Newsgroup: it.hobby.elettronica.digitale
Titolo: Misurazione distanze con raggio laser

Voglio realizzare un circuito per la misurazione delle distanze con
l'utilizzo di un fascio laser (passare a comprare quei misuratori già
esistenti mi toglie il divertimento dell'elettronica anche se alla fine so
già che lo pagherei meno di quanto mi costerà il circuito finito).
Ho pensato di utilizzare un microcontrollore, display LCD e un diodo laser
di quelli già cablati con circuito di alimentazione ed in vendita su web.
Il circuito, dato che deve misurare la distanza tra due punti ben definiti,
ho pensato di realizzarlo facendo partire dal punto A un treno di impulsi
laser ed un riflettore sul punto B che gli ritrasmette al ricevitore posto
sempre sul punto A (solito circuito del trasmettitore) e misurare così il
tempo trascorso per poi applicare l'equazione spazio= ((velocità*tempo))/2),
mi sorgono però di dubbi:
1) vista la velocità della luce, riuscirò a misurare il tempo intercorso
visto che le distanze variano da pochi cm a maxi 50 mt ?
2) Avete altre idee sulle grandezze da misurare senza usare la formula di
cui sopra ?
3) il raggio laser funzionerà se esposto alla luce solare (misure
all'aperto) ?
4) che tipo di riflettore o cosa dovrei usare per riflettere il raggio laser
?
5) avete altre idee oltre all'utilizzo del laser (microonde, ultrasuoni,
ecc) dato che i due punti non sono su muri o altro ma segnati solo su
pavimento (da qui l'idea di utilizzare un trasmettitore laser ed un
riflettore magari messi su un supporto mobile ( i punti variano di posizione
e quindi trasmettitore e ricevitore devono essere mobili e trasportabili
facilmente) a circa 20/30 cm da terra ?
grazie a tutti quelli che vorranno portare il loro contributo....

 facilmente) a circa 20/30 cm da terra ?
Lavorare con gli ultrasuoni è indubbiamente più facile, però a prezzo di 
una risoluzione inferiore e di distanze limitate.
In ogni caso, non è un progetto semplice. Le grandezze in gioco sono 
molto piccole e basta poco per falsare considerevolmente le misure. 
Pensa solo a come potrai misurare con il microcontrollore una manciata 
di ns.
Ciao!
Marco / iw2nzm

 visto che le distanze variano da pochi cm a maxi 50 mt ?
Se devi discriminare i centimetri, probabilmente ti conviene misurare la
fase anziché il tempo di volo, come del resto ti ha già consigliato Marco.
Tanto per darti un'idea, discriminare 1 cm con la misurazione del tof
significa dover discriminare 60 ps; se invece moduli il laser ad esempio
fino a 100 MHz, ti "basta" discriminare una differenza di fase di più di un
grado.
Il sistema ottico non deve essere trascurato, se devi raggiungere un minimo
di affidabilità e replicabilità: collimatore per il laser, e filtro+lente
focalizzatrice per il ricevitore sono probabilmente necessari.
Proprio di recente hanno parlato di questo argomento su
sci.electronics.design:
http://groups.google.com/group/sci.electronics.design/browse_frm/thread/b3ab7b4a97cfdb5/5dc6d4de16274043?tvc=1
Raramente ho letto un thread composto da messaggi con una qualità media
così alta.
-- 
emboliaschizoide.splinder.com

 grado.
si puo' migliorare la performance del TOF complicando con  un TAC
(Time to Amplitude Converter) da leggere con un A/D, che permette di
tenere parzialmente conto del tempo tra la rivelazione della eco (da
farsi con un CFD constant fraction discriminator) e il primo impulso
di clk del contatore.