Newsgroup: it.hobby.elettronica.digitale
Titolo: Sonda di temperatura: Come riconoscerla/usarla?

Salve a tutti,
Ho una sonda di temperatura che in origine pensavo fosse una PT100, ma 
adesso non ne sono più sicuro.
Il circuito che uso per alimentarlo è banale.
1- MAX ICL7622B (Amplificatore operazionale doppio)
2- Una resistenza da 3K3 (Ingresso invertente)
L'operazionale è usato come generatore di corrente per la sonda di 
temperatura (che funge da retroazione negativa).
L'ingresso NON invertente è a Vcc.
La Vcc è di circa 4.8V.
Di conseguenza, la "I" che scorre sulla sonda è di 4.8/3K3 = 1.45mA 
(perfettamente nel range di [1,2] mA previsti per una PT100).
Mi aspettavo di trovarmi una "R" sulla sonda compatibile con la 
temperatura ambiente di circa 25 gradi, e quindi compresa tra i 108 ed i 
112 Ohm.
A questo punto le domande...
1. Visto che il valore di "R" che ho per la sonda non si avvicina 
minimamente a quanto da me trovato su internet, come posso fare per 
essere sicuro di avere tra le mani una PT100? (Contenitore cilindrico di 
metallo e due fili)
2. Il generatore di corrente, così come l'ho implementato non dovrebbe 
garantire una corrente costante al variare del carico?
	2.1 In caso affermativo: Perchè se al posto della sonda ci 			piazzo un 
potenziometro la "I" varia al variare della "R" del 			potenziometro?
	2.2 In caso negativo: Consigliatemi uno schema semplice per far 	 
funzionare "sta cosa(TM)", per favore.
3. In seguito, per misurare la "R" della sonda, avevo pensato di 
prelevare la caduta di tensione ai suoi capi e di portarla ad un altro 
operazionale utilizzando lo schema che segue.
[FIDOCAD ]
MC 95 35 0 0 580
MC 80 45 0 0 080
MC 100 60 0 0 111
LI 90 45 95 45
LI 95 45 95 60
LI 95 60 100 60
LI 120 40 135 40
LI 120 40 120 60
LI 120 60 115 60
LI 80 45 75 45
LI 75 45 75 55
MC 75 55 0 0 040
MC 85 30 3 0 010
LI 85 30 85 35
LI 85 35 95 35
TY 80 50 5 3 0 0 0 * 3K3
TY 100 65 5 3 0 0 0 * PT100
TY 75 10 5 3 0 0 0 * Alimentazione PT100
MC 140 65 0 0 080
MC 140 75 0 0 080
MC 155 50 1 0 080
MC 160 65 0 0 580
MC 170 50 0 0 040
MC 165 90 0 0 080
LI 150 65 160 65
LI 155 60 155 65
LI 150 75 160 75
LI 155 50 155 45
LI 155 45 170 45
LI 170 45 170 50
LI 185 70 185 90
LI 185 90 175 90
LI 165 90 155 90
LI 155 90 155 75
LI 140 65 120 65
LI 120 65 120 60
LI 140 75 95 75
LI 95 75 95 60
SA 120 40
SA 95 45
SA 95 60
SA 120 60
SA 155 65
SA 155 75
LI 185 70 195 70
SA 185 70
MC 195 70 0 0 000
TY 200 65 5 3 0 0 0 * Verso ADC
Grazie in anticipo per il Vs aiuto, e scusate per le domande banali.
Carmine

Il circuito che uso per alimentarlo è banale.
Ho visto il circuito che usi e per esperienza ti dico che il circuito a ponte è
quello che lavora meglio ed è stabile anche a lungo termine, molto meglio di
generatori di corrente costante vari e differenziali singoli.
Ti allego un circuito con la simulazione in SwitcherCad (che trovi gratis su
www.Linear.com
 ) utile per capire come lavora.
Puoi anche usare un AD620 invece del LT1920 cambiando di poco il resistore di
gain, o anche tre opamp e una manciata di resistenze.
____________________________
Version 4
SHEET 1 928 724
WIRE -336 432 -336 320
WIRE -288 320 -336 320
WIRE -288 432 -336 432
WIRE -288 432 -288 400
WIRE -208 272 -208 160
WIRE -208 320 -208 272
WIRE -208 432 -288 432
WIRE -208 432 -208 400
WIRE -128 80 -208 80
WIRE -128 112 -128 80
WIRE -128 224 -128 192
WIRE -64 80 -128 80
WIRE -64 240 -64 160
WIRE -64 320 -64 240
WIRE -64 432 -208 432
WIRE -64 432 -64 400
WIRE -32 272 -208 272
WIRE -32 416 -32 272
WIRE -16 240 -64 240
WIRE -16 400 -16 240
WIRE 16 192 16 96
WIRE 16 384 16 272
WIRE 96 96 16 96
WIRE 96 112 96 96
WIRE 96 384 16 384
WIRE 96 384 96 368
WIRE 160 112 160 64
WIRE 160 400 -16 400
WIRE 160 400 160 368
WIRE 224 112 224 80
WIRE 224 416 -32 416
WIRE 224 416 224 368
WIRE 288 112 288 96
WIRE 288 400 288 368
WIRE 352 96 288 96
WIRE 352 240 352 96
WIRE 352 432 -64 432
WIRE 352 432 352 240
WIRE 400 64 160 64
WIRE 400 128 400 64
WIRE 400 240 352 240
WIRE 400 240 400 208
WIRE 400 272 400 240
WIRE 400 400 288 400
WIRE 400 400 400 352
WIRE 480 240 400 240
WIRE 560 80 224 80
FLAG -128 224 0
FLAG 480 240 0
FLAG 560 80 VOUT
IOPIN 560 80 Out
SYMBOL res 0 176 R0
WINDOW 0 -12 12 Left 0
WINDOW 3 19 92 Left 0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 710
SYMATTR SpiceLine tol=1
SYMBOL res -80 304 R0
WINDOW 0 -17 15 Left 0
WINDOW 3 -40 47 Left 0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 100
SYMATTR SpiceLine tol=1 pwr=.25
SYMBOL res -80 64 R0
WINDOW 0 -16 121 Left 0
WINDOW 3 -37 146 Left 0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 2370
SYMATTR SpiceLine tol=1
SYMBOL res -224 304 R0
WINDOW 0 32 14 Left 0
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value {R}
SYMATTR SpiceLine pwr=.25
SYMBOL voltage -128 96 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 -47 17 Left 0
WINDOW 3 9 9 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 5
SYMBOL voltage 400 112 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 3 34 60 Left 0
SYMATTR Value +15
SYMATTR InstName V2
SYMBOL voltage 400 256 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 3 -57 55 Left 0
SYMATTR Value 8
SYMATTR InstName V3
SYMBOL res -224 64 R0
WINDOW 0 21 120 Left 0
WINDOW 3 21 147 Left 0
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 2370
SYMATTR SpiceLine tol=1
SYMBOL Opamps\\LT1920 192 240 R270
SYMATTR InstName U3
SYMBOL res -304 304 R0
WINDOW 0 -17 15 Left 0
WINDOW 3 -40 47 Left 0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 138.5
SYMATTR SpiceLine tol=1 pwr=.25
TEXT 448 350 Left 0 !.op
TEXT 424 392 Left 0 !.STEP lin param R 100 138.5 0.5
--
ciao
  Stefano

 gain, o anche tre opamp e una manciata di resistenze.
Grazie 1000 per il tuo aiuto!
Saluti
Carmine