Title: ระเบียบคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบเครื่องมือรังวัดของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535

ระเบียบคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ระเบียบคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบเครื่องมือรังวัดของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
พ.ศ.
๒๕๓๕
--------------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
๗ (๔) และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕
คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ  ๑ 
ระเบียบนี้เรียกว่า " ระเบียบคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบเครื่องมือรังวัดของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
พ.ศ. ๒๕๓๕"

                        ข้อ  ๒ 
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

                        ข้อ  ๓ 
ในระเบียบนี้
                        "เทปวัดระยะ"
หมายถึง วัตถุที่ทำด้วยโลหะซึ่งใช้วัดระยะ มีความยาวไม่น้อยกว่า 
๓๐ เมตร
                        "กล้องธิโอโดไลท์"
หมายถึง กล้องวัดมุม
ทั้งระบบเชิงกลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความละเอียดที่อ่านได้โดยตรง ๑ ลิบดา
หรือดีกว่า และให้หมายความรวมถึงกล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station) ด้วย
                        "เครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์"
(Electronic Distance Measuring Instrument) 
หมายถึง
เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดระยะทั้งระบบที่ใช้แสงและระบบที่ใช้คลื่นวิทยุ
หรือระบบอื่นใด
โดยแสดงผลระยะทางที่วัดเป็นตัวเลขได้โดยตรงละเอียดถึงเซนติเมตรหรือดีกว่า
                        "กล้องสำรวจแบบประมวลผล"
(Total Station) หมายถึง กล้องธิโอโดไลท์และ
เครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ประกอบอยู่ด้วยกัน
และแสดงค่าที่วัดได้เป็นตัวเลขบนจอภาพวัดทิศทาง
ได้ละเอียดไม่น้อยกว่า ๑ ลิบดา
และวัดระยะได้ละเอียดถึงเซนติเมตรหรือดีกว่า

                        ข้อ  ๔ 
การตรวจสอบและการให้คำรับรองเครื่องมือรังวัดที่ช่างรังวัดเอกชนจะ
นำมาใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
จะต้องดำเนินการดังนี้
                        ๔.๑ 
ผู้ที่ประสงค์จะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและให้คำรับรอง
เครื่องมือรังวัดที่ช่างเอกชนจะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
ให้ยื่นคำขอ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ตามแบบ สชอ.๔ ท้ายระเบียบนี้
                        ๔.๒  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอตามข้อ
๔.๑ แล้ว ให้ทำการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานที่กรมที่ดินได้กำหนดไว้สำหรับการตรวจสอบเครื่องมือรังวัดของทางราชการ
กรมที่
ดิน
                        ๔.๓  การตรวจสอบตามข้อ ๔.๒ ถ้าเป็นกล้องสำรวจแบบประมวลผล
กล้องธิโอ
โดไลท์หรือเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๔.๑ ร่วมทำการตรวจสอบและดูแล
รักษาเครื่องมือรังวัดตลอดจนอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการตรวจสอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ทำการตรวจสอบด้วย จนกว่าจะแล้วเสร็จ
                        ๔.๔  เครื่องมือรังวัดที่ช่างรังวัดเอกชนจะนำไปใช้ได้จะต้องผ่านการตรวจสอบ
และมีการให้คำรับรองแล้วตามระเบียบทั้งนี้ให้ทำการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
หากต่อมา
ปรากฏว่า ได้มีการซ่อมเครื่องมือรังวัดใด
เครื่องมือรังวัดนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบทุกครั้งหลัง
จากที่มีการซ่อมเสร็จแล้ว
และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบและรับรองแล้ว จึงจะนำ
ไปใช้ในการรังวัดได้
                        ๔.๕  เมื่อได้มีการตรวจสอบตามข้อ ๔.๒ แล้ว
เห็นว่าเครื่องมือรังวัดดังกล่าวได้
มาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว
ก็ให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นหลักฐานตามแบบ 
สชอ.๕ ท้ายระเบียบนี้

                        ข้อ  ๕ 
ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนเครื่องมือรังวัดที่ได้ผ่านการตรวจแล้วตาม
ข้อ ๔ ไว้ให้เป็นหมวดหมู่
และให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อสะดวกแก่การควบคุมต่อไป

                        ข้อ  ๖ 
ให้อธิบดีกรมที่ดินรักษาการตามระเบียบนี้

                                                            ประกาศ
ณ วันที่  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
                                                                             ผัน   จันทรปาน
                                                                             อธิบดีกรมที่ดิน
                                                               ประธานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๕/๑๑๘/๑๑/๘ ธันวาคม ๒๕๓๕]

                                                                                    ฐาปนี
/ แก้ไข
                                                                                    ๒๓
กันยายน ๒๕๔๕
                                                                                    B+A(C)