante relativamente
ao qual se pode demonstrar uma equivalência com o dispositivo em causa, 
–              
relatórios, publicados ou não, sobre outras
experiências clínicas com o dispositivo em causa ou com um dispositivo
semelhante relativamente ao qual se pode demonstrar uma equivalência com o
dispositivo em causa;
(37)     
«Promotor», uma pessoa, empresa, instituto ou
organismo responsável pela iniciação e gestão de uma investigação clínica;
(38)     
«Acontecimento adverso», qualquer manifestação
nociva, doença inesperada ou lesão ou quaisquer sinais clínicos nocivos,
incluindo resultados de análises anormais, em sujeitos, utilizadores ou outras
pessoas, no contexto de uma investigação clínica, mesmo que não estejam
relacionados com o dispositivo experimental;
(39)     
«Acontecimento adverso grave», qualquer
acontecimento adverso que tenha alguma das seguintes consequências:
–              
morte,
–              
deterioração grave do estado de saúde do sujeito,
que conduza a alguma das seguintes situações:
i)        doença ou lesão que ponha a vida em
perigo,
ii)       incapacidade permanente de uma
estrutura ou função corporal, 
iii)      hospitalização ou prolongamento da
hospitalização, 
iv)      intervenção médica ou cirúrgica a fim de
prevenir uma doença ou lesão que ponha a vida em perigo ou uma incapacidade
permanente de uma estrutura ou função corporal,
–              
sofrimento fetal, morte fetal, anomalia congénita
ou malformação à nascença;
(40)     
«Defeito num dispositivo», qualquer inadequação na
identidade, qualidade, durabilidade, fiabilidade, segurança ou desempenho de um
dispositivo experimental, incluindo o mau funcionamento, os erros de utilização
ou a inadequação das informações fornecidas pelo fabricante; 
Definições relacionadas com a vigilância e a
fiscalização do mercado:
(41)     
«Recolha», a medida destinada a obter o retorno de
um dispositivo que já tenha sido disponibilizado ao utilizador final; 
(42)     
«Retirada», a medida destinada a impedir a
continuação da disponibilização no mercado de um dispositivo presente no circuito
comercial;
(43)     
«Incidente», qualquer mau funcionamento ou
deterioração nas características ou no desempenho de um dispositivo
disponibilizado no mercado, qualquer inadequação das informações fornecidas
pelo fabricante e qualquer efeito secundário indesejável e inesperado;
(44)     
«Incidente grave», qualquer incidente que, direta
ou indiretamente, teve, poderia ter tido ou pode ter alguma das seguintes
consequências:
–              
morte do doente, do utilizador ou de outra pessoa, 
–              
deterioração grave, temporária ou permanente, do
estado de saúde do doente, do utilizador ou de outra pessoa, 
–              
grave ameaça para a saúde pública;
(45)     
«Ação corretiva», uma ação tomada para eliminar a
causa de uma não conformidade potencial ou real ou de outra situação
indesejável;
(46)     
«Ação corretiva de segurança», uma ação corretiva
tomada pelo fabricante por razões técnicas ou médicas para prevenir ou reduzir
o risco de ocorrência de um incidente grave relativamente a um dispositivo que
foi disponibilizado no mercado;
(47)     
«Aviso de segurança», a comunicação enviada pelo
fabricante aos utilizadores ou aos clientes em relação a uma ação corretiva de
segurança;
(48)     
«Fiscalização do mercado», conjunto de atividades e
medidas das autoridades públicas para assegurar que os produtos cumprem os
requisitos estabelecidos na legislação de harmonização da União aplicável e que
não apresentam um perigo para a saúde, a segurança ou outras vertentes da
proteção do interesse público;
Definições relacionadas com as normas e outras
especificações técnicas:
(49)     
«Norma harmonizada», uma norma europeia tal como
definida no artigo 2.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (UE)
n.º […/…];
(50)     
«Especificações técnicas comuns», um documento, à
exceção de uma norma, que define os requisitos técnicos através dos quais se
cumprem as obrigações legais aplicáveis a um dispositivo, um processo ou um
sistema.
2.                      
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados
em conformidade com o artigo 89.º no que diz respeito à alteração da lista
constante do anexo XV referida no n.º 1, ponto 1, último parágrafo, à luz do
progresso técnico e tendo em conta a semelhança entre dispositivos médicos e
produtos sem fins médicos no que respeita às suas características e aos seus
riscos.
3.                      
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados
em conformidade com o artigo 89.º no que diz respeito à adaptação da definição
de nanomaterial constante do n.º 1, ponto 15, à luz do progresso técnico e
científico e tendo em conta as definições acordadas ao nível da União e
internacional.
Artigo 3.º
Estatuto regulamentar dos produtos
1.                      
A Comissão pode, a pedido de um Estado-Membro ou
por sua própria iniciativa, por meio de atos de execução, determinar se um
produto específico, ou uma categoria ou grupo de produtos, está ou não
abrangido pela definição de «dispositivo médico» ou de «acessório de um dispositivo
médico». Esses atos de execução devem ser adotados pelo procedimento de exame a
que se refere o artigo 88.º, n.º 3.
2.                      
A Comissão deve garantir a partilha de
conhecimentos especializados entre os Estados-Membros no domínio dos
dispositivos médicos, dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro,
dos medicamentos, dos tecidos e células humanos, dos cosméticos, dos biocidas,
dos géneros alimentícios e, se necessário, de outros produtos, a fim de
determinar o estatuto regulamentar adequado de um produto ou de uma categoria
ou grupo de produtos. 
Capítulo II
Disponibilização de dispositivos, obrigações dos operadores económicos,
reprocessamento, marcação CE, livre circulação
Artigo 4.º
Colocação no mercado e entrada em serviço
1.                      
Um dispositivo só pode ser colocado no mercado ou
entrar em serviço se cumprir o disposto no presente regulamento, quando
corretamente entregue e instalado, conservado e utilizado de acordo com a
respetiva finalidade. 
2.                      
Cada dispositivo deve cumprir os requisitos gerais
de segurança e desempenho que lhe são aplicáveis atendendo à respetiva
finalidade. Os requisitos gerais de segurança e desempenho constam do anexo I.
3.                      
A demonstração da conformidade com os requisitos
gerais de segurança e desempenho deve incluir uma avaliação clínica, em
conformidade com o artigo 49.º 
4.                      
Os dispositivos fabricados e utilizados numa só
instituição de saúde devem ser considerados como tendo entrado em serviço. As
disposições relativas à marcação CE referidas no artigo 18.º e as obrigações
estabelecidas nos artigos 23.º a 27.º não se aplicam a esses dispositivos,
desde que o seu fabrico e utilização ocorram no âmbito do sistema único de
gestão da qualidade dessa instituição de saúde.
5.                      
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados
em conformidade com o artigo 89.º a fim de alterar ou completar, à luz do
progresso técnico e tendo em conta os utilizadores ou doentes previstos, os
requisitos gerais de segurança e desempenho estabelecidos no anexo I, incluindo
as informações a fornecer pelo fabricante.
Artigo 5.º
Vendas à distância 
1.                      
Um dispositivo oferecido através de serviços da
sociedade da informação, tal como definidos no artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva
98/34/CE, a uma pessoa singular ou coletiva estabelecida na União deve cumprir
o disposto no presente regulamento o mais tardar no momento da sua colocação no
mercado. 
2.                      
Sem prejuízo da legislação nacional relativa ao
exercício da profissão médica, um dispositivo que não é colocado no mercado mas
que é usado no contexto de uma atividade comercial para o fornecimento de um
diagnóstico ou de um serviço terapêutico e que é oferecido através de serviços
da sociedade da informação, tal como definidos no artigo 1.º, n.º 2, da
Diretiva 98/34/CE, ou por outros meios de comunicação, a uma pessoa singular ou
coletiva estabelecida na União, deve cumprir o disposto no presente
regulamento. 
Artigo 6.º
Normas harmonizadas
1.                      
Presume-se que os dispositivos que estão em
conformidade com as normas harmonizadas pertinentes, ou partes destas, cujas
referências tenham sido publicadas no Jornal Oficial da União Europeia,
estão conformes com os requisitos do presente regulamento abrangidos pelas
referidas normas ou partes destas. 
O primeiro parágrafo também se aplica aos
requisitos aplicáveis em matéria de sistemas e processos que os operadores
económicos ou os promotores devem cumprir de acordo com o presente regulamento,
incluindo os que se relacionam com o sistema de gestão da qualidade, a gestão
dos riscos, o plano de vigilância pós-comercialização, as investigações
clínicas, a avaliação clínica ou o acompanhamento clínico pós-comercialização. 
2.                      
A remissão para as normas harmonizadas abrange
igualmente as monografias da Farmacopeia Europeia, adotadas em conformidade com
a Convenção relativa à elaboração de uma Farmacopeia Europeia, relativas,
nomeadamente, às suturas cirúrgicas e à interação entre os medicamentos e os
materiais que constituem os dispositivos que contêm esses medicamentos.
Artigo 7.º
Especificações técnicas comuns
1.                      
Quando não existirem normas harmonizadas ou quando
as normas harmonizadas relevantes não forem suficientes, a Comissão fica
habilitada a adotar especificações técnicas comuns (ETC) no que diz respeito
aos requisitos gerais de segurança e desempenho estabelecidos no anexo I, à
documentação técnica estabelecida no anexo II ou à avaliação clínica e ao
acompanhamento clínico pós-comercialização estabelecidos no anexo XIII. As ETC
devem ser adotadas por meio de atos de execução em conformidade com o
procedimento de exame referido no artigo 88.º, n.º 3.
2.                      
Presume-se que os dispositivos que estão em
conformidade com as ETC referidas no n.º 1 estão conformes com os requisitos do
presente regulamento abrangidos pelas referidas ETC ou partes destas.
3.                      
Os fabricantes devem respeitar as ETC a menos que
possam justificar cabalmente que adotaram soluções que garantem um nível de
segurança e de desempenho pelo menos equivalente às mesmas.
Artigo 8.º
Obrigações gerais do fabricante
1.                      
Os fabricantes devem garantir que os dispositivos
que colocam no mercado ou em serviço foram concebidos e fabricados em
conformidade com os requisitos do presente regulamento.
2.                      
Os fabricantes devem elaborar a documentação
técnica, que deve permitir a avaliação da conformidade do dispositivo com os
requisitos do presente regulamento. A documentação técnica deve incluir os
elementos que constam do anexo II. 
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados
em conformidade com o artigo 89.º a fim de alterar ou completar, à luz do
progresso técnico, os elementos da documentação técnica estabelecidos no anexo
II.
3.                      
Sempre que tiver sido demonstrada a conformidade de
um dispositivo com os requisitos pertinentes através do procedimento de
avaliação da conformidade aplicável, os fabricantes de dispositivos, com
exceção dos dispositivos feitos por medida e dos dispositivos experimentais,
devem elaborar uma declaração UE de conformidade, de acordo com o artigo 17.º,
e apor a marcação CE de conformidade, de acordo com o artigo 18.º
4.                      
Os fabricantes devem manter à disposição das
autoridades competentes a documentação técnica, a declaração UE de conformidade
e, se aplicável, uma cópia do certificado relevante, incluindo qualquer
aditamento, emitido de acordo com o artigo 45.º, por um período mínimo de cinco
anos após a colocação no mercado do último dispositivo abrangido pela declaração
de conformidade. No caso dos dispositivos implantáveis, esse período será no
mínimo de 15 anos a contar da colocação no mercado do último dispositivo.
Se a documentação técnica for volumosa ou estiver
guardada em diferentes locais, o fabricante deve fornecer, a pedido da
autoridade competente, um resumo da documentação técnica e assegurar o acesso,
mediante pedido, à totalidade da documentação.
5.                      
Os fabricantes devem assegurar que estão em vigor
procedimentos para manter a produção em série conforme aos requisitos do
presente regulamento. Devem ser devidamente tidas em conta as alterações
efetuadas na conceção ou nas características do produto e as alterações nas
normas harmonizadas ou nas ETC que constituíram a referência para a comprovação
da conformidade de um produto. Os fabricantes de dispositivos, à exceção dos
dispositivos feitos por medida e dos dispositivos experimentais, devem
instituir e manter atualizado um sistema de gestão da qualidade, que seja
proporcional à classe de risco e ao tipo de dispositivo, que aborde pelo menos
os seguintes aspetos: 
(a)         
As responsabilidades da gerência; 
(b)         
A gestão de recursos, incluindo a seleção e o
controlo dos fornecedores e dos subcontratantes;
(c)         
A realização do produto; 
(d)         
Os processos destinados a monitorizar e medir a
produção, a análise dos dados e a melhoria do produto. 
6.                      
Os fabricantes de dispositivos, à exceção dos
dispositivos feitos por medida, devem instituir e manter atualizado um
procedimento sistemático, que seja proporcional à classe de risco e ao tipo de
dispositivo, para recolher e analisar a experiência adquirida com os seus
dispositivos colocados no mercado ou postos em serviço e para aplicar a ação
corretiva necessária, a seguir designado como «plano de vigilância
pós-comercialização». O plano de vigilância pós-comercialização deve
estabelecer o processo para a recolha, o registo e a investigação de queixas e
notificações provenientes dos profissionais de saúde, dos doentes ou dos
utilizadores sobre suspeitas de incidentes relacionados com um dispositivo, a
manutenção de um registo dos produtos não conformes e das recolhas e retiradas
de produtos do mercado, assim como, se se considerar necessário em virtude da
natureza do dispositivo, a análise de amostras de dispositivos comercializados.
Uma das partes do plano de vigilância pós-comercialização deve ser constituída
por um plano de acompanhamento clínico pós-comercialização, em conformidade com
a parte B do anexo XIII. Sempre que não se considerar pertinente proceder ao
acompanhamento clínico pós-comercialização, tal deve ser devidamente
justificado e documentado no plano de vigilância pós-comercialização.
Se, no decurso da vigilância pós-comercialização,
se identificar a necessidade de uma ação corretiva, o fabricante deve aplicar
as medidas adequadas.
7.                      
Os fabricantes devem garantir que o dispositivo é
acompanhado das informações a fornecer de acordo com o anexo I, secção 19, numa
língua oficial da União que seja facilmente compreensível para o utilizador ou
o doente previsível. A ou as línguas das informações a fornecer pelo fabricante
podem ser determinadas pela legislação do Estado-Membro onde o dispositivo é
disponibilizado ao utilizador ou ao doente.
8.                      
Os fabricantes que considerem ou tenham motivos
para crer que determinado dispositivo que colocaram no mercado não está
conforme ao presente regulamento devem tomar imediatamente a ação corretiva
necessária para assegurar a conformidade do dispositivo em questão ou proceder
à respetiva retirada ou recolha, se for esse o caso. Devem informar desse facto
os distribuidores e, se for esse o caso, o mandatário. 
9.                      
Em resposta a um pedido fundamentado de uma
autoridade competente, os fabricantes devem facultar toda a informação e a
documentação necessárias, numa língua oficial da União facilmente compreendida
por essa autoridade, para demonstrar a conformidade do dispositivo. Devem ainda
cooperar com a referida autoridade, a pedido desta, em qualquer ação corretiva
de eliminação dos riscos decorrentes de dispositivos que tenham colocado no
mercado ou em serviço. 
10.                  
Sempre que os dispositivos de um determinado
fabricante sejam concebidos e fabricados por outra pessoa singular ou coletiva,
as informações sobre a identidade dessa pessoa devem fazer parte das
informações a apresentar em conformidade com o artigo 25.º 
Artigo 9.º
Mandatário
1.                      
Um fabricante de um dispositivo colocado no mercado
da União, ou ostentando a marcação CE sem estar colocado no mercado da União,
que não disponha de sede social em nenhum Estado-Membro ou não desenvolva
atividades significativas numa sede social num Estado-Membro, deve designar um
mandatário único. 
2.                      
A designação só é válida quando aceite por escrito
pelo mandatário e é efetiva pelo menos para todos os dispositivos pertencentes
ao mesmo grupo genérico de dispositivos. 
3.                      
O mandatário deve efetuar as tarefas especificadas
no mandato e que foram acordadas entre ele próprio e o fabricante. 
O mandato deve autorizar e exigir que o mandatário
execute, pelo menos, as seguintes tarefas em relação aos dispositivos que
abrange:
(a)         
Manter à disposição das autoridades competentes
pelo período referido no artigo 8.º, n.º 4, a documentação técnica, a
declaração UE de conformidade e, se aplicável, uma cópia do certificado
relevante, incluindo qualquer aditamento, emitido de acordo com o artigo 45.º;
(b)         
Em resposta a um pedido fundamentado de uma
autoridade competente, facultar-lhe toda a informação e a documentação
necessárias para demonstrar a conformidade de um dispositivo; 
(c)         
Cooperar com as autoridades competentes em qualquer
ação corretiva de eliminação dos riscos decorrentes dos dispositivos;
(d)         
Informar imediatamente o fabricante de quaisquer
queixas e notificações provenientes dos profissionais de saúde, dos doentes ou
dos utilizadores sobre suspeitas de incidentes relacionados com um dispositivo
relativamente ao qual foram mandatados; 
(e)         
Cessar o mandato se o fabricante atuar de modo
contrário às suas obrigações ao abrigo do presente regulamento. 
A fim de permitir que o mandatário cumpra as
tarefas referidas no presente número, o fabricante deve, pelo menos, garantir
que o mesmo tem acesso permanente e imediato à documentação necessária numa das
línguas oficiais da União Europeia.
4.                      
O mandato referido no n.º 3 não deve incluir a
delegação das obrigações do fabricante estabelecidas no artigo 8.º, n.os
1, 2, 5, 6, 7 e 8.
5.                      
Um mandatário que cessa o seu mandato pelas razões
referidas na alínea e) do n.º 3 deve informar imediatamente a autoridade
competente do Estado-Membro em que se encontra estabelecido, assim como, se
aplicável, o organismo notificado que esteve envolvido na avaliação da
conformidade do dispositivo, da cessação do mandato e dos motivos que a
causaram.
6.                      
Qualquer referência, no presente regulamento, à
autoridade competente do Estado-Membro onde o fabricante tem a sua sede social
deve ser entendida como uma referência à autoridade competente do Estado-Membro
onde o mandatário, designado pelo fabricante tal como referido no n.º 1, tem a
sua sede social. 
Artigo 10.º
Mudança de mandatário
As modalidades para a mudança de mandatário
devem ser claramente definidas num acordo entre o fabricante, o antigo
mandatário e o novo mandatário. O acordo deve abordar pelo menos os seguintes
aspetos: 
(a)         
A data de cessação do mandato com o antigo
mandatário e a data de início do mandato com o novo mandatário;
(b)         
A data até à qual o antigo mandatário pode ser
referido nas informações fornecidas pelo fabricante, incluindo em materiais
promocionais; 
(c)         
A transferência de documentos, incluindo os aspetos
relacionados com a confidencialidade e os direitos de propriedade;
(d)         
A obrigação do antigo mandatário, após a cessação
do mandato, de enviar ao fabricante ou ao novo mandatário quaisquer queixas ou
notificações provenientes dos profissionais de saúde, dos doentes ou dos
utilizadores sobre suspeitas de incidentes relacionados com um dispositivo
relativamente ao qual esteve designado como mandatário.
Artigo 11.º
Obrigações gerais dos importadores 
1.                      
Os importadores apenas devem colocar no mercado da
União dispositivos conformes com o presente regulamento.
2.                      
Antes de colocarem um dispositivo no mercado, os
importadores devem assegurar: 
(a)         
Que o fabricante aplicou o procedimento de
avaliação da conformidade adequado; 
(b)         
Que o fabricante designou um mandatário de acordo
com o artigo 9.º;
(c)         
Que o fabricante elaborou a declaração UE de
conformidade e a documentação técnica; 
(d)         
Que o dispositivo ostenta a marcação CE de
conformidade exigida; 
(e)         
Que o dispositivo está rotulado de acordo com o
disposto no presente regulamento e que vem acompanhado das instruções de
utilização necessárias e da declaração UE de conformidade;
(f)           
Que, se for caso disso, foi atribuída pelo
fabricante uma identificação única do dispositivo, de acordo com o artigo 24.º
Sempre que considere ou tenha motivos para crer
que o dispositivo não está conforme com os requisitos do presente regulamento, o
importador não pode colocar o dispositivo no mercado até que este seja posto em
conformidade. Se o dispositivo apresentar um risco, o importador deve informar
desse facto o fabricante e o respetivo mandatário, bem como a autoridade
competente do Estado-Membro onde se encontra estabelecido.
3.                      
Os importadores devem indicar, no dispositivo ou na
respetiva embalagem ou documento que o acompanhe, o seu nome, nome comercial
registado ou marca registada e o endereço da sua sede social, onde possam ser
contactados e a sua localização possa ser estabelecida. Devem garantir que
nenhum rótulo adicional oculte quaisquer informações aí postas pelo fabricante.
4.                      
Os importadores devem garantir que o dispositivo se
encontra registado no sistema eletrónico de acordo com o disposto no artigo
25.º, n.º 2. 
5.                      
Os importadores devem garantir que, enquanto um
dispositivo estiver sob a sua responsabilidade, as condições de armazenagem ou
transporte não prejudicam a sua conformidade com os requisitos gerais de
segurança e desempenho estabelecidos no anexo I.
6.                      
Sempre que considerado apropriado no que se refere
aos riscos apresentados por um dispositivo, os importadores devem, a fim de
proteger a saúde e a segurança dos doentes e dos utilizadores, efetuar análises
de amostras de dispositivos comercializados, investigar as queixas e conservar
um registo das queixas, dos produtos não conformes e de todas as recolhas e
retiradas de produtos, mantendo informados desta monitorização o fabricante, o
mandatário e os distribuidores. 
7.                      
Os importadores que considerem ou tenham motivos
para crer que determinado dispositivo que colocaram no mercado não está
conforme com o presente regulamento devem informar imediatamente o fabricante e
o seu mandatário e, se adequado, tomar a ação corretiva necessária para
assegurar a conformidade do dispositivo em questão ou proceder à respetiva
retirada ou recolha. Se o dispositivo apresentar um risco, os importadores
devem também informar imediatamente deste facto as autoridades competentes dos
Estados-Membros em que disponibilizaram o dispositivo e, se for caso disso, o
organismo notificado que emitiu, para o dispositivo em questão, um certificado
de acordo com o artigo 45.º, fornecendo-lhes as informações relevantes,
sobretudo no que se refere à não conformidade e à eventual ação corretiva
adotada.
8.                      
Os importadores que tenham recebido queixas ou
notificações provenientes dos profissionais de saúde, dos doentes ou dos
utilizadores sobre suspeitas de incidentes relacionados com um dispositivo que
colocaram no mercado devem transmitir imediatamente estas informações ao
fabricante e ao seu mandatário.
9.                      
Durante o período referido no artigo 8.º, n.º 4, os
importadores devem manter uma cópia da declaração UE de conformidade à
disposição das autoridades de fiscalização do mercado e assegurar que a
documentação técnica e, se aplicável, uma cópia do certificado relevante,
incluindo qualquer aditamento, emitido de acordo com o artigo 45.º, pode ser
facultada a essas autoridades, a pedido. O importador e o mandatário para o
dispositivo em questão podem acordar, por mandato escrito, que esta obrigação
seja delegada no mandatário.
10.                  
Em resposta a um pedido da autoridade nacional
competente, os importadores devem facultar toda a informação e a documentação
necessárias para demonstrar a conformidade do produto. Considera-se esta
obrigação cumprida quando o mandatário para o dispositivo em questão fornecer a
informação solicitada. Os importadores devem cooperar com a autoridade nacional
competente, a pedido desta, em qualquer ação de eliminação dos riscos
decorrentes de produtos que tenham colocado no mercado.
Artigo 12.º
Obrigações gerais dos distribuidores
1.                      
Quando disponibilizam um dispositivo no mercado, os
distribuidores devem agir com a devida diligência em relação aos requisitos
aplicáveis.
2.                      
Antes de disponibilizarem um dispositivo no
mercado, os distribuidores devem verificar se estão cumpridos os seguintes
requisitos:
(a)         
O produto ostenta a marcação CE de conformidade
exigida; 
(b)         
O produto vem acompanhado das informações a
fornecer pelo fabricante nos termos do artigo 8.º, n.º 7;
(c)         
O fabricante e, se aplicável, o importador
observaram os requisitos indicados no artigo 24.º e no artigo 11.º, n.º 3,
respetivamente.
Sempre que considere ou tenha motivos para crer
que o dispositivo não está conforme com os requisitos do presente regulamento,
o distribuidor não pode disponibilizar o dispositivo no mercado até que este
seja posto em conformidade. Se o dispositivo apresentar um risco, o
distribuidor deve informar desse facto o fabricante e, se aplicável, o respetivo
mandatário e o importador, bem como a autoridade competente do Estado-Membro
onde se encontra estabelecido.
3.                      
Os distribuidores devem garantir que, enquanto um
dispositivo estiver sob a sua responsabilidade, as condições de armazenagem ou
transporte não prejudicam a sua conformidade com os requisitos gerais de
segurança e desempenho estabelecidos no anexo I.
4.                      
Os distribuidores que considerem ou tenham motivos
para crer que determinado dispositivo que disponibilizaram no mercado não está
conforme com o presente regulamento devem informar imediatamente o fabricante
e, se aplicável, o seu mandatário e o importador, e assegurar-se de que é
tomada a ação corretiva necessária para assegurar a conformidade do dispositivo
em questão ou proceder à respetiva retirada ou recolha, se tal for adequado. Se
o dispositivo apresentar um risco, os distribuidores devem também informar
imediatamente deste facto as autoridades competentes dos Estados-Membros em que
disponibilizaram o dispositivo, fornecendo-lhes as informações relevantes,
sobretudo no que se refere à não conformidade e à eventual ação corretiva
adotada. 
5.                      
Os distribuidores que tenham recebido queixas ou
notificações provenientes dos profissionais de saúde, dos doentes ou dos
utilizadores sobre suspeitas de incidentes relacionados com um dispositivo que
disponibilizaram devem transmitir imediatamente estas informações ao fabricante
e, se aplicável, ao seu mandatário. 
6.                      
Em resposta a um pedido da autoridade competente,
os distribuidores devem facultar toda a informação e a documentação necessárias
para demonstrar a conformidade do dispositivo. Considera-se esta obrigação
cumprida quando o mandatário para o dispositivo em questão, se aplicável,
fornecer a informação solicitada. Os distribuidores devem cooperar com as
autoridades nacionais competentes, a pedido destas, em qualquer ação de
eliminação dos riscos decorrentes de dispositivos que tenham disponibilizado no
mercado.
Artigo 13.º
Pessoa responsável pela observância da regulamentação
1.                      
Os fabricantes devem dispor, na sua organização, de
pelo menos uma pessoa qualificada que possua conhecimentos especializados no
domínio dos dispositivos médicos. Os conhecimentos especializados devem ser
demonstrados mediante uma das seguintes qualificações:
(a)         
um diploma, certificado ou outro título
comprovativo de um ciclo de formação universitária, ou de um ciclo de formação
reconhecido como equivalente, em ciências naturais, medicina, farmácia,
engenharia ou outra disciplina relevante e pelo menos dois anos de experiência
profissional no domínio das questões regulamentares ou dos sistemas de gestão
da qualidade relacionados com dispositivos médicos; 
(b)         
Cinco anos de experiência profissional no domínio
das questões regulamentares ou dos sistemas de gestão da qualidade relacionados
com dispositivos médicos. 
Sem prejuízo das disposições nacionais em matéria
de qualificações profissionais, os fabricantes de dispositivos feitos por
medida podem demonstrar os conhecimentos especializados referidos no primeiro
parágrafo mediante pelo menos dois anos de experiência profissional no domínio
de fabrico relevante. 
O disposto no presente número não se aplica aos
fabricantes de dispositivos feitos por medida que sejam microempresas na aceção
da Recomendação 2003/361/CE da Comissão[54].
2.                      
Compete à pessoa qualificada, no mínimo, garantir: 
(a)         
Que a conformidade dos dispositivos é adequadamente
avaliada antes da libertação dos lotes;
(b)         
Que a documentação técnica e a declaração de
conformidade são elaboradas e atualizadas; 
(c)         
Que são cumpridas as obrigações de notificação
previstas nos artigos 61.º a 66.º;
(d)         
No caso dos dispositivos experimentais, que é
emitida a declaração referida no anexo XIV, capítulo II, secção 4.1. 
3.                      
A pessoa qualificada não pode sofrer impedimentos
no âmbito da organização do fabricante no que diz respeito ao devido
cumprimento dos seus deveres.
4.                      
Os mandatários devem dispor, na sua organização, de
pelo menos uma pessoa qualificada que possua conhecimentos especializados no
domínio dos requisitos regulamentares relativos aos dispositivos médicos na
União. Os conhecimentos especializados devem ser demonstrados mediante uma das
seguintes qualificações:
(a)         
um diploma, certificado ou outro título
comprovativo de um ciclo de formação universitária, ou de um ciclo de formação
reconhecido como equivalente, em direito, ciências naturais, medicina,
farmácia, engenharia ou outra disciplina relevante e pelo menos dois anos de
experiência profissional no domínio das questões regulamentares ou dos sistemas
de gestão da qualidade relacionados com dispositivos médicos; 
(b)         
Cinco anos de experiência profissional no domínio
das questões regulamentares ou dos sistemas de gestão da qualidade relacionados
com dispositivos médicos.
Artigo 14.º
Situações em que as obrigações dos fabricantes se aplicam aos importadores, aos
distribuidores ou a outras pessoas
1.                      
Os distribuidores, importadores ou outras pessoas
singulares ou coletivas devem cumprir as obrigações que incumbem aos
fabricantes sempre que:
(a)         
Disponibilizem no mercado um dispositivo em seu
nome ou sob o seu nome comercial registado ou marca registada; 
(b)         
Alterem a finalidade de um dispositivo já colocado
no mercado ou posto em serviço; 
(c)         
Alterem um dispositivo já colocado no mercado ou
posto em serviço de tal modo que a conformidade com os requisitos aplicáveis
possa ser afetada. 
O primeiro parágrafo não se aplica a quem, não
sendo considerado fabricante na aceção do artigo 2.º, n.º 1, ponto 19,
efetue a montagem ou a adaptação a um doente específico de um dispositivo já no
mercado, em conformidade com a respetiva finalidade.
2.                      
Para efeitos do disposto no n.º 1, alínea c),
as seguintes atividades não devem considerar-se como alteração de um
dispositivo suscetível de afetar a sua conformidade com os requisitos
aplicáveis:
(a)         
Disponibilização, incluindo tradução, das
informações fornecidas pelo fabricante em conformidade com o anexo I, secção
19, no que diz respeito a um dispositivo já colocado no mercado e de outras
informações que sejam necessárias para a comercialização do produto no
Estado-Membro relevante;
(b)         
Alterações da embalagem externa de um dispositivo
já colocado no mercado, incluindo a alteração da dimensão da embalagem, se a
reembalagem for necessária para a comercialização do produto no Estado‑Membro
relevante e se for efetuada em condições que não possam afetar o estado original
do dispositivo. No caso de dispositivos colocados no mercado no estado estéril,
presume-se que o estado original do dispositivo é afetado se a embalagem que
assegura a esterilidade for aberta, danificada ou afetada negativamente de
qualquer outro modo na operação de reembalagem.
3.                      
Os distribuidores ou importadores que efetuem
qualquer uma das atividades mencionadas nas alíneas a) e b) do n.º 2 devem
indicar no dispositivo, ou, se tal não for possível, na respetiva embalagem ou
documento que o acompanhe, a atividade realizada bem como o seu nome, nome
comercial registado ou marca registada e o endereço onde possam ser contactados
e a sua localização possa ser estabelecida. 
Esses distribuidores ou importadores devem dispor
de um sistema de gestão da qualidade que inclua procedimentos destinados a
garantir que a tradução da informação é exata e atualizada, que as atividades
mencionadas nas alíneas a) e b) do n.º 2 são realizadas com recurso a meios e
em condições que mantenham o estado original do dispositivo e que a embalagem
do dispositivo reembalado não seja defeituosa, de fraca qualidade ou pouco
cuidada. O sistema de gestão da qualidade deve incluir procedimentos destinados
a assegurar que os distribuidores ou importadores são informados de qualquer ação
corretiva adotada pelo fabricante em relação ao dispositivo em questão a fim de
solucionar problemas de segurança ou para o pôr em conformidade com o presente
regulamento.
4.                      
Antes de disponibilizarem o dispositivo com o novo
rótulo ou na nova embalagem, os distribuidores ou importadores referidos no n.º
3 devem informar o fabricante e a autoridade competente do Estado‑Membro onde
pretendem disponibilizar o dispositivo e, a pedido, fornecer-lhes uma amostra
ou reprodução do dispositivo re‑rotulado ou reembalado, incluindo o rótulo e as
instruções de utilização traduzidos, se existirem. Esses distribuidores ou
importadores devem apresentar à autoridade competente um certificado, emitido
por um organismo notificado referido no artigo 29.º, designado para o tipo de
dispositivos objeto de atividades mencionadas nas alíneas a) e b) do n.º 2, que
ateste a conformidade do sistema de gestão da qualidade com os requisitos
estabelecidos no n.º 3.
Artigo 15.º
Dispositivos de uso único e respetivo reprocessamento
1.                      
As pessoas singulares ou coletivas que procedam ao
reprocessamento de um dispositivo de uso único a fim de o adequar a posterior
utilização na União devem ser consideradas fabricantes do dispositivo
reprocessado e cumprir as obrigações que incumbem aos fabricantes estabelecidas
no presente regulamento.
2.                      
Só podem ser reprocessados os dispositivos de uso
único que tenham sido colocados no mercado na União em conformidade com o
presente regulamento, ou, antes de [data de aplicação do presente regulamento],
com a Diretiva 90/385/CEE ou a Diretiva 93/42/CEE. 
3.                      
No caso de reprocessamento de dispositivos de uso
único para uma utilização crítica, o reprocessamento só pode ser efetuado se
for considerado seguro de acordo com os conhecimentos científicos mais
recentes. 
4.                      
A Comissão deve estabelecer e atualizar
periodicamente, por meio de atos de execução, uma lista de categorias ou grupos
de dispositivos de uso único para uma utilização crítica que podem ser
reprocessados em conformidade com o n.º 3. Esses atos de execução devem
ser adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 88.º,
n.º 3. 
5.                      
O nome e o endereço das pessoas singulares ou
coletivas referidas no n.º 1 e as outras informações relevantes de acordo
com o anexo I, secção 19, devem constar do rótulo e, se aplicável, das
instruções de utilização do dispositivo reprocessado. 
O nome e o endereço do fabricante do dispositivo
de uso único original deixa de constar do rótulo, mas deve ser mencionado nas
instruções de utilização do dispositivo reprocessado. 
6.                      
Um Estado‑Membro pode manter ou introduzir
disposições nacionais que proíbam, no seu território, por motivos de proteção
da saúde pública específicos desse Estado‑Membro:
(a)         
O reprocessamento de dispositivos de uso único e a
transferência de dispositivos de uso único para outro Estado‑Membro ou para um
país terceiro tendo em vista o seu reprocessamento; 
(b)         
A disponibilização de dispositivos de uso único
reprocessados.
Os Estados‑Membros devem comunicar as disposições
nacionais e os motivos da sua adoção à Comissão e aos outros Estados‑Membros. A
Comissão deve disponibilizar essas informações ao público. 
Artigo 16.º
Cartão de implante
1.                      
O fabricante de um dispositivo implantável deve
fornecer, juntamente com o dispositivo, um cartão de implante que deve ser
facultado ao doente ao qual o dispositivo é implantado. 
2.                      
Este cartão deve conter o seguinte:
(a)         
As informações que permitem identificar o
dispositivo, incluindo a identificação única do dispositivo;
(b)         
Quaisquer avisos, precauções ou medidas a tomar
pelo doente ou por um profissional de saúde relativamente à interferência
recíproca com influências externas ou condições ambientais razoavelmente
previsíveis;
(c)         
Informações sobre o período de vida útil esperado
do dispositivo e o acompanhamento necessário.
As informações devem estar redigidas de modo a
serem facilmente compreendidas por um leigo. 
Artigo 17.º
Declaração UE de conformidade
1.                      
A declaração UE de conformidade deve indicar que
foi demonstrado o cumprimento dos requisitos especificados no presente
regulamento. Esta declaração deve ser atualizada permanentemente. O seu
conteúdo mínimo é estabelecido no anexo III. A referida declaração deve ser
traduzida para a língua ou línguas oficiais da União exigidas pelo(s)
Estado(s)-Membro(s) em que o dispositivo é disponibilizado. 
2.                      
Sempre que, em relação a aspetos não abrangidos
pelo presente regulamento, os dispositivos sejam objeto de outra legislação da
União que também exija uma declaração de conformidade do fabricante indicando
que foi demonstrado o cumprimento dos requisitos dessa legislação, deve ser
elaborada uma declaração UE de conformidade única relativa a todos os atos da
União aplicáveis ao dispositivo, que inclua toda a informação necessária para a
identificação da legislação da União a que diz respeito. 
3.                      
Ao elaborar a declaração UE de conformidade, o
fabricante assume a responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos do
presente regulamento e de todos os outros atos legislativos da União aplicáveis
ao dispositivo.
4.                      
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados
em conformidade com o artigo 89.º a fim de alterar ou completar, à luz do
progresso técnico, o conteúdo mínimo da declaração UE de conformidade
estabelecido no anexo III. 
Artigo 18.º
Marcação CE de conformidade
1.                      
Os dispositivos, à exceção dos dispositivos feitos
por medida e dos dispositivos experimentais, considerados conformes com os
requisitos do presente regulamento devem ostentar a marcação CE de
conformidade, tal como apresentada no anexo IV.
2.                      
A marcação CE está sujeita aos princípios
gerais enunciados no artigo 30.º do Regulamento (CE) n.º 765/2008.
3.                      
A marcação CE deve ser aposta de modo visível,
legível e indelével no dispositivo ou na respetiva embalagem que assegura a
esterilidade. Quando a natureza do dispositivo não o permitir ou justificar, a
marcação CE deve ser aposta na embalagem. A marcação CE deve igualmente ser
aposta nas instruções de utilização e na embalagem comercial, quando existam. 
4.                      
A marcação CE deve ser aposta antes de o
dispositivo ser colocado no mercado. Pode ser seguida de um pictograma ou de
qualquer outra indicação referente a um risco ou utilização especiais. 
5.                      
Quando aplicável, a marcação CE deve ser seguida
pelo número de identificação do organismo notificado responsável pelos
procedimentos de avaliação da conformidade estabelecidos no artigo 42.º. O
número de identificação deve ser indicado igualmente em qualquer material
promocional que mencione que o dispositivo cumpre os requisitos legais para a
marcação CE. 
6.                      
Sempre que os dispositivos sejam objeto de outra
legislação da União relativa a outros aspetos que também preveja a aposição da
marcação CE, esta marcação deve indicar que os dispositivos cumprem igualmente
essas disposições legislativas.
Artigo 19.º
Dispositivos para fins específicos
1.                      
Os Estados-Membros não devem levantar obstáculos
aos seguintes dispositivos:
(d)         
Dispositivos experimentais que sejam fornecidos a
um médico, um dentista ou uma pessoa autorizada para efeitos de investigação
clínica, se cumprirem as condições previstas nos artigos 50.º a 60.º e no anexo
XIV; 
(e)         
Dispositivos feitos por medida que sejam
disponibilizados no mercado, se cumprirem o disposto no artigo 42.º,
n.º 7, e no anexo XI.
A esses dispositivos não é aposta a marcação CE, à
exceção dos dispositivos referidos no artigo 54.º 
2.                      
Os dispositivos feitos por medida devem ser
acompanhados da declaração referida no anexo XI, a qual deve ser facultada ao
doente ou utilizador em questão, identificado por nome, acrónimo ou código
numérico.
Os Estados-Membros podem exigir que o fabricante
de um dispositivo feito por medida apresente à autoridade competente uma lista
dos dispositivos desse tipo que tenham sido disponibilizados nos respetivos
territórios.
3.                      
Aquando de feiras, exposições, demonstrações ou
eventos similares, os Estados-Membros não devem levantar obstáculos à apresentação
de dispositivos que não estejam em conformidade com o presente regulamento,
desde que um aviso bem visível indique claramente que se destinam unicamente a
apresentação ou demonstração e não podem ser disponibilizados antes de se
encontrarem em conformidade com o presente regulamento. 
Artigo 20.º
Sistemas e conjuntos para intervenções
1.                      
Qualquer pessoa singular ou coletiva deve elaborar
uma declaração de acordo com o disposto no n.º 2 caso associe dispositivos
médicos com a marcação CE aos seguintes outros dispositivos ou produtos, em
conformidade com a finalidade dos dispositivos ou outros produtos e com as
restrições de utilização previstas pelos seus fabricantes, com vista à sua
colocação no mercado sob a forma de sistemas ou conjuntos para intervenções: 
–              
outros dispositivos que ostentem a marcação CE,
–              
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro
que ostentem a marcação CE em conformidade com o Regulamento (UE) n.º […/…],
–              
outros produtos que estejam em conformidade com a
legislação que lhes for aplicável. 
2.                      
Na declaração, a pessoa referida no n.º 1 deve
atestar: 
(a)         
Ter verificado a compatibilidade recíproca dos
dispositivos e, se aplicável, dos outros produtos, em conformidade com as
instruções dos fabricantes, e ter efetuado a montagem de acordo com as
referidas instruções;
(b)         
Ter efetuado a embalagem do sistema ou conjunto
para intervenções e fornecido informações adequadas aos utilizadores,
incorporando as informações fornecidas pelos fabricantes dos dispositivos ou
outros produtos que façam parte do conjunto;
(c)         
Que as atividades de montagem de dispositivos e, se
aplicável, outros produtos sob a forma de sistemas ou conjuntos para
intervenções foram submetidas a métodos de monitorização, verificação e
validação interna adequados.
3.                      
Qualquer pessoa singular ou coletiva que esterilize
sistemas ou conjuntos para intervenções referidos no n.º 1 com vista à sua
colocação no mercado deve optar por um dos procedimentos referidos no anexo
VIII ou na parte A do anexo X, à sua escolha. A aplicação dos referidos anexos
e a intervenção do organismo notificado devem limitar-se aos aspetos do
procedimento relativos à garantia da esterilidade até que a embalagem estéril
seja aberta ou danificada. A pessoa em causa deve elaborar uma declaração
atestando que a esterilização foi feita de acordo com as instruções do
fabricante.
4.                      
Sempre que o sistema ou conjunto para intervenções
incorporar dispositivos que não ostentem a marcação CE ou a combinação de
dispositivos escolhida não for compatível, tendo em conta a finalidade inicial
desses dispositivos, o sistema ou conjunto para intervenções deve ser
considerado como um dispositivo em si e ser submetido ao procedimento de
avaliação da conformidade pertinente previsto no artigo 42.º
5.                      
Os sistemas ou conjuntos para intervenções referidos
no n.º 1 não ostentarão eles próprios uma marcação CE adicional, mas devem
ostentar o nome, nome comercial registado ou marca registada da pessoa referida
no n.º 1, bem como o endereço onde possa ser contactada e a sua localização
possa ser estabelecida. Os sistemas ou conjuntos para intervenções devem ser
acompanhados da informação referida no anexo I, secção 19. A declaração
referida no n.º 2 do presente artigo deve ser mantida à disposição das
autoridades competentes, depois da montagem do sistema ou conjunto para
intervenções, durante o período aplicável a cada um dos dispositivos associados
previsto no artigo 8.º, n.º 4. Se estes períodos forem diferentes, é aplicável
o período mais longo. 
Artigo 21.º
Partes e componentes
1.                      
Qualquer pessoa singular ou coletiva que
disponibilize no mercado um artigo especificamente destinado a substituir uma
parte integrante ou um componente idênticos ou semelhantes de um dispositivo
que esteja defeituoso ou gasto, a fim de manter ou restabelecer o funcionamento
do dispositivo sem alterar significativamente o seu desempenho ou as
características de segurança, deve garantir que esse artigo não prejudica a
segurança e o desempenho do dispositivo. Devem ser mantidos à disposição das
autoridades competentes dos Estados‑Membros os devidos elementos comprovativos.

