Title: ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. 2560

ระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
โดยใช้เครื่องชั่ง
พ.ศ. ๒๕๖๐[๑]

เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖
(๑) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสรรพสามิต
จึงวางระเบียบวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตโดยใช้เครื่องชั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้
เครื่องชั่ง หมายความว่า
เครื่องชั่งน้ำหนักน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
อุปกรณ์อื่น หมายความว่า
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่นำมาประกอบกับเครื่องชั่ง
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หมายความว่า
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๔  การขออนุญาตติดตั้งเครื่องชั่ง
และอุปกรณ์อื่นเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นคำขอติดตั้งพร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้
๔.๑ ชื่อ แบบของเครื่องชั่ง พิกัดกำลังของเครื่องชั่ง
และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อบริษัทผู้ผลิต
ชื่อทางการค้า และประเทศที่ผลิต
๔.๒ รายละเอียดแบบแปลนการออกแบบติดตั้งเครื่องชั่ง
๔.๓ คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เช่น
ค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy) หรือค่าความผิดพลาด (Error) ค่าความสามารถในการอ่านค่าซ้ำที่จุดเดียวกัน
(Repeatability)

ข้อ ๕  ให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
เป็นผู้อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องชั่งและอุปกรณ์อื่นตามข้อ ๔ แล้วสำเนาหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบดังนี้
๕.๑ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒
๕.๒
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
๕.๓ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
๕.๔ เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม

ข้อ ๖  การตรวจสอบเครื่องชั่ง
และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ร่วมทำการตรวจสอบ
๖.๑ เจ้าพนักงานสรรพสามิต
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
๖.๒ เจ้าพนักงานสรรพสามิต
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒
๖.๓ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่
หรือผู้แทน
๖.๔ เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม

ข้อ ๗  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดหาบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องชั่งและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมิได้มีส่วนได้เสียหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายหรือเป็นเจ้าของเครื่องชั่งและอุปกรณ์ดังกล่าว
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในราชการของกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
เป็นผู้ดำเนินการในการตรวจสอบ

ข้อ ๘  เครื่องชั่ง
และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องต้องมีคุณสมบัติ รวมทั้งใช้วิธีการตรวจสอบดังนี้
๘.๑ เครื่องชั่งต้องเป็นเครื่องชั่งแบบ Load Cell
๘.๒
เครื่องชั่งและอุปกรณ์อื่นให้ติดตั้งโดยมีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง
๘.๓
การตรวจสอบเครื่องชั่งและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องให้ใช้วิธีการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบของสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖
และผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ ๗ ทำการตรวจสอบค่าความถูกต้อง
(Accuracy) หรือค่าความผิดพลาด (Error) ของเครื่องชั่ง และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขออนุญาตใช้ในการคำนวณภาษี และจะต้องตรวจสอบใหม่ทุก ๆ ๒ ปี

ข้อ ๑๐  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องยื่นหนังสือรับรองประจำเครื่องชั่งจากสำนักงานชั่งตวงวัด
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ต่อกรมสรรพสามิต
เพื่อขออนุญาตใช้เครื่องชั่งในการคำนวณภาษีสรรพสามิตต่อกรมสรรพสามิต

ข้อ ๑๑  ให้ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในราชการของกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคมีอำนาจอนุมัติให้ใช้เครื่องชั่งและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องและให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคสำเนาหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบดังนี้
๑๑.๑ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒
๑๑.๒
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่
๑๑.๓ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่
๑๑.๔ เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม

ข้อ ๑๒  เครื่องชั่งและอุปกรณ์อื่นที่ได้รับการตรวจรับรอง
และได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้วให้ใช้สำหรับคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
โดยต้องเปรียบเทียบกับถังรับ -
จ่ายเพื่อเสียภาษีได้โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐  ทั้งนี้ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
โดยใช้เครื่องชั่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีความสัมพันธ์กัน

ข้อ ๑๓  วิธีการใช้เครื่องชั่ง
และอุปกรณ์อื่นที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว
๑๓.๑ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมผนึกตรากรมสรรพสามิตที่เครื่องชั่ง
และที่แผงควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
๑๓.๒
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมหรือปรับแต่งเครื่องชั่ง และอุปกรณ์อื่น
เพื่อทำลายผนึกตรากรมสรรพสามิตออก
และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ทำการตรวจสอบเครื่องชั่ง และอุปกรณ์อื่นตามวิธีข้อ ๘
โดยคณะกรรมการตามข้อ ๖ และผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ ๗ โดยอนุโลม
๑๓.๓ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมจัดทำทะเบียนเครื่องชั่ง
และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องแล้วรายงานกรมสรรพสามิต

ข้อ ๑๔  เครื่องชั่งที่ได้ติดตั้งก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
ต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ด้วย

ข้อ ๑๕  ให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๖
ผู้ที่ได้ยื่นคำขอก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นคำขอตามระเบียบนี้
การดำเนินการใด ๆ ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๕๒
ซึ่งได้รับการอนุมัติ อนุญาต หรือผ่อนผัน การดำเนินการจากกรมสรรพสามิตไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้
หรือจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สมชาย  พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

พัชรภรณ์/จัดทำ
๕
กันยายน ๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง/หน้า ๕๘ (เล่มที่ ๑)/๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