Newsgroup: it.hobby.elettronica.digitale
Titolo: UMIDITA e TEMPERATURA

Avendo un rivelatore di umidita' HS1101 vorrei costruire un misuratore di
umidita' relativa utilizzando un PIC16F84 o F628 in mio possesso.
In rete e nel datasheet del sensore vi è consigliato usare un 555 per
trasformare le variz. di capacità della sonda in variaz. di frequenza.
Non sapendo programmare il PIC, chiedo se qualcuno di voi gentilmente abbia
uno schema suo o scaricato dalla rete che utilizzi i suddetti componenti.
              GRAZIE

 ha scritto nel messaggio 
news:4d0d1339$0$1359$4faf...@reader2.news.tin.it...

http://circuitzoo.com/wp-content/uploads/2010/11/SimpleHumiditySensorDetectorCircuitDiagram.jpg
il pic come vedi puo anche non servire se prendi il segnale in uscita dopo 
R3 e con un semplice circuito comparatore fatto con un operazionale porti il 
segnale ad un modulo voltmetro .
ciao
S B

 ha scritto nel messaggio 
news:4d0dd3e4$0$6835$5fc...@news.tiscali.it...

rimangio tutto scusa !!
il circuito non ha una uscita gia convertita in tensione , ma solo frequenza 
! si potrebbe mettere in uscita un circuito convertitore frequenza tensione 
ma complicherebbe parecchioil tutto,  e alla fine sarebbe meglio utilizzare 
un microprocessore.


Non ho nessun schema ma se vuoi una mano con il SW del pic ti posso 
aiutare, da come ho capito il sensore varia la capacità in base 
all'umidità si potrebbe usare il comparatore del F628 o anche un normale 
ingresso del F84 è tutto da verificare. Se trovi qualcosa per iniziare 
contattami lib . gi chiocciola libero it
Ciao

 il circuito non ha una uscita gia convertita in tensione , ma solo frequenza 
Dove l'hai visto?

               GRAZIE
E' sufficiente far seguire il 555 da un monostabile.
Meglio ancora, realizzare un oscillatore a frequenza fissa con piccolo
duty-cycle che pilota un monostabile il cui periodo sia determinato
dal sensore.
In uscita basta una rete RC per convertire il periodo in tensione.
Dovrai eliminare l'offset tramite un partitore resistivo con trimmer
centrale.
Tra il filtro RC ed il partitore inserirai un millivoltmetro.
Piccio.

In questo momento vorrei poterlo costruire con un micro 16F628 o 84
perch� vorrei sperimentare con questi elementi - tutto e nato dallo schema
trovato in rete che usa un 16F872 e codice in asm come piace a me
ma io ho un F628 e display 16x2, non so modificare il sw anche se sto 
studiando...
Il massimo sarebbe controllare anche la temp con DS1820 (schema e sw 
presente in rete)
con un solo circuito
http://electronicdesign.com/article/components/measure-relative-humidity-with-a-pic-mcu9808.aspx
un grazie a NNTP per la collaborazione. Appena posso ti scrivo...
Potete vedere lo schema e il sw e capire in che modo trasforma 7351 Hz a 0% 
umidita'
e 6033 Hz in 100% umidita'. 

Dove l'hai visto?
Ha ragione, l'inverter WZ14 è una variante del 74HC14 a bassa tensione che
funziona come oscillatore.
Aggiungo che basterebbe usare un altro inverter per fare un monostabile, e poi
livellare il segnale in uscita con una rete RC per avere una continua in uscita.
--
ciao
  Stefano

funziona come oscillatore.
http://goo.gl/rss5h
Ci sono 2 inverters con Schmitt trigger, ce n'è uno pre fare anche il
monostabile, l'uscita dopo l'RC sarà a  impedenza piuttosto alta ma basta
aggiungere un opamp come iseguitore o un bjt in configurazione emitter-follower.
--
ciao
  Stefano

perche' non sarebbe male modificare il sw per adattarlo ad un F628
anche perche 16F872 non so dove acquistarlo
facciamone uno che usa HS1101 come umidita' e DS1820 come temp.
Pensare che per 10 euro ne' ho comprato uno bellissimo dai cinesi...
ma volevo farne uno io ha scopo puramente didattico !

Guardando lo schema e il listato mi sembra che non si fa uso del 
convertitore
A/D interno del micro ma solo del CCP e allora sembra logico usare un 16F628
o sbaglio ??