2.                      
Um artigo especificamente destinado a substituir
uma parte ou um componente de um dispositivo e que altere significativamente o
desempenho ou as características de segurança do dispositivo deve ser
considerado como um dispositivo.
Artigo 22.º
Livre circulação
Os Estados-Membros não podem recusar, proibir
ou restringir a disponibilização no mercado ou a entrada em serviço no seu
território de dispositivos que cumpram os requisitos do presente regulamento.
Capítulo III
Identificação e
rastreabilidade dos dispositivos, registo de dispositivos e operadores
económicos, resumo da segurança e do desempenho clínico, Banco de Dados Europeu
sobre Dispositivos Médicos 
Artigo 23.º
Identificação no circuito comercial
Relativamente aos dispositivos que não sejam
feitos por medida ou experimentais, e durante o período referido no artigo 8.º,
n.º 4, os operadores económicos devem poder identificar os seguintes elementos:
(a)         
Os operadores económicos a quem forneceram
determinado dispositivo;
(b)         
Os operadores económicos que lhes forneceram
determinado dispositivo;
(c)         
As instituições de saúde ou profissionais de saúde
a quem forneceram determinado dispositivo.
Mediante pedido, os operadores económicos
devem fornecer essas informações às autoridades competentes. 
Artigo 24.º
Sistema de identificação única dos dispositivos
1.                      
Deve ser estabelecido na União um sistema de
identificação única dos dispositivos (IUD) para os dispositivos que não sejam
feitos por medida ou experimentais. O sistema IUD deve permitir a identificação
e rastreabilidade dos dispositivos e deve consistir no seguinte:
(a)         
Criação de uma IUD que englobe:
i)        um identificador do dispositivo,
específico para cada fabricante e cada modelo do dispositivo, que permita
aceder às informações previstas na parte B do anexo V; 
ii)       um identificador da produção, que
identifique os dados relacionados com a unidade de produção do dispositivo;
(b)         
Colocação da IUD no rótulo do dispositivo;
(c)         
Armazenamento da IUD pelos operadores económicos e
instituições de saúde por meios eletrónicos;
(d)         
Estabelecimento de um sistema eletrónico relativo à
IUD.
2.                      
A Comissão deve designar uma ou várias entidades
encarregadas de gerir um sistema de atribuição de IUD nos termos do presente
regulamento e que devem satisfazer todos os critérios seguintes:
(a)         
A entidade é uma organização dotada de
personalidade jurídica própria;
(b)         
O seu sistema de atribuição de IUD é adequado para
identificar um dispositivo em termos da sua distribuição e utilização de acordo
com os requisitos do presente regulamento;
(c)         
O seu sistema de atribuição de IUD está em
conformidade com as normas internacionais relevantes;
(d)         
A entidade faculta o acesso ao seu sistema de
atribuição de IUD a todos os utilizadores interessados de acordo com um
conjunto de condições pré-definidas e transparentes;
(e)         
A entidade compromete-se a:
i)        aplicar o seu sistema de atribuição de
IUD durante o período a determinar aquando da designação, que será pelo menos
de três anos a contar da mesma, 
ii)       facultar à Comissão e aos Estados‑Membros,
a pedido, informações relativas ao seu sistema de atribuição de IUD e aos
fabricantes que colocam uma IUD no rótulo dos seus dispositivos em conformidade
com o sistema da entidade,
iii)      durante o período para o qual foi
designada, manter a conformidade com os critérios de designação e as condições
em que esta foi feita. 
3.                      
Antes de colocar um dispositivo no mercado, o
fabricante deve atribuir-lhe uma IUD fornecida por uma entidade designada pela
Comissão de acordo com o n.º 2 se esse dispositivo pertencer aos dispositivos,
categorias ou grupos de dispositivos determinados por uma medida referida no
n.º 7, alínea a). 
4.                      
A IUD deve ser colocada no rótulo do dispositivo,
de acordo com as condições estabelecidas por uma medida referida no n.º 7,
alínea c). Deve ser utilizada na notificação de incidentes graves e de ações
corretivas de segurança nos termos do artigo 61.º e deve ser integrada no
cartão de implante referido no artigo 16.º. O identificador do dispositivo deve
constar da declaração UE de conformidade referida no artigo 17.º e da
documentação técnica referida no anexo II. 
5.                      
Os operadores económicos e as instituições de saúde
devem registar e guardar, por meios eletrónicos, o identificador de dispositivo
e o identificador de produção dos dispositivos que forneçam ou que lhes sejam
fornecidos, se estes pertencerem aos dispositivos, categorias ou grupos de
dispositivos determinados por uma medida referida no n.º 7, alínea a).
6.                      
A Comissão deve estabelecer e gerir, em colaboração
com os Estados-Membros, um sistema eletrónico relativo à IUD, destinado a
coligir e tratar as informações mencionadas na parte B do anexo V. Essas
informações devem estar acessíveis ao público.
7.                      
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados,
em conformidade com o artigo 89.º, a fim de: 
(a)         
Determinar os dispositivos, categorias ou grupos de
dispositivos cuja identificação se deve basear no sistema IUD, tal como
definido nos n.os 1 a 6, bem como os prazos para a respetiva
aplicação. A aplicação do sistema IUD deve ser gradual, de acordo com uma abordagem
baseada nos riscos, começando pelos dispositivos da classe de risco mais
elevado;
(b)         
Especificar os dados que devem ser incluídos no
identificador de produção, os quais, de acordo com uma abordagem baseada nos
riscos, podem variar em função da classe de risco do dispositivo;
(c)         
Definir as obrigações dos operadores económicos,
das instituições de saúde e dos utilizadores profissionais, em especial no que
diz respeito à atribuição dos carateres numéricos ou alfanuméricos, à colocação
da IUD no rótulo, ao armazenamento da informação no sistema eletrónico relativo
à IUD e à utilização da IUD na documentação e nas notificações relacionadas com
o dispositivo previstas no presente regulamento;
(d)         
Alterar ou completar a lista de informações
estabelecida na parte B do anexo V à luz do progresso técnico.
8.                      
Ao adotar as medidas a que se refere o n.º 7,
a Comissão deve tomar em conta os seguintes aspetos:
(a)         
A proteção dos dados pessoais;
(b)         
O interesse legítimo de proteção de informações
comerciais sensíveis;
(c)         
A abordagem baseada nos riscos;
(d)         
A eficácia das medidas em termos de custos;
(e)         
A convergência dos sistemas de IUD desenvolvidos a
nível internacional. 
Artigo 25.º
Sistema eletrónico relativo ao registo de dispositivos e de operadores
económicos
1.                      
A Comissão deve estabelecer e gerir, em colaboração
com os Estados-Membros, um sistema eletrónico destinado a coligir e tratar as
informações que forem necessárias e proporcionadas para descrever e identificar
o dispositivo, bem como para identificar o fabricante e, se aplicável, o mandatário
e o importador. As informações a transmitir pelos operadores económicos são
especificadas na parte A do anexo V.
2.                      
Antes de colocar no mercado um dispositivo, exceto
se se tratar de um dispositivo feito por medida ou experimental, o fabricante
ou o seu mandatário deve transmitir ao sistema eletrónico as informações
referidas no n.º 1. 
3.                      
No prazo de uma semana após colocarem no mercado um
dispositivo, exceto se se tratar de um dispositivo feito por medida ou
experimental, os importadores devem transmitir ao sistema eletrónico as
informações referidas no n.º 1. 
4.                      
No prazo de uma semana após qualquer alteração que
ocorra em relação a informações referidas no n.º 1, o operador económico
relevante deve atualizar os dados no sistema eletrónico.
5.                      
O mais tardar dois anos após a transmissão das
informações de acordo com o disposto nos n.os 2 e 3, e em seguida de
dois em dois anos, o operador económico relevante deve confirmar a exatidão dos
dados. Em caso de não confirmação decorridos seis meses após esse prazo, qualquer
Estado-Membro pode tomar medidas para suspender ou restringir de outro modo a
disponibilização do dispositivo em questão no seu território até ser cumprida a
obrigação referida no presente número. 
6.                      
Os dados contidos no sistema eletrónico devem estar
acessíveis ao público. 
7.                      
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados
em conformidade com o artigo 89.º a fim de alterar, à luz do progresso técnico,
a lista de informações a transmitir estabelecida na parte A do anexo V. 
Artigo 26.º
Resumo da segurança e do desempenho clínico
1.                      
No caso dos dispositivos classificados na classe
III e dos dispositivos implantáveis, à exceção dos dispositivos feitos por
medida e dos experimentais, o fabricante deve elaborar um resumo da segurança e
do desempenho clínico. Este resumo deve ser redigido de forma clara para o
utilizador previsto. O projeto do resumo deve fazer parte da documentação a
apresentar ao organismo notificado que participa na avaliação da conformidade
de acordo com o disposto no artigo 42.º e deve ser validado por esse organismo.

2.                      
A Comissão pode, por meio de atos de execução,
definir a forma e a apresentação dos dados a incluir no resumo da segurança e
do desempenho clínico. Esses atos de execução devem ser adotados pelo
procedimento consultivo a que se refere o artigo 88.º, n.º 2. 
Artigo 27.º
Banco de dados europeu
1.                      
A Comissão deve desenvolver e gerir o Banco de
Dados Europeu sobre Dispositivos Médicos (Eudamed) com a seguinte finalidade: 
(a)         
Permitir que o público seja informado adequadamente
acerca dos dispositivos colocados no mercado, dos certificados correspondentes
emitidos pelos organismos notificados e dos operadores económicos relevantes;
(b)         
Permitir a rastreabilidade dos dispositivos no
mercado interno;
(c)         
Permitir que o público seja informado adequadamente
acerca das investigações clínicas e que os promotores de investigações clínicas
realizadas em mais de um Estado-Membro cumpram as obrigações de informação
previstas nos artigos 50.º a 60.º;
(d)         
Permitir que os fabricantes cumpram as obrigações
de informação previstas nos artigos 61.º a 66.º;
(e)         
Permitir que as autoridades competentes dos
Estados-Membros e a Comissão levem a cabo as suas tarefas decorrentes do
presente regulamento dispondo das informações adequadas, e melhorar a
cooperação entre elas. 
2.                      
O Eudamed deve incluir como parte integrante:
(a)         
O sistema eletrónico relativo à IUD referido no
artigo 24.º; 
(b)         
O sistema eletrónico relativo ao registo dos
dispositivos e dos operadores económicos referido no artigo 25.º;
(c)         
O sistema eletrónico relativo à informação sobre os
certificados referido no artigo 45.º, n.º 4; 
(d)         
O sistema eletrónico relativo às investigações
clínicas referido no artigo 53.º;
(e)         
O sistema eletrónico relativo à vigilância referido
no artigo 62.º;
(f)           
O sistema eletrónico relativo à fiscalização do
mercado referido no artigo 68.º
3.                      
Os dados devem ser introduzidos no Eudamed pelos
Estados‑Membros, organismos notificados, operadores económicos e promotores
conforme especificado nas disposições relativas aos sistemas eletrónicos
referidos no n.º 2.
4.                      
Todas as informações coligidas e tratadas no
Eudamed devem estar acessíveis aos Estados‑Membros e à Comissão. As informações
devem estar acessíveis aos organismos notificados, aos operadores económicos,
aos promotores e ao público nos termos definidos nas disposições referidas no
n.º 2. 
5.                      
O Eudamed só pode conter dados pessoais na medida
em que tal for necessário para que os sistemas eletrónicos referidos no n.º 2
possam coligir e tratar as informações em conformidade com o presente
regulamento. Os dados pessoais devem ser conservados de uma forma que permita a
identificação das pessoas em causa durante períodos não superiores aos
referidos no artigo 8.º, n.º 4. 
6.                      
A Comissão e os Estados-Membros devem assegurar que
as pessoas em causa podem exercer efetivamente os seus direitos de informação,
de acesso, de retificação e de oposição, em conformidade com o Regulamento (CE)
n.º 45/2001 e a Diretiva 95/46/CE, respetivamente. Devem assegurar que as
pessoas em causa podem exercer efetivamente o direito de acesso aos dados que lhes
dizem respeito, bem como o direito à retificação e apagamento dos dados
inexatos ou incompletos. No âmbito das respetivas responsabilidades, a Comissão
e os Estados-Membros devem assegurar que os dados inexatos e tratados de forma
ilícita são suprimidos, em conformidade com a legislação aplicável. As
retificações e supressões devem ser efetuadas com a maior brevidade possível, e
o mais tardar num prazo de 60 dias a contar da apresentação do pedido pela
pessoa em causa.
7.                      
A Comissão deve estabelecer, por meio de atos de
execução, as modalidades necessárias para o desenvolvimento e a gestão do
Eudamed. Esses atos de execução devem ser adotados pelo procedimento de exame a
que se refere o artigo 88.º, n.º 3.
8.                      
No que diz respeito às suas responsabilidades ao abrigo
do presente artigo e ao tratamento dos dados pessoais nesse contexto, a
Comissão deve ser considerada responsável pelo tratamento de dados no âmbito do
Eudamed e dos seus sistemas eletrónicos.
Capítulo IV
Organismos
notificados
Artigo 28.º
Autoridades nacionais responsáveis pelos organismos notificados
1.                      
Um Estado-Membro que tencione designar um organismo
de avaliação da conformidade como organismo notificado, ou tenha designado um
organismo notificado, para realizar tarefas de avaliação da conformidade por
terceiros nos termos do presente regulamento, deve designar uma autoridade,
adiante designada «autoridade nacional responsável pelos organismos
notificados», à qual competirá estabelecer e executar os procedimentos
necessários para avaliar, designar e notificar os organismos de avaliação da
conformidade e monitorizar os organismos notificados, incluindo subcontratantes
ou filiais desses organismos.
2.                      
A autoridade nacional responsável pelos organismos
notificados deve ser estabelecida, estar organizada e funcionar de modo a
garantir a objetividade e imparcialidade das suas atividades e a evitar
quaisquer conflitos de interesses com os organismos de avaliação da
conformidade. 
3.                      
Deve estar organizada de modo a que cada decisão
relativa à notificação de um organismo de avaliação da conformidade seja tomada
por pessoal diferente daquele que realizou a avaliação do organismo de
avaliação da conformidade.
4.                      
Aquela autoridade não deve desempenhar qualquer
atividade que seja da competência dos organismos de avaliação da conformidade,
nem prestar serviços de consultoria com caráter comercial ou em regime de
concorrência. 
5.                      
A autoridade nacional responsável pelos organismos
notificados deve garantir a confidencialidade das informações que obtém. No
entanto, deve proceder à troca de informações sobre os organismos notificados
com os outros Estados-Membros e com a Comissão. 
6.                      
A autoridade nacional responsável pelos organismos
notificados deve dispor de recursos humanos com competência técnica em número
suficiente para o correto exercício das suas tarefas. 
Sem prejuízo do disposto no artigo 33.º, n.º 3,
sempre que uma autoridade nacional for responsável pela designação de
organismos notificados no domínio de produtos que não sejam dispositivos
médicos, a autoridade competente para os dispositivos médicos deve ser
consultada sobre todos os aspetos especificamente relacionados com esses
dispositivos. 
7.                      
Os Estados-Membros devem fornecer à Comissão e aos
outros Estados-Membros informações sobre os respetivos procedimentos de
avaliação, designação e notificação dos organismos de avaliação da conformidade
e de monitorização dos organismos notificados, e sobre qualquer alteração nessa
matéria.
8.                      
A autoridade nacional responsável pelos organismos
notificados deve ser objeto de um exame pelos pares de dois em dois anos. Esse
exame deve incluir uma visita in loco a um organismo de avaliação da
conformidade ou a um organismo notificado sob a responsabilidade da autoridade
examinada. No caso referido no segundo parágrafo do n.º 6, a autoridade competente
para os dispositivos médicos deve participar no exame pelos pares. 
Os Estados-Membros devem elaborar o plano anual de
exame pelos pares, garantindo uma rotação adequada das autoridades examinadoras
e examinadas, e apresentá-lo à Comissão. A Comissão pode participar no exame. O
resultado do exame pelos pares deve ser comunicado a todos os Estados-Membros e
à Comissão, devendo ser disponibilizado ao público um resumo do mesmo.
Artigo 29.º
Requisitos aplicáveis aos organismos notificados
1.                      
Os organismos notificados devem satisfazer os
requisitos organizativos e gerais, bem como os requisitos em matéria de gestão
da qualidade, recursos e processos que sejam necessários para cumprirem as
tarefas para as quais são designados em conformidade com o presente
regulamento. Os requisitos mínimos a satisfazer pelos organismos notificados
são estabelecidos no anexo VI. 
2.                      
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados
em conformidade com o artigo 89.º a fim de alterar ou completar os requisitos
mínimos previstos no anexo VI à luz do progresso técnico e atendendo aos
requisitos mínimos necessários para a avaliação de dispositivos específicos, ou
de categorias ou grupos de dispositivos.
Artigo 30.º
Filiais e subcontratação
1.                      
Sempre que um organismo notificado subcontratar
tarefas específicas relacionadas com a avaliação da conformidade ou recorrer a
uma filial para tarefas específicas relacionadas com a avaliação da
conformidade, deve verificar se o subcontratante ou a filial cumprem os
requisitos relevantes estabelecidos no anexo VI e deve informar do facto a
autoridade nacional responsável pelos organismos notificados.
2.                      
O organismo notificado assume plena
responsabilidade pelas tarefas executadas em seu nome por subcontratantes ou
filiais.
3.                      
As atividades de avaliação da conformidade só podem
ser executadas por um subcontratante ou por uma filial com o consentimento da
pessoa singular ou coletiva que solicitou a avaliação da conformidade.
4.                      
Os organismos notificados devem manter à disposição
da autoridade nacional responsável pelos organismos notificados os documentos
relevantes no que diz respeito à verificação das qualificações do
subcontratante ou da filial e do trabalho efetuado por estes ao abrigo do
presente regulamento.
Artigo 31.º
Apresentação de pedido de notificação por um organismo de avaliação da
conformidade
1.                      
Os organismos de avaliação da conformidade devem
apresentar um pedido de notificação à autoridade nacional responsável pelos
organismos notificados do Estado-Membro onde se encontram estabelecidos.
2.                      
O pedido deve especificar as atividades de
avaliação da conformidade, os procedimentos de avaliação da conformidade e os
dispositivos em relação aos quais os organismos se consideram competentes, e
incluir documentação que comprove o cumprimento de todos os requisitos
estabelecidos no anexo VI. 
No que diz respeito aos requisitos organizativos e
gerais e aos requisitos de gestão da qualidade estabelecidos no anexo VI,
secções 1 e 2, a documentação relevante pode ser apresentada sob a forma de um
certificado válido e do correspondente relatório de avaliação emitidos por um
organismo nacional de acreditação de acordo com o disposto no Regulamento (CE)
n.º 765/2008. Presume-se que o organismo de avaliação da conformidade cumpre os
requisitos abrangidos pelo certificado emitido por esse organismo de
acreditação.
3.                      
Após a sua designação, o organismo notificado deve
atualizar a documentação referida no n.º 2 sempre que ocorram alterações
relevantes, a fim de permitir que a autoridade nacional responsável pelos
organismos notificados monitorize e verifique o cumprimento permanente dos
requisitos estabelecidos no anexo VI. 
Artigo 32.º
Avaliação do pedido
1.                      
A autoridade nacional responsável pelos organismos
notificados deve verificar se o pedido referido no artigo 31.º está completo e
elaborar um relatório de avaliação preliminar. 
2.                      
A referida autoridade deve enviar o relatório de
avaliação preliminar à Comissão, que o deve transmitir imediatamente ao Grupo
de Coordenação dos Dispositivos Médicos estabelecido no artigo 78.º (GCDM). A
pedido da Comissão, a autoridade deve apresentar o relatório em três línguas
oficiais da União, no máximo. 
3.                      
No prazo de 14 dias a contar do envio referido no
n.º 2, a Comissão deve designar uma equipa de avaliação conjunta, constituída
por pelo menos dois peritos escolhidos de uma lista de peritos com
qualificações no domínio da avaliação de organismos de avaliação da
conformidade. A lista deve ser elaborada pela Comissão em cooperação com o
GCDM. Pelo menos um dos peritos deve ser um representante da Comissão, que
dirigirá a equipa.
4.                      
No prazo de 90 dias a contar da designação da
equipa de avaliação conjunta, a autoridade nacional responsável pelos
organismos notificados e a equipa de avaliação conjunta devem examinar a
documentação apresentada com o pedido de acordo com o artigo 31.º e efetuar uma
avaliação in loco do organismo de avaliação da conformidade requerente,
bem como, quando relevante, de eventuais filiais ou subcontratantes, situados
dentro ou fora da União, que participarão no processo de avaliação da
conformidade. A avaliação in loco não incidirá sobre os requisitos para
os quais o organismo de avaliação da conformidade requerente disponha de um
certificado emitido pelo organismo nacional de acreditação, como referido no
artigo 31.º, n.º 2, a menos que o representante da Comissão mencionado no n.º 3
do presente artigo solicite essa avaliação in loco. 
As constatações relativas ao incumprimento dos
requisitos estabelecidos no anexo VI por um organismo devem ser abordadas
durante o processo de avaliação e ser debatidas entre a autoridade nacional
responsável pelos organismos notificados e a equipa de avaliação conjunta, a
fim de se chegar a acordo no que diz respeito à avaliação do pedido. O
relatório de avaliação da autoridade nacional responsável deve mencionar os
pareceres divergentes.
5.                      
A autoridade nacional responsável pelos organismos
notificados deve apresentar o seu relatório de avaliação e o projeto de
notificação à Comissão, que deve transmitir imediatamente estes documentos ao
GCDM e aos membros da equipa de avaliação conjunta. A pedido da Comissão, a
autoridade deve apresentar esses documentos em três línguas oficiais da União,
no máximo. 
6.                      
A equipa de avaliação conjunta deve emitir o seu
parecer sobre o relatório de avaliação e o projeto de notificação no prazo de
21 dias a contar da receção desses documentos, devendo a Comissão transmitir
imediatamente este parecer ao GCDM. No prazo de 21 dias a contar da receção do
parecer da equipa de avaliação conjunta, o GCDM deve emitir uma recomendação
sobre o projeto de notificação, a qual deve ser devidamente tomada em
consideração pela autoridade nacional relevante ao decidir sobre a designação
do organismo notificado.
7.                      
A Comissão pode adotar, por meio de atos de
execução, medidas destinadas a estabelecer as modalidades aplicáveis ao pedido
de notificação referido no artigo 31.º e à avaliação do pedido prevista no
presente artigo. Esses atos de execução devem ser adotados pelo procedimento de
exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3.
Artigo 33.º
Procedimento de notificação
1.                      
Os Estados-Membros devem notificar a Comissão e os
outros Estados-Membros dos organismos de avaliação da conformidade que tenham
designado, utilizando o instrumento de notificação eletrónica estabelecido e
gerido pela Comissão.
2.                      
Os Estados-Membros apenas podem notificar os
organismos de avaliação da conformidade que cumpram os requisitos estabelecidos
no anexo VI. 
3.                      
Sempre que uma autoridade nacional responsável
pelos organismos notificados for responsável pela designação de organismos
notificados no domínio de produtos que não sejam dispositivos médicos, a
autoridade competente para os dispositivos médicos deve fornecer, antes da
notificação, um parecer positivo sobre a notificação e o seu âmbito. 
4.                      
A notificação deve especificar claramente o âmbito
da designação, indicando as atividades de avaliação da conformidade, os
procedimentos de avaliação da conformidade e o tipo de dispositivos que o
organismo notificado está autorizado a avaliar. 
A Comissão pode estabelecer, por meio de atos de
execução, uma lista de códigos e os correspondentes tipos de dispositivos, a
indicar pelos Estados-Membros nas suas notificações, a fim de definir o âmbito
da designação de organismos notificados. Esses atos de execução devem ser
adotados pelo procedimento consultivo a que se refere o artigo 88.º,
n.º 2.
5.                      
A notificação deve ser acompanhada do relatório de
avaliação final da autoridade nacional responsável pelos organismos
notificados, do parecer da equipa de avaliação conjunta e da recomendação do
GCDM. Sempre que o Estado-Membro notificador não siga a recomendação do GCDM,
deve fornecer uma justificação devidamente fundamentada.
6.                      
O Estado-Membro notificador deve fornecer à
Comissão e aos outros Estados-Membros prova documental relativa às disposições
introduzidas para assegurar que o organismo notificado é monitorizado
periodicamente e continua a cumprir os requisitos estabelecidos no anexo VI.
Deve apresentar igualmente prova de que está disponível pessoal competente para
monitorizar o organismo notificado, em conformidade com o artigo 28.º, n.º 6.
7.                      
No prazo de 28 dias a contar da notificação, os
Estados-Membros ou a Comissão podem levantar objeções por escrito, expondo os
seus argumentos, em relação ao organismo notificado ou à sua monitorização pela
autoridade nacional competente responsável pelos organismos notificados.
8.                      
Se um Estado-Membro ou a Comissão levantarem
objeções de acordo com o n.º 7, os efeitos da notificação ficam suspensos.
Neste caso, a Comissão deve submeter a questão à apreciação do GCDM no prazo de
15 dias a contar do termo do prazo referido no n.º 7. Depois de consultar as
partes envolvidas, o GCDM deve emitir o seu parecer no prazo máximo de 28 dias
após lhe ter sido apresentada a questão. Se o Estado-Membro notificador não
concordar com o parecer do GCDM, pode solicitar o parecer da Comissão. 
9.                      
Se não forem levantadas objeções nos termos do
disposto no n.º 7, ou se o GCDM ou a Comissão, depois de consultados de acordo
com o disposto no n.º 8, considerarem que a notificação pode ser aceite, na
totalidade ou em parte, a Comissão deve publicar a notificação em conformidade.

10.                  
A notificação é válida a partir do dia seguinte ao
da sua publicação na base de dados de organismos notificados estabelecida e
gerida pela Comissão. A notificação publicada deve determinar o âmbito da
atividade lícita do organismo notificado. 
Artigo 34.º
Número de identificação e lista dos organismos notificados
1.                      
A Comissão deve atribuir um número de identificação
a cada organismo notificado para o qual a notificação tenha sido aceite em
conformidade com o artigo 33.º. A Comissão deve atribuir um único número, mesmo
que o organismo esteja notificado ao abrigo de vários atos da União.
2.                      
A Comissão deve facultar ao público o acesso à
lista de organismos notificados ao abrigo do presente regulamento, incluindo os
números de identificação que lhes foram atribuídos e as atividades para as
quais foram notificados. A Comissão deve assegurar a atualização dessa lista.
Artigo 35.º
Monitorização dos organismos notificados
1.                      
A autoridade nacional responsável pelos organismos
notificados deve monitorizar permanentemente os organismos notificados para
garantir o cumprimento constante dos requisitos estabelecidos no anexo VI. Os
organismos notificados devem fornecer, a pedido, todas as informações e
documentação necessárias para permitir à autoridade verificar o cumprimento
desses critérios.
Os organismos notificados devem informar sem
demora a autoridade nacional responsável pelos organismos notificados de
quaisquer alterações, em especial relativas ao seu pessoal, instalações,
filiais ou subcontratantes, que possam afetar o cumprimento dos requisitos
estabelecidos no anexo VI ou a sua capacidade para executar os procedimentos de
avaliação da conformidade relativamente aos dispositivos para os quais foram
designados.
2.                      
Os organismos notificados devem responder sem
demora aos pedidos apresentados pela autoridade do seu ou de outro
Estado-Membro ou pela Comissão relativos a avaliações da conformidade que
tenham efetuado. A autoridade nacional responsável pelos organismos notificados
do Estado-Membro em que o organismo está estabelecido deve assegurar que é dada
resposta aos pedidos apresentados por autoridades de qualquer outro
Estado-Membro ou pela Comissão, a menos que existam motivos justificados para o
não fazer, caso em que ambas as partes podem consultar o GCDM. O organismo
notificado ou a respetiva autoridade nacional responsável pelos organismos
notificados pode solicitar que as informações transmitidas às autoridades de
outro Estado-Membro ou à Comissão sejam tratadas de forma confidencial.
3.                      
A autoridade nacional responsável pelos organismos
notificados deve avaliar pelo menos uma vez por ano se cada organismo
notificado sob a sua responsabilidade continua a satisfazer os requisitos
estabelecidos no anexo VI. Essa avaliação deve incluir uma visita in loco
a cada organismo notificado. 
4.                      
Três anos após a notificação de um organismo
notificado, e em seguida de três em três anos, a avaliação destinada a
determinar se o organismo notificado continua a satisfazer os requisitos
estabelecidos no anexo VI deve ser efetuada pela autoridade nacional
responsável pelos organismos notificados do Estado-Membro em que o organismo
está estabelecido e por uma equipa de avaliação conjunta designada em
conformidade com o procedimento descrito no artigo 32.º, n.os 3 e 4.
A pedido da Comissão ou de um Estado-Membro, o GCDM pode iniciar o processo de
avaliação descrito no presente número a qualquer momento, sempre que haja
dúvidas razoáveis quanto ao cumprimento permanente dos requisitos estabelecidos
no anexo VI por parte de um organismo notificado.
5.                      
Os Estados-Membros devem apresentar um relatório à
Comissão e aos outros Estados-Membros, pelo menos uma vez por ano, sobre as
suas atividades de monitorização. Este relatório deve conter um resumo, o qual
deve ser disponibilizado ao público.
Artigo 36.º
Alterações à notificação
1.                      
A Comissão e os outros Estados-Membros devem ser
informados de quaisquer alterações relevantes subsequentemente introduzidas na
notificação. Os procedimentos descritos no artigo 32.º, n.os 2 a 6,
e no artigo 33.º devem aplicar-se às alterações que impliquem um alargamento do
âmbito da notificação. Em todos os outros casos, a Comissão deve publicar
imediatamente a notificação alterada no instrumento de notificação eletrónica
referido no artigo 33.º, n.º 10.
2.                      
Sempre que verifique que um organismo notificado
deixou de satisfazer os requisitos estabelecidos no anexo VI ou não cumpre as
suas obrigações, a autoridade nacional responsável pelos organismos notificados
deve suspender, restringir ou retirar, total ou parcialmente, a notificação
respetiva, consoante a gravidade do incumprimento desses requisitos ou
obrigações. Uma suspensão não pode exceder o período de um ano, renovável uma
vez por igual período. Quando o organismo notificado tiver cessado a atividade,
a autoridade nacional responsável pelos organismos notificados deve retirar a
notificação. 
A autoridade nacional responsável pelos organismos
notificados deve informar imediatamente a Comissão e os outros Estados-Membros
de qualquer suspensão, restrição ou retirada de uma notificação.
3.                      
Em caso de restrição, suspensão ou retirada de uma
notificação, o Estado-Membro deve tomar as medidas necessárias para que os
dossiês do organismo notificado em causa sejam tratados por outro organismo
notificado ou mantidos à disposição das autoridades nacionais responsáveis
pelos organismos notificados e pela fiscalização do mercado, se estas o
solicitarem. 
4.                      
A autoridade nacional responsável pelos organismos
notificados deve avaliar se os motivos subjacentes à alteração da notificação
têm impacto nos certificados emitidos pelo organismo notificado e, no prazo de
três meses após ter comunicado as alterações à notificação, deve apresentar à
Comissão e aos outros Estados-Membros um relatório sobre as suas conclusões.
Sempre que tal for necessário para garantir a segurança dos dispositivos no
mercado, a autoridade deve encarregar o organismo notificado de suspender ou
retirar, num prazo razoável determinado pela autoridade, quaisquer certificados
que tenham sido emitidos indevidamente. Caso o organismo notificado não o fizer
no prazo fixado, ou tenha cessado a atividade, a própria autoridade nacional
responsável pelos organismos notificados deve suspender ou retirar os certificados
emitidos indevidamente.
5.                      
Os certificados, à exceção dos emitidos
indevidamente, que tenham sido emitidos por um organismo notificado cuja
notificação foi objeto de suspensão, restrição ou retirada devem manter a
validade nas seguintes circunstâncias:
(a)         
Em caso de suspensão da notificação: desde que, no
prazo de três meses a contar da suspensão, quer a autoridade nacional
competente para os dispositivos médicos do Estado-Membro em que está
estabelecido o fabricante do dispositivo abrangido pelo certificado, quer outro
organismo notificado, confirme por escrito que assume as funções do organismo
notificado durante o período de suspensão;
(b)         
Em caso de restrição ou retirada da notificação:
durante um período de três meses a contar da restrição ou retirada. A autoridade
competente para os dispositivos médicos do Estado-Membro em que está
estabelecido o fabricante do dispositivo abrangido pelo certificado pode
prorrogar a validade dos certificados por novos períodos de três meses, até ao
máximo de 12 meses no total, desde que assuma as funções do organismo
notificado durante esse período.
A autoridade ou o organismo notificado que
assumirem as funções do organismo notificado ao qual se aplica a alteração da
notificação devem informar imediatamente desse facto a Comissão, os outros
Estados-Membros e os outros organismos notificados.
Artigo 37.º
Contestação da competência técnica dos organismos notificados
1.                      
A Comissão deve investigar todos os casos em
relação aos quais lhe sejam comunicadas dúvidas quanto ao cumprimento permanente,
por parte de um organismo notificado, dos requisitos estabelecidos no anexo VI
ou das obrigações que lhe estão cometidas. Pode igualmente iniciar tais
investigações por sua própria iniciativa. 
2.                      
O Estado-Membro notificador deve facultar à Comissão,
a pedido, toda a informação relacionada com a notificação do organismo
notificado em causa. 
3.                      
Sempre que a Comissão verificar que um organismo
notificado deixou de cumprir os requisitos que permitiram a sua notificação,
deve informar o Estado-Membro notificador desse facto e solicitar-lhe que tome
as medidas corretivas necessárias, incluindo, se necessário, a suspensão,
restrição ou retirada da notificação. 
Se o Estado-Membro não tomar as medidas corretivas
necessárias, a Comissão pode, por meio de atos de execução, suspender,
restringir ou retirar a notificação. Esses atos de execução devem ser adotados
pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3. A
Comissão deve notificar o Estado-Membro em causa da sua decisão e atualizar a base
de dados e a lista de organismos notificados. 
Artigo 38.º
Troca de experiências entre as autoridades nacionais responsáveis pelos
organismos notificados
A Comissão deve organizar a troca de
experiências e coordenar as práticas administrativas entre as autoridades
nacionais responsáveis pelos organismos notificados ao abrigo do presente
regulamento.
Artigo 39.º
Coordenação dos organismos notificados
A Comissão deve garantir o estabelecimento e o
funcionamento de uma coordenação e cooperação adequadas entre os organismos
notificados, sob a forma de um grupo de coordenação de organismos notificados
no domínio dos dispositivos médicos, incluindo os dispositivos médicos para
diagnóstico in vitro.
Os organismos notificados ao abrigo do
presente regulamento devem participar nos trabalhos desse grupo.
Artigo 40.º
Taxas
1.                      
Os Estados-Membros em que os organismos estão
estabelecidos devem cobrar taxas aos organismos de avaliação da conformidade
requerentes e aos organismos notificados. Essas taxas devem cobrir, na totalidade
ou em parte, os custos relacionados com as atividades exercidas pelas
autoridades nacionais responsáveis pelos organismos notificados em conformidade
com o presente regulamento.
2.                      
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados
em conformidade com o artigo 89.º a fim de definir a estrutura e o nível das
taxas referidas no n.º 1, tendo em conta os objetivos de proteção da segurança
e da saúde humana, apoio à inovação e eficácia em termos de custos. Deve
prestar-se especial atenção aos interesses dos organismos notificados que
tenham apresentado um certificado emitido pelo organismo nacional de
acreditação, tal como referido no artigo 31.º, n.º 2, e dos organismos
notificados que sejam pequenas e médias empresas na aceção da Recomendação
2003/361/CE da Comissão. 
Capítulo V
Classificação e
avaliação da conformidade
Secção 1 – Classificação
Artigo 41.º
Classificação dos dispositivos médicos
1.                      
Os dispositivos devem ser integrados nas classes I,
IIa, IIb e III, atendendo à sua finalidade e aos riscos inerentes. A
classificação deve processar-se em conformidade com os critérios de
classificação estabelecidos no anexo VII. 
2.                      
Os eventuais litígios entre o fabricante e o
organismo notificado competente resultantes da aplicação dos critérios de
classificação devem ser submetidos para decisão à autoridade competente do
Estado-Membro onde o fabricante tem a sua sede social. Se o fabricante não
tiver sede social na União e não tiver ainda designado um mandatário, a questão
deve ser submetida à autoridade competente do Estado-Membro onde o mandatário
referido no anexo VIII, secção 3.2, alínea b), último travessão, tem a sua sede
social. 
Pelo menos 14 dias antes de tomar qualquer
decisão, a autoridade competente deve notificar o GCDM e a Comissão da decisão
que pretende tomar.
3.                      
A Comissão pode, a pedido de um Estado-Membro ou
por sua própria iniciativa, por meio de atos de execução, decidir da aplicação
dos critérios de classificação estabelecidos no anexo VII a um determinado
dispositivo, ou a uma categoria ou grupo de dispositivos, a fim de determinar a
sua classificação. 
Esses atos de execução devem ser adotados pelo
procedimento de exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3.
4.                      
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados
em conformidade com o artigo 89.º, à luz do progresso técnico e das informações
que fiquem disponíveis no decurso das atividades de vigilância e fiscalização
do mercado descritas nos artigos 61.º a 75.º, a fim de: 
(a)         
Decidir que um dispositivo, ou uma categoria ou
grupo de dispositivos, deve ser classificado noutra classe, em derrogação dos
critérios de classificação estabelecidos no anexo VII; 
(b)         
Alterar ou completar os critérios de classificação
estabelecidos no anexo VII.
Secção 2 – Avaliação da conformidade
Artigo 42.º
Procedimentos de avaliação da conformidade
1.                      
Antes de colocarem um dispositivo no mercado, os
fabricantes devem proceder a uma avaliação da conformidade desse dispositivo.
Os procedimentos de avaliação da conformidade são estabelecidos nos anexos VIII
a XI.
2.                      
Os fabricantes de dispositivos classificados na
classe III, com exceção dos feitos por medida e dos experimentais, devem ser
sujeitos a uma avaliação da conformidade baseada na garantia da qualidade total
e no exame do dossiê de conceção, como especificado no anexo VIII. Em
alternativa, o fabricante pode optar por uma avaliação da conformidade com base
no exame de tipo, como especificado no anexo IX, em combinação com uma
avaliação da conformidade baseada na verificação da conformidade do produto,
como especificado no anexo X. 
No caso dos dispositivos referidos no artigo 1.º,
n.º 4, primeiro parágrafo, o organismo notificado deve seguir o procedimento de
consulta especificado no anexo VIII, capítulo II, secção 6.1, ou no anexo IX,
secção 6, conforme aplicável. 
No caso dos dispositivos abrangidos pelo presente
regulamento em conformidade com o artigo 1.º, n.º 2, alínea e), o organismo
notificado deve seguir o procedimento de consulta especificado no anexo VIII,
capítulo II, secção 6.2, ou no anexo IX, secção 6, conforme aplicável. 
3.                      
Os fabricantes de dispositivos classificados na
classe IIb, com exceção dos feitos por medida e dos experimentais, devem ser
sujeitos a uma avaliação da conformidade baseada na garantia da qualidade total
como especificado no anexo VIII, excetuando o seu capítulo II, a qual deve
incluir uma avaliação da documentação de conceção constante da documentação
técnica, numa base representativa. Em alternativa, o fabricante pode optar por
uma avaliação da conformidade com base no exame de tipo, como especificado no
anexo IX, em combinação com uma avaliação da conformidade baseada na
verificação da conformidade do produto, como especificado no anexo X.
4.                      
Os fabricantes de dispositivos classificados na
classe IIa, com exceção dos feitos por medida e dos experimentais, devem ser sujeitos
a uma avaliação da conformidade baseada na garantia da qualidade total como
especificado no anexo VIII, excetuando o seu capítulo II, a qual deve incluir
uma avaliação da documentação de conceção constante da documentação técnica,
numa base representativa. Em alternativa, o fabricante pode optar por elaborar
a documentação técnica estabelecida no anexo II, em combinação com uma
avaliação da conformidade baseada na verificação da conformidade do produto,
como especificado no anexo X, parte A, secção 7, ou parte B, secção 8.
5.                      
Os fabricantes de dispositivos classificados na
classe I, com exceção dos feitos por medida e dos experimentais, devem declarar
a conformidade dos seus produtos mediante a emissão da declaração UE de
conformidade referida no artigo 17.º, depois de elaborarem a documentação
técnica estabelecida no anexo II. Se os dispositivos forem colocados no mercado
no estado estéril ou tiverem uma função de medição, o fabricante deve aplicar
os procedimentos estabelecidos no anexo VIII, excetuando o seu capítulo II, ou
no anexo X, parte A. No entanto, a intervenção do organismo notificado deve
estar limitada: 
(a)         
No que respeita aos dispositivos colocados no
mercado no estado estéril, aos aspetos do fabrico relativos à obtenção e
manutenção das condições de esterilidade;
(b)         
No que respeita aos dispositivos com função de
medição, aos aspetos do fabrico relativos à conformidade dos dispositivos com
os requisitos metrológicos.
6.                      
Os fabricantes podem optar por um procedimento de
avaliação da conformidade aplicável a dispositivos de uma classe superior à do
dispositivo em questão.
7.                      
Os fabricantes de dispositivos feitos por medida
devem aplicar o procedimento estabelecido no anexo XI e elaborar, antes da
respetiva colocação no mercado, a declaração referida nesse mesmo anexo.
8.                      
O Estado-Membro onde o organismo notificado está
estabelecido pode determinar que a totalidade ou parte dos documentos relativos
aos procedimentos referidos nos n.os 1 a 6, incluindo a documentação
técnica e os relatórios de auditoria, de avaliação e de inspeção, deve estar
disponível numa determinada língua oficial da União. Caso contrário, esses
documentos devem estar disponíveis numa língua oficial da União aceite pelo
organismo notificado. 
9.                      
Os dispositivos experimentais estão sujeitos aos requisitos
previstos nos artigos 50.º a 60.º
10.                  
A Comissão pode especificar, por meio de atos de
execução, as modalidades e os elementos processuais destinados a garantir uma
aplicação harmonizada dos procedimentos de avaliação da conformidade pelos
organismos notificados relativamente a qualquer dos seguintes aspetos: 
–              
frequência e base de amostragem no que respeita à
avaliação da documentação de conceção constante da documentação técnica, numa
base representativa, como estabelecido no anexo VIII, secção 3.3, alínea c), e
secção 4.5, no caso dos dispositivos das classes IIa e IIb, e no anexo X, parte
A, secção 7.2, no caso dos dispositivos da classe IIa, 
–              
frequência mínima das inspeções não anunciadas às
fábricas e do controlo de amostras a efetuar pelos organismos notificados em
conformidade com o anexo VIII, secção 4.4, atendendo à classe de risco e ao
tipo de dispositivo,
–              
ensaios físicos, laboratoriais ou outros a realizar
pelos organismos notificados no contexto do controlo das amostras, do exame do
dossiê de conceção e do exame de tipo em conformidade com o anexo VIII, secções
4.4 e 5.3, o anexo IX, secção 3, e o anexo X, parte B, secção 5.
Esses atos de execução devem ser adotados pelo
procedimento de exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3.
11.                  
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados
em conformidade com o artigo 89.º, a fim de alterar ou completar os
procedimentos de avaliação da conformidade estabelecidos nos anexos VIII a XI à
luz do progresso técnico e das informações que fiquem disponíveis no decurso da
designação ou monitorização dos organismos notificados previstas nos artigos
28.º a 40.º, ou das atividades de vigilância e fiscalização do mercado
descritas nos artigos 61.º a 75.º
Artigo 43.º
Intervenção de organismos notificados
1.                      
Sempre que o procedimento de avaliação da
conformidade implicar a intervenção de um organismo notificado, o fabricante
pode apresentar um pedido a um organismo notificado da sua escolha, desde que
este tenha sido notificado para as atividades de avaliação da conformidade, os
procedimentos de avaliação da conformidade e os dispositivos em causa. Não
podem ser apresentados paralelamente a mais de um organismo notificado pedidos
relativos à mesma atividade de avaliação da conformidade. 
2.                      
O organismo notificado em causa deve informar os
outros organismos notificados caso um fabricante retire o seu pedido antes de o
referido organismo ter tomado uma decisão sobre a avaliação da conformidade. 
3.                      
O organismo notificado pode solicitar ao fabricante
quaisquer informações ou dados que sejam necessários para levar a cabo
adequadamente o procedimento de avaliação da conformidade escolhido.
4.                      
Os organismos notificados e o seu pessoal devem
executar as atividades de avaliação da conformidade com a maior integridade
profissional e a competência técnica requerida no domínio específico e não
podem estar sujeitos a quaisquer pressões ou incentivos, nomeadamente de ordem
financeira, que possam influenciar a sua apreciação ou os resultados das
atividades de avaliação da conformidade, em especial por parte de pessoas ou
grupos interessados nos resultados dessas atividades. 
Artigo 44.º
Mecanismo de verificação de determinadas avaliações da conformidade
1.                      
Os organismos notificados devem notificar a
Comissão dos pedidos de avaliação da conformidade de dispositivos classificados
na classe III, à exceção dos pedidos relativos ao aditamento ou à renovação de
certificados existentes. A notificação deve ser acompanhada do projeto de
instruções de utilização referido no anexo I, secção 19.3, e do projeto de resumo
da segurança e do desempenho clínico referido no artigo 26.º. Na sua
notificação, o organismo notificado deve indicar a data prevista para a
conclusão da avaliação da conformidade. A Comissão deve transmitir
imediatamente a notificação e os documentos que a acompanham ao GCDM. 
2.                      
No prazo de 28 dias a contar da receção da
informação referida no n.º 1, o GCDM pode pedir ao organismo notificado que
apresente um resumo da avaliação da conformidade preliminar antes de emitir um
certificado. Por sugestão de qualquer dos seus membros ou da Comissão, o GCDM
deve tomar uma decisão quando à apresentação do referido pedido de acordo com o
procedimento previsto no artigo 78.º, n.º 4. No seu pedido, o GCDM deve indicar
o motivo sanitário cientificamente válido que levou à escolha do dossiê
específico relativamente ao qual se solicitou a apresentação de um resumo da
avaliação da conformidade preliminar. Ao selecionar um dossiê específico para
esse fim, deve tomar-se devidamente em conta o princípio da igualdade de tratamento.

