Newsgroup: it.hobby.elettronica.digitale
Titolo: Oscilloscopio LPT Transmic

Ciao! Di elettronica conosco veramente poco ma vorrei comunque provare
a realizzare questo semplice oscilloscopio che comunica con la porta
LPT:
http://www.transmic.net/scope.htm
Il consiglio che vi chiedo è come posso usufruire di 2 canali per le
mie misure elettroniche usando il circuito descritto nel sito. Sarei
anche disposto a costruirmi due circuiti gemelli solo che poi non so
come collegarmi alla porta LPT. Semmai fosse possibile prevedo di
lavorare a tensioni abbastanza "a fondo scala" cioè verso i 5 volt DC
limite dichiarati nelle caratteristiche.
Attendo indicazioni e anche opinioni sulla bontà di questo
"oscilloscopio" per misure di impulsi. A me serve per testare impianti
di accensione e iniezione di motori.
Grazie

 di accensione e iniezione di motori.
con 2Kz di banda di transitori ne misuri pochi mi sa... per quello che 
vuoi fare tu serve roba che costa un bel po'
-ice-

Intendi questo? 
http://www.transmic.net/scope/snapshot.htm
Ma per quello che devo fare avrò al massimo 100, 150 transitori al
secondo...per farti un esempio a me serve per controllare se un ne555
mi genera il treno di impulsi di durata e spaziatura che volevo.
Anzi ho bisogno di 2 canali proprio per vedere se 2 "treni" di impulsi
(decine al secondo) riesco a combinarli in una certa maniera.

 come collegarmi alla porta LPT. 
C'� in rete un circuito analogo, ma che impiega due TLC548.
I canali vengono poi selezionati, via mux, dal software.

 I canali vengono poi selezionati, via mux, dal software.
Avresti il link?

 (decine al secondo) riesco a combinarli in una certa maniera.
no, questo non è possibile perchè questo oscilloscopio economico di
cui dici non ha trigger esterno
con 50 euro ti trovi un oscilloscopio con piccolo schermo crt, 1 mhz
di banda male che ti vada (cioè 1000 volte la tua) e trigger esterno
così ti sincronizzi con quello che vuoi
-ice-

 (decine al secondo) riesco a combinarli in una certa maniera.
2 oggetti come quello che dici non funzionano come 2 canali perchè non
riesci a sincronizzarli
qualunque oscilloscopio anche entry-level che abbia mai visto ha
l'ingresso per il trigger esterno
-ice-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fine messaggio
Ecco in pratica dovrei fare questo:
Ch1:     _____-----_____-----     150Hz, +12volt
Ch2:     __--_______--_____    150Hz, +12volt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
PC:      __--__-----__--__-----     150Hz
Insomma mi sembra di capire che senza entry level e trigger esterno
non vedrei i due canali in contemporanea.
Cercherò un oscilloscopio anche se di elettronica faccio gran poco, ad
ogni modo chiunque abbia qualche semplice soluzione DIY tipo data
logger di tensione o simili, proponga che così valuto bene.
Magari con il link che attendo da Honest risolvo.

 logger di tensione o simili, proponga che cosï¿œ valuto bene.
per essere in rete di progetti di oscilloscopi se ne trovano... ma senza 
un oscilloscopio la vedo dura costruirne un altro :)
puoi cmq sempre valutare qualche oscilloscopio usb cinese;
guarda ebay ad esempio;
il mio conisglio rimane cmq meglio usato che nuovo cinese
ciao
-ice-

Ho trovato questo progetto parecchio recente di un certo "jonathan":
http://jonw0224.tripod.com/ppmscope.html
Anche se non è l'oggetto del titolo è sempre un oscilloscopio do-it-
yourself, parecchio più complesso che presenta 2 canali e un trigger
esterno da qnt ho capito. Il manuale di uso e costruzione è qui:
http://jonw0224.tripod.com/PPMHelp/index.html
Vorrei sapere, specialmente da "ice" se questo mi permetterebbe di
fare quello che mi prefiggevo, al di la della convenienza:
Ch1:     _____-----_____-----     150Hz, +9volt
Ch2:     __--_______--_____    150Hz, +9volt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PC:      __--__-----__--__-----     150Hz
Grazie ancora