Newsgroup: it.hobby.modellismo
Titolo: per elettricari - amperometro

si trovano amperometri "da campo" ad una cifra decente (va bene anche in kit
da costruirsi) di quelli che si infilano i cavi in un buco e non serve
interrompere il circuito, che arrivino ad almeno 30 A ?

 interrompere il circuito, che arrivino ad almeno 30 A ?
Mi viene in mente una scenetta porno lasciamo perdere.... :-)
Cio' che tu cerchi si chiama 'Pinza Amperometrica' e' una specie di
pinza ad anello che apri e richiudi facendo passare il tuo filo
nell'anello. Questo tipo di pinza la trovi presso i rivenditori di
materiale per elettricisti o mat. elettronico ne esiste un tipo con
display digitale o analogico oppure un tipo da collegare al tester.
Lascia perdere l'autocostruzione in quanto l'anello (che e' una bobina)
o e' costruito come si deve oppure hai delle misure aleatorie.
Il prezzo non lo so' :-(
Natale
P.s.
Le pinze amperometriche di solito arrivano tranquillamente a 50/100A
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


si chiamano "pinze amperometriche" e arrivano a 200A ma in negozi di
elettronica una ac/dc 2/300 mila, una "economica" e' da jonathan a 140
sacchi, altrimenti prendi uno strumento sciolto da 30mila e lo attacchi in
serie ma dubito lo trovi oltre i 20A in continua... o se lo trovi dimmelo, a
ferrara non li tengono...
--
_______________________________________
Andrea "SAX" Sassi
Ferrara (ITA)
http://sax68.tripod.com
Spiegai le vele al vento, ma il vento non le capi'...
_______________________________________


Non è
possibile misurare la corrente se non s'interrompe il circuito.
A
differenza della tensione, che si misura in parallelo, la corrente si
misura in serie.
l'alternativa c'è per non interrompere il circuito ma
non è proprio economica: è la pinza amperometrica la quale presenta su una
estremità una vera e propria pinza che si apre e si chiude.
L'apertura ti
permette di far entrare il filo sotto misura (uno e non due altrimenti la
lettura viene annullata, sul display si leggerà 00).
Naturalmente questa
è una descrizione molto superficiale, se poi ti serve di sapere il perchè
ed il percome ... ad un'altra puntata.
saluti
marco renzi
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 


Che sappia io no. Quelli economici non arrivano ai 30A. Inoltre, se
vuoi misurare l'intensita' di corrente, devi perforza interrompere il
circuito, perche' devi collegare lo strumento di misura in serie con
il "carico". Amenoche' non acquisti un amperometro con sensori ad
effetto "hall" (cioe' che hanno, in pratica, una pinza particolare a
forma di anello, in qui ci inserisci il filo di cui vuoi fare la
misrazione), ma costano parecchio. Avevo visto a Natale, in un centro
Brico, dei multimetri economici, tra i quali c'era anche un modello
con queste pinze, ma non ricordo il prezzo, il limite di A e
sopratutto se misurava la c.c. Devi infatti prestare attenzione, che
molti di questi "accrocchi", misurano solo la c.a.. Ciao.
L'incredibile non l'ho mai fatto.
L'impossibile non sono in grado di farlo.
I miracoli? Non esistono...


quello in serie celo.. ma oltre i 3A non va.... anzi... quando misuro 2 A
per oltre 30 sec.. scalda come un sassino.....  quella di Jonathan l'avevo
vista, era per quello che cercavo a una "cifra decente" visto l'uso che ne
faccio.....  c'è un kit della GPE a 70mila, pero' non ci sono molte
caratteristiche, magari qualcuno l'ha già provato...

 ferrara non li tengono...
sulla pinza amperometrica concordo, prima di acquistarla ho fatto vari
esperimenti e casini vari
la pinza graupner (jonatan)  e' molto precisa, ho fatto dei confronti con
altre pinze e la differenza era di + o - 100 mA
ciao
italo

 wrote in message
6grf5ugrdf4d9p85u...@4ax.com...

Si esistono eccome. Attenzione solo quale tipo di corrente misurano.
Normalmente quelle commerciali sono adatte solo alla corrente alternata, a
noi serve quella per la continua, che e' un tantino piu' complicata. Ottima
comunque quella della Graupner.
Ciao
Maurizio

Puoi usare un comune microamperometro o amperometro collegato in parallelo
ad una resistenza shunt, la quale agli estremi va collegata come in seria al
carico.
La shunt la calcoli con un sempice calcolo: misuri la resistenza interna del
amperometro (deve ovviamante essere uno strumento analogico, meglio se a
bobina mobile) poi moltipichi la R interna per la corrente di fondoscala:
Quello che ottieni è la tensione max applicabile al tuo strumento.
Ora questa tensione ti serve per trovare la resistenza di shunt.
Come?
Fai 30A (quelli da te richiesti- la I di fondoscla del tuo amperometro o
microamperometro(in questo caso fai attenzione alle unità di misura)
Prendi la tensione calcolata e la dividi per la I ottenuta:
ET VOILA!
HAI trovato la R schunt.
Ovviamente il valore da te ottenuto sarà piccolissima e qui incominciano i
dolori:
in commercio si trovano resistenze fino a 0.01 Ohm.
e qui davi fare un po di paralleli e serie con i valori commerciali fino ad
avvicinarti al valore da te ottenuto.
Ciao e Buon Lavoro.
--
Diego Vittor
diego....@libero.it

Ops.....
Non ho letto bene il tuo mex...
Tu non volevi interrrompere il circuito.......
Scusami.....come non detto.
Ciao
--
Diego Vittor
diego....@libero.it

 --
è il pensiero che conta.. grazie lo stesso
Miki