No prazo de cinco dias a contar da receção do
pedido do GCDM o organismo notificado deve informar do mesmo o fabricante. 
3.                      
O GCDM pode apresentar observações sobre o resumo
da avaliação da conformidade preliminar o mais tardar 60 dias após a apresentação
desse resumo. No decurso desse período, e o mais tardar 30 dias após a
apresentação, o GCDM pode solicitar informações complementares que sejam
necessárias, por razões cientificamente válidas, para a análise da avaliação da
conformidade preliminar feita pelo organismo notificado. Esse pedido pode
incluir a apresentação de amostras ou a realização de uma visita às instalações
do fabricante. O prazo para a apresentação de observações referido na primeira
frase ficará suspenso até à transmissão das informações complementares
solicitadas. Eventuais pedidos subsequentes de informações complementares por
parte do GCDM não suspenderão o período de apresentação de observações.
4.                      
O organismo notificado deve tomar devidamente em
consideração todas as observações recebidas ao abrigo do disposto no n.º 3. O
referido organismo deve transmitir à Comissão uma explicação do modo como tais
observações foram tidas em conta, incluindo uma justificação sempre que
quaisquer observações não tenham sido seguidas, e comunicar a sua decisão final
sobre a avaliação da conformidade em questão. A Comissão deve transmitir
imediatamente esta informação ao GCDM. 
5.                      
Sempre que for considerado necessário para a
proteção da segurança dos doentes e da saúde pública, a Comissão pode determinar,
por meio de atos de execução, categorias ou grupos de dispositivos específicos,
exceto os dispositivos da classe III, aos quais o disposto nos n.os
1 a 4 se deve aplicar durante um período de tempo pré-definido. Esses atos de
execução devem ser adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo
88.º, n.º 3.
As medidas tomadas nos termos do presente número
podem justificar-se unicamente com base num ou vários dos seguintes critérios:
(a)         
A novidade do dispositivo ou da tecnologia em que
se baseia e o seu impacto significativo em termos clínicos ou de saúde pública;
(b)         
Uma alteração desfavorável do perfil de
risco-benefício de uma categoria ou grupo de dispositivos específicos devido a
preocupações sanitárias cientificamente válidas respeitantes aos componentes ou
material de origem, ou ainda ao impacto na saúde em caso de falha; 
(c)         
Um aumento da taxa de incidentes graves comunicados
em conformidade com o artigo 61.º em relação a uma categoria ou um grupo de
dispositivos específicos;
(d)         
Discrepâncias significativas nas avaliações da
conformidade efetuadas por organismos notificados diferentes em relação a
dispositivos substancialmente semelhantes; 
(e)         
Preocupações de saúde pública relativas a uma
categoria ou um grupo de dispositivos específicos ou à tecnologia em que se
baseiam.
6.                      
A Comissão deve facultar ao público um resumo das
observações apresentadas de acordo com o disposto no n.º 3 e o resultado do
procedimento de avaliação da conformidade. Não pode divulgar dados pessoais nem
informações comerciais confidenciais.
7.                      
A Comissão deve criar as infraestruturas técnicas
para o intercâmbio de dados por meios eletrónicos entre os organismos
notificados e o GCDM para efeitos do disposto no presente artigo. 
8.                      
A Comissão pode adotar, por meio de atos de
execução, as modalidades e os elementos processuais relativos à apresentação e
à análise do resumo da avaliação da conformidade preliminar de acordo com o
disposto nos n.os 2 e 3. Esses atos de execução devem ser adotados
pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3. 
Artigo 45.º
Certificados
1.                      
Os certificados emitidos pelos organismos
notificados em conformidade com os anexos VIII, IX e X devem ser redigidos numa
língua oficial da União determinada pelo Estado-Membro em que estiver
estabelecido o organismo notificado, ou numa língua oficial da União aceite
pelo organismo notificado. O conteúdo mínimo dos certificados é estabelecido no
anexo XII. 
2.                      
Os certificados são válidos pelo período neles
indicado, que não deve exceder cinco anos. A pedido do fabricante, a validade
do certificado pode ser prorrogada por novos períodos não superiores a cinco
anos, com base numa reavaliação segundo os procedimentos de avaliação da
conformidade aplicáveis. Os eventuais aditamentos a um certificado permanecem
válidos durante o período de validade do certificado a que dizem respeito.
3.                      
Sempre que um organismo notificado verificar que um
fabricante deixou de cumprir determinados requisitos do presente regulamento,
deve suspender, retirar ou impor restrições ao certificado emitido, tomando em
conta o princípio da proporcionalidade, a não ser que o fabricante garanta o
cumprimento desses requisitos através da aplicação de uma ação corretiva
apropriada num prazo adequado estabelecido pelo organismo notificado. O
organismo notificado deve fundamentar a sua decisão.
4.                      
A Comissão deve estabelecer e gerir, em colaboração
com os Estados-Membros, um sistema eletrónico destinado a coligir e tratar as
informações relativas aos certificados emitidos pelos organismos notificados. O
organismo notificado deve introduzir nesse sistema eletrónico as informações
relativas aos certificados emitidos, incluindo alterações e aditamentos, bem
como aos certificados suspensos, restabelecidos, retirados ou recusados e às
restrições impostas a certificados. Essas informações devem estar acessíveis ao
público.
5.                      
À luz do progresso técnico, a Comissão fica
habilitada a adotar atos delegados em conformidade com o artigo 89.º a fim de
alterar ou completar o conteúdo mínimo dos certificados estabelecido no anexo
XII. 
Artigo 46.º
Mudança voluntária de organismo notificado
1.                      
Caso um fabricante rescinda o seu contrato com um
organismo notificado e celebre um contrato com outro organismo notificado para
a avaliação da conformidade do mesmo dispositivo, as modalidades da mudança de
organismo notificado devem ser definidas claramente num acordo entre o
fabricante, o antigo organismo notificado e o novo organismo notificado. O
acordo deve abordar pelo menos os seguintes aspetos: 
(a)         
A data do termo da validade dos certificados
emitidos pelo antigo organismo notificado;
(b)         
A data até à qual o número de identificação do
antigo organismo notificado pode ser referido nas informações fornecidas pelo
fabricante, incluindo em materiais promocionais; 
(c)         
A transferência de documentos, incluindo os aspetos
relacionados com a confidencialidade e os direitos de propriedade;
(d)         
A data a partir da qual o novo organismo notificado
assume plena responsabilidade pelas tarefas de avaliação da conformidade.
2.                      
Na respetiva data de termo da validade, o antigo
organismo notificado deve retirar os certificados que tiver emitido para o
dispositivo em questão.
Artigo 47.º
Derrogação dos procedimentos de avaliação da conformidade
1.                      
Em derrogação do artigo 42.º, uma autoridade
competente pode, mediante pedido devidamente justificado, autorizar a colocação
no mercado ou a entrada em serviço, no território do Estado-Membro em questão,
de dispositivos específicos que ainda não tenham sido objeto dos procedimentos
referidos no artigo 42.º e cuja utilização contribua para a saúde pública ou a
segurança dos doentes. 
2.                      
O Estado-Membro deve informar a Comissão e os
outros Estados-Membros de qualquer decisão de autorizar a colocação no mercado
ou entrada em serviço de um dispositivo em conformidade com o n.º 1 sempre que
tal autorização for concedida para uma utilização não limitada a um único
doente.
3.                      
A pedido de um Estado-Membro, e se tal contribuir
para a saúde pública ou a segurança dos doentes em mais de um Estado-Membro, a
Comissão pode, por meio de atos de execução, tornar extensiva ao território da
União, por um período especificado, a validade de uma autorização concedida por
um Estado-Membro em conformidade com o n.º 1 e estabelecer as condições em que
o dispositivo pode ser colocado no mercado ou entrar em serviço. Esses atos de execução
devem ser adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 88.º,
n.º 3.
Por imperativos de urgência devidamente
justificados, relacionados com a saúde e a segurança das pessoas, a Comissão
deve adotar atos de execução imediatamente aplicáveis em conformidade com o
procedimento referido no artigo 88.º, n.º 4.
Artigo 48.º
Certificados de venda livre
1.                      
Para efeitos de exportação e a pedido de um
fabricante, o Estado-Membro onde o fabricante tem a sua sede social deve emitir
um certificado de venda livre no qual declara que o fabricante está devidamente
estabelecido e que o dispositivo em questão que ostenta a marcação CE de acordo
com o presente regulamento pode ser comercializado legalmente na União. O
certificado de venda livre é válido durante o período nele indicado, que não
deve exceder cinco anos nem exceder a validade do certificado referido no
artigo 45.º emitido para o dispositivo em questão. 
2.                      
A Comissão pode estabelecer, por meio de atos de
execução, um modelo para os certificados de venda livre, atendendo às práticas
internacionais respeitantes à utilização de certificados de venda livre. Esses
atos de execução devem ser adotados pelo procedimento consultivo a que se
refere o artigo 88.º, n.º 2.
Capítulo VI
Avaliação clínica e
investigações clínicas 
Artigo 49.º
Avaliação clínica 
1.                      
Os fabricantes devem efetuar uma avaliação clínica
em conformidade com os princípios estabelecidos no presente artigo e na parte A
do anexo XIII. 
2.                      
A avaliação clínica deve seguir um procedimento
definido e metodologicamente sólido baseado em qualquer dos seguintes
elementos:
(a)         
Uma avaliação crítica da literatura científica
relevante disponível no momento em matéria de segurança, desempenho,
características de conceção e finalidade do dispositivo, que cumpra as seguintes
condições:
–              
seja demonstrado que o dispositivo objeto da
avaliação clínica e o dispositivo a que se referem os dados são equivalentes, 
–              
os dados demonstrem adequadamente o cumprimento dos
requisitos gerais de segurança e desempenho aplicáveis;
(b)         
Uma avaliação crítica dos resultados de todas as
investigações clínicas efetuadas em conformidade com os artigos 50.º a 60.º e o
anexo XIV;
(c)         
Uma avaliação crítica da combinação dos dados
clínicos referidos nas alíneas a) e b).
3.                      
Sempre que a demonstração da conformidade com os
requisitos gerais de segurança e desempenho com base em dados clínicos não for
considerada adequada, deve justificar-se devidamente essa exceção, com base em
resultados da gestão dos riscos efetuada pelo fabricante e tendo em
consideração as especificidades da interação entre o dispositivo e o corpo
humano, o desempenho clínico pretendido e as alegações do fabricante. A
adequação da demonstração da conformidade com os requisitos gerais de segurança
e desempenho apenas com base nos resultados de métodos de ensaio não clínicos,
incluindo a avaliação do desempenho, ensaios em banco de ensaio e avaliação
pré-clínica, deve ser devidamente justificada na documentação técnica referida
no anexo II.
4.                      
A avaliação clínica e a respetiva documentação
devem ser atualizadas ao longo do ciclo de vida do dispositivo em questão com
dados obtidos a partir da aplicação do plano de vigilância pós-comercialização
do fabricante referido no artigo 8.º, n.º 6.
5.                      
A avaliação clínica e os respetivos resultados
devem ser documentados num relatório de avaliação clínica, referido no anexo
XIII, parte A, secção 6, o qual deve ser incluído ou devidamente referenciado
na documentação técnica referida no anexo II relativa ao dispositivo em
questão.
Artigo 50.º
Requisitos gerais respeitantes às investigações clínicas
1.                      
As investigações clínicas estão sujeitas ao
disposto nos artigos 50.º a 60.º e no anexo XIV se forem realizadas tendo em
vista um ou mais dos seguintes objetivos: 
(a)         
Verificar se, em condições normais de utilização,
os dispositivos foram concebidos, fabricados e embalados por forma a poderem
desempenhar uma ou mais das funções específicas de um dispositivo médico
previstas no artigo 2.º, n.º 1, ponto 1, e atingem os níveis de desempenho
previstos, especificados pelo fabricante;
(b)         
Verificar se os dispositivos atingem os benefícios
esperados para o doente, especificados pelo fabricante;
(c)         
Determinar eventuais efeitos secundários
indesejáveis em condições normais de utilização e avaliar se estes constituem
riscos aceitáveis em função dos benefícios a atingir pelo dispositivo. 
2.                      
Quando o promotor não estiver estabelecido na
União, deve garantir que esteja estabelecida na União uma pessoa de contacto.
Essa pessoa de contacto deve ser o destinatário de todas as comunicações com o
promotor previstas no presente regulamento. Qualquer comunicação com a pessoa
de contacto deve ser considerada como comunicação com o promotor.
3.                      
As investigações clínicas devem ser concebidas e
realizadas de modo a assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do
bem-estar dos sujeitos que participam numa investigação clínica e a garantir a
fiabilidade e robustez dos dados clínicos nela produzidos. 
4.                      
As investigações clínicas devem ser concebidas,
realizadas, registadas e notificadas em conformidade com o disposto nos artigos
50.º a 60.º e no anexo XIV. 
Artigo 51.º
Pedidos relativos a investigações clínicas
1.                      
Antes de apresentar o primeiro pedido, o promotor
deve obter através do sistema eletrónico referido no artigo 53.º um número
único de identificação para uma investigação clínica a realizar num centro ou
em vários centros, num ou mais Estados-Membros. O promotor deve utilizar este
número único de identificação ao registar a investigação clínica em
conformidade com o artigo 52.º
2.                      
O promotor de uma investigação clínica deve
apresentar um pedido ao Estado-Membro ou Estados-Membros nos quais a
investigação será realizada, acompanhado da documentação referida no capítulo
II do anexo XIV. No prazo de seis dias a contar da receção do pedido, o
Estado-Membro em causa deve notificar ao promotor se a investigação clínica é
abrangida pelo âmbito de aplicação do presente regulamento e se o pedido está
completo. 
Se o Estado-Membro não notificar o promotor no
prazo referido no primeiro parágrafo, considera-se que a investigação clínica é
abrangida pelo âmbito de aplicação do presente regulamento e que o pedido está
completo.
3.                      
Se o Estado-Membro considerar que a investigação
clínica não é abrangida pelo âmbito de aplicação do presente regulamento ou que
o pedido não está completo, deve informar o promotor desse facto e estabelecer
um prazo máximo de seis dias para que o promotor apresente as suas observações
ou complete o pedido. 
Se o promotor não apresentar observações nem
completar o pedido no prazo referido no primeiro parágrafo, considera-se que o
pedido foi retirado. 
Se o Estado-Membro não notificar o promotor de
acordo com o previsto no n.º 2 no prazo de três dias a contar da receção das
observações ou do pedido completo, considera-se que a investigação clínica é
abrangida pelo âmbito de aplicação do presente regulamento e que o pedido está
completo.
4.                      
Para efeitos do disposto no presente capítulo, a
data em que o promotor for notificado em conformidade com o disposto no n.º 2
constituirá a data de validação do pedido. Se o promotor não for notificado, a
data de validação será o último dia dos prazos referidos no n.º 2 e no n.º 3.
5.                      
O promotor pode dar início à investigação clínica
nas seguintes circunstâncias: 
(a)         
No caso de dispositivos experimentais classificados
na classe III e de dispositivos implantáveis ou dispositivos invasivos para
utilização por longos períodos classificados nas classes IIa ou IIb, assim que
o Estado-Membro em causa notificar o promotor da sua aprovação;
(b)         
No caso de dispositivos experimentais que não os referidos
na alínea a), imediatamente após a data do pedido, desde que o Estado-Membro em
causa assim o tenha decidido e sejam fornecidas provas de que são protegidos os
direitos, a segurança e o bem-estar dos sujeitos da investigação clínica;
(c)         
Após o termo do prazo de 35 dias a contar da data
de validação referida no n.º 4, salvo se o Estado-Membro em causa notificar o
promotor, dentro desse prazo, da sua recusa com base em motivos de saúde
pública, de segurança dos doentes ou de ordem pública. 
6.                      
Os Estados-Membros devem assegurar que as pessoas
encarregadas de avaliar o pedido estão isentas de conflitos de interesses, são
independentes do promotor, da instituição do(s) centro(s) de investigação e dos
investigadores envolvidos e estão livres de qualquer outra influência indevida.

Os Estados-Membros devem assegurar que a avaliação
é feita conjuntamente por um número razoável de pessoas que possuam
coletivamente as qualificações e a experiência necessárias. Na avaliação deve
ser tomado em conta o ponto de vista de pelo menos uma pessoa cuja principal
área de interesse não seja científica. Deve igualmente ser tomado em conta o
ponto de vista de pelo menos um doente.
7.                      
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados
em conformidade com o artigo 89.º a fim de alterar ou completar, à luz do
progresso técnico e da evolução da regulamentação a nível internacional, os
requisitos relativos à documentação a apresentar com um pedido relativo a uma
investigação clínica conforme estabelecido no capítulo II do anexo XIV.
Artigo 52.º 
Registo de investigações clínicas
1.                      
Antes de iniciar a investigação clínica, o promotor
deve introduzir no sistema eletrónico referido no artigo 53.º as seguintes
informações respeitantes à investigação clínica: 
(a)         
Número único de identificação da investigação
clínica;
(b)         
Nome e informações de contacto do promotor e, se
aplicável, da respetiva pessoa de contacto estabelecida na União;
(c)         
Nome e informações de contacto da pessoa singular
ou coletiva responsável pelo fabrico do dispositivo experimental, caso esta não
seja o promotor;
(d)         
Descrição do dispositivo experimental;
(e)         
Descrição do(s) comparador(es), se aplicável;
(f)           
Objetivo da investigação clínica;
(g)         
Estatuto da investigação clínica. 
2.                      
O promotor deve atualizar os dados relevantes no
sistema eletrónico referido no artigo 53.º no prazo de uma semana após qualquer
alteração que ocorra em relação a informações referidas no n.º 1.
3.                      
As informações devem estar acessíveis ao público,
através do sistema eletrónico referido no artigo 53.º, exceto se se justificar
manter a confidencialidade da totalidade ou de parte dessas informações por
qualquer dos seguintes motivos:
(a)         
Proteção dos dados pessoais em conformidade com o
Regulamento (CE) n.º 45/2001;
(b)         
Proteção de informações comerciais sensíveis;
(c)         
Supervisão eficaz da realização da investigação
clínica pelos Estados-Membros em causa.
4.                      
Os dados pessoais dos sujeitos que participam em
investigações clínicas não podem estar acessíveis ao público.
Artigo 53.º
Sistema eletrónico relativo a investigações clínicas
1.                      
A Comissão deve estabelecer e gerir, em colaboração
com os Estados-Membros, um sistema eletrónico destinado a criar o número único
de identificação de uma investigação clínica referido no artigo 51.º, n.º 1, e
a coligir e tratar as seguintes informações: 
(a)         
Registo das investigações clínicas em conformidade
com o artigo 52.º;
(b)         
Intercâmbio de informações entre os Estados-Membros
e entre estes e a Comissão em conformidade com o artigo 56.º;
(c)         
Informações relacionadas com investigações clínicas
realizadas em mais de um Estado-Membro, caso seja apresentado um pedido único
em conformidade com o artigo 58.º;
(d)         
Notificações de acontecimentos adversos graves e de
defeitos dos dispositivos referidas no artigo 59.º, n.º 2, caso seja
apresentado um pedido único em conformidade com o artigo 58.º. 
2.                      
Ao estabelecer o sistema eletrónico referido no n.º
1, a Comissão deve assegurar a sua interoperabilidade com a base de dados da UE
para os ensaios clínicos de medicamentos para uso humano criada em conformidade
com o artigo […] do Regulamento (UE) n.º […/…]. À exceção das informações
referidas no artigo 52.º, as informações coligidas e tratadas no sistema
eletrónico devem estar acessíveis unicamente aos Estados‑Membros e à Comissão. 
3.                      
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados
em conformidade com o artigo 89.º a fim de determinar que outras informações
relativas a investigações clínicas coligidas e tratadas no sistema eletrónico
devem estar acessíveis publicamente a fim de permitir a interoperabilidade com
a base de dados da UE para ensaios clínicos de medicamentos para uso humano
criada pelo Regulamento (UE) n.º […/…]. É aplicável o disposto no
artigo 52.º, n.os 3 e 4.
Artigo 54.º
Investigações clínicas com dispositivos autorizados a ostentar a marcação CE
1.                      
Sempre que se pretenda realizar uma investigação
clínica com o objetivo de avaliar um dispositivo já autorizado, nos termos do
artigo 42.º, a ostentar a marcação CE e utilizado de acordo com a finalidade
prevista no procedimento de avaliação da conformidade relevante, a seguir
designada por «investigação de acompanhamento clínico pós-comercialização», o
promotor deve informar os Estados-Membros em causa pelo menos 30 dias antes do
seu início se a investigação submeterá os sujeitos a procedimentos adicionais
invasivos ou constrangedores. São aplicáveis o artigo 50.º, n.os 1 a
3, o artigo 52.º, o artigo 55.º, o artigo 56.º, n.º 1, o artigo 57.º, n.º 1, o
artigo 57.º, n.º 2, primeiro parágrafo, e as disposições relevantes do anexo
XIV. 
2.                      
Se a investigação clínica relativa a um dispositivo
já autorizado, nos termos do artigo 42.º, a ostentar a marcação CE tiver como
objetivo avaliar o dispositivo para uma finalidade diferente da referida nas
informações fornecidas pelo fabricante em conformidade com o anexo I, secção
19, e no procedimento de avaliação da conformidade relevante, são aplicáveis os
artigos 50.º a 60.º
Artigo 55.º
Alterações substanciais a uma investigação clínica
1.                      
Se um promotor introduzir alterações a uma
investigação clínica que sejam suscetíveis de ter um impacto substancial ao
nível da segurança ou dos direitos dos sujeitos ou da fiabilidade ou robustez
dos dados clínicos produzidos na investigação, deve notificar o Estado-Membro
ou Estados-Membros em causa dos motivos e do conteúdo de tais alterações. A
notificação deve ser acompanhada de uma versão atualizada da documentação
relevante referida no anexo XIV, capítulo II.
2.                      
O promotor pode aplicar as alterações referidas no
n.º 1 decorridos no mínimo 30 dias após a notificação, salvo se o Estado-Membro
em causa tiver notificado o promotor da sua recusa com base em motivos de saúde
pública, de segurança dos doentes ou de ordem pública.
Artigo 56.º
Intercâmbio de informações entre os Estados-Membros
1.                      
Sempre que um Estado-Membro tenha recusado,
suspenso ou posto termo a uma investigação clínica, tenha solicitado uma
alteração substancial ou interrupção temporária de uma investigação clínica, ou
tenha sido notificado pelo promotor da conclusão antecipada de uma investigação
clínica por razões de segurança, esse Estado-Membro deve comunicar a sua decisão
e os respetivos motivos a todos os Estados-Membros e à Comissão através do
sistema eletrónico referido no artigo 53.º
2.                      
Sempre que o promotor tenha retirado um pedido
antes de um Estado-Membro tomar uma decisão, esse Estado-Membro deve informar
do facto todos os outros Estados-Membros e a Comissão, através do sistema
eletrónico referido no artigo 53.º 
Artigo 57.º
Informação pelo promotor no caso de interrupção temporária ou conclusão de uma
investigação clínica
1.                      
Se o promotor tiver interrompido temporariamente
uma investigação clínica por razões de segurança, deve informar os
Estados-Membros em causa no prazo de 15 dias a contar da interrupção
temporária.
2.                      
O promotor deve notificar cada Estado-Membro em
causa da conclusão de uma investigação clínica no que se refere a esse
Estado-Membro, com a devida justificação em caso de conclusão antecipada. Essa
notificação deve ser feita no prazo de 15 dias a contar da conclusão da
investigação clínica no que se refere a esse Estado-Membro.
Se a investigação for efetuada em mais de um
Estado-Membro, o promotor deve notificar todos os Estados-Membros em causa da
conclusão total da investigação clínica. Essa notificação deve ser feita no
prazo de 15 dias a contar da conclusão total da investigação clínica.
3.                      
No prazo de um ano a contar da conclusão da
investigação clínica, o promotor deve apresentar aos Estados-Membros em causa
um resumo dos resultados da investigação clínica sob a forma de um relatório da
investigação clínica, como referido no anexo XIV, capítulo I, secção 2.7.
Quando, por motivos científicos, não for possível apresentar o relatório da
investigação clínica no prazo de um ano, esse relatório deve ser apresentado
assim que estiver disponível. Nesse caso, o plano da investigação clínica
referido no anexo XIV, capítulo II, secção 3, deve especificar em que momento
os resultados da investigação clínica serão apresentados, juntamente com uma
explicação. 
Artigo 58.º
Investigações clínicas realizadas em mais de um Estado-Membro
1.                      
Através do sistema eletrónico referido no artigo
53.º, o promotor de uma investigação clínica a realizar em mais de um
Estado-Membro pode apresentar, para efeitos do artigo 51.º, um pedido único que
é transmitido eletronicamente, após receção, aos Estados-Membros em causa. 
2.                      
No pedido único, o promotor deve propor um dos
Estados-Membros em causa como Estado-Membro coordenador. Se esse Estado-Membro
não quiser desempenhar essa função, deve, no prazo de seis dias a contar da
apresentação do pedido único, chegar a acordo com outro Estado-Membro em causa
para que seja este o Estado-Membro coordenador. Se nenhum outro Estado-Membro
aceitar ser Estado-Membro coordenador, o Estado-Membro coordenador será o
Estado-Membro que tiver sido proposto pelo promotor. Se a função de
Estado-Membro coordenador for assumida por um Estado-Membro diferente do
proposto pelo promotor, o prazo referido no artigo 51.º, n.º 2, começa a contar
no dia seguinte ao da aceitação.
3.                      
Sob a direção do Estado-Membro coordenador referido
no n.º 2, os Estados-Membros em causa devem coordenar a sua avaliação do
pedido, em especial da documentação apresentada em conformidade com o anexo
XIV, capítulo II, à exceção dos respetivos secções 3.1.3, 4.2, 4.3 e 4.4, que
devem ser avaliados separadamente por cada Estado-Membro em causa. 
O Estado-Membro coordenador deve: 
(a)         
No prazo de seis dias a contar da receção do pedido
único, comunicar ao promotor se a investigação clínica é abrangida pelo âmbito
de aplicação do presente regulamento e se o pedido está completo, exceto no que
diz respeito à documentação apresentada em conformidade com o anexo XIV,
capítulo II, secções 3.1.3, 4.2, 4.3 e 4.4, cabendo a cada Estado-Membro
verificar se esta está completa. O disposto no artigo 51.º, n.os 2 a
4, é aplicável ao Estado-Membro coordenador no que diz respeito à tarefa de
verificar se a investigação clínica é abrangida pelo âmbito de aplicação do
presente regulamento e se o pedido está completo, exceto no que diz respeito à
documentação apresentada em conformidade com o anexo XIV, capítulo II, secções
3.1.3, 4.2, 4.3 e 4.4. O disposto no artigo 51.º, n.os 2 a 4, é
aplicável a cada Estado-Membro no que diz respeito à tarefa de verificar se a
documentação apresentada em conformidade com o anexo XIV, capítulo II, secções
3.1.3, 4.2, 4.3 e 4.4, está completa; 
(b)         
Consignar os resultados da avaliação coordenada num
relatório que deve ser tomado em conta pelos outros Estados-Membros em causa ao
tomarem uma decisão sobre o pedido do promotor em conformidade com o artigo
51.º, n.º 5. 
4.                      
As alterações substanciais referidas no artigo 55.º
devem ser notificadas aos Estados-Membros em causa através do sistema
eletrónico referido no artigo 53.º. A avaliação da eventual existência de
motivos de recusa, referidos no artigo 55.º, deve ser levada a cabo sob a
direção do Estado-Membro coordenador.
5.                      
Para efeitos do disposto no artigo 57.º, n.º 3, o
promotor deve apresentar o relatório da investigação clínica aos
Estados-Membros em causa através do sistema eletrónico referido no artigo 53.º
6.                      
A Comissão deve prestar apoio a nível de secretariado
ao Estado-Membro coordenador no âmbito do cumprimento das suas tarefas ao
abrigo do presente capítulo. 
Artigo 59.º
Registo e notificação de acontecimentos ocorridos durante as investigações
clínicas
1.                      
O promotor deve registar integralmente:
(a)         
Os acontecimentos adversos identificados no plano
de investigação clínica como sendo críticos para a avaliação dos resultados da
investigação clínica tendo em conta os objetivos referidos no artigo 50.º, n.º
1; 
(b)         
Os acontecimentos adversos graves; 
(c)         
Os defeitos dos dispositivos que poderiam ter
conduzido a um acontecimento adverso grave se não tivessem sido tomadas medidas
adequadas, se não se tivesse procedido a uma intervenção ou se as
circunstâncias tivessem sido menos favoráveis;
(d)         
Novos dados relativos a qualquer acontecimento
referido nas alíneas a) a c).
2.                      
O promotor deve notificar sem demora todos os
Estados-Membros em que decorra uma investigação clínica do seguinte:
(a)         
Um acontecimento adverso grave que tenha uma
relação causal com o dispositivo experimental, o comparador ou o procedimento
de investigação ou em que tal relação causal seja razoavelmente possível;
(b)         
Os defeitos dos dispositivos que poderiam ter
conduzido a um acontecimento adverso grave se não tivessem sido tomadas medidas
adequadas, se não se tivesse procedido a uma intervenção ou se as
circunstâncias tivessem sido menos favoráveis;
(c)         
Novos dados relativos a qualquer acontecimento
referido nas alíneas a) a b).
O prazo de notificação deve ter em conta a
gravidade do acontecimento. Quando seja necessário para assegurar uma
notificação atempada, o promotor pode apresentar um relatório inicial
incompleto, seguido de um relatório completo.
3.                      
O promotor deve notificar igualmente os
Estados-Membros em causa de qualquer acontecimento referido no n.º 2 que ocorra
em países terceiros nos quais seja realizada uma investigação clínica no âmbito
do mesmo plano de investigação clínica aplicável a uma investigação clínica
abrangida pelo presente regulamento. 
4.                      
No caso de uma investigação clínica para a qual o
promotor tenha apresentado um pedido único como previsto no artigo 58.º, o
promotor deve notificar quaisquer acontecimentos referidos no n.º 2 através do
sistema eletrónico referido no artigo 53.º. Após receção, essa notificação será
transmitida eletronicamente a todos os Estados-Membros em causa. 
Sob a direção do Estado-Membro coordenador
referido no artigo 58.º, n.º 2, os Estados-Membros devem coordenar a respetiva
avaliação dos acontecimentos adversos graves e defeitos dos dispositivos a fim
de determinar se é necessário pôr termo, suspender, interromper temporariamente
ou alterar uma investigação clínica.
O disposto no presente número não prejudica o
direito de os outros Estados-Membros efetuarem as suas próprias avaliações e
adotarem medidas em conformidade com o presente regulamento a fim de garantir a
proteção da saúde pública e da segurança dos doentes. O Estado-Membro
coordenador e a Comissão devem ser informados dos resultados dessas avaliações
e da adoção dessas medidas.
5.                      
No caso das investigações de acompanhamento clínico
pós-comercialização referidas no artigo 54.º, n.º 1, são aplicáveis as
disposições em matéria de vigilância previstas nos artigos 61.º a 66.º em lugar
do disposto no presente artigo.
Artigo 60.º
Atos de execução
A Comissão pode adotar, por meio de atos de
execução, as modalidades e os elementos processuais necessários para a execução
do presente capítulo no que diz respeito ao seguinte:
(a)         
Formulários harmonizados para os pedidos relativos
a investigações clínicas e para a respetiva avaliação, como referido nos artigo
51.º e 58.º, tomando em conta as categorias ou grupos de dispositivos
específicos; 
(b)         
Funcionamento do sistema eletrónico referido no
artigo 53.º;
(c)         
Formulários harmonizados para a notificação das
investigações de acompanhamento clínico pós-comercialização referidas no artigo
54.º, n.º 1, e das alterações substanciais referidas no artigo 55.º;
(d)         
Intercâmbio de informações entre os Estados-Membros
referido no artigo 56.º;
(e)         
Formulários harmonizados para a notificação de
acontecimentos adversos graves e defeitos dos dispositivos, como referido no
artigo 59.º; 
(f)           
Prazos para a notificação de acontecimentos
adversos graves e defeitos dos dispositivos tendo em conta a gravidade do
acontecimento a notificar, como referido no artigo 59.º. 
Esses atos de execução devem ser adotados pelo
procedimento de exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3.
Capítulo VII
Vigilância e
fiscalização do mercado
Secção 1 – Vigilância
Artigo 61.º
Notificação de incidentes e de ações corretivas de segurança
1.                      
Os fabricantes de dispositivos, à exceção de
dispositivos feitos por medida e dos experimentais, devem notificar através do
sistema eletrónico referido no artigo 62.º o seguinte:
(a)         
Qualquer incidente grave relativo a dispositivos
disponibilizados no mercado da União; 
(b)         
Qualquer ação corretiva de segurança relativa a
dispositivos disponibilizados no mercado da União, incluindo qualquer ação
corretiva de segurança realizada num país terceiro em relação a um dispositivo
que também é disponibilizado legalmente no mercado da União, se o motivo que
está na base da ação corretiva de segurança não se limitar ao dispositivo
disponibilizado no país terceiro.
Os fabricantes devem proceder à notificação
referida no primeiro parágrafo sem demora, e o mais tardar no prazo de 15 dias
depois de terem tomado conhecimento do acontecimento e da relação causal com o
seu dispositivo, ou da possibilidade razoável de existência dessa relação
causal. O prazo da notificação deve ter em conta a gravidade do incidente.
Quando seja necessário para assegurar uma notificação atempada, o fabricante
pode apresentar um relatório inicial incompleto, seguido de um relatório
completo.
2.                      
No caso de incidentes graves semelhantes que
ocorram com o mesmo dispositivo ou tipo de dispositivos e cujas causas de raiz
tenham sido identificadas ou em relação aos quais tenham sido aplicadas ações
corretivas de segurança, os fabricantes podem fornecer relatórios sumários
periódicos em vez de relatórios individuais dos incidentes, na condição de as
autoridades competentes referidas no artigo 62.º, n.º 5, alíneas a), b) e c),
terem chegado a acordo com o fabricante quanto ao formato, conteúdo e
frequência do relatório sumário periódico.
3.                      
Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas
adequadas para incentivar os profissionais de saúde, os utilizadores e os
doentes a notificar às autoridades competentes os casos de suspeita de
incidentes graves referidos na alínea a) do n.º 1. Os Estados-Membros devem
registar essas notificações centralmente a nível nacional. Sempre que uma
autoridade competente de um Estado-Membro receba notificações dessa natureza,
deve tomar as medidas necessárias para assegurar que o fabricante do
dispositivo em causa é informado do incidente. O fabricante deve assegurar o
acompanhamento adequado. 
Os Estados-Membros devem coordenar entre si o
desenvolvimento de formulários estruturados normalizados, baseados na Internet,
para a notificação de incidentes graves pelos profissionais de saúde,
utilizadores e doentes.
4.                      
Os fabricantes de dispositivos feitos por medida
devem notificar quaisquer incidentes graves e ações corretivas de segurança
referidos no n.º 1 à autoridade competente do Estado-Membro em que o
dispositivo em causa tenha sido disponibilizado. 
Artigo 62.º
Sistema eletrónico relativo à vigilância 
1.                      
A Comissão deve estabelecer e gerir, em colaboração
com os Estados-Membros, um sistema eletrónico destinado a coligir e tratar as
seguintes informações: 
(a)         
As notificações, pelos fabricantes, de incidentes
graves e ações corretivas de segurança referidas no artigo 61.º, n.º 1; 
(b)         
Os relatórios sumários periódicos a apresentar
pelos fabricantes, referidos no artigo 61.º, n.º 2;
(c)         
As notificações de incidentes graves pelas
autoridades competentes referidas no artigo 63.º, n.º 1, segundo parágrafo;
(d)         
Os relatórios de tendências a apresentar pelos
fabricantes referidos no artigo 64.º;
(e)         
Os avisos de segurança emitidos pelos fabricantes
referidos no artigo 63.º, n.º 5;
(f)           
As informações objeto de intercâmbio entre as
autoridades competentes dos Estados-Membros e entre essas autoridades e a Comissão
em conformidade com o artigo 63.º, n.os 4 e 7. 
2.                      
As informações coligidas e tratadas no sistema
eletrónico devem estar acessíveis às autoridades competentes dos Estados‑Membros,
à Comissão e aos organismos notificados.
3.                      
A Comissão deve assegurar que os profissionais de
saúde e o público dispõem de acesso ao sistema eletrónico aos níveis adequados.
4.                      
Com base em acordos entre a Comissão e autoridades
competentes de países terceiros ou organizações internacionais, a Comissão pode
facultar o acesso à base de dados a essas autoridades ou organizações
internacionais, ao nível adequado. Esses acordos devem basear-se no princípio
da reciprocidade e incluir medidas de confidencialidade e proteção de dados
equivalentes às aplicáveis na União. 
5.                      
As notificações de incidentes graves e ações
corretivas de segurança referidas no artigo 61.º, n.º 1, alíneas a) e b), os
relatórios sumários periódicos referidos no artigo 61.º, n.º 2, as notificações
de incidentes graves referidas no artigo 63.º, n.º 1, segundo parágrafo, e os
relatórios de tendências referidos no artigo 64.º devem ser transmitidos
automaticamente, após receção, através do sistema eletrónico às autoridades
competentes dos seguintes Estados-Membros: 
(a)         
O Estado-Membro onde ocorreu o incidente; 
(b)         
O Estado-Membro onde está a ser ou vai ser aplicada
a ação corretiva de segurança; 
(c)         
O Estado-Membro onde o fabricante tem a sua sede
social; 
(d)         
Se aplicável, o Estado-Membro onde está
estabelecido o organismo notificado que emitiu um certificado em conformidade
com o artigo 45.º para o dispositivo em causa.
Artigo 63.º
Análise de incidentes graves e de ações corretivas de segurança
1.                      
Os Estados-Membros devem tomar as medidas
necessárias para assegurar que todas as informações relativas a um incidente
grave ocorrido no seu território ou a uma ação corretiva de segurança realizada
ou prevista no seu território, que cheguem ao seu conhecimento em conformidade
com o artigo 61.º, são avaliadas de modo centralizado, a nível nacional, pela
respetiva autoridade competente, se possível juntamente com o fabricante. 
No caso de notificações recebidas em conformidade
com o artigo 61.º, n.º 3, se a autoridade competente verificar que as
notificações se referem a um incidente grave, deve comunicá-las sem demora
através do sistema eletrónico referido no artigo 62.º, salvo se o fabricante já
tiver comunicado o mesmo incidente.
2.                      
As autoridades nacionais competentes devem efetuar
uma avaliação do risco no que diz respeito aos incidentes graves ou ações
corretivas de segurança comunicados, com base em critérios como a causalidade,
a detetabilidade e a probabilidade de recorrência do problema, a frequência de
utilização do dispositivo, a probabilidade de ocorrência de danos e a gravidade
dos danos, os benefícios clínicos do dispositivo, os utilizadores previstos ou
potenciais e a população afetada. Devem igualmente avaliar a adequação da ação
corretiva de segurança prevista ou realizada pelo fabricante e a eventual
necessidade e natureza de qualquer outra ação corretiva. Devem ainda
monitorizar a investigação do incidente pelo fabricante. 
3.                      
No caso dos dispositivos referidos no artigo 1.º,
n.º 4, primeiro parágrafo, e se o incidente grave ou a ação corretiva de
segurança forem suscetíveis de estar relacionados com uma substância que,
quando utilizada separadamente, seja considerada um medicamento, a autoridade
competente avaliadora ou a autoridade competente coordenadora referida no n.º 6
deve informar a autoridade competente para os medicamentos relevante, ou a
Agência Europeia de Medicamentos (EMA), consultada pelo organismo notificado em
conformidade com o artigo 42.º, n.º 2, segundo parágrafo.
No caso dos dispositivos abrangidos pelo âmbito de
aplicação do presente regulamento em conformidade com o artigo 1.º, n.º 2,
alínea e), e se o incidente grave ou a ação corretiva de segurança forem
suscetíveis de estar relacionados com os tecidos ou células de origem humana
utilizados para o fabrico do dispositivo, a autoridade competente ou a
autoridade competente coordenadora referida no n.º 6 deve informar a autoridade
competente para os tecidos e células de origem humana relevante consultada pelo
organismo notificado em conformidade com o artigo 42.º, n.º 2, terceiro
parágrafo.
4.                      
Após proceder à avaliação, a autoridade competente
avaliadora deve informar sem demora as outras autoridades competentes, através
do sistema eletrónico referido no artigo 62.º, da ação corretiva realizada ou
prevista pelo fabricante, ou que lhe tenha sido imposta, para minimizar o risco
de recorrência de um incidente grave, incluindo a prestação de informações
sobre os acontecimentos subjacentes e o resultado da sua avaliação.
5.                      
O fabricante deve assegurar que os utilizadores do
dispositivo em questão são informados sem demora da ação corretiva realizada,
através de um aviso de segurança. Exceto em caso de urgência, o teor do projeto
de aviso de segurança deve ser comunicado à autoridade competente avaliadora
ou, nos casos referidos no n.º 6 do presente artigo, à autoridade competente
coordenadora, para que possam formular observações. Salvo se a situação
específica de um Estado-Membro o justificar, o teor do aviso de segurança deve
ser semelhante em todos os Estados-Membros.
O fabricante deve introduzir o aviso de segurança
no sistema eletrónico referido no artigo 62.º, através do qual esse aviso
estará acessível ao público. 
6.                      
As autoridades competentes devem designar uma
autoridade competente coordenadora tendo em vista a coordenação das respetivas
avaliações, referidas no n.º 2, nos seguintes casos:
(a)         
Quando ocorrerem em mais de um Estado-Membro
incidentes graves semelhantes relativos ao mesmo dispositivo ou tipo de
dispositivo, fabricado pelo mesmo fabricante;
(b)         
Quando a ação corretiva de segurança está a ser ou
vai ser realizada em mais de um Estado-Membro.
Salvo acordo em contrário entre as autoridades
competentes, a função de coordenação deve ser assumida pela autoridade
competente do Estado-Membro onde o fabricante tem a sua sede social. 
A autoridade competente coordenadora deve informar
o fabricante, as outras autoridades competentes e a Comissão de que assumiu a
função de autoridade coordenadora.
7.                      
A autoridade competente coordenadora deve executar
as seguintes tarefas: 
(a)         
Monitorizar a investigação dos incidentes graves
pelo fabricante e a ação corretiva a realizar; 
(b)         
Consultar o organismo notificado que emitiu um
certificado nos termos do artigo 45.º para o dispositivo em questão sobre o
impacto que o incidente grave terá no que diz respeito ao certificado;
(c)         
Chegar a acordo com o fabricante e as outras
autoridades competentes referidas no artigo 62.º, n.º 5, alíneas a) a c),
quanto ao formato, conteúdo e frequência dos relatórios sumários periódicos
previstos no artigo 61.º, n.º 2;
(d)         
Chegar a acordo com o fabricante e as outras
autoridades competentes em causa quanto à execução da ação corretiva de
segurança adequada;
(e)         
Informar as outras autoridades competentes e a
Comissão, através do sistema eletrónico referido no artigo 62.º, da evolução da
sua avaliação e do respetivo resultado.
A designação de uma autoridade competente
coordenadora não prejudica o direito de as outras autoridades competentes
efetuarem as suas próprias avaliações e adotarem medidas em conformidade com o
presente regulamento a fim de garantir a proteção da saúde pública e da
segurança dos doentes. A autoridade competente coordenadora e a Comissão devem
ser informadas dos resultados dessas avaliações e da adoção dessas medidas. 
8.                      
A Comissão deve prestar apoio a nível de
secretariado à autoridade competente coordenadora no âmbito do cumprimento das
suas tarefas ao abrigo do presente capítulo.
Artigo 64.º
Relatórios de tendências
Os fabricantes de dispositivos classificados
nas classes IIb e III devem notificar no sistema eletrónico referido no artigo
62.º qualquer aumento estatisticamente significativo da frequência ou gravidade
de incidentes que não sejam incidentes graves ou de efeitos secundários
indesejáveis esperados que tenham impacto significativo na análise
risco-benefício referida nas secções 1 e 5 do anexo I e tenham conduzido ou
possam conduzir a riscos inaceitáveis para a saúde ou segurança dos doentes,
dos utilizadores ou de outras pessoas, quando ponderados em função dos
benefícios esperados. O aumento significativo deve ser estabelecido por
comparação com a frequência ou a gravidade previsíveis desses incidentes ou
efeitos secundários indesejáveis esperados para o dispositivo ou categoria ou
grupo de dispositivos em causa durante um período específico, como definido na
avaliação da conformidade realizada pelo fabricante. É aplicável o artigo 63.º
Artigo 65.º
Documentação dos dados de vigilância
Os fabricantes devem atualizar a sua
documentação técnica com informações sobre incidentes enviadas por
profissionais de saúde, doentes e utilizadores, incidentes graves, ações
corretivas de segurança, relatórios sumários periódicos referidos no artigo
61.º, relatórios de tendências referidos no artigo 64.º e avisos de segurança
referidos no artigo 63.º, n.º 5. Devem disponibilizar esta documentação aos
respetivos organismos notificados, os quais devem avaliar o impacto dos dados
de vigilância na avaliação da conformidade e no certificado emitido.
Artigo 66.º
Atos de execução
A Comissão pode adotar, por meio de atos de
execução, as modalidades e os elementos processuais necessários para a execução
dos artigos 61.º a 65.º no que diz respeito ao seguinte: 
(a)         
Tipologia dos incidentes graves e das ações
corretivas de segurança em relação a dispositivos específicos, ou a categorias
ou grupos de dispositivos;
(b)         
Formulários harmonizados para a notificação de
incidentes graves e ações corretivas de segurança, relatórios sumários
periódicos e relatórios de tendências dos fabricantes, como referidos nos
artigos 61.º e 64.º; 
(c)         
Prazos para a notificação de incidentes graves e
ações corretivas de segurança, relatórios sumários periódicos e relatórios de
tendências dos fabricantes, tomando em conta a gravidade do acontecimento a
comunicar, como referidos nos artigos 61.º e 64.º;
(d)         
Formulários harmonizados para o intercâmbio de
informações entre as autoridades competentes, como referido no artigo 63.º
Esses atos de execução devem ser adotados pelo
procedimento de exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3.
Secção 2 – Fiscalização do mercado
Artigo 67.º
Atividades de fiscalização do mercado
1.                      
As autoridades competentes devem realizar inspeções
adequadas das características e do desempenho dos produtos, incluindo, se for o
caso, o exame da documentação e inspeções físicas e laboratoriais com base em
amostras adequadas. Ao fazê-lo, devem ter em conta os princípios estabelecidos
de avaliação e gestão dos riscos, os dados de vigilância e as reclamações. As
autoridades competentes podem exigir aos operadores económicos a apresentação
de documentação e informação necessárias para o exercício das suas funções e,
sempre que necessário e justificado, o acesso às instalações dos operadores
económicos em causa e recolha das amostras de dispositivos que sejam
necessárias. Caso considerem necessário, podem destruir ou inutilizar por outro
meio os dispositivos que apresentem um risco grave.
2.                      
Os Estados-Membros devem examinar e avaliar
periodicamente a realização das suas atividades de fiscalização. Estes exames e
avaliações devem ser efetuados pelo menos quadrienalmente, e os seus resultados
devem ser transmitidos aos demais Estados-Membros e à Comissão. O Estado-Membro
em causa deve tornar público um resumo dos resultados.
3.                      
As autoridades competentes dos Estados-Membros
devem coordenar as suas atividades de fiscalização do mercado, cooperar entre
si e partilhar os resultados mutuamente e com a Comissão. Quando adequado, as
autoridades competentes dos Estados-Membros devem chegar a acordo quanto a
partilha de tarefas e especialização.
4.                      
Sempre que, num Estado-Membro, a fiscalização do
mercado e os controlos nas fronteiras externas sejam da competência de mais do
que uma autoridade, as autoridades em causa devem cooperar entre si,
partilhando informações relevantes para os seus domínios de competência. 
5.                      
As autoridades competentes dos Estados-Membros
devem cooperar com as autoridades competentes de países terceiros tendo em
vista a troca de informação e o apoio técnico, bem como a promoção de
atividades relacionadas com a fiscalização do mercado.
Artigo 68.º
Sistema eletrónico relativo à fiscalização do mercado
1.                      
A Comissão deve estabelecer e gerir, em colaboração
com os Estados-Membros, um sistema eletrónico destinado a coligir e tratar as
seguintes informações:
(a)         
Informações relativas a dispositivos não conformes
que apresentam um risco para a saúde e a segurança, referidas no artigo 70.º,
n.os 2, 4 e 6;
(b)         
Informações relativas a dispositivos conformes que
apresentam um risco para a saúde e segurança, referidas no artigo 72.º, n.º 2;
(c)         
Informações relativas à não conformidade formal de
produtos, referidas no artigo 73.º, n.º 2;
(d)         
Informações relativas a medidas preventivas de
proteção da saúde, referidas no artigo 74.º, n.º 2.
2.                      
As informações mencionadas no n.º 1 devem ser
transmitidas imediatamente através do sistema eletrónico a todas as autoridades
competentes em causa e estar acessíveis aos Estados-Membros e à Comissão.
Artigo 69.º
Avaliação a nível nacional de dispositivos que apresentam um risco para a saúde
e a segurança
Sempre que as
autoridades competentes de um Estado-Membro tiverem motivos suficientes para
crer, com base em dados de vigilância ou outras informações, que um dispositivo
apresenta um risco para a saúde ou segurança dos doentes, utilizadores ou
terceiros, devem efetuar uma avaliação do dispositivo em causa, tomando em
conta todos os requisitos estabelecidos no presente regulamento que sejam
relevantes para o risco que o dispositivo apresenta. Os operadores económicos
relevantes devem cooperar na medida do necessário com as autoridades
competentes.
Artigo 70.º
Procedimento aplicável aos dispositivos não conformes que apresentam um risco
para a saúde e a segurança
1.                      
Sempre que as autoridades competentes, após a
avaliação prevista no artigo 69.º, verificarem que o dispositivo, que apresenta
um risco para a saúde ou a segurança dos doentes, utilizadores ou terceiros,
não cumpre os requisitos estabelecidos no presente regulamento, devem exigir
imediatamente ao operador económico em causa que adote todas as ações
corretivas adequadas e devidamente justificadas para assegurar a conformidade
do dispositivo com os requisitos mencionados, para proibir ou restringir a
disponibilização do dispositivo no mercado, para subordinar a disponibilização
do dispositivo a requisitos específicos, para retirar o dispositivo do mercado
ou para o recolher num prazo razoável, proporcional à natureza do risco. 
2.                      
Sempre que as autoridades competentes considerem
que a não conformidade não se limita ao seu território nacional, devem
comunicar à Comissão e aos outros Estados-Membros os resultados da avaliação e
das ações que exigiram aos operadores económicos, através do sistema eletrónico
referido no artigo 68.º
3.                      
Os operadores económicos devem garantir a aplicação
de todas as ações corretivas adequadas relativamente a todos os dispositivos em
causa por eles disponibilizados no mercado em toda a União. 
4.                      
Sempre que o operador económico em causa não adotar
as ações corretivas adequadas no prazo referido no n.º 1, as autoridades
competentes devem tomar todas as medidas provisórias adequadas para proibir ou
restringir a disponibilização do dispositivo no respetivo mercado nacional ou
para o retirar do mercado ou recolher.
As autoridades competentes devem notificar a
Comissão e os outros Estados-Membros dessas medidas sem demora, através do
sistema eletrónico referido no artigo 68.º 
5.                      
A notificação referida no n.º 4 deve conter todos
os pormenores disponíveis, em especial os dados necessários à identificação do
dispositivo não conforme, a origem do dispositivo, a natureza e os motivos da
alegada não conformidade e o risco conexo, a natureza e a duração das medidas
nacionais adotadas, bem como as observações do operador económico em causa. 
6.                      
Os Estados-Membros, com exceção do Estado-Membro
que desencadeou o procedimento, devem informar sem demora a Comissão e os
outros Estados-Membros de quaisquer dados complementares de que disponham
relativamente à não conformidade do dispositivo em causa e de quaisquer medidas
que tenham adotado em relação e esse dispositivo. Em caso de desacordo com a
medida nacional notificada, devem informar a Comissão e os outros
Estados-Membros sem demora das suas objeções, através do sistema eletrónico
referido no artigo 68.º
7.                      
Sempre que, no prazo de dois meses a contar da
receção da notificação referida no n.º 4, nem os Estados-Membros nem a Comissão
tiverem levantado objeções a uma medida provisória tomada por um Estado-Membro,
considera-se que a mesma é justificada. 
8.                      
Todos os Estados-Membros devem assegurar a adoção
imediata de medidas restritivas adequadas em relação ao dispositivo em questão.
Artigo 71.º
Procedimento ao nível da União
1.                      
Sempre que, no prazo de dois meses a contar da
receção da notificação referida no artigo 70.º, n.º 4, um Estado-Membro
levantar objeções a uma medida provisória tomada por outro Estado-Membro, ou a
Comissão considerar que a medida é contrária à legislação da União, a Comissão
deve avaliar a medida nacional. Com base nos resultados da avaliação, a
Comissão deve decidir, por meio de atos de execução, se a medida nacional é ou
não justificada. Esses atos de execução devem ser adotados pelo procedimento de
exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3.
2.                      
Se a medida nacional for considerada justificada,
aplica-se o disposto no artigo 70.º, n.º 8. Se a medida nacional for
considerada injustificada, o Estado-Membro em causa deve revogá-la. Sempre que,
nas situações referidas nos artigos 70.º e 72.º, um Estado-Membro ou a Comissão
considerarem que o risco para a saúde e segurança decorrente de um dispositivo
não pode ser controlado de modo satisfatório através de medidas tomadas pelos
Estados-Membros em causa, a Comissão pode, a pedido de um Estado-Membro ou por
sua própria iniciativa, adotar por meio de atos de execução as medidas
necessárias e devidamente justificadas para garantir a proteção da saúde e
segurança, incluindo medidas que restrinjam ou proíbam a colocação no mercado e
a entrada em serviço do dispositivo em causa. Esses atos de execução devem ser
adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3.
3.                      
Por imperativos de urgência devidamente
justificados, relacionados com a saúde e a segurança das pessoas, a Comissão
deve adotar atos de execução imediatamente aplicáveis, referidos nos n.os
1 e 2, em conformidade com o procedimento referido no artigo 88.º, n.º 4.
Artigo 72.º
Procedimento aplicável aos dispositivos conformes que apresentam um risco para
a saúde e a segurança
1.                      
Sempre que um Estado-Membro, após a avaliação
prevista no artigo 69.º, verificar que, embora tenha sido colocado no mercado
ou entrado em serviço legalmente, um dispositivo apresenta um risco para a
saúde ou segurança dos doentes, dos utilizadores ou de terceiros ou para outros
aspetos da proteção da saúde pública, deve exigir ao(s) operador(es)
económico(s) em causa que tome(m) todas as medidas provisórias adequadas para
garantir que o dispositivo em causa, quando da sua colocação no mercado ou
entrada em serviço, já não apresenta esse risco, ou para o retirar do mercado
ou recolher num prazo razoável, proporcional à natureza do risco.
2.                      
Os Estados-Membros devem notificar imediatamente a
Comissão e os outros Estados-Membros das medidas tomadas, através do sistema
eletrónico referido no artigo 68.º. Essa informação deve incluir todos os dados
necessários à identificação do dispositivo em causa, a origem e o circuito
comercial do dispositivo, as conclusões da avaliação do Estado-Membro
especificando a natureza do risco envolvido e a natureza e duração das medidas
nacionais adotadas. 
3.                      
A Comissão deve avaliar as medidas nacionais
provisórias adotadas. Com base nos resultados dessa avaliação, a Comissão deve
decidir, por meio de atos de execução, se a medida é ou não justificada. Esses
atos de execução devem ser adotados pelo procedimento de exame a que se refere
o artigo 88.º, n.º 3. Por imperativos de urgência devidamente
justificados, relacionados com a saúde e a segurança das pessoas, a Comissão
deve adotar atos de execução imediatamente aplicáveis em conformidade com o
procedimento referido no artigo 88.º, n.º 4.
4.                      
Se a medida nacional for considerada justificada,
aplica-se o disposto no artigo 70.º, n.º 8. Se a medida nacional for
considerada injustificada, o Estado-Membro em causa deve revogá-la. 
Artigo 73.º
Não conformidade formal
1.                      
Sem prejuízo do disposto no artigo 70.º, se um
Estado-Membro constatar um dos factos a seguir enunciados, deve exigir ao
operador económico em causa que ponha termo à não conformidade verificada,
dentro de um prazo razoável, proporcional à não conformidade:
(a)         
A marcação CE foi aposta em violação dos requisitos
formais estabelecidos no artigo 18.º;
(b)         
A marcação CE não foi aposta num dispositivo,
contrariando o disposto no artigo 18.º;
(c)         
A marcação CE foi aposta indevidamente, de acordo
com os procedimentos estabelecidos no presente regulamento, num produto que não
está abrangido pelo seu âmbito de aplicação; 
(d)         
A declaração UE de conformidade não foi elaborada
ou não está completa;
(e)         
As informações a fornecer pelo fabricante no rótulo
ou nas instruções de utilização não estão disponíveis, não estão completas ou
não são fornecidas na(s) língua(s) exigida(s); 
(f)           
A documentação técnica, incluindo a avaliação
clínica, não está disponível ou não está completa.
2.                      
Se o operador económico não puser termo à não
conformidade no prazo referido no n.º 1, o Estado-Membro em causa deve tomar as
medidas adequadas para restringir ou proibir a disponibilização do produto no
mercado ou para garantir que o mesmo seja recolhido ou retirado do mercado.
Esse Estado-Membro deve informar a Comissão e os outros Estados-Membros dessas
medidas sem demora, através do sistema eletrónico referido no artigo 68.º
Artigo 74.º
Medidas preventivas de proteção da saúde
1.                      
Sempre que, depois de realizar uma avaliação que
indique um risco potencial relacionado com um dispositivo ou uma categoria ou
grupo de dispositivos específicos, um Estado-Membro considerar que a
disponibilização no mercado ou entrada em serviço desse dispositivo ou
categoria ou grupo de dispositivos específicos devem ser proibidas,
restringidas ou subordinadas a requisitos específicos, ou que esse dispositivo
ou categoria ou grupo de dispositivos deve ser retirado do mercado ou recolhido
a fim de proteger a saúde e a segurança dos doentes, utilizadores ou terceiros,
ou outros aspetos da saúde pública, esse Estado-Membro pode tomar quaisquer
medidas provisórias que forem necessárias e justificadas.
2.                      
O Estado-Membro deve notificar imediatamente a
Comissão e todos os outros Estados-Membros, apresentando os motivos da sua decisão,
através do sistema eletrónico referido no artigo 68.º 
3.                      
A Comissão deve avaliar as medidas nacionais
provisórias adotadas. Por meio de atos de execução, a Comissão deve decidir se
as medidas nacionais são justificadas ou não. Esses atos de execução devem ser
adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3. 
Por imperativos de urgência devidamente
justificados, relacionados com a saúde e a segurança das pessoas, a Comissão
pode adotar atos de execução imediatamente aplicáveis em conformidade com o
procedimento referido no artigo 88.º, n.º 4.
4.                      
Sempre que a avaliação referida no n.º 3 demonstrar
que a disponibilização no mercado ou entrada em serviço de um dispositivo ou
uma categoria ou grupo de dispositivos específicos devem ser proibidas,
restringidas ou subordinadas a requisitos específicos, ou que esse dispositivo
ou categoria ou grupo de dispositivos deve ser retirado do mercado ou recolhido
em todos os Estados-Membros a fim de proteger a saúde e a segurança dos
doentes, utilizadores ou terceiros, ou outros aspetos da saúde pública, a
Comissão fica habilitada a adotar atos delegados em conformidade com o artigo
89.º a fim de tomar as medidas necessárias e devidamente justificadas.
Se, neste caso, imperativos de urgência o exigirem,
aplica-se aos atos delegados adotados nos termos do presente número o
procedimento previsto no artigo 90.º
Artigo 75.º
Boas práticas administrativas
1.                      
Qualquer medida adotada pelas autoridades
competentes dos Estados-Membros nos termos dos artigos 70.º a 74.º deve expor
as bases em que assenta. Se for dirigida a um operador económico específico,
deve ser notificada sem demora ao operador económico em causa, com a indicação
das vias de recurso abertas pela legislação do Estado-Membro em causa e do
prazo no qual estes recursos podem ser interpostos. Se a medida tiver alcance
geral, deve ser publicada. 
2.                      
O operador económico em causa deve ter a
oportunidade de apresentar as suas observações à autoridade competente dentro
de um prazo adequado antes da adoção de qualquer medida, com exceção dos casos
em que, por motivo de risco grave para a saúde ou segurança das pessoas, seja
necessário atuar com caráter imediato. Caso sejam adotadas medidas sem ouvir o
operador, deve ser-lhe concedida a oportunidade de apresentar observações logo
que possível, devendo, em seguida, as medidas adotadas ser prontamente
reapreciadas.
3.                      
Qualquer medida adotada deve ser revogada ou
alterada logo que o operador económico demonstre que aplicou ações corretivas
eficazes.
4.                      
Caso uma medida adotada nos termos dos artigos 70.º
a 74.º diga respeito a um produto em relação ao qual um organismo notificado
tenha participado na avaliação da conformidade, as autoridades competentes
devem informar o organismo notificado em causa da medida tomada. 
Capítulo VIII
Cooperação entre
Estados-Membros, Grupo de Coordenação dos Dispositivos Médicos, laboratórios de
referência da UE, registos de dispositivos
Artigo 76.º
Autoridades competentes 
1.                      
Os Estados-Membros devem designar a ou as
autoridades competentes responsáveis pela aplicação do presente regulamento. Os
Estados-Membros devem dotar as respetivas autoridades dos poderes, recursos,
equipamento e conhecimentos necessários ao bom desempenho das suas funções nos
termos do presente regulamento. Os Estados-Membros devem dar a conhecer o nome
das autoridades competentes à Comissão, que deve publicar uma lista das mesmas.

