Newsgroup: it.hobby.elettronica.digitale
Titolo: Qualcuno sa come rilevare l'attività muscolare con elettrodi e PIC?

Salve.
Vorrei rilevare l'attivita muscolare utilizzando degli elettrodi di
superfici ed elaborare il segnale  con un microcontrollore PIC. Sapete
dove trovare un progetto in Rete  già realizzato o adattabile?
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG



Io non ho trovato nulla di interessante... Che attività vuoi registrare,
di che muscoli, a che pro? Qualsiasi sia la risposta cmq è abbastanza un
casino ;) Prova a darci qualche particolare in più...

 wrote in message
news:as00oi$j67$
1...@gossip.excite.it
Vorrei rilevare l'attività muscolare del bicipite  quando si contrae e
visualizzare questo segnale elettrico sotto forma di grafico in un PC.
In pratica vorrei effetuare una elettromiografia ma in forma casalinga.
So che occorrono degli elettrodi di superficie ma non ho idea di come
filtrare ed amplificare il segnale.


E' una cosa non troppo casalinga... Tradizionalmente nell'EMG si usa
come sonda l' ago coassiale di Bronck, che si infigge nel muscolo di cui
si vuole valutare l'attività e la riposta a determinati stimoli... Già
questa dal punto di vista del condizionamento del segnale presenta una
serie di problemi non facilmente superabili... Il pic al più..lo puoi
usare per gestire un convertitore A/D se ad esempio vuoi acquisire via
seriale...via parallela puoi evitare pure il PIC, ma ti serve un
convertitore A/D e soprattutto una serie di amplificatori e filtri...
insomma, è un casino. Se poi, vuoi eseguire una EMG di superficie...la
cosa si complica ulteriormente...(il segnale fa schifo e c'è un sacco di
rumore..) Ma che devi fare? ;) Contare quante volte alzi il peso? ;)

 wrote in message
news:as0orn$7au$
1...@gossip.excite.it
Vorrei solo sapere in quale fase si verifica la tensione massima, in
modo da verificare se l'esecuzione del movimento č corretta.
Insomma, una specie di istruttore-robot.


Non so se hai mai visto un EMG, ma non ti mostra lo stato di contrazione
di un muscolo...ti mostra solo la somma delle perturbazioni elettriche
(somma delle depolarizzazione e ripolarizzazioni) conseguenti al
reclutamento di unità motorie... Quindi hai un segnale di pochi uV che
non si presta mica troppo per il tuo scopo...credo potresti usare mezzi
più semplici oppure ottenere contrazioni tetaniche (tutte le fibre
muscolari reclutate) in altro modo (non volontario...) Condizionare un
segnale di questo tipo, è costoso, e macchinoso, inoltre, devi
convertire il segnale in digitale infilarlo nel pc ed elaborarlo...(il
software dovresti fartelo te...) So che esistono aggeggini casalinghi
per biofeedback che ti accendono lampadina quando il muscolo di
contrae..ma credo tu faccia prima a vederlo ;) Se vuoi avere la garanzia
di un globale reclutamento delle fibre, usa la stimolazione elettrica.
Suppongo tu voglia fare questi esercizi per ottenere un aumento di
massa...beh, l'esercizio isometrico è il migliore ;) Se sei proprio
intenionato ad imbarcarti in un'impresa per fare l'elettromiografo,
chiedi, vediamo cosa si può fare... JJ

Ho trovato questo schema
 
http://mxp.physics.umn.edu/s02/Projects/Muscle/Project_Report.htm
Che ne pensi? Si può adattare utilizzando un amplificatore 741?
Ho scoperto che l'elettromiografia è come l'elettrocardiogramma per cui
basterebbe trovare un bello schema per ECG.
Qualche suggerimento?


 Qualche suggerimento?
il 741 al massimo lo puoi usare per l'ampificazione G=0,1-10 per la prima
amplificazione serve instrument amplifier, io sto realizzando un poligrafo
con degli INA proprio della burrbrown ma ti assicuro che č una
cosatutt'altro che facile... la preamplificazione poi con gain 1000 mi
lascia molto dubbioso...ha piů senso premplificare con gain basso
filtyrare e poi gain alto, io ad esempio per una derivazione
elettrocardiografica ho fatto G=20 - filtri(diversi dall'EMG) - G200
ottenendo un segnale di 0-5V circa che poi č da convertire in digitale,
potabilizzare per il pc...e quindi gestire via SW....
INOLTRE devi inserire delle sicurezze, se non ci vuoi rischiare di
lasciarcile penne... io ad sempio ho messo un optoisolatore tra la
preamplificazione e il filtro...(costa un bordello) e usato 3 operazionali
per l'elettrodo indifferente attivo...che limita pure la corrente in caso
di messa a terra del poverino che attacchi agli elettrodi...
Non č una cosa impossibile, ma trovo sia molto complessa...a parte
l'amplificazione che č rognosa, viste le ddp che misuri...poi devi
programmarti un microncontroller che gestisca un convertitore A/D e
comunichi col pc...dove deve starci un prog che gestisca il tutto...
JJ
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it