Newsgroup: it.hobby.elettronica.digitale
Titolo: Progetto rilevatore decibel

Salve a tutti,  sto cercando un progetto per
un rilevatore di decibel.Ne conoscete?
Grazie
Ciao

 un rilevatore di decibel.Ne conoscete?
I decibel erano un complesso rock anni 70/80 (ne faceva parte anche Enrico 
Ruggeri).
Ora si sono sciolti e per trovarli, puoi provare presso le loro 
abitazioni....
Scusa ma prima di postare, visto che sei davanti ad un computer, ti costa 
tanto fare una ricerca preventiva su google, informarti ed evitare di 
postare domande assurde ?
Il decibel è una unità di misura di tipo logaritmico, non esiste di per sè e 
quindi è difficile da 'rilevare'.
Dicci cosa vuoi misurare e forse possiamo esserti di maggiore aiuto... 

intendo ,rilevare il suono espresso in decibel.
Ciao 

> intendo ,rilevare il suono espresso in decibel.
che si chiama propriamente dBSPL, cioč dB rispetto ad un riferimento di 
pressione sonora
esattamente come dBm č potenza riferita al livello di 1mV, dBu riferito ad 
1uV e dBV riferito a 1V
cerca su google ci sono mille progetti
p.s. qualcuno ha addirittura usato dBohm!!
Ciao
-- 
____________________
      CG Engineering
 Lab. Ricerca & Sviluppo
********************
Skype : cg_ingegnering
MSN : 
cgaudiola...@interfree.it
ICQ UIN# : 104528066 

 cerca su google ci sono mille progetti
non ne ho trovati!
:-)
Ciao

 wrote in message
4655ab4a$0$17943$4faf...@reader1.news.tin.it...

credo che uno dei problemi sia compensare la risposta del trasduttore alle
varie frequenze,poi nel caso dei vari tipi di microfono sono lineari?o
comprimono di loro?
in ogni caso come faresti a calibralo?
cerca su google fonometro ,generatore campione fonometro ecc,ti dico
comunque che quelli di classe 1 possono costare varie migliaia di euro,e per
calibrarli mi pare si usi un generatore di pressione a pistone

 1uV e dBV riferito a 1V
ops.....    0 dBm = 1mW    non millivolt!!


 calibrarli mi pare si usi un generatore di pressione a pistone
Ho detto in quel modo perchè ho visto fare veramente delle cose grezze.....
Se vuoi fare un fonometro e accetti diversi dB di errore, puoi fare uno 
stadio fatto così :
microfono--->amplificatore----> trimmer di taratura---> (ADC) 
microcontrollore---->display
oppure molto più grezzamente dopo il trimmer di taratura metti un LM3915 e 
10 led.
Dopodichè, per la taratura, prendi un altoparlante di cui conosci la 
sensibilità. Applichi una potenza di 1W (è sufficiente che misuri ai suoi 
capi 2,83Vrms con un oscilloscopio o con un voltmetro trueRMS) e fai una 
taratura media tra 100, 1000 e 10000 Hz . Quello che misuri, in dBSPL a 1m, 
è la pressione sonora uguale alla sensibilità dell'altoparlante a quella 
frequenza (guarda la risposta che ti dà il produttore)
Uno strumento così fatto ha un errore a occhio e croce intorno ai 5-6dB. Se 
magari riesci a fare una taratura fatta per bene probabilmente lo abbassi, 
ma comunque il vero collo di bottiglia è la capsula microfonica.
Più o meno a 1kHz vanno bene tutti i microfoni, anche i "mike" che andavano 
di moda tempo fa.


 Ciao
vi ringrazio.
Ciao

 microcontrollore---->display
di mezzo non ci vorrebbe anche un amplificatore logaritmico?


 di mezzo non ci vorrebbe anche un amplificatore logaritmico?
Me la caverei molto più economicamente via software, non credi ? :)
Sempre che non ci siano problemi di dinamica in giro...ma non credo