2.                      
Tendo em vista a aplicação dos artigos 50.º a 60.º,
os Estados-Membros podem designar um ponto de contacto nacional que não seja
uma autoridade nacional. Nesse caso, as referências a uma autoridade competente
no presente regulamento devem entender-se como incluindo o ponto de contacto
nacional.
Artigo 77.º
Cooperação 
1.                      
As autoridades competentes dos Estados-Membros
devem cooperar entre si e com a Comissão e partilhar mutuamente as informações
necessárias tendo em vista a aplicação uniforme do presente regulamento.
2.                      
Os Estados-Membros e a Comissão devem participar em
iniciativas desenvolvidas a nível internacional com o objetivo de garantir a
cooperação entre autoridades reguladoras no domínio dos dispositivos médicos.
Artigo 78.º
Grupo de Coordenação dos Dispositivos Médicos
1.                      
É instituído um Grupo de Coordenação dos
Dispositivos Médicos (GCDM). 
2.                      
Cada Estado-Membro deve nomear, por um período de
três anos renovável, um membro efetivo e um membro suplente com conhecimentos
especializados no domínio do presente regulamento, bem como um membro efetivo e
um membro suplente com conhecimentos especializados no domínio do Regulamento
(UE) n.º […/…] [relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro].
Os Estados-Membros podem optar por nomear apenas um membro efetivo e um membro
suplente com conhecimentos especializados em ambos os domínios. 
Os membros do GCDM devem ser escolhidos em função
da sua competência e experiência no domínio dos dispositivos médicos e dos
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Os membros devem
representar as autoridades competentes dos Estados-Membros. A Comissão deve
publicar os nomes dos membros e das entidades de que dependem.
Os membros suplentes representam e votam em nome
dos membros efetivos na ausência destes. 
3.                      
O GCDM deve reunir a intervalos regulares e, sempre
que a situação o exija, a pedido da Comissão ou de um Estado-Membro. Nas
reuniões devem participar quer os membros nomeados pelas suas atividades e
conhecimentos especializados no domínio do presente regulamento, quer os
membros nomeados pelos seus conhecimentos especializados no domínio do
Regulamento (UE) n.º […/…] [relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico in
vitro], quer os membros nomeados para ambos os regulamentos, conforme
adequado. 
4.                      
O GCDM deve envidar esforços para adotar as
decisões por consenso. Se não for possível alcançar tal consenso, o GCDM deve
decidir por maioria dos seus membros. Os membros que tomem posições divergentes
podem solicitar que as suas posições e a respetiva fundamentação sejam
registadas na posição do GCDM.
5.                      
O GCDM é presidido por um representante da
Comissão. O presidente não participa nas votações do GCDM. 
6.                      
O GCDM pode, caso a caso, convidar peritos e outros
terceiros a participar nas reuniões ou a prestar contributos por escrito.
7.                      
O GCDM pode estabelecer subgrupos permanentes ou
temporários. Quando adequado, as organizações representativas dos interesses da
indústria dos dispositivos médicos, dos profissionais de saúde, dos
laboratórios, dos doentes e dos consumidores ao nível da União serão convidadas
a participar nos subgrupos na qualidade de observadores. 
8.                      
O GCDM deve elaborar o seu regulamento interno que
deve, em especial, estabelecer procedimentos tendo em vista:
–              
a adoção de pareceres ou recomendações ou outras
posições do GCDM, inclusivamente em caso de urgência, 
–              
a delegação de tarefas nos membros relatores e
co-relatores,
–              
o funcionamento dos subgrupos. 
O regulamento interno entra em vigor após parecer
favorável da Comissão.
Artigo 79.º
Apoio a prestar pela Comissão
A Comissão deve apoiar a cooperação entre as
autoridades nacionais competentes e prestar apoio técnico, científico e
logístico ao GCDM e aos seus subgrupos. Deve organizar as reuniões do GCDM e
dos seus subgrupos, participar nessas reuniões e garantir o seguimento
adequado.
Artigo 80.º
Atribuições do GCDM
O GCDM desempenhará as seguintes tarefas:
(a)         
Contribuir para a avaliação dos organismos de avaliação
da conformidade e dos organismos notificados requerentes, nos termos do
disposto no capítulo IV;
(b)         
Contribuir para a verificação de determinadas
avaliações da conformidade nos termos do artigo 44.º;
(c)         
Contribuir para o desenvolvimento de orientações
destinadas a assegurar a execução eficaz e harmonizada do presente regulamento,
em especial no que diz respeito à designação e monitorização de organismos
notificados, à aplicação dos requisitos gerais de segurança e desempenho e à
realização da avaliação clínica pelos fabricantes e da avaliação pelos
organismos notificados;
(d)         
Coadjuvar as autoridades competentes dos
Estados-Membros no âmbito das respetivas atividades de coordenação no domínio
das investigações clínicas, da vigilância e da fiscalização do mercado;
(e)         
Prestar aconselhamento e coadjuvar a Comissão, a
seu pedido, no âmbito da avaliação de quaisquer questões relacionadas com a
execução do presente regulamento;
(f)           
Contribuir para a existência de práticas
administrativas harmonizadas no que respeita aos dispositivos médicos nos
Estados-Membros.
Artigo 81.º
Laboratórios de referência da União Europeia
1.                      
Relativamente a determinados dispositivos ou
determinadas categorias ou grupos de dispositivos, ou relativamente a perigos
específicos relacionados com uma categoria ou grupo de dispositivos, a Comissão
pode designar, por meio de atos de execução, um ou mais laboratórios de
referência da União Europeia, a seguir denominados «laboratórios de referência
da UE», que satisfaçam os critérios estabelecidos no n.º 3. A Comissão só pode
designar laboratórios em relação aos quais um Estado-Membro ou o Centro Comum
de Investigação da Comissão tenham apresentado um pedido de designação.
2.                      
No âmbito da respetiva designação, os laboratórios
de referência da UE desempenharão, quando adequado, as seguintes tarefas:
(a)         
Prestar apoio científico e técnico à Comissão, aos
Estados-Membros e aos organismos notificados em relação à execução do presente
regulamento;
(b)         
Prestar aconselhamento científico no que diz
respeito ao estado da técnica em relação a dispositivos específicos, ou a uma
categoria ou grupo de dispositivos;
(c)         
Estabelecer e gerir uma rede de laboratórios
nacionais de referência e publicar uma lista dos laboratórios nacionais de
referência que nela participam, indicando as respetivas tarefas;
(d)         
Contribuir para o desenvolvimento de métodos de
ensaio e análise adequados a aplicar no âmbito dos procedimentos de avaliação
da conformidade e da fiscalização do mercado;
(e)         
Colaborar com os organismos notificados no
desenvolvimento de boas práticas para a execução dos procedimentos de avaliação
da conformidade;
(f)           
Contribuir para o desenvolvimento de normas a nível
internacional;
(g)         
Emitir pareceres científicos em resposta a
consultas por parte de organismos notificados em conformidade com o presente
regulamento.
3.                      
Os laboratórios de referência da UE devem
satisfazer os seguintes critérios:
(a)         
Dispor de pessoal devidamente qualificado e com
conhecimentos e experiência adequados no domínio dos dispositivos médicos para
os quais são designados;
(b)         
Dispor do equipamento e material de referência
necessários para levar a cabo as tarefas que lhe são atribuídas;
(c)         
Dispor de conhecimentos adequados em matéria de
normas internacionais e boas práticas;
(d)         
Ter uma organização administrativa e uma estrutura
adequadas;
(e)         
Assegurar que o respetivo pessoal observa a
confidencialidade das informações e dos dados obtidos no âmbito da execução das
suas tarefas.
4.                      
Pode ser concedida uma participação financeira da
União para os laboratórios de referência da UE.
A Comissão pode estabelecer, por meio de atos de
execução, as modalidades e o montante da participação financeira da União para
os laboratórios de referência da UE, tomando em conta os objetivos de proteção
da saúde e segurança, apoio à inovação e eficácia em termos de custos. Esses
atos de execução devem ser adotados pelo procedimento de exame a que se refere
o artigo 88.º, n.º 3.
5.                      
Sempre que os organismos notificados ou os
Estados-Membros solicitem apoio científico ou técnico ou um parecer científico
a um laboratório de referência da UE, pode ser-lhes exigido o pagamento de
taxas destinadas a cobrir, total ou parcialmente, os custos suportados pelo
laboratório para executar a tarefa solicitada, de acordo com um conjunto de
condições pré-definidas e transparentes. 
6.                      
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados
em conformidade com o artigo 89.º a fim de:
(a)         
Alterar ou completar as tarefas dos laboratórios de
referência da UE referidas no n.º 2 e os critérios que esses laboratórios devem
satisfazer, referidos no n.º 3; 
(b)         
Definir a estrutura e o nível das taxas referidas
no n.º 5 que podem ser cobradas por um laboratório de referência da UE para a
emissão de pareceres científicos em resposta a consultas por parte dos
organismos notificados efetuadas em conformidade com o presente regulamento, tendo
em conta os objetivos de proteção da saúde e segurança das pessoas, apoio à
inovação e eficácia em termos de custos. 
7.                      
Os laboratórios de referência da UE estarão
sujeitos a controlos pela Comissão, incluindo visitas in loco e
auditorias, destinados a verificar o cumprimento dos requisitos do presente
regulamento. Se no decurso desses controlos se constatar que um laboratório não
cumpre os requisitos para os quais foi designado, a Comissão deve tomar medidas
adequadas, incluindo a retirada da designação, por meio de atos de execução.
Artigo 82.º
Conflito de interesses
1.                      
Os membros do GCDM e o pessoal dos laboratórios de
referência da UE não podem ter interesses, financeiros ou outros, na indústria
dos dispositivos médicos suscetíveis de afetar a sua imparcialidade. Devem
comprometer-se a atuar em prol do interesse público e num espírito de
independência. Devem declarar quaisquer interesses diretos e indiretos que
possam ter na indústria dos dispositivos médicos e atualizar esta declaração
sempre que ocorra uma alteração relevante. A declaração de interesses deve
estar acessível ao público, a pedido. O presente artigo não se aplica aos
representantes de organizações interessadas que participem nos subgrupos do
GCDM.
2.                      
Os peritos e outros terceiros que sejam convidados,
caso a caso, pelo GCDM devem ser instados a declarar os seus interesses no que
diz respeito ao tema em causa.
Artigo 83.º
Registos de dispositivos
A Comissão e os Estados-Membros devem tomar
todas as medidas adequadas para incentivar o estabelecimento de registos de
tipos específicos de dispositivos tendo em vista recolher informações sobre a
experiência pós-comercialização relacionada com a utilização desses
dispositivos. Tais registos devem contribuir para a avaliação independente da
segurança e do desempenho a longo prazo dos dispositivos.
Capítulo IX
Confidencialidade,
proteção de dados, financiamento, sanções 
Artigo 84.º
Confidencialidade
1.                      
Salvo disposição em contrário do presente
regulamento, e sem prejuízo das disposições e práticas nacionais existentes nos
Estados-Membros no domínio do segredo médico, todas as partes envolvidas na
aplicação do presente regulamento devem respeitar a confidencialidade das
informações e dos dados obtidos no desempenho das suas tarefas tendo em vista: 
(a)         
A proteção de dados pessoais, em conformidade com a
Diretiva 95/46/CE e o Regulamento (CE) n.º 45/2001; 
(b)         
A proteção dos interesses comerciais de pessoas
singulares ou coletivas, incluindo os direitos de propriedade intelectual; 
(c)         
A efetiva execução do presente regulamento, em
especial no que diz respeito à realização de inspeções, investigações ou
auditorias. 
2.                      
Sem prejuízo do disposto no n.º 1, as informações
trocadas entre as autoridades competentes e entre entras e a Comissão sob
condição de confidencialidade devem permanecer confidenciais, a menos que a
autoridade de origem tenha autorizado a sua divulgação. 
3.                      
O disposto nos n.os 1 e 2 não afeta os
direitos e obrigações da Comissão, dos Estados-Membros e dos organismos
notificados no que se refere ao intercâmbio de informações e à divulgação de
avisos, nem o dever de informação que incumbe às pessoas em questão no âmbito
do direito penal. 
4.                      
A Comissão e os Estados-Membros podem trocar
informações confidenciais com autoridades reguladoras de países terceiros com
as quais tenham celebrado acordos de confidencialidade bilaterais ou
multilaterais.
Artigo 85.º
Proteção de dados
1.                      
Os Estados-Membros devem aplicar a Diretiva
95/46/CE ao tratamento de dados pessoais efetuado nos Estados-Membros nos
termos do presente regulamento.
2.                      
O Regulamento (CE) n.º 45/2001 é aplicável ao
tratamento de dados pessoais pela Comissão nos termos do presente regulamento.
Artigo 86.º
Cobrança de taxas
O presente regulamento não obsta a que os
Estados-Membros cobrem taxas pelas atividades nele previstas, desde que o nível
das taxas seja estabelecido de modo transparente e com base em princípios de
recuperação de custos. Os Estados-Membros devem informar a Comissão e os outros
Estados-Membros do nível e da estrutura das taxas pelo menos três meses antes da
sua adoção.
Artigo 87.º
Sanções
Os Estados-Membros devem estabelecer o regime
de sanções aplicável às violações do disposto no presente regulamento e tomar
todas as medidas necessárias para garantir a sua aplicação. As sanções
previstas devem ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas. Os Estados-Membros
devem notificar esse regime à Comissão até [3 meses antes da data de aplicação
do presente regulamento] e qualquer alteração posterior do mesmo no mais breve
prazo possível.
Capítulo X
Disposições finais
Artigo 88.º
Procedimento de comité
1.                      
A Comissão é assistida por um Comité dos
Dispositivos Médicos. Esse comité é um comité na aceção do Regulamento (UE) n.º
182/2011.
2.                      
Sempre que se faça referência ao presente número, é
aplicável o disposto no artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 182/2011.
3.                      
Sempre que se faça referência ao presente número, é
aplicável o disposto no artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 182/2011.
4.                      
Sempre que se faça referência ao presente número, é
aplicável o disposto no artigo 8.º do Regulamento (UE) n.º 182/2011, em
conjugação com o artigo 4.º ou o artigo 5.º, conforme adequado, do mesmo
regulamento.
Artigo 89.º
Exercício da delegação
1.                      
O poder de adotar atos delegados referido no artigo
2.º, n.os 2 e 3, no artigo 4.º, n.º 5, no artigo 8.º, n.º 2, no
artigo 17.º, n.º 4, no artigo 24.º, n.º 7, no artigo 25.º, n.º 7, no artigo
29.º, n.º 2, no artigo 40.º, n.º 2, no artigo 41.º, n.º 4, no artigo 42.º, n.º
11, no artigo 45.º, n.º 5, no artigo 51.º, n.º 7, no artigo 53.º, n.º 3, no
artigo 74.º, n.º 4, e no artigo 81.º, n.º 6, é conferido à Comissão
nas condições previstas no presente artigo. 
2.                      
A delegação de poderes referida no artigo 2.º, n.os
2 e 3, no artigo 4.º, n.º 5, no artigo 8.º, n.º 2, no artigo 17.º, n.º 4, no
artigo 24.º, n.º 7, no artigo 25.º, n.º 7, no artigo 29.º, n.º 2, no artigo
40.º, n.º 2, no artigo 41.º, n.º 4, no artigo 42.º, n.º 11, no artigo 45.º, n.º
5, no artigo 51.º, n.º 7, no artigo 53.º, n.º 3, no artigo 74.º, n.º 4, e no
artigo 81.º, n.º 6, é conferida à Comissão por um período de tempo
indeterminado a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
3.                      
A delegação de poderes referida no artigo 2.º, n.os
2 e 3, no artigo 4.º, n.º 5, no artigo 8.º, n.º 2, no artigo 17.º, n.º 4, no
artigo 24.º, n.º 7, no artigo 25.º, n.º 7, no artigo 29.º, n.º 2, no artigo
40.º, n.º 2, no artigo 41.º, n.º 4, no artigo 42.º, n.º 11, no artigo 45.º, n.º
5, no artigo 51.º, n.º 7, no artigo 53.º, n.º 3, no artigo 74.º, n.º 4, e no
artigo 81.º, n.º 6, pode ser revogada em qualquer momento pelo Parlamento
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de revogação põe termo à delegação dos
poderes nela especificados. Produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação
no Jornal Oficial da União Europeia ou numa data posterior nela
especificada. A decisão de revogação não afeta os atos delegados já em
vigor.
4.                      
Assim que adotar um ato delegado, a Comissão deve
notificá-lo simultaneamente ao Parlamento Europeu e ao Conselho. 
5.                      
Um ato delegado adotado em aplicação do disposto em
qualquer dos artigos enumerados no n.º 1 só pode entrar em vigor se não tiverem
sido formuladas objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho no prazo de
dois meses a contar da notificação desse ato ao Parlamento Europeu e ao
Conselho ou se, antes do termo desse prazo, estes últimos tiverem ambos
informado a Comissão de que não formularão objeções. Esse prazo pode ser
prorrogado por dois meses por iniciativa do Parlamento Europeu ou do Conselho.
Artigo 90.º
Procedimento de urgência para atos delegados
1.                      
Os atos delegados adotados por força do presente
artigo entram em vigor imediatamente e são aplicáveis desde que não tenha sido
formulada qualquer objeção em conformidade com o n.º 2. A notificação de
um ato delegado ao Parlamento Europeu e ao Conselho deve expor os motivos que
justificam o recurso ao procedimento de urgência.
2.                      
O Parlamento Europeu ou o Conselho podem levantar
objeções a um ato delegado de acordo com o procedimento referido no artigo
89.º. Nesse caso, a Comissão revoga o ato imediatamente após a notificação da
decisão de objeção pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho. 
Artigo 91.º
Alterações à Diretiva 2001/83/CE
No anexo I da Diretiva 2001/83/CE, o número 12
da secção 3.2 passa a ter a seguinte redação: 
«12. Caso um produto seja regido pela presente
diretiva em conformidade com o artigo 1.º, n.º 4, segundo parágrafo, ou com o
artigo 1.º, n.º 5, segundo parágrafo, do Regulamento (UE) […/…] relativo aos
dispositivos médicos[55],
o dossier de autorização de introdução no mercado deve incluir, quando
disponíveis, os resultados da avaliação da conformidade da parte constituída
pelo dispositivo médico com os requisitos gerais de segurança e desempenho
relevantes, previstos no anexo I do referido regulamento, contidos na
declaração UE de conformidade do fabricante, ou o certificado relevante emitido
por um organismo notificado que permite ao fabricante apor a marcação CE no
dispositivo médico. 
Se o dossier não incluir os resultados
da avaliação da conformidade referidos no primeiro parágrafo e se para a
avaliação da conformidade do dispositivo, caso este seja utilizado
separadamente, for necessária a intervenção de um organismo notificado, de
acordo com o Regulamento (UE) […/…], a autoridade deve exigir que o requerente
forneça um parecer sobre a conformidade da parte constituída pelo dispositivo
com os requisitos gerais de segurança e desempenho previstos no anexo I do
referido regulamento, emitido por um organismo notificado designado de acordo
com o mesmo regulamento para o tipo de dispositivo em causa, a menos que a
autoridade entenda, com base nos pareceres dos seus peritos para dispositivos
médicos, que não é necessária a intervenção de um organismo notificado.»
Artigo 92.º
Alterações ao Regulamento (CE) n.º 178/2002
No artigo 2.º, terceiro parágrafo, do
Regulamento (CE) n.º 178/2002 é aditada a seguinte alínea i): 
«i) Dispositivos médicos na aceção do
Regulamento (UE) n.º […/…][56].»
Artigo 93.º
Alterações ao Regulamento (CE) n.º 1223/2009
No artigo 2.º do Regulamento (CE)
n.º 1223/2009 é aditado o seguinte número: 
«4. Em conformidade com o procedimento de
regulamentação referido no artigo 32.º, n.º 2, a Comissão pode, a pedido de um
Estado-Membro ou por sua própria iniciativa, adotar as medidas necessárias para
determinar se um produto específico ou um grupo de produtos está ou não abrangido
pela definição de “produto cosmético”.» 
Artigo 94.º
Disposições transitórias 
1.                      
A partir da data de aplicação do presente
regulamento, deve ser considerada nula qualquer publicação de uma notificação
relativa a um organismo notificado em conformidade com as Diretivas 90/385/CEE
e 93/42/CEE. 
2.                      
Os certificados emitidos por organismos notificados
em conformidade com as Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE antes da entrada em
vigor do presente regulamento permanecem válidos até ao final do prazo indicado
no certificado, à exceção dos certificados emitidos em conformidade com o anexo
4 da Diretiva 90/385/CEE ou com o anexo IV do Diretiva 93/42/CEE, que se tornam
nulos o mais tardar dois anos a contar da data de aplicação do presente
regulamento. 
Os certificados emitidos por organismos
notificados em conformidade com as Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE após a
entrada em vigor do presente regulamento tornam-se nulos o mais tardar dois
anos a contar da data de aplicação do presente regulamento. 
3.                      
Em derrogação do disposto nas Diretivas 90/385/CEE
e 93/42/CEE, os dispositivos que sejam conformes com o presente regulamento
podem ser colocados no mercado antes da sua data de aplicação. 
4.                      
Em derrogação do disposto nas Diretivas 90/385/CEE
e 93/42/CEE, os organismos de avaliação da conformidade que cumpram o disposto
no presente regulamento podem ser designados e notificados antes da respetiva
data de aplicação. Os organismos notificados que são designados e notificados
de acordo com o presente regulamento podem aplicar os procedimentos de
avaliação da conformidade estabelecidos no presente regulamento e emitir
certificados ao abrigo do presente regulamento antes da respetiva data de
aplicação.
5.                      
Em derrogação do disposto no artigo 10.º-A e no
artigo 10.º-B, n.º 1, alínea a), da Diretiva 90/385/CEE, bem como no artigo
14.º, n.os 1 e 2, e no artigo 14.º-A, n.º 1, alíneas a) e b), da
Diretiva 93/42/CEE, considera-se que os fabricantes, mandatários, importadores
e organismos notificados que, durante o período compreendido entre [data de
aplicação] e [18 meses a contar da data de aplicação], satisfaçam o disposto no
artigo 25.º, n.os 2 e 3, e no artigo 45.º, n.º 4, do presente
regulamento, cumprem as disposições legislativas e regulamentares adotadas
pelos Estados-Membros em conformidade, respetivamente, com o artigo 10.º-A da
Diretiva 90/385/CEE ou o artigo 14.º, n.os 1 e 2, da Diretiva
93/42/CEE e, respetivamente, com o artigo, 10.º-B, n.º 1, alínea a), da
Diretiva 90/385/CEE ou o artigo 14.º-A, n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 93/42/CEE,
como especificado na Decisão 2010/227/UE da Comissão.
6.                      
As autorizações concedidas pelas autoridades
competentes dos Estados-Membros em conformidade com o artigo 9.º, n.º 9, da
Diretiva 90/385/CEE ou com o artigo 11.º, n.º 13, da Diretiva 93/42/CEE mantêm
a validade indicada na autorização. 
7.                      
Os dispositivos abrangidos pelo âmbito de aplicação
do presente regulamento em conformidade com o artigo 1.º, n.º 2, alínea e), que
tenham sido colocados no mercado ou postos em serviço legalmente de acordo com
as regras em vigor nos Estados-Membros antes da aplicação do presente
regulamento podem continuar a ser colocados no mercado e entrar em serviço nos
Estados-Membros em causa. 
8.                      
As investigações clínicas que tenham sido iniciadas
em conformidade com o artigo 10.º da Diretiva 90/385/CEE ou com o artigo 15.º
da Diretiva 93/42/CEE antes da aplicação do presente regulamento podem ser
prosseguidas. Porém, a partir da aplicação do presente regulamento, a
notificação de acontecimentos adversos graves e de defeitos dos dispositivos
deve ser efetuada em conformidade com o presente regulamento. 
Artigo 95.º
Avaliação
A Comissão deve avaliar a aplicação do
presente regulamento o mais tardar sete anos a contar da respetiva data de
aplicação e elaborar um relatório de avaliação dos progressos conseguidos no
sentido da realização dos objetivos do presente regulamento que inclua uma
avaliação dos recursos necessários para a sua execução. 
Artigo 96.º
Revogação
As Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE do
Conselho são revogadas com efeitos a partir de [data de aplicação do presente
regulamento], à exceção do artigo 10.º-A e do artigo 10.º-B, n.º 1, alínea a),
da Diretiva 90/385/CEE e do artigo 14.º, n.os 1 e 2, e do artigo
14.º-A, n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 93/42/CEE, que são revogados com
efeitos a partir de [18 meses a contar da data de aplicação].
As remissões para as diretivas do Conselho
revogadas devem entender-se como sendo feitas para o presente regulamento e
devem ser lidas de acordo com o quadro de correspondência constante do
anexo XVI.
Artigo 97.º
Entrada em vigor e data de aplicação
1.                      
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
2.                      
É aplicável a partir de [três anos a contar da sua
entrada em vigor].
3.                      
Em derrogação do n.º 2, aplica-se o seguinte:
(a)         
O artigo 25.º, n.os 2 e 3, e o artigo
45.º, n.º 4, são aplicáveis a partir de [18 meses a contar da data de aplicação
referida no n.º 2];
(b)         
Os artigos 28.º a 40.º e o artigo 78.º são
aplicáveis a partir de [seis meses a contar da entrada em vigor]. No entanto,
antes de [data de aplicação referida no n.º 2], as obrigações dos organismos
notificados decorrentes do disposto nos artigos 28.º a 40.º são aplicáveis
unicamente aos organismos que apresentem um pedido de notificação em
conformidade com o artigo 31.º do presente regulamento. 
O presente regulamento é obrigatório
em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26.9.2012
Pelo Parlamento Europeu                             Pelo
Conselho
O Presidente                                                  O
Presidente
ANEXO I
REQUISITOS GERAIS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO
I.            Requisitos
gerais 
1.                      
Os dispositivos devem atingir o desempenho
pretendido pelo fabricante e ser concebidos e fabricados de tal modo que, em
condições normais de utilização, se adequem à finalidade pretendida, atendendo
ao avanço técnico geralmente reconhecido. Não devem comprometer o estado
clínico nem a segurança dos doentes, nem, ainda, a segurança e a saúde dos
utilizadores ou, eventualmente, de terceiros, desde que os eventuais riscos
associados à sua utilização constituam riscos aceitáveis quando comparados com
o benefício proporcionado aos doentes e sejam compatíveis com um elevado grau
de proteção da saúde e segurança.
Isto inclui: 
–              
a redução, na medida do possível, do risco derivado
de erros de utilização devido às características ergonómicas do dispositivo ou
ao ambiente que está previsto para a utilização do dispositivo (conceção tendo
em conta a segurança do doente), e 
–              
a consideração dos conhecimentos técnicos,
experiência, educação, formação e das condições clínicas e físicas dos
utilizadores previstos (conceção para utilizadores leigos, profissionais,
portadores de deficiência ou outros utilizadores). 
2.                      
As soluções adotadas pelo fabricante na conceção e
fabrico dos dispositivos devem observar os princípios da segurança, atendendo
ao avanço técnico geralmente reconhecido. O fabricante deve, para reduzir os
riscos, geri-los de modo que o risco residual associado a cada perigo, bem como
o risco residual global sejam considerados aceitáveis. O fabricante deve
aplicar os princípios a seguir enunciados, pela ordem de prioridade indicada:
(a)         
Identificar perigos conhecidos ou previsíveis e
estimar os riscos associados decorrentes da utilização prevista e da má
utilização previsível;
(b)         
Eliminar os riscos tanto quanto possível mediante
uma conceção e um fabrico intrinsecamente seguros;
(c)         
Reduzir tanto quanto possível os riscos
remanescentes, adotando medidas de proteção adequadas, incluindo sistemas de
alarme; e
(d)         
Formar os utilizadores e/ou informá-los de
eventuais riscos residuais.
3.                      
As características e o desempenho do dispositivo
não devem ser afetados negativamente a ponto de comprometer a saúde ou a
segurança dos doentes ou dos utilizadores e, eventualmente, de terceiros
durante a vida útil do dispositivo indicada pelo fabricante, quando o
dispositivo for submetido aos constrangimentos suscetíveis de ocorrer em
condições normais de utilização e tiver sido corretamente mantido em
conformidade com as instruções do fabricante. Se não for indicada a vida útil,
o mesmo se aplica à vida útil que é razoável esperar de um dispositivo do mesmo
tipo, tendo em conta a finalidade e a utilização prevista do dispositivo. 
4.                      
Os dispositivos devem ser concebidos, fabricados e
embalados de modo a que as suas características e desempenho durante a
utilização prevista não sejam afetados negativamente pelas condições de
transporte e armazenamento (por exemplo, flutuações de temperatura e humidade),
tendo em conta as instruções e informações fornecidas pelo fabricante.
5.                      
Todos os riscos conhecidos e previsíveis e
quaisquer efeitos secundários indesejáveis devem ser reduzidos ao mínimo e ser
aceitáveis, quando comparados com o benefício proporcionado aos doentes pelo
desempenho alcançado pelo dispositivo em condições normais de utilização.
6.                      
Quanto aos dispositivos indicados no anexo XV
relativamente aos quais o fabricante não alegue um fim médico, os requisitos
gerais constantes das secções 1 e 5 devem ser entendidos no sentido de que o
dispositivo, quando utilizado nas condições e para os fins previstos, não deve
apresentar qualquer risco ou apenas os riscos mínimos aceitáveis relacionados
com a utilização do produto que sejam coerentes com um elevado nível de
proteção da saúde e segurança das pessoas.
II.          Requisitos relativos à conceção e
ao fabrico 
7.                      
Propriedades químicas, físicas e biológicas
7.1.                
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
por forma a assegurar as características e o desempenho referidos no capítulo
I, «Requisitos gerais». Deve prestar-se especial atenção aos seguintes aspetos:
(a)         
a seleção dos materiais utilizados, nomeadamente no
que respeita à toxicidade e, se for caso disso, à inflamabilidade;
(b)         
a compatibilidade entre os materiais utilizados e
os tecidos e as células biológicos e os líquidos corporais, atendendo à
finalidade do dispositivo;
(c)         
sempre que adequado, os resultados das
investigações biofísicas ou de modelos cuja validade tenha sido previamente
demonstrada; 
(d)         
a seleção dos materiais utilizados, refletindo, se
for o caso, questões como a dureza, o desgaste e a resistência à fadiga.
7.2.                
Os dispositivos devem ser concebidos, fabricados e
embalados por forma a reduzir ao mínimo os riscos decorrentes de contaminantes
e resíduos para os pacientes, atendendo à finalidade do dispositivo, e para o pessoal
envolvido no transporte, armazenamento e utilização dos dispositivos. Deve
prestar-se especial atenção aos tecidos expostos, bem como à duração e
frequência da exposição.
7.3.                
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
por forma a poderem ser utilizados com segurança com os materiais e
substâncias, incluindo gases, com que entrem em contacto no decurso da sua
utilização normal ou de procedimentos de rotina; se os dispositivos se
destinarem à administração de medicamentos, devem ser concebidos e fabricados
de modo a serem compatíveis com os medicamentos em questão, de acordo com as
disposições e restrições que regem esses medicamentos e de forma que o
desempenho tanto dos medicamentos como dos dispositivos se mantenha conforme
com as respetivas indicações e finalidade.
7.4.                
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
por forma a reduzir, tanto quanto possível e adequado, os riscos colocados por
substâncias suscetíveis de escorrer ou libertar-se do dispositivo. Deve
dedicar-se especial atenção às substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas
para a reprodução, em conformidade com a parte 3 do anexo VI do Regulamento
(CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de
2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e
misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o
Regulamento (CE) n.º 1907/2006[57],
e às substâncias que apresentem propriedades perturbadoras do sistema
endócrino, com efeitos graves prováveis para a saúde humana cientificamente
provados, identificadas de acordo com o procedimento indicado no artigo 59.º do
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de
dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos
produtos químicos (REACH)[58].
Se os dispositivos, ou partes deles, que se
destinarem a: 
–              
ser dispositivos invasivos e entrar em contacto com
o corpo dos doentes por períodos curtos ou prolongados, ou 
–              
(re)administrar medicamentos, líquidos corporais ou
outras substâncias, incluindo gases, no corpo humano ou para fora dele, ou 
–              
transportar ou armazenar esses medicamentos,
líquidos corporais ou substâncias, incluindo gases, a (re)administrar no corpo
humano, 
contiverem, numa concentração igual ou superior a
0,1 % em massa de material plastificado, ftalatos classificados como
cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução das categorias 1A ou 1B,
em conformidade com a parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.º 1272/2008,
esses dispositivos devem ser rotulados no próprio dispositivo e/ou na embalagem
individual ou, eventualmente, na embalagem comercial como dispositivos que
contêm ftalatos. Se a utilização pretendida desses dispositivos incluir o
tratamento de crianças ou o tratamento de mulheres grávidas ou lactantes, o
fabricante deve fornecer uma justificação específica para a utilização dessas
substâncias no que se refere ao cumprimento dos requisitos gerais de segurança
e desempenho, nomeadamente dos constantes no presente parágrafo, na
documentação técnica e, nas instruções de utilização, informações sobre os
riscos residuais para estes grupos de doentes e, se for caso disso, sobre as
medidas de precaução adequadas.
7.5.                
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
por forma a reduzir, tanto quanto possível e adequado, os riscos derivados da
entrada ou saída não intencionais de substâncias para dentro ou fora do
dispositivo, tendo em conta o próprio dispositivo e a natureza do ambiente em
que se destina a ser utilizado.
7.6.                
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
por forma a reduzir ao mínimo os riscos associados à dimensão e às propriedades
das partículas utilizadas. Deve proceder-se com um cuidado especial quando os
dispositivos contiverem ou consistirem em nanomateriais suscetíveis de serem
libertados para o corpo dos doentes ou utilizadores.
8.                      
Infeção e contaminação microbiana
8.1.                
Os dispositivos e os processos de fabrico devem ser
concebidos por forma a eliminar ou reduzir, tanto quanto possível, o risco de
infeção para doentes, utilizadores e, se for o caso, para terceiros. O
dispositivo deve:
(a)         
Permitir um manuseamento fácil;
e, se necessário,
(b)         
Reduzir, tanto quanto possível e adequado, qualquer
fuga microbiana do dispositivo e/ou exposição microbiana durante a utilização;
(c)         
Impedir a contaminação microbiana do dispositivo ou
do espécime.
8.2.                
Os dispositivos cujo rótulo indique que possuem um
estado microbiológico especial devem ser concebidos, fabricados e embalados de
modo a garantir que assim permanecem aquando da respetiva colocação no mercado,
bem como nas condições de transporte e armazenamento especificadas pelo
fabricante.
8.3.                
Os dispositivos fornecidos esterilizados devem ser
concebidos, fabricados e acondicionados numa embalagem descartável e/ou em
conformidade com procedimentos adequados, a fim de garantir que estão
esterilizados aquando da sua colocação no mercado e mantêm esta propriedade nas
condições de transporte e armazenamento indicadas pelo fabricante, até que seja
danificada ou aberta a embalagem protetora. 
8.4.                
Os dispositivos cujo rótulo indique que são
esterilizados ou que possuem um estado microbiológico especial devem ter sido
processados, fabricados e, se for o caso, esterilizados por métodos validados
adequados.
8.5.                
Os dispositivos destinados a ser esterilizados
devem ser fabricados em condições (por exemplo ambientais) adequadamente
controladas.
8.6.                
Os sistemas de embalagem para dispositivos não
esterilizados devem preservar a integridade e a limpeza do produto e, caso os
dispositivos se destinem a ser esterilizados antes da utilização, reduzir ao
mínimo o risco de contaminação microbiana; o sistema de embalagem deve ser
adequado, tendo em conta o método de esterilização indicado pelo fabricante.
8.7.                
A rotulagem do dispositivo deve permitir distinguir
produtos idênticos ou semelhantes colocados no mercado sob forma esterilizada e
não esterilizada.
9.                      
Dispositivos que incorporem uma substância
considerada como sendo um medicamento e dispositivos constituídos por
substâncias, ou combinação de substâncias, que se destinem a ser ingeridas,
inaladas ou administradas por via retal ou vaginal 
9.1.                
No caso dos dispositivos referidos no artigo 1.º,
n.º 4, primeiro parágrafo, a qualidade, a segurança e a utilidade da substância
que, se usada separadamente, seria considerada um medicamento na aceção do
artigo 1.º da Diretiva 2001/83/CE, devem ser comprovadas por analogia com os
métodos especificados no anexo I da Diretiva 2001/83/CE, tal como previsto no
procedimento de avaliação da conformidade aplicável no presente regulamento.
9.2.                
Os dispositivos constituídos por substâncias, ou
combinação de substâncias, que se destinem a ser ou ingeridas, inaladas ou
administradas por via retal ou vaginal e sejam absorvidas ou dispersas no corpo
humano devem respeitar, por analogia, os requisitos relevantes estabelecidos no
anexo I da Diretiva 2001/83/CE.
10.                  
Dispositivos que incorporem materiais de
origem biológica
10.1.            
Em relação aos dispositivos fabricados com recurso
a tecidos ou células de origem humana, ou seus derivados, abrangidos pelo
presente regulamento em conformidade com o artigo 1.º, n.º 2, alínea e),
aplica-se o seguinte: 
(a)         
A dádiva, a colheita e a análise de tecidos e
células de origem humana utilizados no fabrico de dispositivos far-se-ão em
conformidade com a Diretiva 2004/23/CE;
(b)         
O processamento, a preservação e qualquer outro
manuseamento desses tecidos e células devem efetuar-se de modo a proporcionar
uma segurança ótima de doentes, utilizadores e, eventualmente, terceiros. Deve
ser garantida, em particular, a segurança em relação a vírus e outros agentes
transmissíveis através da aplicação de métodos validados de eliminação ou
inativação durante o processo de fabrico; 
(c)         
Deve garantir-se que o sistema de rastreabilidade
dos dispositivos fabricados com esses tecidos ou células de origem humana é
complementar e compatível com os requisitos em matéria de rastreabilidade e
proteção de dados estabelecidos na Diretiva 2004/23/CE e na Diretiva 2002/98/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de janeiro de 2003, que estabelece
normas de qualidade e segurança em relação à colheita, análise, processamento,
armazenamento e distribuição de sangue humano e de componentes sanguíneos e que
altera a Diretiva 2001/83/CE[59].

