Newsgroup: it.hobby.elettronica.digitale
Titolo: Strano comportamento voltmetro LCD ad incasso

Ho acquistato su internet n° 2 strumenti LCD (Voltmetri Digitali) a 3½ Digit 
da incasso su pannello. Questi strumenti hanno bisogno di alimentazione a 12 
Volt e la selezione tramite partitore della portata.
premesso che l'alimentazione è giusta e le resistenze del partitore pure 
queste giuste(portata 200mV fondo scala)  ho notato questo strano 
comportamento:
    a) se misuro la tensione ad una pila alcalina a 9 volt la misurazione 
viene effettuata e le cifre rimangono stabili
    b)  se  emisuro la tensione sempre a 9 volt in uscita all'alimentatore 
stabilizzato in DC che gli alimenta le cifre hanno uno sfarfallio che 
rendono impossibile la lettura
       c) situazione come al punto b ma la misura viene effettuata su di un 
secondo alimentatore in DC e i moduli LCD alimentati dal primo alimentatore 
==> sfarfallio delle cifre.
vi domando:
    Come faccio a stabilizzare le cifre ed effettuare le misurazioni sugli 
alimentatori ?
    Dove sto sbagliando e cosa non ho preso in considerazione che non mi 
permette la misurazione ?
Nota: le uscite degli alimentatori viste all'oscilloscopio presentano una 
forma d'onda tipica della continua con pero':
        spike di alcuni millivolt sul primo
        residui di ripple sul secondo alimentatore
        nessuno dei due disturbi porta mai la tensione sul livello di 
invertire la polarità
E' chiaro che ci entra qualcosa la non perfetta linearità della forma d'onda 
di uscita ma non dovrebbe comunque misurarla sul valore medio e quindi le 
cifre dovrebbero essere stabili ? 

 ha scritto nel messaggio
news:44f74a66$0$35084$4faf...@reader4.news.tin.it...

..la butto qui..potrebbe essere (nel caso c) qualcosa legato alle masse non
equipotenziali degli alimentatori, prova a collegare la massa dei due
alimentatori insieme...il caso b potrebbe essere dovuto a qualche strano
ritorno sulle alimentazioni. Solo che mi sembra un po' tutto strano, perchè
in genere l'ingresso del voltmetro dovrebbe essere differenziale...boh!!
..ma non è che stai misurando 9V con un fondoscala di 200mV..
..troppo tardi per pensare e devo architettare ancora qualche metodo per
l'esame di economia di domani!!!
Buonanotte!!!
Steno


Ho verificato che alimentando i voltmetri LCD con pila da 9 V il difetto
sparisce e lo strumento visualizza regolarmente le uscite degli
alimentatori.
Che forse ci sia un collegamento con il fatto che lo alimentavo con un 7812
con ingresso tensione raddrizzata proveniente dal solito trasformatore che
da energia anche all'alimentatore è quasi certo ma non saprei se è collegato
con il fatto delle masse che dici, perchè altrimenti doveva
farlo anche quando misuravo la pila a 9 volt ed alimentavo gli LCd con il
7812.
La probabile causa che che hai pensato è facile comunque ci entri in qualche 
modo
ma non capisco come
Ma per risolvere il problema che ne dici se provo ad unire le  masse 
alimentazione modulo e uscita alimentatore ???
Che ne dici rischio di fare danni ???
ciao e grazie

 vi domando:




-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it