Newsgroup: it.hobby.elettronica.digitale
Titolo: Progetto di DSO

Salve a tutti
Che ne pensate di un progetto di Digital Storage Oscilloscope?
ho già studiato parecchio su questo e il tutto sembra fattibile, ho già
progettato i vari blocchi funzionali
del progetto, quindi credo di essere a buon punto.
Mi chiedevo se a qualcuno interessava tale progetto, magari si poteva
collaborare e mettere tutto in rete.
Il sistema l'ho pensato come composto di due unità, l'unità di acquisizione
e l'unità display.
L'unità di acquisizione consta di un microcontrollore(penso un ds89c420), un
adc da 40Mhz(tlc5540), una fifo per l'acquisizione ad alta velocità dei
campioni,
la parte della base dei tempi, ed il circuito di gestione dell'acquisizione
e trigger.
L'unità display é composta da un microcontrollore(ds89c420 o c320) una nvram
per salvare i campioni,
un display grafico (per questo ho pensato di utilizzare un display basato su
SED1330 da 160x160 pixel).
le due unità comunicano mediante una semplice rs232.
la scelta delle due unità distinte permette, volendo,  di costruire solo
l'unità di acquisizione e collegarla al
pc e usarla mediante un programma fatto apposta per emulare l'unità lcd.
Cosa ne pensate?
C'é qualcuno in grado di potermi dare una mano?
Fatemi sapere
Alessio Morale
http://alessiomorale.interfree.it

 ha scritto nel messaggio
news:uIc%8.20743$GV2.5...@twister2.libero.it...

Il progetto che stai sviluppando è veramente degno di nota, mi piacerebbe
moltissimo collaborare.
Ho gia realizzato un tale strumento con ADC CA3300 (8 Bit 10MHz) ma per la
visualizzazione mi sono affidato ad un PC.
Credo per che per avere uno stumento degno di tale nome dovremmo elevare la
risuluzione utilizzando un CRT od un LCD con una risoluzione molto più
spinta potremmo usare, per esempio, un generatore video tipo quelli per OSD
ad alta definizione tipo HD776900 in grado di generare un segnale VGA like
da 640*480 @32KHz e 60Hz.
Sarebbe anche da riconsiderare la frequenza ed il tipo di ADC 40MS/s sono
pochini meglio andare oltre i 100 non credi?
Scusami se ho innalzato un po i limiti di progetto ma credo che quando si
punta a traguardi impegnativi sia meglio alla fine otenere qualcosa di
valido oltre al know how personale.
Aspetto tue notizie...
Ciao Alex

 
http://alessiomorale.interfree.it
Già tempo fa mi ero informato per realizzare qualcosa del genere (o meglio,
io cercavo qualcosa di già fatto), perciò mi piacerebbe partecipare al
progetto, però c'è un piccolo problema, io credo di essere ingrado di
sviluppare 1/100 di quello che vuoi fare. Diciamo che perciò sarei un po'
come lo studente che assiste il professore in un progetto di ricerca.
Ciao
Simone F.
PS: avevo trovato un progetto da collegare al PC che ha il PCB e gli schemi
già pronti, ma non riesco a trovare i componenti a prezzi "abbordabili".

 microcontrollore(penso un ds89c420)
A differenza di quanto ho scritto nella home page, penso che io optero`
per uno Scenix: hanno una potenza mostruosa e costano meno dei PIC.
--
Lorenzo

 campioni,
Il '420 arriva a 33MHz max...
Potresti anche fare una cosa che si interfaccia al gameboy advance per la
visualizzazione. Poi sei aposto.
Tempo fa uscì una cosa che trasformava il gameboy normale in
oscilloscopio...

 Ciao Alex
Non é detto che bisogna usare un adc da 100MHz con tutte le complicazioni
del caso,ma potremmo
usare due stadi di acquisizione a 40MHz che funzionano con clock sfasato di
180° in modo che
é possibile avere 2 tracce a 40MHz e 1 a 80
Alessio Morale


Ho sentito parlare degli scenix, anzi, ne ho uno(SX28), ma non l'ho ancora
usato.
comunque il microcontrollore verrà usato solo per la gestione, tutte le
temporizzazioni critiche saranno
di appannaggio della logica di contorno alla fifo e adc.
Magari potrebbe servire qualche mips in più per fare una FFT ed avere anche
un analizzatore di spettro...
Ma questo verrà dopo.
comunque mi piacerebbe collaborare credo che 2 o + teste siano meglio di
una!
Aspetto notizie.
Alessio Morale

Alessio Morale wrote:

per un esperimento a cui partecipo, ho realizzato un DAS che usa 2 AD 9057
(80Msample/s) seguito da 2 DAC e FIFO 18 bit, il tutto è attualmente gestito da
un DSP, vorrei passare ad un micro.  Con un amico del NG avevamo pensato ad un
Hitachi H8S ma pare ci siano problemi per lo sviluppo del software dovuti alla
scarsità di informazioni. Io con il software ho litigato ma me la cavo con
l'hardware.
Sono a disposizione per schema e circuiti stampati.
ciao
--
Maurizio


Credo che sia utile mettere su un sito e cominciare a raccogliere tutte le
idee.
Magari tireremo fuori qualcosa di carino...
Forza, cominciamo con proposte e critiche!
--
Alessio Morale
alessi...@interfree.it
Home Page:
http://alessiomorale.interfree.it


Direi che converrebbe cominciare con l'unità di acquisizione, poi
ogniuno potrà optare per il sistema a lui + congeniale per la
visualizzazione.


 
http://alessiomorale.interfree.it
--
Maurizio

 matematiche che deve svolgere.
Temo che farai fatica a trovare un microprocessore potente quanto un 54x
e che consumi meno... l'intera famiglia e` stata pensata per i sistemi a
batteria e a basso assorbimento in generale.
--
Lorenzo

Lorenzo Lutti wrote:

ho acquistato un anno fa questi kit:
http://www.eurodis.it/pagine/semiconduttori/hitachi/wwhfdh8s/wwhfdh8s_web.htm
ne ho 3; ti dispiace darci un'occhiata? costano una stupidagine.
Tieni conto che ho una scorta di 15 starter kit del DSP e quindi il mio
esperimento ha lunga vita mi piacerebbe perņ passare a qualcosa che posso
riprodurre quanto voglio (si fa per dire). Anche la famiglia Texas, mi pare
msp, promette bene.
--
Maurizio

 riprodurre quanto voglio (si fa per dire).
Non hai mai pensato di sviluppare una scheda custom che monti il tuo
DSP, in modo da mantenere tutto il codice sviluppato finora e avere un
sistema autosufficiente? Probabilmente e` la soluzione piu` rapida e
indolore. Anche noi per un breve periodo ci siamo basati sugli
EVM/starter kit, poi siamo (necessariamente) passati a un design custom
e ti devo dire che il passaggio non e` stato cosi` traumatico.
Se ti interessa questa possibilita` contattami, lavoro quotidianamente
con la famiglia 54x e ormai ritengo di avere una certa esperienza su di
essa.
--
Lorenzo