10.2.            
Em relação aos dispositivos fabricados com recurso
a tecidos ou células de origem animal, ou seus derivados, não viáveis ou
tornados não viáveis, aplica-se o seguinte:
(a)         
Sempre que exequível atendendo à espécie animal, os
tecidos e células de origem animal devem provir de animais que tenham sido
sujeitos a controlos veterinários adaptados ao uso previsto dos tecidos. Devem
registar-se as informações sobre a origem geográfica dos animais;
(b)         
O processamento, a preservação, a análise e o
manuseamento de tecidos, células e substâncias de origem animal devem
efetuar-se de modo a proporcionar uma segurança ótima de doentes, utilizadores
e, eventualmente, terceiros. Deve ser garantida, em particular, a segurança em
relação a vírus e outros agentes transmissíveis através da aplicação de métodos
validados de eliminação ou inativação viral durante o processo de fabrico;
(c)         
No caso de dispositivos fabricados com recurso a
tecidos e células de origem animal, conforme referido no Regulamento (UE) n.º
722/2012 da Comissão, de 8 de agosto de 2012, relativo a especificações
pormenorizadas referentes aos requisitos estabelecidos nas Diretivas 90/385/CEE
e 93/42/CEE no que diz respeito a dispositivos medicinais implantáveis ativos e
dispositivos médicos fabricados mediante a utilização de tecidos de origem
animal[60],
aplicam-se os requisitos específicos estabelecidos nesse regulamento.
10.3.            
Em relação a dispositivos fabricados com recurso a
outras substâncias biológicas não viáveis, aplica-se o seguinte: 
No caso de substâncias biológicas diferentes das
referidas nas secções 10.1 e 10.2, o processamento, a preservação, a análise e
o manuseamento dessas substâncias devem efetuar-se de modo a proporcionar uma
segurança ótima de doentes, utilizadores e, eventualmente, terceiros. Deve ser
garantida, em particular, a segurança em relação a vírus e outros agentes
transmissíveis através da aplicação de métodos validados de eliminação ou
inativação durante o processo de fabrico;
11.                  
Interação dos dispositivos com o seu
ambiente
11.1.            
Caso um dispositivo se destine a ser utilizado em
conjunto com outros dispositivos ou equipamentos, esse conjunto, incluindo o
sistema de ligação, deve ser seguro e não prejudicar o desempenho especificado
dos dispositivos. Qualquer restrição à utilização aplicável a esses conjuntos
deve ser indicada no rótulo e/ou nas instruções de utilização. As ligações que
devam ser manipuladas pelo utilizador, como fluidos, transferências de gás ou
dispositivos mecânicos de engate devem ser concebidas e construídas por forma a
reduzir ao mínimo todos os eventuais riscos decorrentes de uma ligação
incorreta.
11.2.            
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
por forma a suprimir ou reduzir, tanto quanto possível e adequado:
(a)         
O risco de lesão de doentes, utilizadores ou
terceiros relacionado com as características físicas e ergonómicas dos
dispositivos;
(b)         
O risco derivado de erros de utilização devido às
características ergonómicas dos dispositivos, a fatores humanos ou ao ambiente
que está previsto para a utilização dos dispositivos;
(c)         
Os riscos relacionados com influências externas ou
condições ambientais razoavelmente previsíveis, nomeadamente campos magnéticos,
efeitos elétricos e eletromagnéticos externos, descargas eletrostáticas,
radiação associada a procedimentos de diagnóstico ou terapêuticos, pressão,
humidade, temperatura variações de pressão e aceleração ou interferências das
radiofrequências;
(d)         
Os riscos associados à utilização dos dispositivos
quanto entram em contacto com materiais, líquidos e substâncias, incluindo
gases, a que estão expostos durante condições de utilização normais;
(e)         
O risco associado à eventual interação negativa
entre o software e o ambiente no qual funciona e interage;
(f)           
Os riscos de entrada acidental de substâncias nos
dispositivos;
(g)         
Os riscos de interferência recíproca com outros
dispositivos normalmente utilizados nas investigações ou tratamentos em causa;
(h)         
Os riscos resultantes do envelhecimento dos
materiais utilizados ou da perda de precisão de qualquer mecanismo de medição
ou controlo, quando não seja possível a manutenção ou calibração (como no caso
dos implantes).
11.3.            
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
por forma a reduzir ao mínimo os riscos de incêndio ou explosão em condições de
utilização normais ou em situação de primeira avaria. Deve ser dada especial
atenção aos dispositivos cuja finalidade pretendida inclua a exposição a
substâncias inflamáveis ou que favoreçam a combustão, ou a associação com tais
substâncias.
11.4.            
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
de modo a que a regulação, a calibração e a manutenção, quando necessárias para
alcançar o desempenho pretendido, possam ser feitas de forma segura.
11.5.            
Os dispositivos que funcionam em conjunto com
outros dispositivos ou produtos devem ser concebidos e fabricados de modo a que
a interoperabilidade seja fiável e segura.
11.6.            
Qualquer escala de medição, monitorização e leitura
deve ser concebida de acordo com princípios ergonómicos e atendendo à
finalidade pretendida dos dispositivos.
11.7.            
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
por forma a facilitar uma eliminação segura dos dispositivos e/ou de eventuais
resíduos pelos utilizadores, doentes ou terceiros.
12.                  
Dispositivos com função de diagnóstico ou
medição
12.1.            
Os dispositivos de diagnóstico e os dispositivos
com uma função de medição devem ser concebidos e fabricados por forma a
assegurar uma exatidão, precisão e estabilidade suficientes para a finalidade
pretendida, com base em métodos científicos e técnicos adequados. Os limites de
exatidão devem ser indicados pelo fabricante.
12.2.            
As medições feitas por dispositivos com uma função
de medição e expressas em unidades legais devem estar em conformidade com o
disposto na Diretiva 80/181/CEE do Conselho[61].
13.                  
Proteção contra radiações
13.1.            
Generalidades
(a)         
Os dispositivos devem ser concebidos, fabricados e
embalados de modo que a exposição de doentes, utilizadores e terceiros a
qualquer radiação emitida seja reduzida tanto quanto possível e adequado, de
forma compatível com a finalidade pretendida, sem, no entanto, restringir a
aplicação dos níveis especificados adequados para efeitos terapêuticos e de
diagnóstico;
(b)         
As instruções de utilização dos dispositivos que
emitem radiações devem conter informações pormenorizadas sobre a natureza das
radiações emitidas, os meios de proteção de doentes e utilizadores e a maneira
de evitar o uso indevido e de eliminar os riscos inerentes à instalação.
13.2.            
Radiações intencionais
(a)         
No caso de dispositivos concebidos para emitir
níveis perigosos, ou potencialmente perigosos, de radiações visíveis e/ou
invisíveis necessárias para um fim médico específico, cujo benefício se
considere ser superior aos riscos inerentes à emissão, deve ser possível aos
utilizadores controlar as emissões. Tais dispositivos devem ser concebidos e
fabricados por forma a garantir a reprodutibilidade dos parâmetros variáveis
pertinentes com uma tolerância aceitável;
(b)         
Os dispositivos destinados a emitir radiações
potencialmente perigosas, visíveis e/ou invisíveis, devem estar equipados,
sempre que possível, com indicadores visuais e/ou avisos sonoros de tais
emissões.
13.3.            
Radiações não intencionais
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
por forma a reduzir, tanto quanto possível e adequado, a exposição de doentes,
utilizadores e terceiros à emissão de radiações não intencionais, parasitas ou
difusas.
13.4.            
Radiações ionizantes
(a)         
Os dispositivos destinados a emitir radiações
ionizantes devem ser concebidos e fabricados por forma a garantir que, sempre
que possível, a quantidade, a geometria e a distribuição energética (ou
qualidade) da radiação emitida possam ser reguladas e controladas em função da
finalidade;
(b)         
Os dispositivos que emitem radiações ionizantes
destinados ao diagnóstico radiológico devem ser concebidos e fabricados por
forma a proporcionar uma imagem adequada e/ou de qualidade para os fins médicos
pretendidos, embora com uma exposição às radiações tão baixa quanto possível,
tanto do doente como do utilizador;
(c)         
Os dispositivos que emitem radiações ionizantes
destinados à radioterapia devem ser concebidos e fabricados por forma a
permitir uma monitorização e um controlo fiáveis da dose administrada, das
características do feixe em termos de tipo de radiações, da energia e, sempre
que adequado, da distribuição energética.
14.                  
Software
incorporado em dispositivos e software autónomo
14.1.            
Os dispositivos que incorporem sistemas eletrónicos
programáveis, incluindo software, ou o software autónomo que
constitua ele próprio um dispositivo, devem ser concebidos de modo a garantir a
repetibilidade, a fiabilidade e o desempenho de acordo com a utilização
pretendida. No caso de se verificar uma situação de primeira avaria, devem ser
adotadas medidas adequadas para eliminar ou reduzir, tanto quanto possível e
adequado, os riscos que dela possam advir.
14.2.            
No respeitante a dispositivos que incorporem um software,
ou software autónomo que constitua ele próprio um dispositivo, o software
deve ser desenvolvido e fabricado de acordo com o avanço técnico, tendo em
consideração os princípios do ciclo de vida do desenvolvimento, da gestão dos
riscos, da verificação e da validação.
14.3.            
O software a que se refere a presente secção
e que se destina a ser utilizado em conjunto com plataformas computacionais
móveis deve ser concebido e fabricado tendo em conta as características
específicas da plataforma móvel (por exemplo, tamanho e contraste do ecrã) e os
fatores externos relacionados com a sua utilização (ambiente variável no que
respeita ao nível de luz ou de ruído).
15.                  
Dispositivos ativos e dispositivos a eles ligados

15.1.            
Em relação aos dispositivos ativos, caso se
verifique uma situação de primeira avaria, devem ser adotadas medidas adequadas
para eliminar ou reduzir, tanto quanto possível e adequado, os riscos que dela
possam advir.
15.2.            
Os dispositivos que incorporem uma fonte de energia
interna de que dependa a segurança do doente devem dispor de meios que permitam
determinar o estado dessa fonte.
15.3.            
Os dispositivos ligados a uma fonte de energia
externa de que dependa a segurança do doente devem dispor de um sistema de
alarme que indique qualquer falta de energia.
15.4.            
Os dispositivos destinados a monitorizar um ou mais
parâmetros clínicos de um doente devem estar equipados com sistemas de alarme
adequados que permitam alertar o utilizador para situações suscetíveis de provocar
a morte ou uma deterioração grave do estado de saúde do doente.
15.5.            
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
por forma a reduzir, tanto quanto possível e adequado, os riscos decorrentes da
criação de interferências eletromagnéticas suscetíveis de prejudicar o
funcionamento destes ou de outros dispositivos ou equipamentos instalados no
ambiente pretendido.
15.6.            
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
de forma a proporcionar um nível adequado de imunidade intrínseca em relação a
perturbações eletromagnéticas, a fim de permitir que funcionem conforme
pretendido.
15.7.            
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
por forma a evitar, tanto quanto possível, os riscos de choques elétricos
acidentais para doentes, utilizadores ou terceiros, tanto em condições normais
de utilização dos dispositivos como em situação de primeira avaria, desde que
os dispositivos sejam corretamente instalados e conservados, conforme indicação
do fabricante.
16.                  
Proteção contra riscos mecânicos e térmicos
16.1.            
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
por forma a proteger o doente e o utilizador contra riscos mecânicos
relacionados, por exemplo, com a resistência ao movimento, a instabilidade e as
peças móveis.
16.2.            
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
por forma a reduzir ao mínimo possível os riscos decorrentes das vibrações por
eles produzidas, atendendo ao progresso técnico e à disponibilidade de meios de
redução das vibrações, especialmente na fonte, a menos que as vibrações façam
parte do desempenho especificado.
16.3.            
Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados
por forma a reduzir ao mínimo possível os riscos decorrentes do ruído emitido,
atendendo ao progresso técnico e à disponibilidade de meios de redução do
ruído, especialmente na fonte, a menos que o ruído faça parte do desempenho
especificado.
16.4.            
Os terminais e dispositivos de ligação a fontes de
energia elétrica, gasosa, hidráulica ou pneumática que tenham de ser
manipulados por utilizadores ou terceiros devem ser concebidos e construídos
por forma a reduzir ao mínimo todos os riscos possíveis.
16.5.            
Os erros suscetíveis de serem cometidos na altura
da montagem ou remontagem, ou do estabelecimento ou restabelecimento da
ligação, de determinadas peças, antes ou durante a utilização, suscetíveis de
estar na origem de riscos devem ser tornados impossíveis pela conceção e
fabrico dessas peças ou, se tal não for possível, por informações que figurem
nas próprias peças e/ou nos seus invólucros.
As mesmas informações devem figurar nos elementos
móveis e/ou nos seus cárteres quando for necessário conhecer o sentido do
movimento para evitar qualquer risco.
16.6.            
Em condições normais de utilização, as partes
acessíveis dos dispositivos (excluindo as partes ou zonas destinadas a fornecer
calor ou a atingir determinadas temperaturas) e o meio circundante não devem
atingir temperaturas potencialmente perigosas.
17.                  
Proteção contra os riscos para os doentes ou
utilizadores decorrentes da energia fornecida ou das substâncias administradas
17.1.            
A conceção e a construção dos dispositivos
destinados a fornecer energia ou administrar substâncias aos doentes deve
permitir que a quantidade fornecida seja regulada e mantida com exatidão
suficiente para garantir a segurança de doentes e utilizadores.
17.2.            
Os dispositivos devem estar equipados com meios que
impeçam e/ou assinalem qualquer inadequação da quantidade fornecida que seja
suscetível de constituir um perigo. Os dispositivos devem incorporar meios
adequados que impeçam, tanto quanto possível, a libertação acidental de níveis
perigosos de energia e substâncias a partir de uma fonte de energia e/ou
substâncias.
17.3.            
A função dos comandos e indicadores deve
encontrar-se claramente especificada nos dispositivos. Caso um dispositivo
apresente instruções necessárias ao seu funcionamento ou indique parâmetros de
funcionamento ou de regulação através de um sistema visual, essas informações
devem ser de fácil compreensão para os utilizadores e, se for caso disso, para
os doentes.
18.                  
Proteção contra os riscos colocados por
dispositivos médicos que, por intenção do fabricante, se destinam a ser
utilizados por leigos 
18.1.            
Os dispositivos que se destinam a ser utilizados
por leigos devem ser concebidos e fabricados por forma a terem um desempenho
adequado à sua finalidade pretendida, tendo em conta as competências e os meios
à disposição dos leigos, bem como os efeitos das variações razoavelmente
previsíveis na destreza e no ambiente dos leigos. As informações e instruções
fornecidas pelo fabricante devem ser fáceis de compreender e de aplicar pelos
leigos.
18.2.            
Os dispositivos para utilização por leigos devem
ser concebidos e fabricados por forma a: 
–              
garantir que o dispositivo é de fácil utilização
pelo utilizador previsto, em todas as fases do procedimento, e
–              
reduzir tanto quanto possível o risco de os
utilizadores previstos cometerem erros no manuseamento do dispositivo e, se for
o caso, na interpretação dos resultados.
18.3.            
Os dispositivos que se destinam a ser utilizados
por leigos devem, se razoavelmente possível, incluir um procedimento pelo qual
os leigos:
–              
possam verificar, quando da utilização, se o
dispositivo tem o desempenho pretendido pelo fabricante, e
–              
se aplicável, são avisados caso o dispositivo não
dê resultados válidos.
III.         Requisitos relativos às
informações fornecidas com o dispositivo
19.                  
Rótulo e instruções de utilização
19.1.            
Requisitos gerais relativos às informações
fornecidas pelo fabricante 
Cada dispositivo deve ser acompanhado das
informações necessárias à identificação do dispositivo e do seu fabricante e
comunicar as informações relacionadas com a segurança e o desempenho aos utilizadores,
profissionais ou leigos, ou a terceiros, consoante o caso. Essas informações
podem constar do próprio dispositivo, da embalagem ou das instruções de
utilização, atendendo aos seguintes aspetos: 
(a)         
O meio, formato, conteúdo, legibilidade e localização
do rótulo e das instruções de utilização devem ser adequados ao dispositivo
específico, sua finalidade pretendida e aos conhecimentos técnicos,
experiência, educação ou formação dos utilizadores previstos. As instruções de
utilização devem, em especial, estar escritas em termos facilmente
compreensíveis para os utilizadores previstos e, se adequado, ser
complementadas com desenhos e diagramas. Alguns dispositivos podem incluir
informações separadas para utilizadores profissionais e para leigos;
(b)         
As informações exigidas no rótulo devem constar do
próprio dispositivo. Caso tal não seja praticável ou adequado, as informações,
parciais ou totais, podem constar da embalagem de cada unidade e/ou da
embalagem de vários dispositivos.
Quando se fornecerem múltiplos dispositivos a um
só utilizador e/ou a um só local, pode fornecer-se um só exemplar das
instruções, se com tal concordar o comprador, que poderá sempre solicitar o
fornecimento de mais exemplares; 
(c)         
Relativamente aos dispositivos das classes I e IIa,
as instruções de utilização não são necessárias, ou podem ser abreviadas, caso
o dispositivo possa ser usado de forma segura, conforme pretendido pelo
fabricante, sem quaisquer instruções de utilização;
(d)         
Os rótulos devem ser fornecidos num formato legível
por pessoas, mas podem ser complementados com formatos legíveis por máquina,
como identificação por radiofrequências (RFID) ou códigos de barras;
(e)         
As instruções de utilização podem ser fornecidas
aos utilizadores sem ser em formato papel (por exemplo, em formato eletrónico)
na medida e nas condições fixadas no Regulamento (UE) n.º 207/2012 da Comissão
relativo às instruções eletrónicas para utilização de dispositivos médicos[62]; 
(f)           
Os riscos residuais que devem ser comunicados aos
utilizadores e/ou terceiros devem ser incluídos como limitações,
contraindicações, precauções ou avisos nas informações fornecidas pelo
fabricante;
(g)         
Sempre que adequado, as informações devem ser
apresentadas sob a forma de símbolos internacionalmente reconhecidos. Os
símbolos e cores de identificação eventualmente utilizados devem estar em
conformidade com as normas harmonizadas ou as ETC. Caso não haja quaisquer
normas ou ETC, os símbolos e cores devem ser descritos na documentação
fornecida com o dispositivo. 
19.2.            
Informações constantes do rótulo 
O rótulo deve ostentar as seguintes informações:
(a)         
O nome ou o nome comercial do dispositivo; 
(b)         
As informações estritamente necessárias para que os
utilizadores identifiquem o dispositivo, o conteúdo da embalagem e, caso não
seja óbvio para os utilizadores, a finalidade pretendida do dispositivo;
(c)         
O nome, nome comercial registado ou marca registada
do fabricante e o endereço da sede social em que pode ser contactado e a sua
localização ser estabelecida;
(d)         
Em relação aos dispositivos importados, o nome,
nome comercial registado ou marca registada do mandatário estabelecido na União
e o endereço da sede social em que pode ser contactado e a sua localização ser
estabelecida; 
(e)         
Se aplicável, a indicação de que o dispositivo
contém ou incorpora: 
–              
uma substância medicamentosa, incluindo substâncias
derivadas do sangue ou plasma humanos, ou
–              
tecidos ou células de origem humana, ou seus
derivados, ou
–              
tecidos ou células de origem animal, ou seus
derivados, tal como referido no Regulamento (UE) n.º 722/2012 da Comissão;
(f)           
Se aplicável, a indicação de que o dispositivo
incorpora ou consiste em nanomateriais, a menos que estes se encontrem
encapsulados ou fixados de tal forma que não possam ser libertados para o corpo
dos doentes ou utilizadores quando se utiliza o dispositivo para a sua
finalidade pretendida;
(g)         
O código do lote ou o número de série do
dispositivo, precedido da palavra «LOTE» ou «NÚMERO DE SÉRIE» ou de um símbolo
equivalente, conforme adequado;
(h)         
Se aplicável, a identificação única do dispositivo
(IUD);
(i)           
Se adequado, uma indicação inequívoca da
data-limite de utilização do dispositivo em condições de segurança, expressa
pelo menos em ano e mês; 
(j)           
Quando não houver indicação da data‑limite de
utilização em condições de segurança, o ano de fabrico. Esse ano de fabrico pode
fazer parte do número de lote ou número de série, desde que a data seja
claramente identificável;
(k)         
Indicação de quaisquer condições especiais de
armazenamento e/ou manuseamento aplicáveis;
(l)           
Se o dispositivo for fornecido esterilizado,
indicação do seu estado e do método de esterilização;
(m)       
Avisos ou precauções a tomar que devam ser
imediatamente levadas ao conhecimento dos utilizadores do dispositivo,
consoante o caso, e a terceiros, se necessário. Essas informações podem ser
reduzidas ao mínimo, caso em que as instruções de utilização devem conter
informações mais pormenorizadas; 
(n)         
Se o dispositivo for para uso único, indicação
desse facto. A indicação do fabricante sobre o uso único deve ser uniforme em
toda a União;
(o)         
Se o dispositivo for um dispositivo de uso único
reprocessado, indicação deste facto, do número de ciclos de reprocessamento já
realizados e de eventuais limitações relacionadas com o número de ciclos de
reprocessamento; 
(p)         
Se o dispositivo for feito por medida, indicação
desse facto;
(q)         
Se o dispositivo se destinar unicamente a
investigação clínica, indicação desse facto.
19.3.            
Informações nas instruções de utilização
As instruções de utilização devem conter os
seguintes dados:
(a)         
As informações mencionadas na secção 19.2, alíneas
a), c), e), f), k), l) e n);
(b)         
A finalidade do dispositivo, incluindo os
utilizadores previstos (por exemplo, profissionais ou leigos), consoante o
caso; 
(c)         
O desempenho do dispositivo pretendido pelo
fabricante;
(d)         
Todos os riscos residuais, contraindicações e
efeitos secundários indesejáveis esperados ou previsíveis, incluindo
informações a transmitir aos doentes neste domínio;
(e)         
Especificações necessárias para que os utilizadores
usem corretamente o dispositivo, por exemplo, se o dispositivo tiver uma função
de medição, o grau de exatidão alegado; 
(f)           
Pormenores sobre o tratamento ou manuseamento
preparatórios do dispositivo antes de estar pronto para ser utilizado (por
exemplo, esterilização, montagem final, calibração, etc.);
(g)         
Todos os requisitos de instalações, formação ou
qualificações especiais dos utilizadores do dispositivo e/ou de terceiros;
(h)         
As informações necessárias para verificar se o
dispositivo está corretamente instalado e pronto para um desempenho seguro,
conforme pretendido pelo fabricante, em conjugação, se aplicável, com os seguintes
elementos:
–              
pormenores sobre a natureza e frequência da
manutenção preventiva e periódica, bem como de uma eventual limpeza e
desinfeção preparatórias,
–              
identificação de eventuais componentes consumíveis
e de como os substituir,
–              
informações sobre uma eventual calibração
necessária para garantir que o dispositivo funciona corretamente e de forma
segura durante o tempo de vida útil pretendido,
–              
métodos de eliminação dos riscos para as pessoas
que procedem à instalação, à calibração e a intervenções nos dispositivos;
(i)           
Se o dispositivo for fornecido esterilizado,
instruções para o caso de a embalagem esterilizada ter sido danificada antes da
utilização; 
(j)           
Se o dispositivo for fornecido não esterilizado com
a intenção de ser esterilizado antes da utilização, instruções adequadas de
esterilização;
(k)         
Caso o dispositivo seja reutilizável, informações
sobre os procedimentos adequados para a sua reutilização, incluindo a limpeza,
desinfeção, descontaminação, acondicionamento, e, eventualmente, o método
validado de reesterilização. Devem fornecer-se informações que permitam
identificar quando o dispositivo deve deixar de ser utilizado, por exemplo,
sinais de degradação do material ou o número máximo de reutilizações
permitidas;
(l)           
Se o dispositivo indicar que é para uso único,
informações sobre as características conhecidas e os fatores técnicos de que o
fabricante tem conhecimento que poderiam constituir um risco no caso de o
dispositivo ser reutilizado. Se, em conformidade com a alínea c) da secção19.1,
não forem necessárias instruções de utilização, as informações devem ser
facultadas aos utilizadores, a seu pedido;
(m)       
Em relação aos dispositivos que se destinam a ser
utilizados com outros dispositivos e/ou com equipamento para fins gerais:
–              
informações de identificação desses dispositivos ou
equipamento, a fim de se obter uma combinação segura, e/ou
–              
informações sobre quaisquer restrições conhecidas
relacionadas com combinações de dispositivos e equipamento; 
(n)         
Se o dispositivo emitir níveis perigosos, ou
potencialmente perigosos, de radiações para fins médicos: 
–              
informações pormenorizadas sobre a natureza, tipo
e, se for o caso, intensidade e distribuição das radiações emitidas,
–              
os meios de proteção de doentes, utilizadores ou
terceiros contra radiações não intencionais durante a utilização do
dispositivo;
(o)         
Informações que permitam que utilizadores e/ou
doentes estejam ao corrente de todos os avisos, precauções, medidas a tomar e
limitações a aplicar relativamente ao dispositivo. Essas informações devem
abranger, se adequado:
–              
avisos, precauções e/ou medidas a tomar em caso de
avaria do dispositivo ou de alterações no seu desempenho, suscetíveis de afetar
a segurança,
–              
avisos, precauções e/ou medidas a tomar no que
respeita à exposição a influências externas ou condições ambientais razoavelmente
previsíveis, nomeadamente campos magnéticos, efeitos elétricos e
eletromagnéticos externos, descargas eletrostáticas, radiação associada a
procedimentos de diagnóstico ou terapêuticos, pressão, humidade, temperatura,
–              
avisos, precauções e/ou medidas a tomar no que
respeita aos riscos de interferência colocados pela presença razoavelmente
previsível do dispositivo durante investigações e avaliações de diagnóstico
específicas ou tratamento terapêutico ou outros procedimentos (por exemplo,
interferência eletromagnética emitida pelo dispositivo e que afeta outro
equipamento),
–              
se o dispositivo se destinar a administrar
medicamentos, tecidos ou células de origem humana ou animal, ou seus derivados,
ou substâncias biológicas, todas as limitações ou incompatibilidades na escolha
das substâncias a fornecer,
–              
avisos, precauções e/ou limitações relacionados com
o medicamento ou material biológico incorporado no dispositivo enquanto parte
integrante do mesmo,
–              
precauções relacionadas com materiais incorporados
no dispositivo que sejam cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos ou que apresentem
propriedades perturbadoras do sistema endócrino ou sejam suscetíveis de
provocar sensibilização ou reação alérgica em doentes ou utilizadores;
(p)         
Avisos ou precauções a tomar a fim de facilitar a
eliminação segura do dispositivo, seus acessórios e consumíveis com ele
utilizados, se for o caso. Essas informações devem abranger, se adequado:
–              
perigos de infeção ou microbianos (por exemplo,
explantes, agulhas ou equipamento cirúrgico contaminado com substâncias
potencialmente infecciosas de origem humana),
–              
perigos físicos (por exemplo, de objetos
cortantes);
(q)         
Relativamente aos dispositivos para serem
utilizados por leigos, as circunstâncias em que os utilizadores devem consultar
um profissional de saúde;
(r)          
Relativamente aos dispositivos enumerados no anexo
XV para os quais o fabricante não alega um fim médico, informações sobre a
ausência de benefícios clínicos e os riscos associados à utilização do
dispositivo;
(s)          
Data de emissão das instruções de utilização ou,
caso tenham sido revistas, data de emissão e identificador da última revisão
das instruções de utilização;
(t)           
Um aviso aos utilizadores e/ou doentes de que
qualquer incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao
fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores
e/ou doentes estão estabelecidos. 
ANEXO II 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
A documentação técnica e, se aplicável, o
resumo da documentação técnica (RDT) a elaborar pelo fabricante devem incluir,
em especial, os seguintes elementos:

1.                      
Descrição e especificação do dispositivo, incluindo variantes e
acessórios 
1.1.                
Descrição e especificação do dispositivo

(a)         
Produto ou nome comercial do produto e uma
descrição geral do dispositivo, incluindo a sua finalidade;
(b)         
O identificador IUD do dispositivo, tal como
referido no artigo 24.º, n.º 1, alínea a), subalínea i), atribuído pelo
fabricante ao dispositivo em questão, assim que o dispositivo for identificado
com base num sistema IUD ou, em alternativa, uma identificação clara através do
código do produto, número de catálogo ou outra referência inequívoca que
assegure a rastreabilidade;
(c)         
A população de doentes a que se destina e condição
médica a diagnosticar e/ou tratar e outras considerações, tais como os
critérios de seleção de doentes;
(d)         
Princípios de funcionamento do dispositivo,
(e)         
Classe de risco e a regra de classificação
aplicável em conformidade com o anexo VII;
(f)           
Explicação de eventuais características novas;
(g)         
Descrição dos acessórios, outros dispositivos
médicos e outros produtos que não sejam dispositivos médicos que se destinem a
ser utilizados em combinação com o dispositivo;
(h)         
Descrição ou lista completa das diferentes
configurações/variantes do dispositivo que serão disponibilizadas; 
(i)           
Descrição geral dos elementos funcionais
fundamentais, por exemplo, as suas peças/componentes (incluindo software,
se for o caso), formulação, composição, funcionalidade. Se adequado,
incluir-se-ão representações pictóricas constantes do rótulo (por exemplo,
diagramas, fotografias e desenhos), indicando claramente as peças/componentes
fundamentais, incluindo uma explicação suficiente para compreender desenhos e
diagramas;
(j)           
Descrição das matérias (primas) incorporadas nos
elementos funcionais fundamentais e das que entram em contacto direto com o
corpo humano ou em contacto indireto com o corpo, por exemplo, durante a
circulação extracorporal de fluidos corporais;
(k)         
Especificações técnicas (características, dimensões
e atributos de desempenho) do dispositivo médico e de eventuais variantes e acessórios
que surgiriam normalmente na especificação do produto disponibilizada aos
utilizadores, por exemplo, em brochuras, catálogos, etc.

1.2.                
Referência a gerações anteriores e semelhantes do
dispositivo 

(a)         
Uma panorâmica das gerações anteriores do
dispositivo do fabricante, caso existam; 
(b)         
Uma panorâmica de dispositivos similares do
dispositivo do fabricante, caso existam na UE ou nos mercados internacionais.

2.                      
Informações fornecidas pelo fabricante

(a)         
Um conjunto completo de 
–              
rótulos no dispositivo ou na respetiva embalagem,
–              
instruções de utilização;
(b)         
Uma lista das variantes linguísticas destinadas aos
Estados-Membros em que se prevê que o dispositivo seja comercializado.

3.                      
Informações relativas à concepção e ao fabrico

(a)         
Informações que proporcionem uma compreensão geral
das fases de conceção que se aplicam ao dispositivo e aos processos de fabrico,
tais como produção, montagem, ensaios finais do produto e embalagem do
dispositivo acabado. Devem ser fornecidas informações mais pormenorizadas para
a auditoria do sistema de gestão da qualidade ou outros procedimentos de
avaliação da conformidade aplicáveis; 
(b)         
Identificação de todos os locais, incluindo
fornecedores e subcontratantes, onde se realizam atividades de conceção e
fabrico: 

4.                      
Requisitos gerais de segurança e desempenho 

A documentação deve conter informações
respeitantes às soluções adotadas para cumprir os requisitos gerais de
segurança e desempenho estabelecidos no anexo I. Essas informações podem
assumir a forma de uma lista de verificação que identifique os seguintes
aspetos: 
(a)         
Os requisitos gerais de segurança e desempenho que
se aplicam ao dispositivo e os motivos por que não se aplicam outros;
(b)         
Os métodos utilizados para demonstrar a
conformidade com cada requisito geral de segurança e de desempenho aplicável; 
(c)         
As normas harmonizadas ou ETC aplicadas ou outros
métodos empregues;
(d)         
A identidade precisa dos documentos controlados que
dão provas de conformidade com cada norma harmonizada, ETC ou outro método
empregue para demonstrar a conformidade com os requisitos gerais de segurança e
desempenho. Estas informações devem incluir uma referência cruzada à
localização dessas provas em toda a documentação técnica e, se for o caso, o
resumo da documentação técnica. 

5.                      
Análise risco-benefício e gestão dos riscos

A documentação deve conter um resumo dos seguintes
aspetos: 
(a)         
A análise risco-benefício referida nas secções 1 e
5 do anexo I, e 
(b)         
As soluções adotadas e os resultados da gestão dos
riscos referida na secção 2 do anexo I.

6.                      
Verificação e validação do produto

A documentação deve conter os resultados dos
ensaios de verificação e validação e/ou dos estudos realizados para demonstrar
a conformidade do dispositivo com os requisitos do presente regulamento e, em
especial, os requisitos gerais de segurança e desempenho aplicáveis. 

6.1.                
Dados pré-clínicos e clínicos 

(a)         
Resultados de ensaios (de engenharia,
laboratoriais, de utilização simulada, em animais) e avaliação de literatura
publicada aplicáveis ao dispositivo ou a dispositivos substancialmente
semelhantes no que respeita à segurança pré-clínica do dispositivo e à sua
conformidade com as especificações; 
(b)         
Informações pormenorizadas respeitantes à conceção
dos ensaios, a protocolos completos de ensaios ou estudos, métodos de análise
de dados, para além de resumos de dados e conclusões de ensaios no que se
refere aos seguintes aspetos: 
–              
biocompatibilidade (identificando todos os
materiais em contacto direto ou indireto com doentes ou utilizadores),
–              
caracterização física, química e microbiológica,
–              
segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética,
–              
verificação e validação do software
(descrição da conceção e do processo de desenvolvimento do software e
provas da validação do software, tal como usado no dispositivo acabado.
Estas informações devem, regra geral, incluir um resumo dos resultados de todas
as verificações, validações e ensaios realizados tanto a nível interno como no
ambiente dos utilizadores, simulado ou real, antes da libertação final. Devem
também tratar todas as diferentes configurações do hardware e, se for o
caso, dos sistemas operativos identificados nas informações fornecidas pelo
fabricante), 
–              
estabilidade/prazo de validade.
Quando aplicável, deve demonstrar-se a
conformidade com o disposto na Diretiva 2004/10/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à aplicação dos
princípios de boas práticas de laboratório e ao controlo da sua aplicação nos
ensaios sobre as substâncias químicas[63].

Nos casos em que não se tiver procedido a novos
ensaios, a documentação deve conter a justificação dessa decisão, por exemplo,
por se terem realizado ensaios de biocompatibilidade em materiais idênticos
quando estes foram incorporados numa versão anterior do dispositivo que foi
legalmente colocado no mercado ou posto em serviço; 
(c)         
Relatório da avaliação clínica em conformidade com
o artigo 49.º, n.º 5, e a parte A do anexo XIII;
(d)         
Plano e relatório de avaliação do ACPC
(acompanhamento clínico pós-comercialização) em conformidade com a parte B do
anexo XIII ou os eventuais motivos pelos quais não se considerou ser necessária
ou adequada a sua realização.

6.2.                
Informações suplementares em casos específicos

(a)         
Sempre que um dispositivo inclua, como parte
integrante, uma substância que, se utilizada separadamente, possa ser
considerada como medicamento na aceção do artigo 1.º da Diretiva 2001/83/CEE,
incluindo um medicamento derivado de sangue ou de plasma humanos, referido no
artigo 1.º, n.º 4, primeiro parágrafo, uma declaração mencionando esse facto.
Nesse caso, a documentação deve identificar a origem da substância e conter os
dados dos ensaios realizados para avaliar a sua segurança. qualidade e
utilidade, atendendo à finalidade do dispositivo;
(b)         
Se um dispositivo for fabricado com recurso a
tecidos e células de origem humana ou animal, ou seus derivados, abrangidos
pelo presente regulamento em conformidade com o artigo 1.º, n.º 2, alínea e),
uma declaração mencionando esse facto. Nesse caso, a documentação deve
identificar todos os materiais de origem humana ou animal utilizados e fornecer
informações pormenorizadas sobre a conformidade, respetivamente, com as secções
10.1 ou 10.2 do anexo I; 
(c)         
No caso de dispositivos colocados no mercado já
esterilizados ou em condições microbiológicas definidas, a descrição das
condições ambientais para as fases de fabrico relevantes. No caso de
dispositivos colocados no mercado já esterilizados, a descrição dos métodos
utilizados, incluindo os relatórios de validação, no acondicionamento,
esterilização e manutenção da esterilidade. O relatório de validação deve
abordar os ensaios de acumulação de microrganismos, ensaios de pesquisa de
pirogénios e, se aplicável, ensaios para deteção de resíduos esterilizantes; 
(d)         
No caso de dispositivos colocados no mercado
dotados de uma função de medição, a descrição dos métodos utilizados para
garantir a exatidão indicada nas especificações.
(e)         
Se o dispositivo tiver de ser ligado a outros
dispositivos para poder funcionar de acordo com a respetiva finalidade, a
descrição deste conjunto, incluindo provas de que está conforme aos requisitos
gerais de segurança e desempenho quando ligado a dispositivos do tipo em
questão, atendendo às características especificadas pelo fabricante.
ANEXO III
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE
1.                      
O nome, nome comercial registado ou marca registada
do fabricante e, se aplicável, do seu mandatário, endereço da sua sede social
em que pode ser contactado e a localização estabelecida;
2.                      
A menção de que a declaração de conformidade é
emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante;
3.                      
O identificador IUD do dispositivo, tal como
referido no artigo 24.º, n.º 1, alínea a), subalínea i), assim que a
identificação do dispositivo abrangido pela declaração tiver por base o sistema
IUD. 
4.                      
Nome ou nome comercial do produto, código do
produto, número de catálogo ou outra referência inequívoca que permita proceder
à identificação e assegurar a rastreabilidade do dispositivo abrangido pela
declaração (pode incluir. se adequado, uma fotografia). Excluindo o nome ou nome
comercial do produto, as informações que permitam proceder à identificação e
rastreabilidade podem ser fornecidas pelo identificador do dispositivo referido
no ponto 3; 
5.                      
Classe de risco do dispositivo em conformidade com
o anexo VII;
6.                      
Uma declaração de que o dispositivo abrangido pela
declaração está em conformidade com o presente regulamento e, se for o caso,
com outra legislação pertinente da União que preveja a emissão de declarações
de conformidade; 
7.                      
Referências às normas harmonizadas aplicáveis ou
ETC utilizadas, com base nas quais é declarada a conformidade;
8.                      
Se for o caso, o nome e número de identificação do
organismo notificado, descrição do procedimento de avaliação da conformidade
efetuado e identificação dos certificados emitidos;
9.                      
Se aplicável, informações suplementares;
10.                  
Local e data da emissão, nome e cargo da pessoa que
assina, bem como indicação da pessoa em nome de quem assina, assinatura.
ANEXO IV
MARCAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
1.                      
A marcação CE deve consistir nas iniciais «CE»
dispostas da seguinte forma: 
2.                      
No caso de redução ou ampliação da marcação CE,
devem ser respeitadas as proporções resultantes do grafismo graduado acima
indicado.
3.                      
Os diferentes elementos da marcação CE devem ter
sensivelmente a mesma dimensão vertical, que não pode ser inferior a 5 mm. No
caso de dispositivos de dimensões reduzidas, pode não se observar este limite
mínimo.
ANEXO V
INFORMAÇÕES A APRESENTAR PARA O REGISTO DE
DISPOSITIVOS E OPERADORES ECONÓMICOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 25.º
E 
DADOS DO IDENTIFICADOR IUD DO DISPOSITIVO EM
CONFORMIDADE COM O ARTIGO 24.º
Parte A
Informações a apresentar para o registo de dispositivos em conformidade com o
artigo 25.º 
Os fabricantes ou,
se aplicável, os mandatários e, se aplicável, os importadores devem apresentar
as seguintes informações:
1.                      
papel do operador económico (fabricante, mandatário
ou importador), 
2.                      
nome, endereço e dados de contacto do operador
económico,
3.                      
quando as informações são apresentadas por outra
pessoa em nome dos operadores económicos mencionados no ponto 1, o nome,
endereço e dados de contacto dessa pessoa,
4.                      
identificador IUD do dispositivo ou, caso a
identificação do dispositivo ainda não se baseie no sistema IUD, os dados
previstos nos pontos 5 a 21 da parte B do presente anexo,
5.                      
tipo, número e prazo de validade do certificado e
nome ou número de identificação do organismo notificado que emitiu o
certificado (bem como a ligação para as informações relativas ao certificado
introduzidas pelo organismo notificado no sistema eletrónico dedicado aos
certificados),
6.                      
Estado-Membro onde o dispositivo foi ou será
colocado no mercado da União,
7.                      
no caso de dispositivos classificados nas classes
IIa, IIb ou III: os Estados-Membros em que o produto é ou será disponibilizado,
8.                      
em caso de dispositivo importado: país de origem,
9.                      
classe de risco do dispositivo,
10.                  
dispositivo de uso único reprocessado (s/n),
11.                  
presença de uma substância que, se usada
separadamente, pode ser considerada um medicamento e nome da substância,
12.                  
presença de uma substância que, se usada
separadamente, pode ser considerada um medicamento derivado de sangue ou plasma
humanos e nome da substância,
13.                  
presença de tecidos e células de origem humana, ou
seus derivados (s/n),
14.                  
presença de tecidos e células de origem animal, ou
seus derivados, tal como referido no Regulamento (UE) n.º 722/2012 da Comissão
(s/n),
15.                  
se aplicável, número de identificação único das
investigações clínicas relacionadas com o dispositivo (ou ligação para o
registo da investigação clínica no sistema eletrónico relativo às investigações
clínicas), 
16.                  
no caso dos dispositivos enumerados no anexo XV,
especificar se o dispositivo não se destina a fins médicos, 
17.                  
no caso de dispositivos concebidos e fabricados por
outra pessoa singular ou coletiva, como referido no artigo 8.º, n.º 10, o nome,
endereço e dados de contacto dessa pessoa singular ou coletiva, 
18.                  
no caso de dispositivos classificados na classe III
ou de dispositivos implantáveis, o resumo da segurança e do desempenho clínico,
19.                  
estatuto do dispositivo (no mercado, já não
fabricado, retirado do mercado, recolhido).
Parte B
Dados do identificador iud do dispositivo em conformidade com o artigo 24.º
O identificador IUD do dispositivo deve
permitir aceder às informações a seguir indicadas relacionadas com o fabricante
e o modelo do dispositivo:
1.                      
quantidade por configuração de embalagem,
2.                      
se for o caso, identificadores alternativos ou
suplementares,
3.                      
o modo como a produção do dispositivo é controlada
(prazo de validade ou data de fabrico, número do lote, número de série),
4.                      
se for o caso, o identificador de unidades de
utilização do dispositivo (quando não estiver atribuída uma IUD a um
dispositivo ao nível da sua unidade de utilização, será atribuído um
identificador do dispositivo por «unidades de utilização» para associar a
utilização do dispositivo a um doente),
5.                      
nome e endereço do fabricante (tal como indicado no
rótulo),
6.                      
se aplicável, nome e endereço do mandatário (tal
como indicado no rótulo),
7.                      
Código da Nomenclatura Mundial de Dispositivos
Médicos (GMDN) ou código de uma nomenclatura internacionalmente reconhecida,
8.                      
se for o caso, nome/marca comercial,
9.                      
se aplicável, modelo, referência ou número de
catálogo do dispositivo,
10.                  
se aplicável, tamanho clínico (incluindo volume,
comprimento, calibre, diâmetro),
11.                  
descrição complementar do produto (opcional),
12.                  
se aplicável, condições de armazenamento e/ou
manuseamento (tal como indicado no rótulo ou nas instruções de utilização),
13.                  
se aplicável, nomes comerciais suplementares do
dispositivo, 
14.                  
rotulado como dispositivo de uso único reprocessado
(s/n),
15.                  
se aplicável, número limitado de reutilizações,
16.                  
dispositivo embalado esterilizado (s/n),
17.                  
necessidade de esterilização antes do uso (s/n),
18.                  
rotulado como contento látex (s/n),
19.                  
rotulado como contendo DEHP (s/n),
20.                  
URL para informações suplementares, por exemplo,
instruções de utilização eletrónicas (opcional),
21.                  
se aplicável, advertências ou contraindicações
críticas.
ANEXO VI 
REQUISITOS MÍNIMOS A CUMPRIR PELOS ORGANISMOS
NOTIFICADOS

1.                      
Requisitos gerais e organizativos
1.1.                
Estatuto jurídico e estrutura organizativa 
1.1.1.          
Os organismos notificados
devem estar constituídos ao abrigo da legislação nacional dos Estados-Membros,
ou da legislação de países terceiros com os quais a União celebrou um acordo
nesse sentido, e devem dispor de toda a documentação respeitante à sua
personalidade e estatuto jurídicos. A documentação deve incluir informações
sobre a propriedade e as pessoas singulares ou coletivas que controlam os
organismos notificados. 
1.1.2.          
Se os organismos
notificados forem entidades jurídicas integradas numa organização maior, devem
ser claramente documentadas as atividades da organização, a sua estrutura
organizativa e governação, bem como a sua relação com os organismos
notificados.
1.1.3.          
Se os organismos
notificados detiverem, na totalidade ou em parte, entidades jurídicas
estabelecidas em Estados-Membros ou países terceiros, devem ser claramente
definidas e documentadas as atividades e responsabilidades dessas entidades,
bem como a sua relação jurídica e de funcionamento com os organismos
notificados.
1.1.4.          
A estrutura organizativa,
a distribuição de responsabilidades e o funcionamento dos organismos
notificados devem ser tais que garantam a confiança no seu desempenho e nos
resultados das atividades realizadas em matéria de avaliação da conformidade. 

Devem ser claramente documentadas a estrutura
organizativa e as funções, responsabilidades e autoridade dos seus quadros
superiores e de outros membros do pessoal suscetíveis de influenciar o
desempenho e os resultados das atividades de avaliação da conformidade.

1.2.                
Independência e imparcialidade
1.2.1.          
Os organismos notificados
devem ser organismos terceiros independentes do fabricante do produto
relativamente ao qual realizam as suas atividades de avaliação da conformidade.
Os organismos notificados devem também ser independentes de quaisquer
operadores económicos com interesses no produto, bem como de quaisquer
concorrentes do fabricante. 
1.2.2.          
Os organismos notificados
devem estar organizados e funcionar de modo a garantir a independência,
objetividade e imparcialidade das suas atividades. Os organismos notificados
devem ter implementado procedimentos que garantam, de forma eficaz, a
identificação, investigação e resolução de qualquer caso em que possa surgir um
conflito de interesses, incluindo a participação em serviços de consultadoria
no domínio dos dispositivos médicos antes de as pessoas em causa começarem a
trabalhar para os organismos notificados.
1.2.3.          
Os organismos
notificados, os seus quadros superiores e os membros do pessoal responsáveis
pela execução das tarefas de avaliação da conformidade não podem: 

–              
ser o responsável pela conceção, o fabricante, o
fornecedor, o instalador, o comprador, o proprietário, o utilizador ou o
responsável pela manutenção dos produtos, nem o mandatário de qualquer dessas
partes. Tal não obsta à compra e ao uso de produtos avaliados que sejam necessários
às atividades dos organismos notificados (por exemplo, equipamento de medição),
ou à realização da avaliação da conformidade, nem a utilização dos produtos
para fins pessoais,
–              
intervir diretamente na conceção, fabrico ou
construção, comercialização, instalação, utilização ou manutenção dos produtos
que avaliam, nem ser mandatários das partes envolvidas nessas atividades. Não
podem exercer qualquer atividade que possa entrar em conflito com a
independência da sua apreciação ou com a integridade no desempenho das
atividades de avaliação da conformidade para as quais são notificados, 
–              
propor ou fornecer serviços que possam pôr em causa
a confiança na sua independência, imparcialidade ou objetividade. Não podem, em
especial, propor ou fornecer serviços de consultadoria ao fabricante, ao seu
mandatário, a um fornecedor ou a um concorrente comercial no que respeita à
conceção, construção, comercialização ou manutenção dos produtos ou processos
sob avaliação. Tal não obsta à realização de atividades de formação geral em
matéria de regulamentação aplicável aos dispositivos médicos ou normas com eles
relacionadas que não sejam específicas dos clientes.

1.2.4.          
Deve ser garantida a
imparcialidade dos organismos notificados, dos seus quadros superiores e dos
membros do pessoal de avaliação. A remuneração dos quadros superiores e dos
membros do pessoal de avaliação dos organismos notificados não deve depender
dos resultados da avaliação.
1.2.5.          
Se os organismos
notificados forem propriedade de uma entidade ou instituição públicas, devem
ser garantidas e documentadas a independência e a ausência de quaisquer
conflitos de interesses entre, por um lado, a autoridade nacional responsável
pelos organismos notificados e/ou autoridade competente e, por outro, os
organismos notificados. 
1.2.6.          
Os organismos notificados
devem assegurar que as atividades das suas filiais ou subcontratados, ou de
qualquer outro organismo associado, não afetam a sua independência e
imparcialidade ou a objetividade das suas atividades de avaliação da
conformidade e devem documentar esse facto. 
1.2.7.          
Os organismos notificados
devem funcionar em conformidade com um conjunto de modalidades e condições
coerentes, justas e razoáveis, tendo em conta os interesses das pequenas e
médias empresas na aceção da Recomendação 2003/361/CE da Comissão.
1.2.8.          
Os requisitos da presente
secção em nada obstam ao intercâmbio de informações técnicas e orientações
regulamentares entre os organismos notificados e um fabricante que procure
obter uma avaliação de conformidade.
1.3.                
Confidencialidade 

Os membros do pessoal dos organismos notificados
estão sujeitos a segredo profissional no que se refere a todas as informações
obtidas no exercício das suas tarefas no âmbito do presente regulamento, exceto
em relação às autoridades nacionais responsáveis pelos organismos notificados,
autoridades competentes ou Comissão. Os direitos de propriedade devem ser
protegidos. Para o efeito, os organismos notificados devem ter implementado
procedimentos documentados.

