Newsgroup: it.hobby.elettronica.digitale
Titolo: Risposta al gradino per trasformatore di tensione Energy meter.

Ciao,
sto cercando di profilare un trasformatore che vorrei usare come
trasformatore di voltaggio per un energy meter.
 
Quindi ho Sorgente >-----Trasformatore (out 6V AC) ----partitore resistivo ---- adc ---- Algoritmo di calcolo V RMS -----V RMS
                    >-----HP 34401A  -------------------------------------------------------------------------------------V RMS
 
 
Ho realizzato un sistema automatico di compionamento sincronizzato tra energy meter e HP 34401A (misura del V RSM).
 
Ora ho una serie di dati , ma ho notato che oltre a non essere perfettamente lineare (vario la tensione AC tramite un VARIAC), anche se il carico e' solo un 
partitore di tensione da 12K davandi all adc dell' energy meter come schema sopra, ho anche una costante di tempo causata dalla temperatura del Trasformatore.
 
Ora la domanda e' , se avessi la risposta numerica al gradino(0V - 250V RMS)di tale acrocchio, esiste un modo semplice per correggere nell' algoritmo di calcolo 
del V RMS il problema della temperatura del trasformatore?
 
Non ho intenzione di misurare la temperatura del trasformatore in tempo reale, quindi il problema va risolto in modo puramente numerico!
 
Non ricordo piu' nulla di controlli automatici !!
 
Giulia

trasformatore?
 
Immagino starai usando un microtrasformatore di quelli resinati: sono poco 
efficienti e dissipano parecchio a vuoto.
Puoi mettere due trasformatori piu' piccoli coi primari in serie e i 
secondari in parallelo (con le fasi giuste!). Secondo me cosi' il 
riscaldamento dovrebbe praticamente scomparire; ti restera' comunque un 
errore legato alla temperatura ambiente, per cui se vuoi fare una misura 
precisa dovresti almeno acquisire una termoresistenza oppure uno dei tanti 
IC che misurano la temperatura.
 
In alternativa potresti tentare con una resistenza a monte, sul primario del 
trasformatore, cosi' da farlo lavorare sempre in zona abbastanza lineare e 
allo stesso tempo ridurre la dissipazione.
Per es. puoi mettere una R tale per cui ottieni 100 Vrms sul primario (col 
sec. caricato da partitore etc.) quando in ingresso hai i 250 Vrms.
Cosi' facendo secondo me praticamente azzeri la dissipazione.
Probabilmente dovrai compensare un po' di sfasamento nella misura di 
tensione se la tua misura prevede potenza attiva e reattiva. Ancora un po' 
piu' laborioso se fai un'analisi armonica campionando il segnale, ma sempre 
fattibile (sono coefficienti da stimare una volta per tutte).
In questo modo riduci la dissipazione, ma allo stesso tempo il sistema 
diventa piu' sensibile alla temperatura, perche' introduce un partitore tra 
la resistenza esterna e la PTC interna dovuta al rame del trasformatore. Non 
sono quindi sicuro che sia una buona idea.
 
Per quanto riguarda la tua domanda originale, credo che qualcosa si possa 
fare. Anche in questo caso ti restera' un errore residuo per il fatto che 
non conosci la temp. ambiente. Mi sembra abbastanza complicato fare una 
compensazione che includa la dinamica termica. Potrebbe bastarti fare un 
modello a regime termico Vout=f(Vin) e invertirlo con una funzione 
approssimante Vin=g(Vout) (es. con le funzioni di Excel). In real-time puoi 
filtrare passa-basso Vout con una costante di tempo di qualche secondo -> 
Vom e usarlo per calcolare k=g(Vom)/Vom. Poi ti calcoli Vin=k*Vout.
 
Ciao,
-- RoV - IW3IPD
http://digilander.libero.it/rvise
 
 

> Immagino starai usando un microtrasformatore di quelli resinati: sono poco efficienti e dissipano parecchio a vuoto.
 
Si, lo ho sostituito con un trasformatore toroidale da 15VA su cui ho avvolto direttamente il giusto numero di spire
per raggiungere la tensione piccopicco max della adc (- un 30% come margine) e adesso e' tutta un altra storia,
la linearita e' sotto 1% su tutto il range contro un 5-6% dell altro non ho piu' il partitore resistivo e non scalda.
Dovro' capire se esistono toroidali sotto i 15VA e senza secondario (o trovare uno che me lo faccia su misura).
 
Giulia
 
 
 
 
 
 

 
Credo che in commercio sia puttosto difficile trovare
trasformatori senza secondario... Puoi sempre fartene
"svolgere" uno su misura oppure fartelo avvolgere
usando del filo di nailon per il secondario...
 
Madonna santa!
 
Saluti al basso Piemonte.

> "svolgere" uno su misura
 
 
Effettivamente ho trovato piu' conveniente svolgere un trasformatore toroidale gia fatto, che farmelo fare
senza secondario (sui 7 euro +iva per 3.2VA), misteri dell economia....
 
Giulia