Newsgroup: it.hobby.elettronica.digitale
Titolo: Inclinometro (non proprio statico) per barca a vela

Salve, devo costruire un inclinometro per la mia barca a vela (mi
interessa solo un piano) ed interfacciarlo con un microcontrollore che
possiede anche un covertitore A/D max 5V.
Ho cercato in rete e ho visto che ci sono vari modi.
a)impiegano una massa applicata sull'asse di un potenziometro
b)ad elettrolita, dove degli elettrodi immersi in una soluzione
funzionano in modo analogo ad un potenziometro
c)integrati
Sto sviluppando la A, ma ho paura che la dinamica della navigazione
(costanti piccole oscillazioni dovute da onde, inclinazioni veloci e
rilevanti, colpi,ecc) mi faccia oscillare troppo il peso e immettere
il pendolo in olio, non è cosa semplice. Speroche la resistenza del
potensiometro di precisione a filo mi permetta di avere un buon
smorsamento.
Mi sorge però una questione, per avere una tensione ai capi del
potensiometro lineare con la posizione, devo usare una corrente
costante?
La B è interessante, ma non ho trovato in rete esempi e credo che la
dinamica della navigazione visto il liquido peggiori le cose
Gli integrati, non ne so molto, mi servirebbe qualcosa di semplice,
poco costoso e che non gli crei dei problemi un minimo di rilevazione
dinamica
Qualche consiglio-soluzione?
Anticipatamente ringrazio



 dinamica
Se scegli questa strada puoi usare un accelerometro, ce ne sono alcuni 
che forniscono l'uscita direttamente in digitale. Conoscendo 
l'accelerazione di gravità e quella misurata, con un po' di 
trigonometria ti puoi ricavare l'inclinazione.
Anche qui tutta l'elaborazione va fatta in software.
Il costo non è poi elevato, anche se consideri il fatto che ti risparmi 
tutta la trafila di prove col potenziometro.
Prova a cercare su Analog Devices, ST Microelectronics e Memsic.
Ciao

 Prova a cercare su Analog Devices, ST Microelectronics e Memsic.
Ecco alcuni link recuperati dai miei bookmark:
AD:      
http://tinyurl.com/3ogtk
ST:      
http://tinyurl.com/23ys6c
MEMSIC:  
http://www.memsic.com
Ciao

trigonometria ti puoi ricavare l'inclinazione.
ma se subisco colpi e istantanee inclinazioni, devo valutare anche
queste differenze, credi sia difficile elaborarle via software?
hai qualche guida sull'utilizzo dell'integrato accellerometro come
inclinometro?

 inclinometro?
No, mi spiace, non ho consigli in merito da darti, però forse 
qualcun'altro qui sul NG ha conoscenze di questo settore.
Ciao

Ho avuto modo di vedere quello che ho bisogno su un ADXL311, ma ho
notato che tutte le volte all'avvio del programma c'è la funzione di
calibraggio. Ho anche notato che la funzione di calibraggio non è
altro che una lettura nelle relative posizioni di max e min, quindi
credo che possa essere fatta una volta sola (a terra, perchè è
inproponibile farla in barca). Anche per le versioni digitali la
calibrazione è una lettura o si calibra l'integrato?

 c)integrati
se, come sembra dalla richiesta, non hai molta esperienza di elettronica
ma vuoi comunque autocostruirti il sensore l'impiego di un potenziometro
mi sembra la soluzione piu' semmplice, una piu' robusta alternativa (per
il sensore) potrebbe essere l'impiego di un condensatore variabile (con
ponte o misuratore di frequenza), altrimenti ci sono sistemi gia' pronti :
http://www.leveldevelopments.com/inclinometer-sensors.htm
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio 
news:1175595584.8...@e65g2000hsc.googlegroups.com...


 questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuitohttp://
www.newsland.it/newssegnala
 gli abusi ad 
a...@newsland.it
Ne ho trovato uno interessante, ma non c'è il prezzo. Manderò una
email!

 Unico inconveniente è saldarli !!!!!!
effettivamente!!!!!!!!
io stavo optando per questo:
http://www.mikroe.com/pdf/accel_board_schematic.pdf

 Unico inconveniente è saldarli !!!!!!
quoto.
Aggiungo alla lista dei produttori la ST, ho in produzione una scheda con ST
e per il momento (sgrat sgrat!) non ha dato noie
Ste
-- 
Ogni problema complicato ha una soluzione semplice...per lo piu` sbagliata
[cit. Franco, i.h.e. 20.01.2007] 

Chida ha scritto:

Dipende dal tipo di sensore che usi, quelli digitiali di solito 
forniscono un'uscita proporzionale all'accelerazione misurata.
Io ne avevo usato uno della MEMSIC che forniva l'uscita come duty cycle 
di un'onda quadra.
Questo dato però di solito è dipendente dalla temperatura, e se è 
richiesta un'elevata precisione è necessario eseguire delle 
compensazioni (io le avevo fatte in software).
La mia esperienza si ferma qui.
Devi vedere sul datasheet del sensore che decidi di usare per avere 
maggiori informazioni sull'eventuale deriva e sulla necessità di 
calibrazione.
Ciao

ok, Grazie mille!