1.4.                
Responsabilidade

Os organismos notificados devem subscrever um
seguro de responsabilidade civil adequado que corresponda às atividades de
avaliação da conformidade para as quais foram notificados, incluindo a eventual
suspensão, restrição ou retirada de certificados, e ao âmbito geográfico das
suas atividades, a menos que essa responsabilidade seja assumida pelo Estado em
conformidade com a legislação nacional ou que o Estado-Membro seja diretamente
responsável pela avaliação da conformidade. 

1.5.                
Requisitos financeiros

Os organismos notificados devem dispor dos recursos
financeiros necessários à realização das suas atividades de avaliação da
conformidade e das atividades empresariais com elas relacionadas. Devem
documentar e fornecer provas da sua capacidade financeira e viabilidade
económica sustentável, tendo em conta circunstâncias específicas durante a fase
inicial de arranque.

1.6.                
Participação em atividades de coordenação
1.6.1.          
Os organismos notificados
devem participar ou garantir que os membros do pessoal encarregados da
avaliação estão informados das atividades de normalização relevantes e das
atividades do Grupo de Coordenação dos Organismos Notificados e que os membros
do pessoal encarregados da avaliação e da tomada de decisões estão informados
de toda a legislação, orientações e documentos de boas práticas relevantes
adotados no âmbito do presente regulamento. 
1.6.2.          
Os organismos notificados
devem cumprir um código de conduta, que vise nomeadamente práticas empresariais
éticas para organismos notificados no domínio dos dispositivos médicos, aceite
pelas autoridades nacionais responsáveis pelos organismos modificados. O código
de conduta deve prever um mecanismo de monitorização e verificação da sua
aplicação por parte dos organismos notificados.
2.                      
Requisitos de gestão da qualidade
2.1.                
Os organismos
notificados devem estabelecer, documentar, aplicar, manter e fazer funcionar um
sistema de gestão da qualidade que se adeque à natureza, domínio e escala das
suas atividades de avaliação da conformidade e seja capaz de apoiar e
demonstrar a consecução coerente dos requisitos do presente regulamento. 
2.2.                
O sistema de gestão da
qualidade dos organismos notificados deve tratar, pelo menos, os seguintes
aspetos:

–              
políticas para atribuição de atividades e
responsabilidades aos membros do pessoal,
–              
processo de tomada de decisões em conformidade com
as tarefas, responsabilidades e papel dos quadros superiores e outros membros
do pessoal dos organismos notificados,
–              
controlo de documentos, 
–              
controlo dos registos, 
–              
análise da gestão 
–              
auditorias internas, 
–              
ações corretivas e preventivas, 
–              
reclamações e recursos.

3.                      
Requisitos em matéria de recursos
3.1.                
Generalidades
3.1.1.          
Os organismos de
notificação devem ter capacidade para executar todas as tarefas que lhes forem
atribuídas pelo presente regulamento com a maior integridade profissional e a
competência técnica exigida no domínio específico, quer as referidas tarefas
sejam executadas por eles próprios, quer em seu nome e sob responsabilidade
sua. 

Devem nomeadamente dispor do pessoal necessário e
possuir ou ter acesso a todo o equipamento e instalações necessários para
desempenhar corretamente as tarefas técnicas e administrativas decorrentes das
atividades de avaliação da conformidade relativamente às quais foram
notificados. 
Isso implica que a organização disponha de pessoal
científico suficiente, com a experiência e os conhecimentos necessários para
avaliar a funcionalidade médica e o desempenho dos dispositivos para os quais
foi notificada, tendo em conta os requisitos do presente regulamento e, em
especial, os constantes do anexo I.

3.1.2.          
Em todas as
circunstâncias e para cada procedimento de avaliação da conformidade e cada
tipo ou categoria de produtos para os quais tenham sido notificados, os
organismos de notificação devem ter na sua organização o pessoal
administrativo, técnico e científico necessário, com conhecimentos técnicos e
experiência suficiente e adequada, relacionada com dispositivos médicos e as
correspondentes tecnologias, para executar as tarefas de avaliação da
conformidade, incluindo a avaliação de dados clínicos.
3.1.3.          
Os organismos notificados
devem documentar claramente a dimensão e os limites dos deveres,
responsabilidades e autoridade do pessoal envolvido nas atividades de avaliação
da conformidade e disso informar o pessoal em questão. 
3.2.                
Critérios de qualificação dos membros do pessoal
3.2.1.          
Os organismos notificados
devem estabelecer e documentar critérios de qualificação e procedimentos de
seleção e autorização de pessoas envolvidas em atividades de avaliação da
conformidade (conhecimentos, experiência e outras competências exigidas), bem
como a formação requerida (formação inicial e contínua). Os critérios de
qualificação devem abranger as diversas funções incluídas no processo de
avaliação da conformidade (por exemplo, auditoria, avaliação/ensaios dos
produtos, análise do dossiê de conceção, tomada de decisões), bem como os
dispositivos, tecnologias e domínios (por exemplo, biocompatibilidade,
esterilização, tecidos e células de origem humana e animal, avaliação clínica)
abrangidos pelo âmbito da designação.
3.2.2.          
Os critérios de
qualificação devem referir-se ao âmbito da designação dos organismos
notificados, em conformidade com a descrição do âmbito utilizada pelos
Estados-Membros para a notificação referida no artigo 33.º, dando pormenores
suficientes para a qualificação requerida dentro das subdivisões da descrição
do âmbito. 

Devem definir-se critérios de qualificação
específicos para a avaliação dos aspetos de biocompatibilidade, a avaliação
clínica e os diferentes tipos de processos de esterilização.

3.2.3.          
Os membros do pessoal
responsáveis por autorizar outros membros do pessoal a desempenhar atividades
específicas de avaliação da conformidade e os membros do pessoal com
responsabilidade global pela análise final e a tomada de decisões em matéria de
certificação devem pertencer ao quadro dos próprios organismos notificados e
não ser subcontratados. Estes membros do pessoal, no seu conjunto, devem
possuir conhecimentos e experiência comprovados nos seguintes domínios:

–              
legislação da União em matéria de dispositivos
médicos e documentos de orientação relevantes,
–              
procedimentos de avaliação da conformidade nos
termos do presente regulamento,
–              
base ampla de tecnologias relativas a dispositivos
médicos, indústria de dispositivos médicos e conceção e fabrico de dispositivos
médicos, 
–              
sistema de gestão da qualidade do organismo
notificado e procedimentos conexos,
–              
tipos de qualificações (conhecimentos, experiência
e outras competências) exigidas para levar a cabo as avaliações da conformidade
de dispositivos médicos, bem como os critérios de qualificação pertinentes,
–              
formação relevante para os membros do pessoal
envolvidos nas atividades de avaliação da conformidade de dispositivos médicos,
–              
aptidão para redigir certificados, registos e
relatórios que provem que as avaliações da conformidade foram corretamente
efetuadas.

3.2.4.          
Os organismos notificados
devem dispor de especialistas clínicos. Estes membros do pessoal devem ser
constantemente integrados no processo de tomada de decisões dos organismos
notificados, a fim de:

–              
identificar os momentos em que é necessária a
participação de especialistas na apreciação da avaliação clínica efetuada pelo
fabricante e identificar corretamente os especialistas qualificados,
–              
formar adequadamente os especialistas clínicos
externos em matéria de requisitos relevantes do presente regulamento, atos
delegados e/ou atos de execução, normas harmonizadas, ETC e documentos de
orientação, bem como garantir que os especialistas clínicos externos estão
plenamente conscientes do contexto e das implicações das suas avaliações e do
aconselhamento proporcionado,
–              
estar aptos a discutir com o fabricante e os
especialistas clínicos externos os dados clínicos contidos na avaliação clínica
do fabricante e de orientar adequadamente os especialistas clínicos externos na
apreciação da avaliação clínica,
–              
estar aptos a pôr cientificamente em causa os dados
clínicos apresentados e os resultados da apreciação efetuada pelos
especialistas clínicos externos da avaliação clínica do fabricante,
–              
estar aptos a determinar a comparabilidade e a
coerência das avaliações clínicas efetuadas pelos especialistas clínicos,
–              
estar aptos a fazer juízos clínicos objetivos da
apreciação da avaliação clínica do fabricante e a formular recomendações aos
decisores dos organismos notificados.

3.2.5.          
Os membros do pessoal
responsáveis por proceder à análise do produto (por exemplo, análise do dossiê
de conceção, análise da documentação técnica ou exame de tipo, incluindo
aspetos como a avaliação clínica, segurança biológica, esterilização, validação
do software)
devem ter as qualificações comprovadas a seguir referidas:

–              
conclusão efetiva de um curso universitário ou de
uma escola técnica superior ou qualificação equivalente em estudos relevantes,
por exemplo, medicina, ciências naturais ou engenharia, 
–              
quatro anos de experiência profissional no domínio
dos produtos para cuidados de saúde ou setores conexos (por exemplo,
experiência na indústria, auditoria, cuidados de saúde, investigação), embora
dois anos dessa experiência devam ser na conceção, fabrico, ensaios ou uso do
dispositivo ou tecnologia a avaliar ou relacionada com os aspetos científicos a
avaliar,
–              
conhecimentos adequados dos requisitos gerais de
segurança e desempenho constantes do anexo I, bem como dos atos delegados e/ou
atos de execução, normas harmonizadas, ETC e documentos de orientação,
–              
conhecimentos e experiência adequados no domínio da
gestão dos riscos e das normas e documentos de orientação relacionados
aplicáveis aos dispositivos médicos,
–              
conhecimentos e experiência adequados dos
procedimentos de avaliação da conformidade constantes dos anexos VIII a X, em
especial dos aspetos para os quais estão autorizados, e autoridade adequada
para proceder a essas avaliações.

3.2.6.          
O pessoal responsável
pela execução das auditorias ao sistema de gestão da qualidade do fabricante
deve ter as qualificações comprovadas a seguir referidas:

–              
conclusão efetiva de um curso universitário ou de
uma escola técnica superior ou qualificação equivalente em estudos relevantes,
por exemplo, medicina, ciências naturais ou engenharia,
–              
quatro anos de experiência profissional no domínio
dos produtos para cuidados de saúde ou setores conexos (por exemplo,
experiência na indústria, auditoria, cuidados de saúde, investigação), embora
dois anos dessa experiência devam ser na área da gestão da qualidade,
–              
conhecimentos adequados da legislação em matéria de
dispositivos médicos, bem como dos atos delegados e/ou atos de execução, normas
harmonizadas, ETC e documentos de orientação,
–              
conhecimentos e experiência adequados no domínio da
gestão dos riscos e das normas e documentos de orientação relacionados
aplicáveis aos dispositivos médicos,
–              
conhecimentos adequados dos sistemas de gestão da
qualidade e das normas e documentos de orientação com eles relacionados, 
–              
conhecimentos e experiência adequados dos
procedimentos de avaliação da conformidade constantes dos anexos VIII a X, em
especial dos aspetos para os quais estão autorizados, e autoridade adequada
para proceder a auditorias,
–              
formação em técnicas de auditoria que lhes permitam
pôr em causa os sistemas de gestão da qualidade.

3.3.                
Documentação das qualificações, formação e
autorização do pessoal 
3.3.1.          
O organismo notificado
deve ter implementado um processo que lhe permita documentar de forma completa
as qualificações de cada membro do pessoal envolvido nas atividades de
avaliação da conformidade e o cumprimento dos critérios de qualificação
referidos na secção 3.2. Quando, em circunstâncias excecionais, não for
possível demonstrar de forma completa o cumprimento dos critérios de
qualificação referidos na secção 3.2, o organismo notificado deve justificar
adequadamente a autorização dada a estes membros do pessoal para efetuarem
atividades específicas de avaliação da conformidade. 
3.3.2.          
O organismo notificado
deve elaborar e manter atualizados, para o pessoal referido nas secções 3.2.3 a
3.2.6, os seguintes elementos:

–              
uma matriz que pormenorize as responsabilidades do
pessoal relativamente às atividades de avaliação de conformidade,
–              
registos que demonstrem os conhecimentos e a
experiência exigidos pela atividade de avaliação de conformidade para a qual
foram autorizados.

3.4.                
Subcontratantes e especialistas externos 
3.4.1.          
Sem prejuízo das
limitações decorrentes da secção 3.2, os organismos notificados podem
subcontratar partes claramente definidas das atividades de avaliação da
conformidade. Não é permitida a subcontratação da auditoria dos sistemas de
gestão da qualidade ou das análises relacionadas com o produto no seu todo.
3.4.2.          
Quando um organismo
notificado subcontratar atividades de avaliação da conformidade a uma
organização ou a um indivíduo, deve ter uma política que descreva as condições
em que a subcontratação se pode efetuar. Qualquer subcontratação ou consulta de
especialistas externos deve ser corretamente documentada e ser submetida a um
acordo escrito que cubra, nomeadamente, a confidencialidade e os conflitos de
interesses.
3.4.3.          
Quando se recorrer a
subcontratantes ou especialistas externos no contexto da avaliação da
conformidade, em especial no que respeite a dispositivos médicos ou tecnologias
novos, invasivos e implantáveis, o organismo notificado deve dispor de competências
próprias adequadas em cada área de produto para cuja avaliação da conformidade
foi designado responsável, a fim de verificar a adequação e a validade dos
pareceres dos especialistas e tomar uma decisão quanto à certificação.
3.4.4.          
O organismo notificado
deve estabelecer procedimentos para avaliar e monitorizar a competência de
todos os subcontratantes e especialistas externos a que recorrer.
3.5.                
Monitorização das competências e da formação 
3.5.1.          
O organismo notificado
deve monitorizar adequadamente a realização satisfatória das atividades de
avaliação da conformidade pelo seu pessoal. 
3.5.2.          
Deve analisar a
competência do seu pessoal e identificar as necessidades de formação a fim de
manter o nível exigido de qualificações e conhecimentos. 
4.                      
Requisitos do processo 
4.1.                
O processo de decisão do
organismo notificado deve ser claramente documentado, incluindo o processo de
emissão, suspensão, restabelecimento, retirada ou recusa dos certificados de
avaliação da conformidade, sua modificação ou restrição e a emissão de aditamentos.
4.2.                
O organismo notificado
deve ter implementado um processo documentado para a realização dos
procedimentos de avaliação da conformidade para os quais foi designado, tendo
em conta as respetivas especificidades, incluindo consultas legalmente
exigidas, respeitantes às diferentes categorias de dispositivos abrangidas pelo
âmbito da notificação, garantindo transparência e a capacidade de reproduzir
esses procedimentos.
4.3.                
O organismo notificado
deve ter implementado procedimentos documentados que abranjam pelo menos os
seguintes elementos: 

–              
o pedido de avaliação da conformidade apresentado
por um fabricante ou um mandatário,
–              
o tratamento do pedido, incluindo a verificação da
completude da documentação, a qualificação do produto como dispositivo e a sua
classificação,
–              
a língua do pedido, da correspondência e da
documentação a apresentar, 
–              
os termos do acordo com o fabricante ou mandatário,
–              
as taxas a cobrar pelas atividades de avaliação da
conformidade, 
–              
a avaliação das alterações relevantes a submeter a
aprovação prévia, 
–              
a planificação da supervisão, 
–              
a renovação de certificados. 
ANEXO VII
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
I. Definições específicas relativas às regras de
classificação 

1.                      
Duração de utilização 
1.1.                
«Temporário» significa
normalmente destinados a serem utilizados de forma contínua durante menos de 60
minutos.
1.2.                
«Curto prazo» significa
normalmente destinados a serem utilizados de forma contínua durante um período
compreendido entre 60 minutos e 30 dias.
1.3.                
«Longo prazo» significa
normalmente destinados a serem utilizados de forma contínua por um período
superior a 30 dias.
2.                      
Dispositivos invasivos e ativos
2.1.                
«Orifício corporal»
significa qualquer abertura natural do corpo, bem como a superfície externa do
globo ocular, ou qualquer abertura artificial permanente como, por exemplo, um
estoma ou uma traqueotomia permanente.
2.2.                
«Dispositivo invasivo de
tipo cirúrgico» significa: 

(f)           
um dispositivo invasivo que penetra no corpo
através da sua superfície por intervenção cirúrgica ou no âmbito de uma
intervenção cirúrgica;
(g)         
um dispositivo que não penetra no corpo por um
orifício corporal.

2.3.                
«Instrumento cirúrgico
reutilizável» significa um instrumento que se destina a cortar, perfurar,
serrar, raspar, remover, agrafar, afastar, aparar ou a processos semelhantes,
no âmbito de intervenções cirúrgicas, sem se encontrar ligado a qualquer
dispositivo médico ativo, destinado pelo fabricante a ser reutilizado após
procedimentos adequados de limpeza e/ou esterilização.
2.4.                
«Dispositivo terapêutico
ativo» significa qualquer dispositivo médico ativo utilizado isoladamente ou em
conjunto com outros dispositivos médicos para manter, modificar, substituir ou
restabelecer funções ou estruturas biológicas no âmbito de um tratamento ou da
paliação de uma doença, ferimento ou deficiência.
2.5.                
«Dispositivo médico
ativo para diagnóstico» significa qualquer dispositivo médico ativo utilizado
isoladamente ou em conjunto com outros dispositivos médicos para fornecer
informações com vista à deteção, diagnóstico, monitorização ou tratamento de
estados fisiológicos, estados de saúde, doenças ou malformações congénitas.
2.6.                
«Sistema circulatório
central» significa os seguintes vasos sanguíneos: artérias pulmonares, aorta
ascendente, arco da aorta, aorta descendente até à bifurcação aórtica, artérias
coronárias, artéria carótida comum, artéria carótida externa, artéria carótida
interna, artérias cerebrais, tronco braquicefálico, venae cordis, veias
pulmonares, veia cava superior e veia cava inferior.
2.7.                
«Sistema nervoso
central» significa o encéfalo, as meninges e a espinal medula.

II.
Regras de execução das regras de classificação 
1.                      
A aplicação das regras de classificação rege-se
pela finalidade dos dispositivos.
2.                      
Caso um dispositivo se destine a ser utilizado em
conjunto com outro dispositivo, as regras de classificação serão aplicáveis a
cada um dos dispositivos, separadamente. Os acessórios serão classificados por
si mesmos, separadamente dos dispositivos com os quais são utilizados.
3.                      
O software autónomo que comanda um
dispositivo ou influencia a sua utilização pertence automaticamente à mesma
categoria que esse dispositivo. Se o software autónomo for independente
de qualquer outro dispositivo, é classificado por si próprio. 
4.                      
Caso o dispositivo não se destine a ser utilizado
única ou principalmente numa parte determinada do corpo, deve ser considerado e
classificado com base na sua utilização específica mais crítica.
5.                      
Caso a um mesmo dispositivo sejam aplicáveis várias
regras ou, dentro da mesma regra, diversas sub-regras, tendo em conta a
finalidade do dispositivo, deve aplicar-se a regra e/ou sub-regra mais rigorosa
que conduza à classificação na classe mais elevada.
6.                      
No cálculo da duração referida na secção 1 do
capítulo I, «de forma contínua» significa: 
(h)         
Toda a duração de utilização do mesmo dispositivo
sem ter em conta interrupções temporárias da utilização durante um procedimento
ou a remoção temporária para limpeza ou desinfeção do dispositivo.
Estabelecer-se-á se a interrupção de utilização ou a remoção é temporária em
função da duração da utilização anterior e posterior ao período em que a
utilização é interrompida ou o dispositivo removido; 
(i)           
A utilização acumulada de um dispositivo destinado
pelo fabricante a ser substituído imediatamente por outro do mesmo tipo.
7.                      
Considera-se que um dispositivo permite um
diagnóstico direto quando proporciona por si próprio o diagnóstico da doença ou
condição ou quando proporciona informações decisivas para o diagnóstico. 
III. Regras de classificação 

3.                      
Dispositivos não invasivos
3.1.                
Regra n.º 1

Todos os dispositivos não invasivos pertencem à
classe I, exceto no caso de se aplicar uma das regras a seguir referidas.

3.2.                
Regra n.º 2

Todos os dispositivos não invasivos destinados à
condução ou ao armazenamento de sangue, líquidos ou tecidos corporais, líquidos
ou gases com vista à perfusão, administração ou introdução no corpo pertencem à
classe IIa:
–              
caso possam ser ligados a um dispositivo médico
ativo da classe IIa ou de uma classe superior,
–              
caso se destinem a ser utilizados para o
armazenamento ou a canalização de sangue ou de outros líquidos corporais ou para
o armazenamento de órgãos, partes de órgãos ou tecidos corporais.
Em todos os outros casos, pertencem à classe I.

3.3.                
Regra n.º 3

Todos os dispositivos não invasivos destinados a
alterar a composição biológica ou química de tecidos ou células de origem humana,
sangue, outros líquidos corporais ou outros líquidos para implantação ou
perfusão no corpo pertencem à classe IIb, exceto se o tratamento consistir em
filtração, centrifugação ou trocas de gases ou calor, casos em que pertencem à
classe IIa.
Todos os dispositivos não invasivos destinados a
serem utilizados na fertilização in vitro (FIV) ou tecnologias de
reprodução assistida (TRA), suscetíveis de atuar em contacto estreito com as
células internas ou externas durante a FIV/TRA, por exemplo lavagem, separação,
imobilização do esperma e soluções crioprotetoras, pertencem à classe IIb. 

3.4.                
Regra n.º 4

Todos os dispositivos não invasivos que entrem em
contacto com pele lesada:
–              
pertencem à classe I, caso se destinem a ser
utilizados como barreira mecânica, para compressão ou para absorção de
exsudados,
–              
pertencem à classe IIb, caso se destinem a ser
utilizados sobretudo em feridas que tenham fissurado a derme e que só possam
cicatrizar per secundam intentionem,
–              
pertencem à classe IIa em todos os outros casos,
incluindo os dispositivos que se destinam essencialmente a controlar o
micro-ambiente de uma ferida.

4.                      
Dispositivos invasivos
4.1.                
Regra n.º 5

Todos os dispositivos invasivos dos orifícios
corporais, exceto os de tipo cirúrgico, que não se destinem a ser ligados a um dispositivo
médico ativo ou que se destinem a ser ligados a um dispositivo médico ativo
classificado na classe I:
–              
pertencem à classe I, se forem para utilização
temporária,
–              
pertencem à classe IIa, se forem para utilização a
curto prazo, exceto se utilizados na cavidade oral até à faringe, num canal
auditivo até ao tímpano ou numa cavidade nasal, casos em que pertencem à classe
I,
–              
pertencem à classe IIb, se forem para utilização a
longo prazo, exceto se utilizados na cavidade oral até à faringe, num canal auditivo
até ao tímpano ou numa cavidade nasal, e se não forem suscetíveis de absorção
pela membrana mucosa, casos em que pertencem à classe IIa.
Todos os dispositivos invasivos dos orifícios
corporais, exceto os de tipo cirúrgico, que se destinem a ser ligados a um
dispositivo médico ativo da classe IIa ou de uma classe superior pertencem à
classe IIa.

4.2.                
Regra n.º 6

Todos os dispositivos invasivos de tipo cirúrgico
destinados a utilização temporária pertencem à classe IIa, exceto se:
–              
se destinarem a controlar, diagnosticar,
monitorizar ou corrigir disfunções cardíacas ou do sistema circulatório central
através do contacto direto com estas partes do corpo, casos em que pertencem à
classe III,
–              
forem instrumentos cirúrgicos reutilizáveis, caso
em que pertencem à classe I,
–              
se destinarem especificamente a ser utilizados em
contacto direto com o sistema nervoso central, caso em que pertencem à classe
III,
–              
se destinarem a fornecer energia sob a forma de
radiações ionizantes, caso em que pertencem à classe IIb,
–              
produzirem um efeito biológico ou forem absorvidos,
totalmente ou em grande parte, casos em que pertencem à classe IIb,
–              
se destinarem à administração de medicamentos por
meio de um sistema próprio para o efeito, se essa administração for efetuada de
forma potencialmente perigosa atendendo ao modo de aplicação, caso em que
pertencem à classe IIb.

4.3.                
Regra n.º 7

Todos os dispositivos invasivos de tipo cirúrgico
destinados a utilização a curto prazo pertencem à classe IIa, exceto se:
–              
se destinarem especificamente a controlar,
diagnosticar, monitorizar ou corrigir disfunções cardíacas ou do sistema
circulatório central através do contacto direto com estas partes do corpo,
casos em que pertencem à classe III,
–              
se destinarem especificamente a ser utilizados em
contacto direto com o sistema nervoso central, caso em que pertencem à classe
III,
–              
se destinarem a fornecer energia sob a forma de
radiações ionizantes, caso em que pertencem à classe IIb,
–              
produzirem um efeito biológico ou forem absorvidos,
totalmente ou em grande parte, casos em que pertencem à classe III,
–              
se destinarem a sofrer uma transformação química no
corpo, exceto se forem colocados nos dentes, ou a administrar medicamentos,
caso em que pertencem à classe IIb.

4.4.                
Regra n.º 8

Todos os dispositivos implantáveis e os dispositivos
invasivos de tipo cirúrgico utilizados a longo prazo pertencem à classe IIb,
exceto se:
–              
se destinarem a ser colocados nos dentes, caso em
que pertencem à classe IIa,
–              
se destinarem a ser utilizados em contacto direto
com o coração, o sistema circulatório central ou o sistema nervoso central,
casos em que pertencem à classe III,
–              
produzirem um efeito biológico ou forem absorvidos,
totalmente ou em grande parte, casos em que pertencem à classe III,
–              
se destinarem a sofrer uma transformação química no
corpo, exceto se forem colocados nos dentes, ou a administrar medicamentos,
caso em que pertencem à classe III.
–              
forem dispositivos médicos implantáveis ativos ou
acessórios implantáveis em dispositivos médicos implantáveis ativos, caso em
que pertencem à classe III,
–              
forem implantes mamários, caso em que pertencem à
classe III,
–              
forem próteses de substituição total ou parcial da
anca, do joelho e do ombro, caso em que pertencem à classe III, exceto os
componentes auxiliares tais como parafusos, cunhas, placas ou instrumentos, 
–              
forem implantes de substituição do disco
intervertebral e dispositivos implantáveis que entram em contacto com a coluna
vertebral, caso em que pertencem à classe III. 

5.                      
Dispositivos ativos
5.1.                
Regra n.º 9

Todos os dispositivos terapêuticos ativos que se
destinem a fornecer ou permutar energia pertencem à classe IIa, exceto se,
pelas suas características, forem suscetíveis de fornecer ou permutar energia
de e para o corpo humano de forma potencialmente perigosa, tendo em conta a
natureza, a densidade e o local de aplicação da energia, caso em que pertencem
à classe IIb.
Todos os dispositivos ativos destinados a
controlar ou a monitorizar o desempenho de dispositivos terapêuticos ativos da
classe IIb, ou a influenciar diretamente o desempenho desses dispositivos,
pertencem à classe IIb.
Todos os dispositivos ativos destinados a
controlar, monitorizar ou influenciar diretamente o desempenho dos dispositivos
médicos implantáveis ativos pertencem à classe III. 

5.2.                
Regra n.º 10

Os dispositivos ativos para diagnóstico pertencem
à classe IIa:
–              
caso se destinem a fornecer energia a absorver pelo
corpo humano, exceto se a sua função for a iluminação do corpo do doente no
espectro visível,
–              
caso se destinem a visualizar in vivo a
disseminação de produtos radiofarmacêuticos,
–              
caso se destinem a permitir o diagnóstico, direto
ou a monitorização de processos fisiológicos vitais, a não ser que se destinem
especificamente à monitorização de parâmetros fisiológicos vitais cujas
variações possam dar origem a um perigo imediato para o doente, como é o caso
das variações do ritmo cardíaco, da respiração e do funcionamento do sistema
nervoso central, caso em que pertencem à classe IIb.
Os dispositivos ativos destinados à emissão de
radiações ionizantes, para efeitos de diagnóstico ou radiologia terapêutica
interventiva, incluindo os dispositivos destinados ao respetivo controlo e
monitorização ou que influenciam diretamente o seu funcionamento, pertencem à
classe IIb.

5.3.                
Regra n.º 11

Todos os dispositivos ativos destinados à administração
e/ou à eliminação de medicamentos, líquidos corporais ou outras substâncias ao
ou do corpo humano pertencem à classe IIa, exceto se tal for efetuado de forma
potencialmente perigosa, atendendo à natureza das substâncias ou da parte do
corpo envolvida, bem como ao modo de aplicação, caso em que pertencem à classe
IIb.

5.4.                
Regra n.º 12

Todos os restantes dispositivos ativos pertencem à
classe I.

6.                      
Regras especiais
6.1.                
Regra n.º 13

Todos os dispositivos de que faça parte integrante
uma substância que, se utilizada separadamente, possa ser considerada
medicamento na aceção do artigo 1.º da Diretiva 2001/83/CEE, incluindo um
medicamento derivado de sangue ou plasma humanos, com uma ação acessória à dos
dispositivos, pertencem à classe III.

6.2.                
Regra n.º 14

Todos os dispositivos utilizados na contraceção ou
na profilaxia da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis pertencem à
classe IIb, exceto se se tratar de dispositivos implantáveis ou de dispositivos
invasivos destinados a uma utilização a longo prazo, casos em que pertencem à
classe III.

6.3.                
Regra n.º 15

Todos os dispositivos especificamente destinados a
desinfetar, limpar, lavar e, se necessário, hidratar lentes de contacto
pertencem à classe IIb.
Todos os dispositivos especificamente destinados a
desinfetar ou esterilizar dispositivos médicos pertencem à classe IIa, exceto
se se tratar de soluções desinfetantes ou máquinas de lavar e desinfetar
especificamente destinadas a ser utilizadas para desinfetar dispositivos
invasivos, como etapa final do processamento, caso em que pertencem à classe
IIb.
Esta regra não se aplica a dispositivos destinados
à limpeza, unicamente por ação física, de dispositivos médicos que não sejam
lentes de contacto.

6.4.                
Regra n.º 16

Os dispositivos especificamente destinados a
registar imagens de diagnóstico geradas por raios X, IRM, ultrassons ou outros
dispositivos de diagnóstico pertencem à classe IIa. 

6.5.                
Regra n.º 17

Todos os dispositivos fabricados com tecidos,
células de origem humana ou animal, ou seus derivados, não viáveis ou tornados
não viáveis pertencem à classe III, exceto se esses dispositivos forem
fabricados com tecidos, células de origem animal, ou seus derivados, não
viáveis ou tornados não viáveis destinados a entrar em contacto unicamente com
a pele intacta.

6.6.                
Regra n.º 18

Em derrogação ao disposto noutras regras, os sacos
para sangue pertencem à classe IIb.

6.7.                
Regra n.º 19

Todos os dispositivos que incorporam ou consistem
em nanomateriais pertencem à classe III, exceto se estes se encontrarem
encapsulados ou ligados de tal forma que não possam ser libertados para o corpo
dos doentes ou utilizadores quando os dispositivos se utilizam para a sua
finalidade pretendida. 

6.8.                
Regra n.º 20

Todos os dispositivos destinados a serem usados
para aférese, como máquinas, conjuntos, conectores e soluções para aférese,
pertencem à classe III.

6.9.                
Regra n.º 21

Os dispositivos constituídos por substâncias, ou
combinação de substâncias, que se destinam a ser ingeridos, inalados ou
administrados por via retal ou vaginal e são absorvidos ou dispersos no corpo
humano pertencem à classe III.
ANEXO VIII
Avaliação da conformidade baseada na garantia da
qualidade total e no exame da conceção
Capítulo
I: Sistema de garantia da qualidade total
1.                      
O fabricante deve assegurar que é aplicado o
sistema de gestão da qualidade aprovado para a conceção, o fabrico e a inspeção
final dos produtos em questão, tal como especificado na secção 3, ficando
sujeito à auditoria referida nas secções 3.3 e 3.4 e à vigilância prevista na
secção 4.
2.                      
O fabricante que cumpre as obrigações enunciadas na
secção 1 deve elaborar e conservar uma declaração UE de conformidade, de acordo
com o artigo 17.º e o anexo III, relativa ao modelo de dispositivo objeto do
procedimento de avaliação da conformidade. Ao emitir uma declaração de
conformidade, o fabricante assegura e declara que os dispositivos em questão
são conformes com as disposições do presente regulamento que lhes são
aplicáveis. 
3.                      
Sistema de gestão da qualidade
3.1.                
O fabricante deve apresentar um pedido de avaliação
do seu sistema de gestão da qualidade a um organismo notificado. O pedido deve
incluir:
–              
o nome e o endereço do fabricante e de quaisquer
outros locais de fabrico abrangidos pelo sistema de gestão da qualidade e, se
apresentado pelo mandatário, igualmente o nome e o endereço deste último,
–              
todas as informações pertinentes sobre os
dispositivos ou a categoria de dispositivos a que o procedimento se aplica,
–              
uma declaração escrita que especifique não ter sido
apresentado a nenhum outro organismo notificado um pedido relativo ao mesmo
sistema de gestão da qualidade aplicável aos dispositivos, ou informações sobre
qualquer pedido anterior relativo ao mesmo sistema de gestão da qualidade que
tenha sido recusado por outro organismo notificado,
–              
a documentação relativa ao sistema de gestão da qualidade,
–              
uma descrição dos procedimentos em vigor para dar
cumprimento às obrigações decorrentes do sistema de gestão da qualidade
aprovado e o compromisso do fabricante de aplicar esses procedimentos,
–              
uma descrição dos procedimentos em vigor para
manter o sistema de gestão da qualidade aprovado em condições de adequação e
eficácia e o compromisso do fabricante de aplicar esses procedimentos,
–              
a documentação relativa ao plano de vigilância
pós-comercialização, incluindo, se for caso disso, um plano de acompanhamento
clínico pós-comercialização e aos procedimentos em vigor para assegurar o
cumprimento das obrigações decorrentes das disposições em matéria de vigilância
previstas nos artigos 61.º a 66.º,
–              
uma descrição dos procedimentos em vigor para
manter atualizado o plano de vigilância pós-comercialização, incluindo, se for
caso disso, um plano de acompanhamento clínico pós-comercialização e os
procedimentos para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes das
disposições em matéria de vigilância previstas nos artigos 61.º a 66.º, bem
como o compromisso do fabricante de aplicar esses procedimentos.
3.2.                
A aplicação do sistema de gestão da qualidade deve
garantir a conformidade dos dispositivos com as disposições do presente
regulamento que se lhes aplicam em todas as fases, desde a conceção até à
inspeção final. Todos os elementos, requisitos e disposições adotados pelo
fabricante relativamente ao seu sistema de gestão da qualidade devem constar de
documentação organizada de modo sistemático e ordenado, sob a forma de
orientações e procedimentos escritos, como, por exemplo, programas, planos,
manuais e registos de qualidade.
Além disso, a documentação a apresentar para a
avaliação do sistema de gestão da qualidade deve incluir, em especial, uma
descrição adequada dos seguintes aspetos:
a)      objetivos de qualidade do fabricante;
b)      organização da empresa, e em particular:
–              
as estruturas organizativas, as responsabilidades
dos quadros e a sua autoridade dentro da organização em matéria de qualidade de
conceção e do fabrico dos produtos,
–              
os métodos para monitorizar o funcionamento eficaz
do sistema de gestão da qualidade e, nomeadamente, a sua aptidão para obter a
qualidade pretendida no que se refere à conceção e aos produtos, incluindo o
controlo dos produtos não conformes,
–              
caso a conceção, o fabrico e/ou a inspeção e
ensaios finais dos produtos ou dos seus elementos sejam efetuados por
terceiros, os métodos para monitorizar o funcionamento eficaz do sistema de
qualidade e, nomeadamente, o tipo e extensão do controlo aplicado a esses
terceiros,
–              
caso o fabricante não disponha de sede social em
nenhum Estado-Membro, o projeto de mandato para a designação de um mandatário e
uma declaração de intenções do mandatário autorizado aceitando o mandato; 
c)      os procedimentos e técnicas destinados a
monitorizar, verificar, validar e controlar a conceção dos dispositivos,
incluindo a documentação correspondente, bem como os dados e os registos
resultantes desses procedimentos e técnicas;
d)      as técnicas de inspeção e de garantia da
qualidade a nível do fabrico e, designadamente:
–              
os processos e procedimentos que serão utilizados
nomeadamente em matéria de esterilização, de compras e dos documentos
pertinentes,
–              
os processos de identificação do produto,
elaborados e atualizados com base em desenhos, especificações ou outros
documentos pertinentes no decurso de todas as fases do fabrico;
e)      os exames e ensaios adequados que serão
efetuados antes, durante e após o fabrico, a frequência com que os mesmos serão
realizados e os equipamentos de ensaio neles utilizados; deve ser possível
aceder adequadamente ao registo histórico da calibração dos equipamentos de
ensaio.
Além disso, o fabricante deve facultar ao
organismo notificado acesso à documentação técnica referida no anexo II.
3.3.                
Auditoria
a)      O organismo notificado deve proceder à
auditoria do sistema de gestão da qualidade para determinar se o mesmo satisfaz
os requisitos referidos na secção 3.2. Salvo por motivos devidamente
justificados, deve partir do princípio que os sistemas de gestão da qualidade
que satisfazem as normas harmonizadas ou ETC aplicáveis estão em conformidade
com os requisitos abrangidos pelas referidas normas ou ETC.
b)      A equipa encarregada da avaliação deve
integrar, pelo menos, um membro com experiência de avaliação na tecnologia em
causa. O procedimento de avaliação deve compreender uma visita de auditoria às
instalações do fabricante e, se for caso disso, às dos fornecedores e/ou
subcontratantes do fabricante, a fim de inspecionar os processos de fabrico e
outros processos pertinentes.
c)      Além disso, no caso dos dispositivos das
classes IIa ou IIb, o procedimento de auditoria deve compreender uma avaliação,
numa base representativa, da documentação de conceção constante da documentação
técnica referida no anexo II relativa ao(s) dispositivo(s) em questão. Aquando
da seleção da(s) amostra(s) representativa(s), o organismo notificado deve ter
em conta a novidade da tecnologia, as semelhanças em matéria de conceção,
tecnologia, fabrico e métodos de esterilização, a utilização prevista e os
resultados de quaisquer avaliações anteriores pertinentes (por exemplo, das
propriedades químicas, físicas e biológicas) que tenham sido realizadas nos
termos do presente regulamento. O organismo notificado deve documentar as
razões subjacentes à seleção da(s) amostra(s).
d)      Se o sistema de gestão da qualidade
estiver em conformidade com as disposições aplicáveis do presente regulamento,
o organismo notificado emite um certificado UE de garantia de qualidade total.
A decisão deve ser notificada ao fabricante e conter as conclusões da auditoria
e uma avaliação fundamentada.
3.4.                
O fabricante deve informar o organismo notificado
que tiver aprovado o sistema de gestão da qualidade de qualquer projeto de
alterações substanciais do mesmo ou da gama de produtos abrangidos. O organismo
notificado deve avaliar as alterações propostas e verificar se o sistema de
gestão da qualidade assim alterado satisfaz os requisitos referidos na secção
3.2. A decisão deve ser comunicada pelo organismo notificado ao fabricante e
conter as conclusões as conclusões da auditoria e uma avaliação fundamentada. A
aprovação de qualquer alteração substancial do sistema de gestão da qualidade
ou da gama de produtos abrangidos deve ser dada sob a forma de um aditamento ao
certificado UE de garantia de qualidade total.
4.                      
Avaliação de vigilância
4.1.                
O objetivo da vigilância consiste em assegurar que
o fabricante cumpre devidamente as obrigações decorrentes do sistema de gestão
da qualidade aprovado.
4.2.                
O fabricante deve autorizar o organismo notificado
a efetuar todas as auditorias necessárias, incluindo inspeções, e fornecer-lhe
todas as informações apropriadas, em especial:
–              
a documentação relativa ao sistema de gestão da
qualidade,
–              
a documentação relativa ao plano de vigilância
pós-comercialização, incluindo o acompanhamento clínico pós-comercialização e,
se for caso disso, quaisquer conclusões da aplicação do plano de vigilância
pós-comercialização, incluindo o acompanhamento clínico pós-comercialização,
bem como das disposições em matéria de vigilância previstas nos artigos 61.º a
66.º,
–              
os dados previstos na parte do sistema de gestão da
qualidade relativa à conceção, tais como resultados de análises, cálculos,
ensaios, as soluções adotadas no que diz respeito à gestão dos riscos referida
na secção 2 do anexo I, avaliação clínica e pré-clínica,
–              
os dados previstos na parte do sistema de gestão da
qualidade relativa ao fabrico, tais como relatórios de inspeções e resultados
de ensaios, dados de calibrações, relatórios de qualificação do pessoal envolvido,
etc..
4.3.                
O organismo notificado deve proceder
periodicamente, pelo menos de 12 em 12 meses, às auditorias e avaliações
adequadas, a fim de se certificar de que o fabricante aplica o sistema de
gestão da qualidade aprovado e o plano de vigilância pós-comercialização, e
deve entregar um relatório de avaliação ao fabricante. Estas auditorias devem
incluir visitas de inspeção às instalações do fabricante e, se for caso disso,
às dos fornecedores e/ou subcontratantes do fabricante. Aquando dessas inspeções,
o organismo notificado deve, quando necessário, efetuar ou mandar efetuar
ensaios de verificação do bom funcionamento do sistema de gestão da qualidade.
O organismo notificado deve fornecer ao fabricante um relatório da visita de
inspeção, e, se for caso disso, um relatório de ensaio.
4.4.                
O organismo notificado deve efetuar visitas de
inspeção aleatórias não anunciadas às instalações do fabricante e, se for caso
disso, às dos fornecedores e/ou subcontratantes do fabricante, que podem ser
combinadas com a avaliação periódica de vigilância referida na secção 4.3. ou
realizadas em complemento desta avaliação de vigilância. O organismo notificado
estabelece um plano para as visitas de inspeção não anunciadas, que não deve
ser divulgado ao fabricante. 
No contexto destas inspeções não anunciadas, o
organismo notificado deve examinar uma amostra adequada da produção ou do
processo de fabrico, a fim de verificar a conformidade do dispositivo fabricado
com a documentação técnica e/ou o dossiê de conceção. Antes da visita de
inspeção não anunciada, o organismo notificado deve especificar os critérios de
amostragem e o procedimento de ensaio aplicáveis. 
Em vez da, ou em complemento da amostragem da
produção, o organismo notificado deve recolher amostras de dispositivos no
mercado, a fim de verificar a conformidade do dispositivo fabricado com a
documentação técnica e/ou o dossiê de conceção. Antes de proceder à amostragem,
o organismo notificado deve especificar os critérios de amostragem e o
procedimento de ensaio aplicáveis.
O organismo notificado deve fornecer ao fabricante
relatórios das visitas de inspeção que, se for caso disso, incluirão os
resultados do controlo das amostras.
4.5.                
No caso dos dispositivos classificados nas classes
IIa ou IIb, a avaliação de vigilância deve também compreender uma avaliação da
documentação de conceção constante da documentação técnica do(s) dispositivo(s)
em questão, com base em nova(s) amostra(s) representativa(s) selecionadas de
acordo com a fundamentação documentada do organismo notificado em conformidade
com a alínea c) da secção 3.3. 
No caso dos dispositivos classificados na classe
III, a avaliação de vigilância deve também compreender uma verificação das
partes e/ou materiais aprovados que são essenciais para a integridade do
dispositivo, incluindo, se for caso disso, uma verificação da coerência entre
as quantidades das partes e/ou dos materiais produzidos ou adquiridos e as
quantidades dos produtos acabados. 
4.6.                
O organismo notificado deve velar por que a
composição da equipa de avaliação garanta experiência de avaliação na
tecnologia em causa, bem como objetividade e imparcialidade constantes. Para
tal, procederá, com uma periodicidade adequada, à rotação dos membros da equipa
de avaliação. Regra geral, um auditor-chefe não deve dirigir nem participar
numa auditoria ao mesmo fabricante por mais de três anos consecutivos. 
4.7.                
Se o organismo notificado detetar uma divergência
entre a amostra recolhida na fase de produção ou no mercado e as especificações
constantes da documentação técnica ou da conceção aprovada, deve suspender ou
retirar o certificado atinente ou impor-lhe restrições. 
Capítulo
II: Exame do dossiê de conceção
5.                      
Exame da conceção do dispositivo, aplicável
aos dispositivos classificados na 
classe III
5.1.                
Para além das obrigações prescritas na secção 3, o
fabricante deve introduzir junto do organismo notificado referido na secção 3.1
um pedido de exame do dossiê de conceção relativo ao dispositivo que tenciona
fabricar pertencente à categoria de dispositivos abrangidos pelo sistema de
gestão da qualidade referido na secção 3.
5.2.                
O pedido deve descrever a conceção, o fabrico e os
níveis de desempenho do dispositivo em questão e incluir a documentação técnica
referida no anexo II; se a documentação técnica for volumosa e/ou estiver
guardada em diferentes locais, o fabricante deve fornecer um resumo da
documentação técnica (RDT) e assegurar o acesso, mediante pedido, à totalidade
da documentação.
5.3.                
O organismo notificado deve examinar o pedido
recorrendo a pessoal que disponha de conhecimentos e experiência comprovados na
tecnologia em causa. O organismo notificado pode exigir que o pedido seja
completado por ensaios ou elementos de prova suplementares que permitam avaliar
a conformidade com os requisitos do presente regulamento. O organismo notificado
deve realizar ensaios físicos e laboratoriais adequados ao dispositivo ou
solicitar ao fabricante que realize esses ensaios. 
O organismo notificado deve fornecer ao fabricante
um relatório de exame UE de conceção.
5.4.                
Se o dispositivo estiver em conformidade com as
disposições aplicáveis do presente regulamento, o organismo notificado emite um
certificado de exame UE de conceção. O certificado deve conter as conclusões do
exame, as condições da sua validade, os dados necessários para a identificação
da conceção aprovada e, se necessário, uma descrição da finalidade do
dispositivo.
5.5.                
As alterações introduzidas na conceção aprovada
devem ser objeto de uma nova aprovação do organismo notificado que tiver
emitido o certificado de exame UE de conceção, sempre que essas alterações
possam afetar a conformidade com os requisitos gerais de segurança e desempenho
do presente regulamento ou com as condições definidas para a utilização do
dispositivo. O requerente deve informar o organismo notificado que tiver emitido
o certificado de exame UE de conceção de quaisquer alterações previstas à
conceção aprovada. O organismo notificado deve examinar as alterações
previstas, notificar o fabricante da sua decisão e facultar-lhe um aditamento
ao relatório de exame UE de conceção. A aprovação de quaisquer alterações à
conceção aprovada deve revestir a forma de um aditamento ao certificado de
exame UE de conceção. 
6.                      
Procedimentos específicos
6.1.                
Procedimentos aplicáveis aos dispositivos
que integrem uma substância medicamentosa 
a)      Caso um dispositivo inclua, como parte
integrante, uma substância que, se utilizada separadamente, possa ser
considerada medicamento nos termos do disposto no artigo 1.º da Diretiva
2001/83/CE, incluindo um medicamento derivado do sangue ou do plasma humanos, e
que tenha uma ação acessória à do dispositivo, deve-se verificar a sua
qualidade, segurança e utilidade, por analogia com os métodos previstos no
anexo I da Diretiva 2001/83/CE. 
b)      Antes de emitir um certificado de exame
UE de conceção, o organismo notificado deve, após verificação da utilidade da
substância como parte do dispositivo e tendo em conta a finalidade do
dispositivo, solicitar a uma das autoridades competentes designadas pelos
Estados-Membros em conformidade com a Diretiva 2001/83/CE (a seguir designada
«autoridade competente em matéria de medicamentos»), ou à Agência Europeia de
Medicamentos (a seguir designada «EMA»), nomeadamente através do seu Comité dos
Medicamentos para Uso Humano em conformidade com o Regulamento (CE) n.º
726/2004, um parecer científico quanto à qualidade e à segurança da substância,
incluindo a relação benefício/risco da incorporação da substância no
dispositivo. Caso o dispositivo incorpore um derivado do sangue ou do plasma
humanos ou uma substância que, quando utilizada separadamente, possa ser
considerada como um medicamento abrangido exclusivamente pelo âmbito de
aplicação do anexo do Regulamento (CE) n.º 726/2004, o organismo notificado
deve consultar a EMA. 
c)      Ao emitir o seu parecer, a autoridade
competente em matéria de medicamentos ou a EMA deve tomar em consideração o
processo de fabrico e os dados relativos à utilidade da incorporação da
substância no dispositivo estabelecida pelo organismo notificado.
d)      O parecer da autoridade competente em
matéria de medicamentos ou da EMA deve ser elaborado: 
–              
no prazo de 150 dias após a receção da documentação
válida, se a substância objeto do pedido de parecer foi autorizada nos termos
da Diretiva 2001/83/CE; ou 
–              
no prazo de 210 dias após a receção da documentação
válida nos restantes casos. 
e)      O parecer científico da autoridade
competente em matéria de medicamentos ou da EMA e quaisquer eventuais
atualizações devem ser incluídos na documentação do organismo notificado
relativa ao dispositivo. Ao tomar a sua decisão, o organismo notificado deve
ter devidamente em conta as observações expressas no parecer. O organismo
notificado não pode emitir o certificado se o parecer científico for
desfavorável. A sua decisão final deve ser transmitida à respetiva autoridade
competente em matéria de medicamentos ou à EMA.
f)       Antes da introdução de quaisquer
alterações relativas a uma substância acessória incorporada num dispositivo,
sobretudo no que diz respeito ao seu processo de fabrico, o fabricante deve
informar das alterações o organismo notificado, o qual, por sua vez, pede um
parecer à autoridade competente em matéria de medicamentos que interveio na
consulta inicial, a fim de confirmar que a qualidade e a segurança da
substância acessória se mantêm. A autoridade competente em matéria de
medicamentos deve ter em conta os dados relativos à utilidade da incorporação
da substância no dispositivo estabelecida pelo organismo notificado, a fim de
garantir que as alterações não têm um impacto negativo sobre a relação
benefício/risco estabelecido relativo à incorporação da substância no
dispositivo. Deve emitir o seu parecer no prazo de 30 dias após a receção da
documentação válida relativa às alterações.
g)      Sempre que a autoridade competente em
matéria de medicamentos que interveio na consulta inicial tenha obtido
informações sobre a substância acessória que possam ter um impacto sobre a
relação benefício/risco estabelecido da incorporação da substância no
dispositivo, essa autoridade deve emitir um parecer científico ao organismo
notificado sobre se essa informação tem ou não um impacto sobre a relação
benefício/risco estabelecido relativo à incorporação da substância no
dispositivo. O organismo notificado deve ter em devida conta o parecer
científico atualizado aquando da sua apreciação do procedimento de avaliação da
conformidade.
6.2.                
Procedimentos relativos aos dispositivos
fabricados com recurso a tecidos ou células de origem humana ou animal, ou seus
derivados, não viáveis ou tornados não viáveis
a)      No que diz respeito aos dispositivos fabricados
com recurso a tecidos ou células de origem humana, ou seus derivados,
abrangidos pelo presente regulamento em conformidade com a alínea e) do artigo
1.º, n.º 2, antes de emitir um certificado de exame UE de conceção, o organismo
notificado deve apresentar à autoridade competente designada em conformidade
com a Diretiva 2004/23/CE (a seguir designada «autoridade competente em matéria
de tecidos e células de origem humana») pelo Estado-Membro em que está
estabelecido um resumo da avaliação da conformidade preliminar que, entre
outros elementos, deve conter informação sobre a não-viabilidade dos tecidos e
células de origem humana, as respetivas dádiva, colheita e análise e o
benefício/risco da incorporação dos tecidos ou células de origem humana no dispositivo.
b)      No prazo de 90 dias após a receção da
documentação válida, a autoridade competente em matéria de tecidos e células de
origem humana pode apresentar observações sobre aspetos relacionados com a
dádiva, a colheita e a análise e/ou o benefício/risco da incorporação dos
tecidos ou células de origem humana no dispositivo. 
c)      O organismo notificado deve tomar
devidamente em consideração todas as observações recebidas ao abrigo do
disposto na alínea b). Este organismo deve transmitir à autoridade competente
em matéria de tecidos e células de origem humana uma explicação do modo como
tais observações foram consideradas, incluindo uma justificação sempre que
quaisquer observações não tenham sido seguidas, e comunicar a sua decisão final
sobre a avaliação da conformidade em questão. As observações da autoridade
competente em matéria de tecidos e células de origem humana devem ser incluídas
na documentação do organismo notificado relativa ao dispositivo. 
7.                      
Verificação de lotes no caso dos
dispositivos que incorporam uma substância medicamentosa que, se utilizada
separadamente, pode ser considerada um medicamento derivado do sangue ou do
plasma humanos, na aceção do artigo 1.º, n.º 4
Concluído o fabrico de cada lote de dispositivos
que incorporam uma substância medicamentosa que, se utilizada separadamente,
pode ser considerada um medicamento derivado do sangue ou do plasma humanos na
aceção do artigo 1.º, n.º 4, primeiro parágrafo, o fabricante deve informar o
organismo notificado da libertação desse lote de dispositivos, transmitindo-lhe
o certificado oficial de libertação do lote da substância derivada do sangue ou
do plasma humanos utilizada nesse dispositivo, emitido por um laboratório
estatal ou por um laboratório designado para o efeito por um Estado-Membro nos
termos do artigo 114.º, n.º 2, da Diretiva 2001/83/CE.
Capítulo
III: Disposições administrativas
8.                      
Durante pelo menos cinco anos e, no caso dos
dispositivos implantáveis, durante pelo menos 15 anos após a colocação no
mercado do último dispositivo, o fabricante, ou o seu mandatário, deve manter à
disposição das autoridades competentes:
–              
a declaração de conformidade,
–              
a documentação referida no quarto travessão da
secção 3.1 e, em especial, os dados e os registos decorrentes dos procedimentos
referidos na alínea c) da secção 3.2, 
–              
as alterações referidas na secção 3.4,
–              
a documentação referida na secção 5.2, e
–              
as decisões e relatórios do organismo notificado
referidos nas secções 3.3, 4.3, 4.4, 5.3, 5.4 e 5.5. 
9.                      
Cada Estado-Membro deve adotar as disposições
necessárias para que a documentação seja mantida à disposição das autoridades
competentes pelo período indicado na primeira frase do número anterior na
eventualidade de o fabricante, ou o seu mandatário, estabelecido no seu
território, declarar falência ou cessar a sua atividade comercial antes do
termo desse período.
ANEXO IX 
AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE COM BASE NO EXAME DE TIPO
1.                      
O exame UE de tipo é o procedimento através do qual
um organismo notificado verifica e certifica que uma amostra representativa da
produção prevista satisfaz as disposições do presente regulamento que lhe são
aplicáveis.
2.                      
Pedido
O pedido deve incluir:
–              
o nome e o endereço do fabricante e, se apresentado
pelo mandatário, igualmente o nome e o endereço deste último,
–              
a documentação técnica referida no anexo II,
necessária para a avaliação da conformidade da amostra representativa da
produção em causa, a seguir denominado «tipo», com as exigências do presente
regulamento; se a documentação técnica for volumosa e/ou estiver guardada em diferentes
locais, o fabricante deve fornecer um resumo da documentação técnica (RDT) e
assegurar o acesso, mediante pedido, à totalidade da documentação. O requerente
deve colocar um «tipo» à disposição do organismo notificado, que pode solicitar
o número de amostras que considerar necessário, 
–              
uma declaração escrita que especifique não ter sido
apresentado a nenhum outro organismo notificado um pedido relativo ao mesmo
tipo, ou informações sobre qualquer pedido anterior relativo ao mesmo tipo que
tenha sido recusado por outro organismo notificado.
3.                      
Avaliação
O organismo notificado deve:
3.1.                
examinar e avaliar a documentação técnica e
verificar se o tipo foi fabricado em conformidade com a mesma; deve igualmente
registar os elementos que tenham sido concebidos de acordo com as
especificações aplicáveis das normas referidas no artigo 6.º ou das ETC, assim
como os elementos cuja conceção não se baseie nas disposições pertinentes das
referidas normas;
3.2.                
realizar ou mandar realizar as avaliações adequadas
e os ensaios físicos ou laboratoriais necessários para verificar se as soluções
adotadas pelo fabricante cumprem os requisitos gerais de segurança e desempenho
do presente regulamento, nos casos em que as normas referidas no artigo 6.º ou
as ETC não tenham sido aplicadas; caso um dispositivo deva ser ligado a
outro(s) para poder funcionar de acordo com a respetiva finalidade, deve
fazer-se prova de que o referido dispositivo cumpre os requisitos gerais de
segurança e desempenho quando ligado a dispositivo(s) do tipo em questão com as
características indicadas pelo fabricante;
3.3.                
realizar ou mandar realizar as avaliações adequadas
e os ensaios físicos ou laboratoriais necessários para verificar se, caso o
fabricante tenha optado por aplicar as normas pertinentes, estas foram efetivamente
aplicadas;
3.4.                
acordar com o requerente o local de realização das
avaliações e dos ensaios necessários.
4.                      
Certificado
Se o tipo estiver em conformidade com as
disposições do presente regulamento, o organismo notificado emite um
certificado de exame UE de tipo. Desse certificado devem constar o nome e o
endereço do fabricante, as conclusões da avaliação, as condições da sua
validade e os dados necessários à identificação do tipo aprovado. As partes
pertinentes da documentação devem ser apensas ao certificado, devendo o
organismo notificado conservar uma cópia.
5.                      
Alterações ao tipo
5.1.                
O requerente deve informar o organismo notificado
que tiver emitido o certificado de exame UE de tipo de quaisquer alterações
previstas ao tipo aprovado. 
5.2.                
As alterações ao produto aprovado devem ser objeto
de uma nova aprovação do organismo notificado que tiver emitido o certificado
de exame UE de tipo, sempre que possam afetar a conformidade com os requisitos
gerais de segurança e desempenho ou com as condições definidas para a utilização
do produto. O organismo notificado deve examinar as alterações previstas,
notificar o fabricante da sua decisão e facultar-lhe um aditamento ao relatório
de exame UE de tipo. A aprovação de quaisquer alterações ao tipo aprovado deve
revestir a forma de um aditamento ao certificado inicial de exame UE de tipo. 
6.                      
Procedimentos específicos 
As disposições relativas aos procedimentos
específicos no caso dos dispositivos que incorporam uma substância
medicamentosa ou dos dispositivos fabricados com recurso a tecidos ou células
de origem humana ou animal, ou seus derivados, não viáveis ou tornados não
viáveis, previstas na secção 6 do anexo VIII são aplicáveis com a ressalva de
que todas as referências a um certificado de exame UE de conceção devem entender-se
como referências a um certificado de exame UE de tipo. 
7.                      
Disposições administrativas
Durante pelo menos cinco anos e, no caso dos
dispositivos implantáveis, durante pelo menos 15 anos após a colocação no
mercado do último dispositivo, o fabricante, ou o seu mandatário, deve manter à
disposição das autoridades competentes:
–              
a documentação referida no segundo travessão da
secção 2,
–              
as alterações referidas na secção 5, 
–              
um exemplar dos certificados de exame UE de tipo e
dos respetivos aditamentos. 
É aplicável o disposto na secção 9 do anexo VIII.
ANEXO X 
AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE BASEADA NA VERIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE DO PRODUTO
1.                      
A avaliação da conformidade baseada na verificação
da conformidade do produto tem por objetivo garantir a conformidade dos dispositivos
com o tipo descrito no certificado de exame UE de tipo emitido e com as
disposições do presente regulamento que se lhes aplicam. 
2.                      
Se um certificado de exame UE de tipo foi emitido
em conformidade com o anexo IX, o fabricante pode aplicar o procedimento
previsto na parte A (garantia de qualidade da produção) ou o procedimento
previsto na parte B (verificação dos produtos). 
3.                      
Em derrogação ao disposto nas secções 1 e 2, o
presente anexo pode ser igualmente aplicado pelos fabricantes dos dispositivos classificados
na classe IIa, em combinação com a elaboração da documentação técnica
especificada no anexo II. 
Parte A: Garantia de qualidade da produção
1.                      
O fabricante deve assegurar que é aplicado o
sistema de gestão da qualidade aprovado para o fabrico dos dispositivos em
questão e realizar a inspeção final, nos termos da secção 3, e está sujeito a
vigilância, nos termos da secção 4.
2.                      
O fabricante que cumpre as obrigações enunciadas na
secção 1 deve elaborar e manter uma declaração UE de conformidade, de acordo
com o artigo 17.º e o anexo III, relativa ao modelo de dispositivo objeto do
procedimento de avaliação da conformidade. Ao emitir uma declaração UE de
conformidade, o fabricante assegura e declara que os dispositivos em questão
são conformes com o tipo descrito no certificado de exame UE de tipo e obedecem
às disposições do presente regulamento que lhes são aplicáveis.
3.                      
Sistema de gestão da qualidade
3.1.                
O fabricante deve apresentar um pedido de avaliação
do seu sistema de gestão da qualidade a um organismo notificado. O pedido deve
incluir:
–              
todos os elementos enumerados na secção 3.1 do
anexo VIII; 
–              
a documentação técnica referida no anexo II
relativa aos tipos aprovados; se a documentação técnica for volumosa e/ou
estiver guardada em diferentes locais, o fabricante deve fornecer um resumo da
documentação técnica (RDT) e assegurar o acesso, mediante pedido, à totalidade
da documentação; 
–              
um exemplar dos certificados de exame UE de tipo
referidos na secção 4 do anexo IX; se os certificados de exame UE de tipo
tiverem sido emitidos pelo organismo notificado ao qual se apresenta o pedido,
basta incluir uma referência à documentação técnica e aos certificados
emitidos. 
3.2.                
A aplicação do sistema de gestão da qualidade deve
garantir a conformidade dos dispositivos com o tipo descrito no certificado de
exame UE de tipo e com as disposições do presente regulamento que se lhes
aplicam em todas as fases. Todos os elementos, requisitos e disposições
adotados pelo fabricante relativamente ao seu sistema de gestão da qualidade
devem constar de documentação organizada de modo sistemático e ordenado, sob a
forma de orientações e procedimentos escritos, como, por exemplo, programas,
planos, manuais e registos de qualidade.
A documentação deve incluir, em especial, uma
descrição adequada de todos os elementos enumerados nas alíneas a), b) d) e e)
da secção 3.2 do anexo VIII. 
3.3.                
É aplicável o disposto nas alíneas a) e b) da
secção 3.3. do anexo VIII. 
Se o sistema de gestão da qualidade garantir a
conformidade dos dispositivos com o tipo descrito no certificado de exame UE de
tipo e com as disposições do presente regulamento que lhe são aplicáveis, o
organismo notificado emite um certificado UE de garantia de qualidade. A
decisão deve ser notificada ao fabricante e conter as conclusões da inspeção e
uma avaliação fundamentada.
3.4.                
É aplicável o disposto na secção 3.4 do anexo VIII.

