Newsgroup: it.hobby.elettronica.digitale
Titolo: costruirsi un oscilloscopio

ciao a tutti,
vorrei costruirmi un semplice oscilloscopio partendo da "0", cioč da
progetto iniziale tutto personale magari con qualche spunto da qualche
schema di oscilloscopio.
la mia idea č di realizzarlo "portatile",cioč che abbia un uscita video
classica rca e non abbia schermo proprio, le forme d'onda verrano
visualizzate da un tv.
qualche idea?
grazie

 
Una cosuccia da niente.....
Ma molto interessante!
Prima di tutto bisognerebbe stabilire i parametri di input, quindi 
sapere la frequenza e il numero di campionamenti al secondo.... almeno 
per scegliere il micro
Io partirei con un DSpic oppure un 32bit tipo ARM7 o AVR32 (1/4 VGA 
integrato) ma dipende dalle tue conoscenze elettroniche....
(prova a farti un giro tra le varie application note, magari c'e qualche 
esempio...)
Poi bisogna scegliere il convertitore AD.... i migliori sono AnalogDevice
Quindi analizzare tutte le varie problematiche relative alla conversione 
AD e realizzare un'interfaccia di acquisizione.
Un'approccio completamente differente, potrebbe essere utilizzare
dei data logger, vedi in Analog Device ed in Maxim
ma non è la stessa cosa....
A livello hobbistico,
Dai un'occhiata qui per vedere un data-logger ed un voltmetro su TV
potrebbero essere una buona base di partenza
http://www.riccibitti.com/designs.htm
e qui 
http://www.vincenzov.net/progetti/minidatalogger/max147.htm
Per la visualizzazione sullo schermo TV non sono molto d'accordo....
la vedo mooolto approssimativa!
Emanuele
-- 
*** YOUR ELECTRONICS OPEN SOURCE ***
http://dev.emcelettronica.com
;---------------------------------------------------------
Progetti Completi (Full Projects):
[IperKEY-ResKEY] Chiave elettronica a microcontrollore
(Microcontroller Electronics Key and key reader)
//TAGS:Pic, Eeprom, ADconverter, I2C
[IperCODE] Ricevitore RADIOCOMANDI e decodifiche
(Remote Control Receiver and decoder)
//TAGS:Pic, Radio control, routines, rolling code, UART, CCP1, LCD
[GSM] Risorse e firmware per GM862 TELIT
(GSM resource and firmware example for GM862 TELIT)
//TAGS: Pic, GSM, TELIT, GM862, Mobile Control, routines, level shifter

 AD e realizzare un'interfaccia di acquisizione.
La parte delicatina è proprio il condizionamento dei segnali da dare
in pasto al convertitore (ammesso di propendere verso una soluzione
digitale). Questo ovviamente se si vuole fare un vero strumento di
misura...
Qualche tempo fa avevo visto un progettino fatto da alcuni studenti che
consisteva proprio in un semplice oscilloscopio digitale, ma mi pare
che l'output avvenisse su un display LCD, più facile da gestire con un
micro. Google is your friend.

E' difficile. Dipende se vuoi fare qualcosa che mostri 'più o meno' un
segnale, oppure se vuoi realizzare un vero strumento di misura. Nel
primo caso, il progetto puo' avere una buona valenza didattica, ma il
risultato resta un giocattolo; nel secondo direi che è abbastanza
fuori dalla portata di un amatore, soprattutto in assenza di uno
strumento campione.
<niente giocattoli, deve funzionare.
Decisamente poco adatto, non tanto per la risoluzione dello schermo TV
(che è più che sufficiente), ma quanto più per la necessità di
avere un buffer su cui salvare l'immagine e che deve essere in seguito
letto per costruire un segnale video (ad una velocità anche ben
diversa da quella a cui viene scritto).
<allora bocciamo il tv e mettiamo un piccolo lcd o led(visto su internet)
Non per forza un oscilloscopio è digitale... Anzi, personalmente
preferisco di gran lunga un buon oscilloscopio analogico di 20 anni fa
rispetto ad un modello digitale scarso nuovo di fabbrica.
<pure io preferisco l'analogico, scusa l'ignoranza: che cambia tra
oscilloscopio analogico e digitale?
Qualche tempo fa avevo visto un progettino fatto da alcuni studenti che
consisteva proprio in un semplice oscilloscopio digitale, ma mi pare
che l'output avvenisse su un display LCD, più facile da gestire con un
micro. Google is your friend.
<ok, ricercherò, questo era solo uno spunto.
<come costi di realizzazione a quanto siamo circa?
<attualmente studio 3° itis elettronica, sò veramente poco, ma
l'oscilloscopio lo voglio:D
grazie per la disponibilità

 l'oscilloscopio lo voglio:D
E' uno strumento di misura fondamentale per un piccolo laboratorio. Ma
senti, se tu proprio sei agli inizi e vuoi incominciare solo a vedere
qualche segnale, perché non provi ad usare l'ingresso audio del PC? Mi
pare che in rete si trovino degli schemini (più che altro degli
attenuatori e delle protezioni) e dei programmini adatti. Non che si
possa fare tantissimo, ma credo che sia già un buon aiuto, se sei
proprio alle prime armi e vuoi costruirti un oscillatorino a 1kHz e
verificare che funzioni.

 l'oscilloscopio lo voglio:D
E' uno strumento di misura fondamentale per un piccolo laboratorio. Ma
senti, se tu proprio sei agli inizi e vuoi incominciare solo a vedere
qualche segnale, perché non provi ad usare l'ingresso audio del PC? Mi
pare che in rete si trovino degli schemini (più che altro degli
attenuatori e delle protezioni) e dei programmini adatti. Non che si
possa fare tantissimo, ma credo che sia già un buon aiuto, se sei
proprio alle prime armi e vuoi costruirti un oscillatorino a 1kHz e
verificare che funzioni.
l'osciloscopio da pc volevo farlo pure ed ho gia lo schema, i programmi si
trovano su internet.

 trovano su internet.
Lo so, li ho visti. Ho usato qualcosa per misurare degli spettri in
campo audio.
Ah, tra l'altro, ho trovato qualcosa che puo' interessarti:
http://bertola.eu.org/usenet/faq/testi/ser-faq/F_mon_repairg_it.html#MONREPAIRG_005
Ma ti consiglierei di non impegolarti in un'impresa del genere, se non
sei sicuro di quello che fai.
P.S. dai un'occhiata a: 
http://www.krisopea.it/mvp/Quoting.htm

Ah, tra l'altro, ho trovato qualcosa che puo' interessarti:
http://bertola.eu.org/usenet/faq/testi/ser-faq/F_mon_repairg_it.html#MONREPA
IRG_005
Ma ti consiglierei di non impegolarti in un'impresa del genere, se non
sei sicuro di quello che fai.
eviterei quest'impresa, inizio dal semplice.
ho le idee chiare e iniziero appena ho tempo "perso" per farlo.
grazie

 wrote in message
07Rqh.5275$bH4...@tornado.fastwebnet.it...

impresa tosta direi,io ne ho fatto uno,rudimentalissimo,digitale a un canale
20MS/S con scitte e cursori,ma ho usato un fpga per gestire la memoria e lo
schermo lcd(640X480),sono stato in ballo due mesi
il fatto è che l'oscilloscopio analogico deve avere la banda dall'ingresso
al cinescopio,un cinescopio tv non riesce a deflettere orizzontalmente a
20MHz,giusto?per cui devi immagazzinare l'immagine video da qualche parte,o
trovare qualche altro artificio