4.                      
Vigilância
É aplicável o disposto na secção 4.1, no primeiro,
segundo e quarto travessões da secção 4.2, nas secções 4.3, 4.4, 4.6 e 4.7 do
anexo VIII.
No caso dos dispositivos classificados na classe
III, a vigilância deve incluir igualmente uma verificação da coerência entre as
quantidades das matérias-primas ou dos componentes essenciais produzidos ou
adquiridos e aprovados para o tipo em questão e as quantidades dos produtos
acabados.
5.                      
Verificação de lotes no caso dos
dispositivos que incorporam uma substância medicamentosa que, se utilizada
separadamente, pode ser considerada um medicamento derivado do sangue ou do
plasma humanos, na aceção do artigo 1.º, n.º 4
Concluído o fabrico de cada lote de dispositivos
que incorporam uma substância medicamentosa que, se utilizada separadamente,
pode ser considerada um medicamento derivado do sangue ou do plasma humanos na
aceção do artigo 1.º, n.º 4, primeiro parágrafo, o fabricante deve informar o
organismo notificado da libertação desse lote de dispositivos, transmitindo-lhe
o certificado oficial de libertação do lote da substância derivada do sangue ou
do plasma humanos utilizada nesse dispositivo, emitido por um laboratório
estatal ou por um laboratório designado para o efeito por um Estado-Membro nos
termos do artigo 114.º, n.º 2, da Diretiva 2001/83/CE.
6.                      
Disposições administrativas
Durante pelo menos cinco anos e, no caso dos
dispositivos implantáveis, durante pelo menos 15 anos após a colocação no
mercado do último dispositivo, o fabricante, ou o seu mandatário, deve manter à
disposição das autoridades competentes:
–              
a declaração de conformidade,
–              
a documentação referida no quarto travessão da
secção 3.1 do anexo VIII, 
–              
a documentação referida no sétimo travessão da
secção 3.1 do anexo VIII, incluindo o certificado de exame UE de tipo referido
no anexo IX,
–              
as alterações referidas na secção 3.4 do anexo
VIII, e
–              
as decisões e relatórios do organismo notificado
referidos nas secções 3.3, 4.3, e 4.4 do anexo VIII.
É aplicável o disposto na secção 9 do anexo VIII.
7.                      
Aplicação aos dispositivos classificados na
classe IIa
7.1.                
Em derrogação ao disposto na secção 2, o fabricante
deve garantir e declarar, através da declaração UE de conformidade, que os
dispositivos da classe IIa são fabricados de acordo com a documentação técnica
referida no anexo II e obedecem aos requisitos do presente regulamento que lhes
são aplicáveis.
7.2.                
No que diz respeito aos dispositivos da classe IIa,
o organismo notificado deve, no âmbito da avaliação prevista na secção 3.3,
avaliar, numa base representativa, a documentação técnica referida no anexo II,
a fim de determinar a conformidade com as disposições do presente regulamento;
se a documentação técnica for volumosa e/ou estiver guardada em diferentes
locais, o fabricante deve fornecer um resumo da documentação técnica (RDT) e
assegurar o acesso, mediante pedido, à totalidade da documentação. 
Aquando da seleção da(s) amostra(s)
representativa(s), o organismo notificado deve ter em conta a novidade da
tecnologia, as semelhanças em matéria de conceção, tecnologia, fabrico e
métodos de esterilização, a utilização prevista e os resultados de quaisquer
avaliações anteriores pertinentes (por exemplo, das propriedades químicas,
físicas e biológicas) que tenham sido realizadas nos termos do presente
regulamento. O organismo notificado deve documentar as razões subjacentes à
seleção da(s) amostra(s).
7.3.                
Se a avaliação realizada nos termos da secção 7.2
confirmar a conformidade dos dispositivos da classe IIa com a documentação
técnica referida no anexo II e os requisitos do presente regulamento que se
lhes aplicam, o organismo notificado emite um certificado ao abrigo da presente
secção deste anexo. 
7.4.                
O organismo notificado deve proceder à avaliação de
outras amostras no âmbito da avaliação de vigilância referida na secção 4.
7.5.                
Em derrogação ao disposto na secção 6, o
fabricante, ou o seu mandatário, deve manter à disposição das autoridades
competentes por um período mínimo de cinco anos após a colocação no mercado do
último dispositivo:
–              
a declaração de conformidade,
–              
a documentação técnica referida no anexo II,
–              
o certificado referido na secção 7.3.
É aplicável o disposto na secção 9 do anexo VIII.
Parte B: Verificação dos produtos
1.                      
A verificação dos produtos é o procedimento através
do qual, após o exame de todos os dispositivos fabricados, o fabricante garante
e declara, mediante a emissão de uma declaração UE de conformidade nos termos
do artigo 17.º e do anexo III, que os dispositivos que foram objeto do
procedimento previsto nas secções 4 e 5 se encontram em conformidade com o tipo
descrito no certificado de exame UE de tipo e preenchem os requisitos do
presente regulamento que lhes são aplicáveis.
2.                      
O fabricante deve tomar todas as medidas
necessárias para que o processo de fabrico garanta a conformidade dos
dispositivos produzidos com o tipo descrito no certificado de exame UE de tipo
e com os requisitos do regulamento que lhes são aplicáveis. Antes do fabrico, o
fabricante deve elaborar documentação que defina os processos de fabrico,
nomeadamente em matéria de esterilização, bem como a totalidade das disposições
preestabelecidas e de rotina que serão aplicadas para garantir a uniformidade
da produção e, se aplicável, a conformidade dos produtos com o tipo descrito no
certificado de exame UE de tipo e com os requisitos do presente regulamento que
lhes são aplicáveis. 
Além disso, sempre que se trate de dispositivos
colocados no mercado no estado estéril, e unicamente no que respeita aos
aspetos do fabrico destinados à obtenção da esterilidade e à respetiva
manutenção, o fabricante deve aplicar as disposições das secções 3 e 4 da parte
A do presente anexo.
3.                      
O fabricante deve criar e manter atualizado um
plano de vigilância pós-comercialização, incluindo o acompanhamento clínico
pós-comercialização, bem como procedimentos para assegurar o cumprimento das
obrigações decorrentes das disposições em matéria de vigilância previstas nos
artigos 61.º a 66.º 
4.                      
O organismo notificado deve realizar os exames e
ensaios adequados para verificar a conformidade do dispositivo com os
requisitos do presente regulamento, através do exame e ensaio de cada produto,
como especificado na secção 5.
As verificações acima referidas não se aplicam aos
aspetos do fabrico relacionados com a esterilização.
5.                      
Verificação mediante exame e ensaio de cada
produto
5.1.                
Cada dispositivo deve ser examinado individualmente
e submetido aos ensaios físicos e laboratoriais adequados, definidos nas normas
aplicáveis referidas no artigo 6.º, ou a ensaios equivalentes, a fim de, se for
caso disso, verificar a sua conformidade com o tipo descrito no certificado de
exame UE de tipo e com os requisitos do presente regulamento que lhe são
aplicáveis.
5.2.                
O organismo notificado deve apor ou mandar apor o
seu número de identificação a cada dispositivo aprovado e elaborar um
certificado de verificação UE de produto relativo aos ensaios realizados.
6.                      
Verificação de lotes no caso dos
dispositivos que incorporam uma substância medicamentosa que, se utilizada
separadamente, pode ser considerada um medicamento derivado do sangue ou do
plasma humanos, na aceção do artigo 1.º, n.º 4
Concluído o fabrico de cada lote de dispositivos
que incorporam uma substância medicamentosa que, se utilizada separadamente,
pode ser considerada um medicamento derivado do sangue ou do plasma humanos na
aceção do artigo 1.º, n.º 4, primeiro parágrafo, o fabricante deve informar o
organismo notificado da libertação desse lote de dispositivos, transmitindo-lhe
o certificado oficial de libertação do lote da substância derivada do sangue ou
do plasma humanos utilizada nesse dispositivo, emitido por um laboratório
estatal ou por um laboratório designado para o efeito por um Estado-Membro nos
termos do artigo 114.º, n.º 2, da Diretiva 2001/83/CE.
7.                      
Disposições administrativas
Durante pelo menos cinco anos e, no caso dos
dispositivos implantáveis, durante pelo menos 15 anos após a colocação no
mercado do último dispositivo, o fabricante, ou o seu mandatário, deve manter à
disposição das autoridades competentes:
–              
a declaração de conformidade,
–              
a documentação referida na secção 2,
–              
o certificado referido na secção 5.2,
–              
o certificado de exame UE de tipo referido no anexo
IX.
É aplicável o disposto na secção 9 do anexo VIII.
8.                      
Aplicação aos dispositivos classificados na
classe IIa
8.1.                
Em derrogação ao disposto na secção 1, o fabricante
deve garantir e declarar, através da declaração UE de conformidade, que os
dispositivos da classe IIa são fabricados de acordo com a documentação técnica
referida no anexo II e obedecem aos requisitos do presente regulamento que lhes
são aplicáveis.
8.2.                
A verificação realizada pelo organismo notificado
nos termos da secção 4 tem por objetivo confirmar a conformidade dos
dispositivos da classe IIa com a documentação técnica referida no anexo II e
com os requisitos do presente regulamento que lhes são aplicáveis.
8.3.                
Se a verificação realizada nos termos da secção 8.2
confirmar a conformidade dos dispositivos da classe IIa com a documentação
técnica referida no anexo II e o cumprimento dos requisitos do presente
regulamento que se lhes aplicam, o organismo notificado emite um certificado ao
abrigo da presente secção deste anexo.
8.4.                
Em derrogação ao disposto na secção 7, o
fabricante, ou o seu mandatário, deve manter à disposição das autoridades
competentes por um período mínimo de cinco anos após a colocação no mercado do
último dispositivo:
–              
a declaração de conformidade,
–              
a documentação técnica referida no anexo II,
–              
o certificado referido na secção 8.3.
É aplicável o disposto na secção 9 do anexo VIII.
ANEXO XI
Procedimento de avaliação da conformidade relativo
aos dispositivos feitos por medida
1.                      
No que diz respeito aos dispositivos feitos por
medida, o fabricante, ou o seu mandatário, deve elaborar uma declaração com as
seguintes informações:
–              
o nome e endereço do fabricante e de quaisquer
outros locais de fabrico,
–              
se for caso disso, o nome e endereço do mandatário,

–              
os dados que permitem identificar o dispositivo em
questão,
–              
uma declaração que indique que o dispositivo se
destina a ser utilizado exclusivamente por um determinado doente ou utilizador,
identificado por nome, acrónimo ou código numérico,
–              
o nome do médico, do dentista ou de qualquer outra
pessoa autorizada pela legislação nacional em virtude das suas qualificações
profissionais responsável pela receita médica e, se aplicável, a designação da
instituição de saúde em questão,
–              
as características específicas do produto, tal como
indicadas na receita médica,
–              
uma declaração confirmando que o referido
dispositivo está em conformidade com os requisitos gerais de segurança e
desempenho enunciados no anexo I e, se aplicável, a indicação dos requisitos
gerais de segurança e desempenho que não tenham sido integralmente respeitados,
acompanhada dos motivos,
–              
se aplicável, uma indicação de que o dispositivo
contém ou incorpora uma substância medicamentosa, incluindo um derivado do
sangue ou do plasma humanos, ou tecidos ou células de origem humana ou animal
referidos no Regulamento (UE) n.º 722/2012 da Comissão.
2.                      
O fabricante compromete-se a manter à disposição
das autoridades nacionais competentes documentação que indique o(s) local(ais)
de fabrico e permita compreender a conceção, o fabrico e o desempenho do
produto, incluindo os níveis de desempenho previstos, de modo a permitir a
avaliação da sua conformidade com os requisitos do presente regulamento.
O fabricante deve tomar todas as medidas
necessárias para que o processo de fabrico assegure a conformidade dos produtos
fabricados com a documentação referida no primeiro parágrafo.
3.                      
As informações contidas na declaração referida no
presente anexo devem ser conservadas durante um período mínimo de cinco anos
após a colocação do dispositivo no mercado. No caso dos dispositivos
implantáveis, esse período é no mínimo de 15 anos.
É aplicável o disposto na secção 9 do anexo VIII.
4.                      
O fabricante deve comprometer-se a analisar e
documentar a experiência adquirida na fase de pós-produção, incluindo o
acompanhamento clínico pós-comercialização referido na parte B do anexo XIII, e
a desenvolver meios adequados de aplicação de quaisquer ações corretivas
necessárias. Este compromisso deve incluir a obrigação de o fabricante informar
as autoridades competentes, em conformidade com o artigo 61.º, n.º 4, de
quaisquer incidentes graves e/ou ações corretivas de segurança assim que deles
tiver conhecimento.
ANEXO XII 
CONTEÚDO MÍNIMO DOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR UM
ORGANISMO NOTIFICADO
1.                      
Nome, endereço e número de identificação do
organismo notificado;
2.                      
nome e endereço do fabricante e, se for caso disso,
nome e endereço do mandatário;
3.                      
número de identificação único do certificado;
4.                      
data de emissão; 
5.                      
data de expiração; 
6.                      
dados necessários para a identificação do(s)
dispositivo(s) ou categorias de dispositivos abrangidos pelo certificado,
incluindo a finalidade dos dispositivos e o(s) código(s) GMDN ou código(s) de
uma nomenclatura reconhecida internacionalmente;
7.                      
se aplicável, as instalações de fabrico abrangidas
pelo certificado;
8.                      
uma referência ao presente regulamento e ao anexo
aplicável ao abrigo do qual se realizou a avaliação da conformidade;
9.                      
exames e ensaios realizados, com referência às
normas/ aos relatórios de ensaio/ ao(s) relatório(s) de auditoria aplicáveis;
10.                  
se for caso disso, uma referência às partes
aplicáveis da documentação técnica ou a outros certificados exigidos para a
colocação no mercado do(s) dispositivo(s) em questão;
11.                  
se for caso disso, informação sobre a vigilância
realizada pelo organismo notificado; 
12.                  
as conclusões da avaliação, do exame ou da inspeção
do organismo notificado; 
13.                  
as condições de validade do certificado, ou
restrições aplicáveis à mesma;
14.                  
a assinatura juridicamente vinculativa do organismo
notificado de acordo com a legislação nacional aplicável.
ANEXO XIII
AVALIAÇÃO CLÍNICA E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO
PÓS-COMERCIALIZAÇÃO
Parte A: Avaliação clínica 
1.                      
A fim de efetuar uma avaliação clínica, o
fabricante deve:
–              
identificar os requisitos gerais de segurança e
desempenho que devem ser sustentados por dados clínicos relevantes,
–              
identificar os dados clínicos disponíveis que são
relevantes para o dispositivo e a respetiva finalidade, obtidos mediante
pesquisa na literatura científica, experiência clínica e/ou investigações
clínicas, 
–              
avaliar a adequação das séries de dados clínicos
para a determinação da segurança e do desempenho do dispositivo,
–              
produzir eventuais dados clínicos novos ou
complementares necessários para tratar questões pendentes,
–              
analisar todos os dados clínicos relevantes para
retirar conclusões sobre a segurança e o desempenho do dispositivo.
2.                      
A comprovação da conformidade com os requisitos
relativos às características e ao desempenho referidos na secção 1 do
anexo I nas condições normais de utilização do dispositivo, bem como a
avaliação dos efeitos secundários indesejáveis e da aceitabilidade da relação
benefício/risco referidos nas secções 1 e 5 do anexo I, devem basear-se em
dados clínicos. 
3.                      
A avaliação clínica deve ser exaustiva e objetiva e
tomar em conta tanto os dados favoráveis como os desfavoráveis. A profundidade
e extensão devem ser proporcionais e adequadas à natureza, classificação e finalidade
do dispositivo em causa, bem como às alegações do fabricante sobre o mesmo e
aos seus riscos. 
4.                      
Os dados clínicos relativos a outro dispositivo
podem ser relevantes se for demonstrada a equivalência do dispositivo objeto da
avaliação clínica com o dispositivo a que se referem os dados. A equivalência
só pode ser demonstrada quando o dispositivo objeto da avaliação clínica e o
dispositivo a que se referem os dados clínicos existentes têm a mesma
finalidade e quando as características técnicas e biológicas dos dispositivos e
os procedimentos médicos aplicados são semelhantes ao ponto de não haver uma
diferença significativa do ponto de vista clínico no que diz respeito à
segurança e ao desempenho dos dispositivos. 
5.                      
No caso dos dispositivos implantáveis e dos
dispositivos da classe III, devem realizar-se investigações clínicas, a menos
que se justifique adequadamente basear a avaliação unicamente em dados clínicos
existentes. A demonstração da equivalência de acordo com a secção 4 não deve,
regra geral, ser considerada justificação suficiente na aceção do disposto na
primeira frase.
6.                      
Os resultados da avaliação clínica e os dados
clínicos em que esta se baseia devem ser documentados no relatório de avaliação
clínica, o qual constituirá a base para a avaliação da conformidade do
dispositivo. 
Os dados clínicos, juntamente com dados não
clínicos produzidos através de métodos de ensaio não clínicos e outra
documentação relevante, permitirão ao fabricante demonstrar a conformidade com
os requisitos gerais de segurança e desempenho e devem fazer parte da
documentação técnica do dispositivo em causa. 
Parte B: acompanhamento
clínico pós-comercialização 
1.                      
O acompanhamento clínico pós-comercialização (a
seguir designado por ACPC) é um processo contínuo que visa atualizar a
avaliação clínica referida no artigo 49.º e na parte A do presente anexo e deve
fazer parte do plano de vigilância pós-comercialização do fabricante. Para esse
efeito, o fabricante deve recolher e avaliar proativamente os dados clínicos
relativos à utilização no ser humano de um dispositivo autorizado a ostentar a
marcação CE, de acordo com a sua finalidade tal como referida no procedimento
de avaliação da conformidade relevante, com o objetivo de confirmar a segurança
e o desempenho ao longo do período de vida útil esperado do dispositivo, bem
como a aceitabilidade permanente dos riscos identificados, e detetar riscos
emergentes com base em provas concretas. 
2.                      
O ACPC deve ser levado a cabo de acordo com um
método documentado, estabelecido num plano de ACPC. 
2.1.                
O plano de ACPC deve especificar os métodos e
procedimentos a aplicar para a recolha e avaliação proativas de dados clínicos
com o objetivo de: 
(a)         
Confirmar a segurança e o desempenho do dispositivo
ao longo do período de vida útil esperado;
(b)         
Identificar efeitos secundários anteriormente
desconhecidos e monitorizar os efeitos secundários e as contraindicações
identificados; 
(c)         
Identificar e analisar os riscos emergentes com
base em provas factuais; 
(d)         
Assegurar a aceitabilidade contínua da relação
benefício/risco referida nas secções 1 e 5 do anexo I, e
(e)         
Identificar um eventual uso indevido sistemático ou
utilização para indicações não aprovadas, a fim de verificar a adequação da
finalidade prevista.
2.2.                
O plano de ACPC deve estabelecer, nomeadamente: 
(a)         
Os métodos e procedimentos gerais de ACPC a
aplicar, designadamente: recolha da experiência clínica adquirida, informação
proveniente dos utilizadores, exame da literatura científica e de outras fontes
de dados clínicos; 
(b)         
Os métodos e procedimentos específicos de ACPC a
aplicar, como a avaliação de registos ou de estudos de ACPC adequados; 
(c)         
A fundamentação da adequação dos métodos e
procedimentos referidos nas alíneas a) e b); 
(d)         
Uma referência às partes relevantes do relatório de
avaliação clínica referido na secção 6 da parte A do presente anexo e à gestão
dos riscos referida na secção 2 do anexo I;
(e)         
Os objetivos específicos fixados para o ACPC; 
(f)           
Uma avaliação dos dados clínicos relativos a
dispositivos equivalentes ou semelhantes;
(g)         
Uma referência às normas e orientações relevantes
em matéria de ACPC. 
3.                      
O fabricante deve analisar as constatações do ACPC
e documentar os resultados num relatório de avaliação do ACPC, que deve fazer
parte da documentação técnica.
4.                      
As conclusões do relatório de avaliação do ACPC
devem ser tomadas em conta para a avaliação clínica referida no artigo 49.º e
na parte A do presente anexo, bem como para a gestão dos riscos referida na
secção 2 do anexo I. Se, no decurso do ACPC, se identificar a necessidade de
medidas corretivas, o fabricante deve aplicá-las.
ANEXO XIV 
INVESTIGAÇÕES CLÍNICAS
I. Requisitos gerais
1.                      
Aspetos éticos
Todas as etapas da investigação clínica, desde a
primeira consideração da necessidade e justificação do estudo até à publicação
dos resultados, devem ser efetuadas em conformidade com princípios éticos
reconhecidos, por exemplo os estabelecidos na Declaração de Helsínquia da
Associação Médica Mundial sobre «Princípios éticos aplicáveis à investigação
médica em seres humanos», aprovada pela 18.ª Assembleia Geral da Associação
Médica Mundial, em Helsínquia, na Finlândia, em 1964, com a última redação que
lhe foi dada pela 59.ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial em Seul,
na Coreia, em 2008.
2.                      
Métodos
2.1.                
As investigações clínicas devem ser efetuadas de
acordo com um plano de investigação adequado, correspondente ao estado da
ciência e da técnica, e definido de modo a confirmar ou refutar as alegações do
fabricante sobre o dispositivo, bem como os aspetos conexos de segurança,
desempenho e relação benefício/risco referidos no artigo 50.º, n.º 1; estas
investigações devem incluir um número de observações suficiente para garantir a
validade científica das conclusões.
2.2.                
Os procedimentos utilizados para levar a cabo as
investigações devem ser adequados ao dispositivo examinado.
2.3.                
As investigações clínicas devem ser efetuadas em
circunstâncias idênticas às que se registariam em condições normais de
utilização do dispositivo.
2.4.                
Devem ser analisadas todas as características
relevantes, incluindo as relativas à segurança e desempenho do dispositivo e
aos seus efeitos sobre o doente.
2.5.                
As investigações devem ser levadas a cabo sob a
responsabilidade de um médico ou de outra pessoa qualificada e autorizada para
o efeito e num ambiente adequado.
2.6.                
O médico ou a pessoa autorizada deve ter acesso aos
dados técnicos e clínicos relativos ao dispositivo.
2.7.                
O relatório da investigação clínica, assinado pelo
médico ou pela pessoa autorizada responsável, deve incluir uma avaliação
crítica de todos os dados recolhidos durante a investigação clínica, incluindo
as constatações desfavoráveis.
II. Documentação respeitante ao pedido
relativo à avaliação clínica
No que diz respeito aos dispositivos
experimentais abrangidos pelo artigo 50.º, o promotor deve elaborar a
apresentar o pedido de acordo com o artigo 51.º, acompanhado da seguinte
documentação: 
1.                      
Formulário de pedido
O formulário de pedido deve estar devidamente
preenchido e incluir as seguintes informações: 
1.1.                
Nome, endereço e informações de contacto do
promotor e, se aplicável, nome, endereço e informações de contacto da respetiva
pessoa de contacto estabelecida na União.
1.2.                
Caso seja diferente do indicado na secção 1.1,
nome, endereço e informações de contacto do fabricante do dispositivo destinado
a investigação clínica e, se aplicável, do seu mandatário. 
1.3.                
Título da investigação clínica. 
1.4.                
Número único de identificação, em conformidade com
o artigo 51.º, n.º 1.
1.5.                
Estatuto da investigação clínica (p. ex. primeira
apresentação, nova apresentação, alteração significativa).
1.6.                
Em caso de nova apresentação relativa ao mesmo dispositivo,
data(s) e número(s) de referência do(s) pedido(s) anterior(es) ou, no caso de
alteração significativa, referência ao pedido original.
1.7.                
Em caso de apresentação em paralelo de um pedido
relativo a um ensaio clínico de um medicamento em conformidade com o
Regulamento (UE) n.º […/…] [relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para
uso humano], referência ao número oficial de registo do ensaio clínico. 
1.8.                
Identificação dos Estados-Membros, países da EFTA,
Turquia e países terceiros nos quais a investigação clínica será conduzida, no
contexto de um estudo multicêntrico/multinacional, à data de apresentação do
pedido. 
1.9.                
Descrição sucinta do dispositivo experimental (p.
ex. nome, código GMDN ou código de uma nomenclatura reconhecida
internacionalmente, finalidade, classe de risco e regra de classificação
aplicável de acordo com o anexo VII).
1.10.            
Informação sobre se o dispositivo contém um
medicamento, incluindo um derivado de sangue ou plasma humanos, ou se é
fabricado utilizando tecidos, células ou seus derivados, de origem humana ou
animal, não viáveis. 
1.11.            
Resumo do plano de investigação clínica
(objetivo(s) da investigação clínica, número e género dos sujeitos, critérios
de seleção dos sujeitos, sujeitos com menos de 18 anos de idade, conceção da
investigação (p. ex. estudos controlados e/ou aleatórios), datas previstas de
início e de conclusão da investigação clínica). 
1.12.            
Se aplicável, informações relativas a um comparador
(p. ex. identificação do dispositivo ou medicamento comparador). 
2.                      
Brochura do investigador 
A brochura do investigador (BI) deve conter as
informações clínicas e não clínicas relativas aos dispositivos experimentais
que sejam relevantes para a investigação e estejam disponíveis à data de
apresentação do pedido. Deve ser identificada de forma clara e conter,
designadamente, os seguintes elementos: 
2.1.                
Identificação e descrição do dispositivo, incluindo
informações sobre a sua finalidade, a classificação de risco e a regra de
classificação aplicável de acordo com o anexo VII, a conceção e o fabrico do
dispositivo e referências a versões anteriores e semelhantes do dispositivo.
2.2.                
Instruções do fabricante relativas à instalação e
utilização, incluindo requisitos de armazenagem e manuseamento, bem como o
rótulo e as instruções de utilização, na medida em que estas informações
estejam disponíveis.
2.3.                
Ensaios pré-clínicos e dados experimentais, em
especial respeitantes a cálculos de conceção, ensaios in vitro, ensaios ex
vivo, ensaios em animais, ensaios mecânicos e elétricos, ensaios de
fiabilidade, verificação e validação de software, ensaios de desempenho,
avaliação da biocompatibilidade e da segurança biológica. 
2.4.                
Dados clínicos existentes, em especial: 
–              
dados da literatura científica relevante disponível
relativos a segurança, desempenho, características de conceção e finalidade do
dispositivo e/ou de dispositivos equivalentes ou semelhantes,
–              
outros dados clínicos relevantes relativos a
segurança, desempenho, características de conceção e finalidade de dispositivos
equivalentes ou semelhantes do mesmo fabricante, incluindo o período de tempo
no mercado e uma análise dos aspetos de desempenho e segurança e de quaisquer
ações corretivas realizadas.
2.5.                
Resumo da análise risco-benefício e da gestão dos
riscos, incluindo informações sobre riscos conhecidos ou previsíveis, quaisquer
efeitos indesejáveis, contraindicações e avisos.
2.6.                
No caso de dispositivos que contenham um
medicamento, incluindo um derivado de sangue ou plasma humanos, ou dispositivos
fabricados utilizando tecidos, células ou seus derivados, de origem humana ou
animal, não viáveis, informações pormenorizadas sobre o medicamento ou os
tecidos ou células e sobre a conformidade com o requisitos gerais de segurança
e desempenho e a gestão de riscos específica no que diz respeito ao medicamento
ou aos tecidos ou células. 
2.7.                
Referência a normas harmonizadas ou a outras normas
reconhecidas internacionalmente que tenham sido observadas na totalidade ou
parcialmente. 
2.8.                
Uma cláusula que especifique que as eventuais
atualizações da BI e quaisquer outras informações relevantes que venham a estar
disponíveis serão comunicadas aos investigadores.
3.                      
Plano de investigação clínica
O plano de investigação clínica (PIC) deve definir
a fundamentação, os objetivos, a conceção, as análises propostas, a metodologia
e os aspetos relativos à monitorização, realização e conservação dos registos
da investigação clínica. Deve conter, designadamente, as informações
seguidamente indicadas. Se parte destas informações for apresentada em
documento separado, deve ser incluída uma referência ao mesmo no PIC. 
3.1.                
Informações gerais 
3.1.1.          
Identificação da investigação clínica e do PIC.
3.1.2.          
Identificação do promotor.
3.1.3.          
Informações sobre o investigador principal, o
investigador coordenador, incluindo as suas qualificações, e o(s) centro(s) de
ensaio. 
3.1.4.          
Sinopse da investigação clínica.
3.2.                
Identificação e descrição do dispositivo, incluindo
a sua finalidade, o fabricante, a rastreabilidade, a população alvo, os
materiais que entram em contacto com o corpo humano, os procedimentos médicos
ou cirúrgicos envolvidos na sua utilização e a formação e experiência
necessárias para a sua utilização. 
3.3.                
Justificação da conceção da investigação clínica.
3.4.                
Riscos e benefícios do dispositivo e da
investigação clínica.
3.5.                
Objetivos e hipóteses da investigação clínica. 
3.6.                
Conceção da investigação clínica. 
3.6.1.          
Informações gerais, como o tipo de investigação,
incluindo a fundamentação da sua escolha, os parâmetros de avaliação final e as
variáveis.
3.6.2.          
Informações sobre o dispositivo que será utilizado
para a investigação clínica, sobre eventuais comparadores e sobre qualquer
outro dispositivo ou medicação. 
3.6.3.          
Informações sobre os sujeitos, incluindo a dimensão
da população da investigação e, se aplicável, sobre as populações vulneráveis. 
3.6.4.          
Descrição dos procedimentos relacionados com a
investigação clínica.
3.6.5.          
Plano de monitorização.
3.7.                
Considerações estatísticas.
3.8.                
Gestão dos dados.
3.9.                
Informações sobre quaisquer alterações ao PIC.
3.10.            
Política no que respeita a desvios ao PIC.
3.11.            
Responsabilidade em relação ao dispositivo, em
especial, controlo do acesso ao mesmo, seguimento do dispositivo utilizado na
investigação clínica e devolução de dispositivos não utilizados, fora do prazo
de validade ou defeituosos.
3.12.            
Declaração de conformidade com os princípios éticos
reconhecidos em matéria de investigação médica em seres humanos e com os
princípios de boa prática clínica no domínio da investigação clínica de
dispositivos médicos, bem como com os requisitos regulamentares aplicáveis.
3.13.            
Processo de consentimento esclarecido.
3.14.            
Notificações de segurança, incluindo definições de
acontecimentos adversos e acontecimentos adversos graves, procedimentos e
prazos de notificação. 
3.15.            
Critérios e procedimentos para a suspensão ou a
conclusão antecipada da investigação clínica.
3.16.            
Política no que respeita à elaboração do relatório
de investigação clínica e à publicação dos resultados em conformidade com os
requisitos legais e os princípios éticos referidos na secção 1 do capítulo I.
3.17.            
Bibliografia.
4.                      
Outras informações
4.1.                
Uma declaração assinada pela pessoa singular ou
coletiva responsável pelo fabrico do dispositivo experimental confirmando que o
dispositivo em questão está conforme com os requisitos gerais de segurança e
desempenho, excetuando os aspetos que são objeto da investigação clínica, e
que, quanto a estes últimos, foram tomadas todas as precauções para proteger a
saúde e a segurança do sujeito da investigação. 
Esta declaração pode ser corroborada por um
atestado emitido por um organismo notificado.
4.2.                
Quando aplicável nos termos da legislação nacional,
cópia dos pareceres das comissões de ética em causa, assim que estiverem
disponíveis.
4.3.                
Prova de cobertura por um seguro ou mecanismo de
indemnização dos sujeitos da investigação em caso de dano, em conformidade com
a legislação nacional.
4.4.                
Documentos e procedimentos para a obtenção do
consentimento esclarecido.
4.5.                
Descrição das medidas destinadas a assegurar o
cumprimento das regras aplicáveis em matéria de proteção e confidencialidade
dos dados pessoais, em especial:
–              
medidas técnicas e organizativas que serão postas
em prática para prevenir o acesso, divulgação, difusão e alteração não
autorizados ou a perda de informações e dados pessoais tratados,
–              
uma descrição das medidas que serão postas em
prática para assegurar a confidencialidade dos registos e dados pessoais dos
sujeitos de investigações clínicas,
–              
uma descrição das medidas que serão postas em
prática em caso de violação da segurança dos dados a fim de atenuar os
eventuais efeitos adversos.
III. Outras obrigações dos promotores 
1.                      
O promotor deve comprometer-se a manter à
disposição das autoridades nacionais competentes a documentação necessária para
fornecer elementos de prova relativos à documentação referida no capítulo II do
presente anexo. Caso o promotor não seja a pessoal singular ou coletiva
responsável pelo fabrico do dispositivo experimental, esta obrigação pode ser
assumida por essa pessoa em nome do promotor.
2.                      
Os acontecimentos a notificar devem ser indicados
pelo(s) investigador(es) atempadamente.
3.                      
A documentação mencionada no presente anexo deve
ser conservada durante pelo menos cinco anos após a conclusão da investigação
clínica do dispositivo em causa ou, se o dispositivo for posteriormente
colocado no mercado, durante pelo menos cinco anos depois de o último
dispositivo ter sido colocado no mercado. No caso dos dispositivos
implantáveis, esse período será no mínimo de 15 anos. 
Cada Estado-Membro deve tomar providências para
que esta documentação seja mantida à disposição das autoridades competentes
pelo período indicado na primeira frase do parágrafo anterior em caso de
falência ou cessação da atividade do promotor ou da sua pessoa de contacto,
estabelecidos no seu território, antes do termo do referido período.
ANEXO XV
Lista de produtos abrangidos pelo último parágrafo da
definição de «dispositivo médico» referida no artigo 2.º, n.º 1, ponto 1
1.                      
Lentes de contacto; 
2.                      
Implantes para a modificação ou fixação de partes
do corpo; 
3.                      
Produtos de preenchimento facial, ou outros de
preenchimento dérmico, ou das membranas mucosas;
4.                      
Equipamento para lipoaspiração;
5.                      
Equipamento laser invasivo destinado a
utilização no corpo humano;
6.                      
Equipamento de luz intensa pulsada.
ANEXO XVI
QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA 
 Diretiva 90/385/CEE do Conselho || Diretiva 93/42/CEE do Conselho || Presente regulamento 
 Artigo 1.º, n.º 1 || Artigo 1.º, n.º 1 || Artigo 1.º, n.º 1 
 Artigo 1.º, n.º 2 || Artigo 1.º, n.º 2 || Artigo 2.º, n.º 1 
 Artigo 1.º, n.º 3 || Artigo 1.º, n.º 3, primeiro parágrafo || Artigo 1.º, n.º 5, primeiro parágrafo 
 - || Artigo 1.º, n.º 3, segundo parágrafo || Artigo 1.º, n.º 5, segundo parágrafo 
 Artigo 1.º, n.os 4 e 4-A || Artigo 1.º, n.os 4 e 4-A || Artigo 1.º, n.º 4, primeiro parágrafo 
 Artigo 1.º, n.º 5 || Artigo 1.º, n.º 7 || Artigo 1.º, n.º 6 
 Artigo 1.º, n.º 6 || Artigo 1.º, n.º 5 || Artigo 1.º, n.º 2 
 - || Artigo 1.º, n.º 6 || - 
   || Artigo 1.º, n.º 8 || Artigo 1.º, n.º 7 
 Artigo 2.º || Artigo 2.º || Artigo 4.º, n.º 1 
 Artigo 3.º, primeiro parágrafo || Artigo 3.º, primeiro parágrafo || Artigo 4.º, n.º 2 
 Artigo 3.º, segundo parágrafo || Artigo 3.º, segundo parágrafo || - 
 Artigo 4.º, n.º 1 || Artigo 4.º, n.º 1 || Artigo 22.º 
 Artigo 4.º, n.º 2 || Artigo 4.º, n.º 2 || Artigo 19.º, n.os 1 e 2 
 Artigo 4.º, n.º 3 || Artigo 4.º, n.º 3 || Artigo 19.º, n.º 3 
 Artigo 4.º, n.º 4 || Artigo 4.º, n.º 4 || Artigo 8.º, n.º 7 
 Artigo 4.º, n.º 5, alínea a) || Artigo 4.º, n.º 5, primeiro parágrafo || Artigo 18.º, n.º 6 
 Artigo 4.º, n.º 5, alínea b) || Artigo 4.º, n.º 5, segundo parágrafo || - 
 Artigo 5.º, n.º 1 || Artigo 5.º, n.º 1 || Artigo 6.º, n.º 1 
 Artigo 5.º, n.º 2 || Artigo 5.º, n.º 2 || Artigo 6.º, n.º 2 
 Artigo 6.º, n.º 1 || Artigo 5.º, n.º 3, artigo 6.º || - 
 Artigo 6.º, n.º 2 || Artigo 7.º, n.º 1 || Artigo 88.º 
 Artigo 7.º || Artigo 8.º || Artigos 69.º a 72.º 
 - || Artigo 9.º || Artigo 41.º 
 Artigo 8.º, n.º 1 || Artigo 10.º, n.º 1 || Artigo 2.º, n.º1, pontos 43 e 44, artigo 61.º, n.º 1, artigo 63.º, n.º 1 
 Artigo 8.º, n.º 2 || Artigo 10.º, n.º 2 || Artigo 61.º, n.º 3, e artigo 63.º, n.º 1, segundo parágrafo 
 Artigo 8.º, n.º 3 || Artigo 10.º, n.º 3 || Artigo 63.º, n.os 2 e 4 
 Artigo 8.º, n.º 4 || Artigo 10.º, n.º 4 || Artigo 66.º 
 Artigo 9.º, n.º 1 || Artigo 11.º, n.º 1 || Artigo 42.º, n.º 2 
 - || Artigo 11.º, n.º 2 || Artigo 42.º, n.º 4 
 - || Artigo 11.º, n.º 3 || Artigo 42.º, n.º 3 
 - || Artigo 11.º, n.º 4 || - 
 - || Artigo 11.º, n.º 5 || Artigo 42.º, n.º 5 
 Artigo 9.º, n.º 2 || Artigo 11.º, n.º 6 || Artigo 42.º, n.º 7 
 Artigo 9.º, n.º 3 || Artigo 11.º, n.º 8 || Artigo 9.º, n.º 3 
 Artigo 9.º, n.º 4 || Artigo 11.º, n.º 12 || Artigo 42.º, n.º 8 
 Artigo 9.º, n.º 5 || Artigo 11.º, n.º 7 || - 
 Artigo 9.º, n.º 6 || Artigo 11.º, n.º 9 || Artigo 43.º, n.º 1 
 Artigo 9.º, n.º 7 || Artigo 11.º, n.º 10 || Artigo 43.º, n.º 3 
 Artigo 9.º, n.º 8 || Artigo 11.º, n.º 11 || Artigo 45.º, n.º 2 
 Artigo 9.º, n.º 9 || Artigo 11.º, n.º 13 || Artigo 47.º, n.º 1 
 Artigo 9.º, n.º 10 || Artigo 11.º, n.º 14 || - 
 - || Artigo 12.º || Artigo 20.º 
 - || Artigo 12.º-A || Artigo 15.º 
 Artigo 9.º-A, n.º 1, primeiro travessão || Artigo 13.º, n.º 1, alínea c) || - 
 Artigo 9.º-A, n.º 1, segundo travessão || Artigo 13.º, n.º 1, alínea d) || Artigo 3.º, n.º 1 
 - || Artigo 13.º, n.º 1, alínea a) || Artigo 41.º, n.º 3 
 - || Artigo 13.º, n.º 1, alínea b) || Artigo 41.º, n.º 4, alínea a) 
 Artigo 10.º || Artigo 15.º || Artigos 50.º a 60.º 
 Artigo 10.º-A || Artigo 14.º || Artigo 25.º 
 Artigo 10.º-B || Artigo 14.º-A || Artigo 27.º 
 Artigo 10.º-C || Artigo 14.º-B || Artigo 74.º 
 Artigo 11.º, n.º 1 || Artigo 16.º, n.º 1 || Artigos 33.º e 34.º 
 Artigo 11.º, n.º 2 || Artigo 16.º, n.º 2 || Artigo 29.º 
 Artigo 11.º, n.º 3 || Artigo 16.º, n.º 3 || Artigo 36.º, n.º 2 
 Artigo 11.º, n.º 4 || Artigo 16.º, n.º 4 || - 
 Artigo 11.º, n.º 5 || Artigo 16.º, n.º 5 || Artigo 45.º, n.º 4 
 Artigo 11.º, n.º 6 || Artigo 16.º, n.º 6 || Artigo 45.º, n.º 3 
 Artigo 11.º, n.º 7 || Artigo 16.º, n.º 7 || Artigo 31.º, n.º 2, e artigo 35.º, n.º 1 
 Artigo 12.º || Artigo 17.º || Artigo 18.º 
 Artigo 13.º || Artigo 18.º || Artigo 73.º 
 Artigo 14.º || Artigo 19.º || Artigo 75.º 
 Artigo 15.º || Artigo 20.º || Artigo 84.º 
 Artigo 15.º-A || Artigo 20.º-A || Artigo 77.º 
 Artigo 16.º || Artigo 22.º || - 
 Artigo 17.º || Artigo 23.º || - 
 - || Artigo 21.º || - 
FICHA FINANCEIRA LEGISLATIVA
1.           CONTEXTO DA PROPOSTA/INICIATIVA 
              1.1.    Denominação da proposta/iniciativa 
              1.2.    Domínio(s)
de intervenção abrangido(s) segundo a estrutura ABM/ABB
              1.3.    Natureza
da proposta/iniciativa 
              1.4.    Objetivo(s)

              1.5.    Justificação
da proposta/iniciativa 
              1.6.    Duração
da ação e do seu impacto financeiro 
              1.7.    Modalidade(s)
de gestão prevista(s) 
2.           MEDIDAS DE GESTÃO 
              2.1.    Disposições
em matéria de acompanhamento e prestação de informações 
              2.2.    Sistema
de gestão e de controlo 
              2.3.    Medidas
de prevenção de fraudes e irregularidades 
3.           IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO DA
PROPOSTA/INICIATIVA 
              3.1.    Rubrica(s)
do quadro financeiro plurianual e rubrica(s) orçamental(is) de despesas
envolvidas(s) 
              3.2.    Impacto
estimado nas despesas 
              3.2.1. Síntese do impacto
estimado nas despesas 
              3.2.2. Impacto estimado nas
dotações operacionais 
              3.2.3. Impacto estimado nas
dotações de natureza administrativa
              3.2.4. Compatibilidade com
o atual quadro financeiro plurianual
              3.2.5. Participação de
terceiros no financiamento 
              3.3.    Impacto estimado nas receitas
FICHA
FINANCEIRA LEGISLATIVA

1.                      
CONTEXTO DA PROPOSTA/INICIATIVA 
1.1.                
Denominação da proposta/iniciativa 

Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos dispositivos
médicos e que altera a Diretiva 2001/83/CE, o Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o
Regulamento (CE) n.º 1223/2009. 
A
presente ficha financeira inclui igualmente os custos relacionados com a
proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, que se baseia na mesma
infraestrutura organizativa e informática que a estabelecida pela presente
proposta. 

1.2.                
Domínio(s) de intervenção abrangido(s) segundo a
estrutura ABM/ABB[64]

Saúde
para o Crescimento

1.3.                
Natureza da proposta/iniciativa 

X A proposta/iniciativa refere-se a uma nova
ação 
¨ A
proposta/iniciativa refere-se a uma nova ação na sequência de um
projeto-piloto/ação preparatória[65]

¨ A proposta/iniciativa refere-se à prorrogação de uma ação existente

¨ A
proposta/iniciativa refere-se a uma ação reorientada para uma nova ação 

1.4.                
Objetivos
1.4.1.          
Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(is) da
Comissão visado(s) pela proposta/iniciativa 

No
domínio dos dispositivos médicos, as propostas têm por objetivo: 
1)
assegurar um nível elevado de segurança e saúde humana, 
2)
garantir o funcionamento do mercado interno, e 
3)
promover a inovação no domínio da tecnologia médica em benefício dos
doentes e dos profissionais de saúde.

1.4.2.          
Objetivo(s) específico(s) e atividade(s) ABM/ABB em
causa 

Objetivo específico n.º 1: estabelecer
mecanismos destinados a garantir a aplicação harmonizada de regras em matéria
de dispositivos médicos por todos os Estados-Membros, com uma gestão
sustentável, eficiente e credível ao nível da UE, prevendo o acesso a
conhecimentos técnicos, científicos e clínicos especializados, internos e
externos, e uma melhor coordenação e partilha de recursos entre os
Estados-Membros. 
Objetivo específico n.º 2: melhorar a
transparência no que diz respeito aos dispositivos médicos presentes no mercado
da UE, incluindo em matéria de rastreabilidade. 
Atividade(s) ABM/ABB em causa
Saúde
para o Crescimento
A
proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o
programa Saúde para o Crescimento para o período 2014-2020 [COM(2011)709],
apresentada pela Comissão, enumera como uma das ações elegíveis a financiar
pelo programa o apoio à realização dos objetivos da legislação da UE no domínio
dos dispositivos médicos. 

1.4.3.          
Resultados e impacto esperados

Especificar os efeitos
que a proposta/iniciativa poderá ter nos beneficiários/na população visada
Para
os doentes e os profissionais de saúde: nível elevado de segurança e saúde
humana; prevenção ou rápida identificação de casos de incumprimento deliberado
dos requisitos legais (por exemplo o caso PIP); grande transparência e boa
rastreabilidade dos dispositivos médicos presentes no mercado (por exemplo,
Eudamed acessível ao público, IUD, cartão de implante, resumo da segurança e do
desempenho), permitindo a tomada de decisões com conhecimento de causa e o
adequado acompanhamento; elevado nível de confiança na regulamentação da UE. 
Para
os fabricantes de dispositivos médicos: condições de concorrência equitativas
graças a regras e obrigações mais claras, que beneficiam sobretudo a grande
maioria de fabricantes que já respeitam o espírito da legislação em vigor;
benefícios decorrentes do melhor funcionamento do mercado interno; apoio à
inovação graças a um quadro regulamentar que assegura condições previsíveis (p.
ex. aconselhamento científico nas primeiras etapas dos procedimentos); redução
global dos encargos administrativos por via do registo centralizado de
dispositivos e da notificação centralizada de incidentes graves. 
Para
os organismos notificados: salvaguarda do seu papel na avaliação dos
dispositivos antes da comercialização; condições de concorrência equitativas
graças a regras e obrigações mais claras, que beneficiam sobretudo os
organismos notificados que já respeitam o espírito da legislação em vigor;
reforço da sua posição em relação aos fabricantes.
Para
as autoridades nacionais: reforço dos seus poderes em matéria de controlo da
aplicação; quadro jurídico claro para a coordenação entre estas autoridades e
para a partilha de recursos. 

1.4.4.          
Indicadores de resultados e de impacto 

Especificar os
indicadores que permitem acompanhar a execução da proposta/iniciativa.
Número
de doentes que sofrem danos devido a dispositivos médicos perigosos.
Número
de organismos notificados designados, respetivos domínios de competência e
nível de diversificação. 
Número
de registos (dispositivos médicos, operadores económicos, certificados), de
incidentes notificados, de pedidos únicos relativos a investigações clínicas e
de medidas de fiscalização do mercado constantes do banco de dados Eudamed e
dos seus novos sistemas eletrónicos.
Número
de avaliações da conformidade preliminares solicitadas no âmbito do mecanismo
de verificação e número de observações emitidas pelo GCDM.
Número
de ações coordenadas entre as autoridades nacionais competentes respeitantes a
questões de segurança pós-comercialização (vigilância e fiscalização do
mercado).
Número
de «casos fronteira» resolvidos. 
Número
de dispositivos equipados com um sistema IUD alinhado com a prática
internacional.

1.5.                
Justificação da proposta/iniciativa 
1.5.1.          
Necessidade(s) a satisfazer a curto ou a longo
prazo 

O
quadro regulamentar existente é alvo de críticas por não garantir
suficientemente a segurança dos doentes no mercado interno e não ser
transparente. As críticas intensificaram-se depois de as autoridades de saúde
francesas terem descoberto que um fabricante francês (Poly Implant Prothèse,
PIP) utilizou aparentemente silicone industrial em vez de silicone de qualidade
médica no fabrico de implantes mamários, ao longo de vários anos, em violação
da aprovação dada pelo organismo notificado, prejudicando milhares de mulheres
em todo o mundo. 
Num
mercado interno que atualmente abrange 32 países (UE, EFTA, Turquia) e está
sujeito a uma constante evolução científica e tecnológica, surgiram
divergências substanciais na interpretação e aplicação das regras, o que veio
pôr em causa a concretização dos principais objetivos da diretiva, ou seja, a
segurança dos dispositivos médicos e a sua livre circulação no mercado interno.
Além disso, existem lacunas ou incertezas regulamentares no que diz respeito a
certos produtos (p. ex. produtos fabricados utilizando tecidos ou células de
origem humana não viáveis, produtos implantáveis ou outros produtos invasivos
para fins cosméticos). 
Com
a presente revisão pretende-se colmatar estas falhas e lacunas e estabelecer um
quadro regulamentar robusto, transparente e sustentável, adaptado aos seus
objetivos.

1.5.2.          
Valor acrescentado da participação da UE 

A
revisão proposta das diretivas em vigor relativas aos dispositivos médicas, que
integrará as alterações no domínio da saúde pública, no âmbito do Tratado de
Lisboa, só pode ser realizada ao nível da União. As propostas baseiam-se no
artigo 114.º e no artigo 168.º, n.º 4, alínea c), do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia (TFUE). 
A
intervenção da União é necessária a fim de melhorar o nível de proteção da
saúde pública em prol de todos os doentes e utilizadores europeus, assim como
para impedir que sejam adotadas regulamentações divergentes sobre os produtos
pelos Estados-Membros, o que conduziria a uma maior fragmentação do mercado
interno. A existência de regras e procedimentos harmonizados permite que os
fabricantes, em especial as PME, que representam mais de 80 % do setor, reduzam
os custos relacionados com a aplicação de regulamentações nacionais diferentes,
garantindo ao mesmo tempo um nível elevado e uniforme de segurança para todos
os doentes e utilizadores europeus. Em conformidade com os princípios da
proporcionalidade e da subsidiariedade consagrados no artigo 5.º do Tratado da
União Europeia, a presente proposta não excede o necessário para atingir tais
objetivos.

1.5.3.          
Lições tiradas de experiências anteriores
semelhantes

As
diretivas em vigor relativas aos dispositivos médicos, adotadas nos anos 1990,
estabeleceram requisitos harmonizados que os dispositivos médicos colocados no
mercado na UE devem respeitar. Porém, não criaram mecanismos destinados a
garantir uma aplicação harmonizada. Como referido em 1.5.1, surgiram
divergências substanciais na interpretação e aplicação das regras, o que obsta
à concretização dos principais objetivos da diretiva, ou seja, a segurança dos
dispositivos médicos e a sua livre circulação no mercado interno. 
Além
disso, as lições retiradas de uma análise das deficiências reveladas pelo caso
PIP foram tomadas em conta na elaboração da presente proposta. 

1.5.4.          
Coerência e eventual sinergia com outros
instrumentos relevantes

Espera-se
conseguir uma maior coerência com outros atos legislativos (p. ex. relativos
aos medicamentos, géneros alimentícios, produtos biocidas e produtos
cosméticos) em termos de uma melhor delimitação dos respetivos âmbitos de
aplicação e/ou em termos de resolução dos «casos fronteira».
Esperam-se
igualmente sinergias com a legislação relativa aos medicamentos, em especial no
que se refere à avaliação dos produtos que combinam um medicamento e um
dispositivo, bem como no que diz respeito à investigação clínica relativa a
medicamentos (no contexto da revisão da diretiva relativa aos ensaios clínicos)
e a dispositivos médicos (no contexto da presente proposta) e/ou aos estudos de
avaliação do desempenho dos DIV (no contexto da proposta de regulamento
relativo aos DIV). 

1.6.                
Duração da ação e do seu impacto financeiro 

¨ Proposta/iniciativa de duração
limitada 
–     
¨  Proposta/iniciativa válida entre [DD/MM]AAAA e [DD/MM]AAAA 
–     
¨  Impacto financeiro no período compreendido entre AAAA e AAAA 
X Proposta/iniciativa de duração ilimitada
–     
Aplicação com um período de arranque de 2014 a
2017,
–     
seguido de um período de aplicação a um ritmo de
cruzeiro.

1.7.                
Modalidade(s) de gestão prevista(s)[66] 

X Gestão centralizada direta por parte da
Comissão 
¨ Gestão centralizada indireta por delegação de funções de execução:
–     
¨  nas agências de execução 
–     
¨  nos organismos criados pelas Comunidades[67] 
–     
¨  nos organismos públicos nacionais/organismos com missão de serviço
público 
–     
¨  nas pessoas encarregadas da execução de ações específicas por força
do Título V do Tratado da União Europeia, identificadas no ato de base
pertinente na aceção do artigo 49.º do Regulamento Financeiro 
¨ Gestão partilhada
com os Estados-Membros 
¨ Gestão descentralizada com países terceiros 
¨ Gestão conjunta com
organizações internacionais (especificar)
Se for indicada mais de
uma modalidade de gestão, queira especificar na secção «Observações».
Observações 
A Comissão
tenciona assegurar os serviços em causa através de gestão centralizada direta
pelos seus próprios serviços, em especial o JRC no que diz respeito ao apoio
técnico, científico e logístico. 
A gestão
centralizada direta pela Comissão aplica-se também ao desenvolvimento e à
gestão do Eudamed (sistemas eletrónicos relativos à IUD, ao registo
centralizado de dispositivos de operadores económicos e de certificados, à
notificação centralizada de casos de vigilância, às medidas de fiscalização do
mercado e às investigações clínicas) e à ferramenta informática para a
notificação de informações respeitantes a novos pedidos de avaliação da
conformidade de dispositivos de alto risco pelos organismos notificados e a
avaliações preliminares por estes solicitadas no contexto do mecanismo de
verificação.
Importa
sublinhar que os quatro países da EFTA (mediante o acordo EEE e o ARM
com a Suíça) e a Turquia (através do acordo de união aduaneira)
participarão na gestão. 

2.                      
MEDIDAS DE GESTÃO 
2.1.                
Disposições em matéria de acompanhamento e
prestação de informações 

Especificar a
periodicidade e as condições
O
futuro Grupo de Coordenação dos Dispositivos Médicos (GCDM), instituído pelo
presente regulamento, e os seus grupos de trabalho especiais constituirão uma
plataforma permanente para discutir questões relacionadas com a aplicação do
novo quadro regulamentar. 
Dez
anos após a entrada em vigor, a Comissão deve notificar o Parlamento Europeu e
o Conselho dos resultados alcançados com o «pacote dos dispositivos médicos». O
relatório deve abordar o impacto das novas regras na saúde pública e na
segurança dos doentes, no mercado interno, na inovação e competitividade da
indústria de dispositivos médicos (com especial atenção para as PME). A
Comissão deve consultar as autoridades competentes e as partes interessadas
(profissionais de saúde, doentes, fabricantes, organismos notificados) quando
preparar o seu relatório.

2.2.                
Sistema de gestão e de controlo 
2.2.1.          
Risco(s) identificado(s) 

Riscos relacionados com o Eudamed:
O
desenvolvimento da futura base de dados Eudamed tornar-se-ia demasiado complexo
e não preencheria as necessidades das autoridades nacionais competentes, dos
organismos notificados, dos operadores económicos nem do grande público. 
A
infraestrutura informática não teria capacidade para o registo de todos os
dispositivos médicos colocados no mercado da UE (várias centenas de milhares),
ou a notificação de incidentes graves e ações corretivas de segurança (várias
centenas por ano), a notificação de medidas de fiscalização do mercado, ou a
apresentação de pedidos únicos relativos a investigações clínicas e a
notificação de acontecimentos adversos graves conexos. 
As
partes não públicas da base de dados Eudamed que contivessem informações
pessoais e comerciais sensíveis divulgariam informações confidenciais, por
exemplo, devido a pirataria informática ou avaria do software. 
Riscos relacionados com a avaliação da conformidade dos dispositivos
médicos
À
data de aplicação dos novos regulamentos, seria insuficiente o número de
organismos notificados designados em conformidade com os novos requisitos, o
que atrasaria os fabricantes na aprovação dos seus dispositivos.
O
modo como se utilizaria o mecanismo de verificação atrasaria, de forma
desproporcionada, o acesso ao mercado dos dispositivos médicos.
A
ferramenta informática para a notificação de informações respeitantes a novos
pedidos e/ou apresentação de avaliações preliminares pelos organismos
notificados, que contém informações comerciais sensíveis, divulgaria
informações confidenciais, por exemplo, devido a pirataria informática ou
avaria do software.

2.2.2.          
Meios de controlo previstos 

Meios de controlo respeitantes aos riscos relacionados com o Eudamed: 
É
atribuída prioridade elevada ao desenvolvimento do Eudamed, com um elevado
nível de sensibilidade no que se refere ao seu funcionamento. 
Contactos
estreitos e periódicos entre os serviços da Comissão responsáveis pela gestão
do quadro regulamentar e os programadores informáticos.
Contactos
estreitos e periódicos entre os serviços da Comissão/programadores informáticos
e os futuros utilizadores da infraestrutura informática. 
Meios de controlo respeitantes aos riscos relacionados com a avaliação
da conformidade dos dispositivos médicos: 
A
supervisão reforçada e coordenada dos organismos notificados no contexto das
«ações imediatas» iniciadas após o escândalo dos PIP tem já em conta os futuros
requisitos estabelecidos na proposta, dando assim apoio a uma transição suave. 
A
Comissão elaborará orientações para assegurar um funcionamento proporcionado e
viável do novo mecanismo de verificação. 
É
atribuída prioridade elevada ao desenvolvimento da ferramenta informática, com
um elevado nível de sensibilidade no que se refere ao seu funcionamento.

2.3.                
Medidas de prevenção de fraudes e irregularidades

Especificar as medidas
de prevenção e de proteção existentes ou previstas
Para
além da aplicação de todos os mecanismos de controlo regulamentar, os serviços
responsáveis da Comissão irão conceber uma estratégia de luta contra a fraude
em conformidade com a nova estratégia de luta contra a fraude da Comissão
adotada em 24 de junho de 2011, de forma a garantir, nomeadamente, que os seus
controlos internos antifraude estão plenamente alinhados com essa nova
estratégia e que a abordagem em matéria de gestão do risco de fraude visa
identificar as áreas em que esse risco existe e fornecer respostas adequadas.
Sempre que necessário, serão criados grupos em rede e ferramentas informáticas
adequadas dedicados à análise de casos de fraude relacionados com o
financiamento de atividades de execução dos regulamentos sobre dispositivos
médicos. Serão tomadas, entre outras, as seguintes medidas: 
-
as decisões, convenções e contratos resultantes do financiamento de atividades
de execução dos regulamentos sobre dispositivos médicos habilitarão
expressamente a Comissão – incluindo o OLAF – e o Tribunal de Contas a efetuar
auditorias e inspeções e verificações no local,
-
durante a fase de avaliação de um convite à apresentação de propostas/concurso,
são aplicados aos proponentes e concorrentes os critérios de exclusão
publicados, com base nas declarações e no sistema de alerta precoce (SAP), 
-
as regras que regem a elegibilidade das despesas serão simplificadas em
conformidade com as disposições do Regulamento Financeiro,
-
é dada formação regular sobre questões relacionadas com fraudes e irregularidades
a todo o pessoal envolvido na gestão dos contratos, bem como aos auditores e
controladores que verificam in loco as declarações dos beneficiários.
A
Comissão irá ainda controlar a aplicação rigorosa das regras em matéria de
conflito de interesses previstas na proposta. 

3.                      
IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO DA PROPOSTA/INICIATIVA 
3.1.                
Rubrica(s) do quadro financeiro plurianual e
rubrica(s) orçamental(is) de despesas envolvidas(s) 

·      Atuais rubricas orçamentais de despesas 
Segundo a ordem das rubricas do quadro financeiro
plurianual e das respetivas rubricas orçamentais.
Os recursos operacionais necessários à
aplicação da presente iniciativa serão abrangidos pelas dotações propostas ao
abrigo do programa Saúde para o Crescimento 2014-2020.
 Rubrica do quadro financeiro plurianual || Rubrica orçamental || Natureza das despesas || Participação 
 Número [Descrição : Saúde para o Crescimento] || DD/DND ([68])   || dos países EFTA[69]   || dos países candidatos[70]   || de países terceiros || na aceção do artigo 18.º, n.º 1, alínea a-a), do Regulamento Financeiro 
 3 || 17.03.XX.   || DD/DND || SIM/NÃO || SIM/NÃO (a determinar se a Turquia – no contexto da União Aduaneira e enquanto país candidato – deve contribuir.) || SIM/NÃO || SIM/NÃO 

3.2.                
Impacto estimado nas despesas 
3.2.1.                
Síntese do impacto estimado nas despesas
(aos preços correntes) 

Em milhões de euros (3 casas decimais)
 Rubrica do quadro financeiro plurianual: || Número 3 || Cidadania (programa Saúde para o Crescimento) 
 DG SANCO ||   ||   || Ano 2014 || Ano 2015 || Ano 2016 || Ano 2017 || Ano 2018 || 2019 e anos seguintes || TOTAL 
  Dotações operacionais[71]   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Número da rubrica orçamental: 17.03.XX[72]   || Autorizações || (1) || 5,296 || 5,677 || 6,667 || 7,662 || 7,590 || 7,742 || 7,742 || 48,376 
 Pagamentos || (2) || 2,648 || 5,486 || 6,172 || 7,165 || 7,626 || 7,666 || 7,742 + 3,871 || 48,376 
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Dotações de natureza administrativa financiadas  pelas verbas atribuídas a programas específicos[73]   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Número da rubrica orçamental: ||   || (3) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL das dotações para a DG SANCO || Autorizações || =1+1a +3 || 5,296 || 5,677 || 6,667 || 7,662 || 7,590 || 7,742 || 7,742 || 48,376 
 Pagamentos || =2+2a +3 || 2,648 || 5,486 || 6,172 || 7,165 || 7,626 || 7,666 || 7,742 + 3,871 || 48,376 
  TOTAL das dotações operacionais || Autorizações || (4) || 5,296 || 5,677 || 6,667 || 7,662 || 7,590 || 7,742 || 7,742 || 48,376 
 Pagamentos || (5) || 2,648 || 5,486 || 6,172 || 7,165 || 7,626 || 7,666 || 7,742 + 3,871 || 48,376 
  TOTAL das dotações de natureza administrativa financiadas a partir da dotação de programas específicos || (6) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL das dotações ao abrigo da RUBRICA 3B do quadro financeiro plurianual || Autorizações || =4+ 6 || 5,296 || 5,677 || 6,667 || 7,662 || 7,590 || 7,742 || 7,742 || 48,376 
 Pagamentos || =5+ 6 || 2,648 || 5,486 || 6,172 || 7,165 || 7,626 || 7,666 || 7,742 + 3,871 || 48,376 
Se o impacto
da proposta/iniciativa incidir sobre mais de uma rubrica:
  TOTAL das dotações operacionais || Autorizações || (4) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Pagamentos || (5) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
  TOTAL das dotações de natureza administrativa financiadas a partir da dotação de programas específicos || (6) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL das dotações ao abrigo das RUBRICAS 1 a 4 do quadro financeiro plurianual (Montante de referência) || Autorizações || =4+ 6 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Pagamentos || =5+ 6 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Rubrica do quadro financeiro plurianual: || 5 || «Despesas administrativas» 
Em milhões de euros (3 casas decimais)
   ||   ||   || Ano 2014 || Ano 2015 || Ano 2016 || Ano 2017 || Ano 2018 || 2019 e anos seguintes || TOTAL 
 DG SANCO || 
  Recursos humanos || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 16,891 
  Outras despesas administrativas || 0,469 || 0,478 || 0,488 || 0,497 || 0,508 || 0,519 || 0,519 || 3,478 
 Total DG SANCO || Dotações || 2,882 || 2,891 || 2,901 || 2,910 || 2,921 || 2,932 || 2,932 || 20,369 
 TOTAL das dotações ao abrigo da RUBRICA 5 do quadro financeiro plurianual || (Total das autorizações = total dos pagamentos) || 2,882 || 2,891 || 2,901 || 2,910 || 2,921 || 2,932 || 2,932 || 20,369 
Em milhões de euros (3 casas decimais)
   ||   ||   || Ano 2014 || Ano 2015 || Ano 2016 || Ano 2017 || Ano 2018 || 2019 e anos seguintes || TOTAL 
 TOTAL das dotações ao abrigo das RUBRICAS 1 a 5 do quadro financeiro plurianual || Autorizações || 8,178 || 8,568 || 9,568 || 10,572 || 10,511 || 10,674 || 10,674 || 68,745 
 Pagamentos || 5,530 || 8,377 || 9,073 || 10,075 || 10,547 || 10,598 || 10,674+ 3,871 || 68,745 

3.2.2.          
Impacto estimado nas dotações operacionais 

–     
¨  A proposta/iniciativa não acarreta a utilização de dotações
operacionais 
–     
X  A
proposta/iniciativa acarreta a utilização de dotações operacionais, tal como
explicitado seguidamente:
Dotações de autorização em milhões de euros (3 casas
decimais) 
 Indicar os objetivos e as realizações   ò ||   ||   || Ano 2014 || Ano 2015 || Ano 2016 || Ano 2017 || Ano 2018 || 2019 e anos seguintes || TOTAL 
 OUTPUTS 
 Tipo de realização[74]   || Custo médio da realização || Número de realizações || Custo || Número de realizações || Custo || Número de realizações || Custo || Número de realizações || Custo || Número de realizações || Custo || Número de realizações || Custo || Número de realizações || Custo || Número total de realizações || Custo total 
 OBJECTIVO ESPECÍFICO N.º 1 || Estabelecer mecanismos destinados a garantir a aplicação harmonizada das regras por todos os Estados-Membros, com uma gestão sustentável, eficiente e credível ao nível da UE, prevendo o acesso a conhecimentos técnicos, científicos e clínicos especializados, internos e externos, e uma melhor coordenação e partilha de recursos entre os Estados-Membros. 
 - Realização || Reuniões do GCDM ||   || 80 dias de reuniões || 1,873 || 80 dias de reuniões || 1,910 || 80 dias de reuniões || 1,948 || 80 dias de reuniões || 1,987 || 80 dias de reuniões || 2,027 || 80 dias de reuniões || 2,068 || 80 dias de reuniões   || 2,068 ||   ||   13,881 
 - Realização || Aconselhamento e pareceres técnicos e científicos ||   ||   || 0,406 ||   || 0,690 ||   || 1,580 ||   || 2,473 ||   || 2,523 ||   || 2,573 ||   || 2,573 ||   || 12,818 
 - Realização || Auditorias/«avaliações conjuntas» de 80 organismos notificados ||   ||   || 0,416 ||   || 0,424 ||   || 0,433 ||   || 0,442 ||   || 0,450 ||   || 0,459 ||   || 0,459 ||   || 3,083 
 Subtotal para o objetivo específico n.º 1 ||   || 2,695 ||   || 3,024 ||   || 3,961 ||   || 4,902 ||   || 5,000 ||   || 5,100 ||   || 5100 ||   || 29,782 
 OBJECTIVO ESPECÍFICO N.º 2 || Melhorar a transparência no que diz respeito aos dispositivos médicos presentes no mercado da UE, incluindo em matéria de rastreabilidade. 
 - Realização || Eudamed (com 6 sistemas eletrónicos: UDI, registo, certificados, inv. clínica, vigilância, fiscal. mercado), a partir de 2018 com análise estatística/inteligência empresarial) para deteção de sinais ||   || 1 || 2,081 || 1 || 2,122 || 1 || 2,165 || 1 || 2,208 || 1 || 2,027 || 1 || 2,068 || 1 || 2,068 ||   || 14,739 
 - Realização || Traduções, campanhas de informação, publicações, etc. ||   || A definir || 0,520 || A definir || 0,531 || A definir || 0,541 || A definir || 0,552 || A definir || 0,563 || A definir || 0,574 || A definir || 0,574 ||   || 3,855 
 Subtotal para o objetivo específico n.º 2 ||   || 2,601 ||   || 2,653 ||   || 2,706 ||   || 2,760 ||   || 2,590 ||   || 2,642 ||   || 2,642 ||   || 18,594 
 Custo total ||   || 5,296 ||   || 5,677 ||   || 6,667 ||   || 7,662 ||   || 7,590 ||   || 7,742 ||   || 7,742 ||   || 48,376 

3.2.3.          
Impacto estimado nas dotações de natureza
administrativa
3.2.3.1.    
Síntese 

–     
¨  A proposta/iniciativa não acarreta a utilização de dotações de
natureza administrativa 
–     
X  A
proposta/iniciativa acarreta a utilização de dotações de natureza
administrativa, tal como explicitado seguidamente:
Em milhões de euros
(3 casas decimais)
   || Ano 2014 || Ano 2015 || Ano 2016 || Ano 2017 || Ano 2018 || 2019 e anos seguintes || TOTAL 
 RUBRICA 5 do quadro financeiro plurianual ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Recursos humanos || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 2,413 || 16,891 
 Outras despesas administrativas || 0,469 || 0,478 || 0,488 || 0,497 || 0,508 || 0,519 || 0,519 || 3,478 
 Subtotal da RUBRICA 5 do quadro financeiro plurianual || 2,882 || 2,891 || 2,901 || 2,910 || 2,921 || 2,932 || 2,932 || 20,369 
 Com exclusão da RUBRICA 5[75] do quadro financeiro plurianual   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Recursos humanos ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Outras despesas de natureza administrativa ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Subtotal com exclusão da RUBRICA 5 do quadro financeiro plurianual ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL || 2,882 || 2,891 || 2,901 || 2,910 || 2,921 || 2,932 || 2,932 || 20,369 

3.2.3.2.    
 Necessidades estimadas
de recursos humanos 

–     
¨  A proposta/iniciativa não acarreta a utilização de recursos humanos 
–     
X  A
proposta/iniciativa acarreta a utilização de recursos humanos, tal como
explicitado seguidamente:
As estimativas devem ser expressas em números
inteiros (ou, no máximo, com uma casa decimal)
   || Ano 2014 || Ano 2015 || Ano 2016 || Ano 2017 || Ano 2018 || Ano 2019 || Ano >2019 
  Lugares do quadro do pessoal (funcionários e agentes temporários) 
 17 01 01 01 (na sede e nos gabinetes de representação da Comissão) || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 
 XX 01 01 02 (nas delegações) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 05 01 (investigação indireta) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 10 01 05 01 (investigação direta) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
  Pessoal externo (em equivalente a tempo completo: ETC)[76]   
 XX 01 02 01 (AC, TT e PND da dotação global) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 02 02 (AC, TT, JPD, AL e PND nas delegações) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 04 yy [77]   || - na sede[78]   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 - nas delegações ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 05 02 (AC, TT e PND relativamente à investigação indireta) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 10 01 05 02 (AC, TT e PND – relativamente à investigação direta) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Outras rubricas orçamentais (especificar) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 
XX constitui o
domínio de intervenção ou título orçamental em causa.
As necessidades de
recursos humanos serão cobertas pelos efetivos da DG SANCO já afetados à gestão
da ação e que serão reafetados internamente a nível da DG SANCO,
complementados, caso necessário, por eventuais dotações adicionais que sejam
atribuídas à DG gestora no quadro do processo anual de atribuição e no limite das
disponibilidades orçamentais (necessidades estimadas: 16 AD/ETC e 3 AST/ETC).
Descrição das tarefas
a executar:
 Funcionários e agentes temporários || Controlo da aplicação correta do presente regulamento; elaboração de atos delegados/de execução e orientações; desenvolvimento de novos sistemas eletrónicos para o Eudamed (em cooperação com o pessoal de informática); organização e gestão das «avaliações conjuntas» de organismos notificados e controlo do processo de designação e monitorização pelos Estados-Membros; coordenação das atividades de fiscalização do mercado com impacto em toda a UE; acompanhamento de medidas de salvaguarda nacionais e de medidas preventivas de proteção da saúde; cooperação internacional a nível regulamentar; gestão do Comité dos Dispositivos Médicos (comité na aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011). 
 Pessoal externo ||   

3.2.4.          
Compatibilidade com o atual quadro financeiro
plurianual 

–     
X  A
proposta/iniciativa é compatível com o novo quadro financeiro plurianual para
2014-2020.
–     
¨  A proposta/iniciativa requer uma reprogramação da rubrica pertinente
do quadro financeiro plurianual
Explicitar a reprogramação necessária, especificando
as rubricas orçamentais em causa e as quantias correspondentes.
–     
¨  A proposta/iniciativa requer a mobilização do Instrumento de
Flexibilidade ou a revisão do quadro financeiro plurianual[79].
Explicitar as necessidades, especificando as rubricas
orçamentais em causa e as quantias correspondentes.

3.2.5.          
Participação de terceiros no financiamento 

–     
A proposta/iniciativa não prevê o cofinanciamento
por terceiros 
–     
A proposta/iniciativa prevê o cofinanciamento
estimado seguinte:
Dotações em milhões de euros (3 casas decimais)
   || Ano N || Ano N+1 || Ano N+2 || Ano N+3 || ... inserir os anos necessários para refletir a duração do impacto (ver ponto 1.6) || Total 
 Especificar o organismo de cofinanciamento ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL das dotações cofinanciadas ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   

3.3.                
Impacto estimado nas receitas 

–     
¨  A proposta/iniciativa não tem impacto financeiro nas receitas
–     
¨  A proposta/iniciativa tem o impacto financeiro a seguir descrito:
–     
1.  nos recursos próprios
–     
2.  nas receitas diversas
Em milhões de euros (3 casas decimais)
 Rubrica orçamental das receitas || Dotações disponíveis para o corrente exercício orçamental || Impacto da proposta/iniciativa[80]   
 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || Anos seguintes 
 Artigo ... ... ... ... ||   || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 
Relativamente às receitas
diversas que serão «afetadas», especificar a(s) rubrica(s) orçamental(is) de
despesas envolvida(s).
Especificar o método de cálculo do impacto nas
receitas
[1]               JO L 189 de 20.7.1990, p. 17.
[2]               JO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
[3]               Estados-Membros da UE, países da EFTA e Turquia. 
[4]               JO L 331 de 7.12.1998, p. 1.
[5]               Ver
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/documents/revision/index_en.htm.
[6]               JO L 247 de 21.9.2007, p. 21.
[7]               JO C 202 de 8.7.2011, p. 7.
[8]               Resolução de 14 de junho de 2012 [(2012/2621(RSP)];
P7_TA-PROV(2012)0262,
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/texts-adopted.html.
[9]               JO L 324 de 10.12.2007, p. 121.
[10]             JO L 102 de 7.4.2004, p. 48.
[11]             JO L 31 de 1.2.2002, p. 1. 
[12]             JO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
[13]             Comunicação do Presidente à Comissão de 10.11.2010,
«Enquadramento dos grupos de peritos da Comissão: regras horizontais e registo
público», C(2010) 7649 final.
[14]             Consiste no Regulamento (CE) n.º 765/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008, que estabelece os requisitos de
acreditação e fiscalização do mercado relativos à comercialização de produtos,
e que revoga o Regulamento (CEE) n. º 339/93, JO 218 de 13.8.2008, p. 30, e na
Decisão n.º 768/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de julho de
2008, relativa a um quadro comum para a comercialização de produtos, e que
revoga a Decisão 93/465/CEE, JO L 218 de 13.8.2008, p. 82. 
[15]             http://www.ghtf.org/
[16]             Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre a questão do reprocessamento de dispositivos médicos na União Europeia,
de acordo com o artigo 12.º-A da Diretiva 93/42/CEE, COM(2010) 443 final.
[17]             JO L 102 de 23.4.2010, p. 45. 
[18]             Nos termos do artigo 3.º, n.º 3, do Regulamento (CEE,
Euratom) n.º 1182/71 do Conselho, de 3 de junho de 1971, relativo à
determinação das regras aplicáveis aos prazos, às datas e aos termos (JO L 124
de 8.6.1971, p.1), os dias a que se faz referência no presente regulamento
devem ser entendidos como dias consecutivos.
[19]             JO L 105 de 26.4.2003, p. 18. Esta diretiva será
substituída pelo Regulamento (UE) n.º 722/2012 da Comissão (JO L 212 de
9.8.2012, p. 3) com efeitos a partir de 29 de agosto de 2013. 
[20]             COM(2012) 369.
[21]             JO L 342 de 22.12.2009, p. 59. 
[22]             JO L 167 de 27.6.2012, p.1. 
[23]             JO C […] de […], p. […].
[24]             JO C […] de […], p. […].
[25]             JO C […] de […], p. […].
[26]             JO L 189 de 20.7.1990, p. 17. 
[27]             JO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
[28]         JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
[29]             JO L 342 de 22.12.2009, p. 59.
[30]             JO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
[31]         JO L 324 de 10.12.2007, p. 121.
[32]             JO L 102 de 7.4.2004, p. 48.
[33]             JO L 275 de 20.10.2011, p. 38.
[34]             JO L 390 de 31.12.2004, p. 24.
[35]             JO L 157 de 9.6.2006, p. 24.
[36]             JO L 159 de 29.6.1996, p. 1.
[37]             JO L 180 de 9.7.1997, p. 22.
[38]             JO L 1 de 3.1.1994, p. 3.
[39]             JO L 114 de 30.4.2002, p. 369.
[40]             JO 217 de 29.12.1964, p. 3687.
[41]             OJ L 204, 21.7.1998, p. 37, as amended by Directive
98/48/EC of the European Parliament and of the Council of 20 July 1998, OJ L
217, 5.8.1998, p. 18.
[42]             JO L […] de […], p. […].
[43]             JO L 331 de 7.12.1998, p. 1.
[44]             JO L 218 de 13.8.2008, p. 30. 
[45]             JO L 218 de 13.8.2008, p. 82.
[46]             Acórdão do Tribunal, de 28 de julho de 2011, nos processos
apensos C-400/09 e C-207/10.
[47]             JO L 241 de 10.9.2008, p. 21.
[48]             COM(2010) 443 final.
[49]             JO L 102 de 23.4.2010, p. 45. 
[50]             JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
[51]             JO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
[52]         JO L […] de […], p. […].
[53]             JO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 
[54]             JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
[55]             JO L […] de […], p. […].
[56]             JO L […] de […], p. […].
[57]             JO L 353 de 31.12.2008, p. 1.
[58]             JO L 136 de 29.5.2007, p. 3.
[59]             JO L 33 de 8.2.2003, p. 30.
[60]             JO L 212 de 9.8.2012, p. 3. 
[61]             JO L 39 de 15.2.1980.
[62]             JO L 72 de 10.3.2012, p. 28.
[63]             JO L 50 de 20.2.2004, p. 44.
[64]             ABM: Activity Based Management (gestão por atividades) –
ABB: Activity Based Budgeting (orçamentação por atividades).
[65]             Referidos no artigo 49.º, n.º 6, alíneas a) e b), do
Regulamento Financeiro.
[66]             As explicações sobre as modalidades de gestão e as
referências ao Regulamento Financeiro estão disponíveis no sítio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
[67]             Referidos no artigo 185.º do Regulamento Financeiro.
[68]             DD = dotações diferenciadas/DND = dotações não
diferenciadas.
[69]             EFTA: Associação Europeia de Comércio Livre. 
[70]             Países candidatos e, se for caso disso, países candidatos
potenciais dos Balcãs Ocidentais.
[71]             Custos com o desenvolvimento informático e o apoio
técnico/científico. 
[72]             Os custos da ação serão inteiramente cobertos pela dotação
do programa Saúde para o Crescimento ao abrigo da rubrica orçamental
relacionada com o objetivo relevante do programa.
[73]             Assistência técnica e/ou administrativa e despesas de
apoio à execução de programas e/ou ações da UE (antigas rubricas «BA»), bem
como investigação direta e indireta.
[74]             As realizações dizem respeito aos produtos fornecidos e
serviços prestados (por exemplo, número de intercâmbios de estudantes
financiados, número de quilómetros de estrada construídos, etc.).
[75]             Assistência técnica e/ou administrativa e despesas de
apoio à execução de programas e/ou ações da UE (antigas rubricas «BA»), bem
como investigação direta e indireta.
[76]             AC = agente contratual; TT= trabalhador temporário; JPD =
(jovem perito nas delegações); AL = agente local; PND = perito nacional destacado.

[77]             Dentro do limite para o pessoal externo previsto nas
dotações operacionais (antigas rubricas «BA»).
[78]             Essencialmente para os fundos estruturais, o Fundo Europeu
Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e o Fundo Europeu das Pescas (FEP).
[79]             Ver pontos 19 e 24 do Acordo Interinstitucional.
[80]             No que diz respeito aos recursos próprios tradicionais
(direitos aduaneiros e quotizações sobre o açúcar), as quantias indicadas devem
ser apresentadas em termos líquidos, isto é, quantias brutas após dedução de 25
% a título de despesas de cobrança.