Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Analogico o digitale, a chi credere?

Uno dice 41%, l'altro a lancetta dice 57%:
https://ibb.co/ko37D7
 
 
Io ci tengo alla salute e devo sapere l'umidità che ho in casa.
A quale dei due dobbiamo credere?
 
PS: non vale dire di controllare con un terzo strumento, non ne ho 
altri:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


Abbastanza semplice:
 
fai bollire dell'acqua, quando bolle copri con un canovaccio la pentola e 
metti il sensore subito sotto il canovaccio o anche subito sopra. Se 
entrambi ti dicono 100% allora non saprei cosa consigliarti, ma se uno dei 
due dice di più o di meno credi a quello che dice 100%.
 
IMHO, come sempre!
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 


poi se li mangia lessi o resistono alla temperatura? :-)
ma hai visto quello a lancetta, mi pare un po' grandino, lo può usare 
come coperchio per la pentola... :-)

Fabbrogiovanni ha usato la sua tastiera per scrivere :

http://www.igrometro.eu/come-tarare-un-igrometro/
 
 
Così ho tarato il mio termo-igrometro, la procedura descritta nel sito
e ' la stessa che corredava lo strumento.

A quale dei due dobbiamo credere?
 
 
dipende se vuoi cominciare a tossire
per l'aria secca o o se preferisci sentirti bene 

 e ' la stessa che corredava lo strumento.
 
Il mio strumento non era corredato di procedura (o magari c'era nelle 
istruzioni che ho buttato senza leggerle:-)
 
Sul di dietro ci sono un po' di buchi, e in fondo a uno di questi si 
vede una vitina.
Provato a girarla e l'ago si sposta, quindi il mio analogico è 
tarabile.
 
Ho scelto questo:
"avvolgere l’igrometro in un straccio bagnato, ma strizzato a dovere, 
per poi chiuderlo all’interno di un box ermetico o una di quelle 
bustine di plastica per la conservazione degli alimenti con chiusura 
lampo. In questo caso dovremo attendere circa 5 o 6 ore e il valore 
indicato dall’ago (nel caso di igrometro analogico) dovrebbe aggirarsi 
attorno al 96% 97%"
 
Alle 18.00 circa apro il sacchetto e vediamo che dice.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Alle 18.00 circa apro il sacchetto e vediamo che dice.
 
resto in trepidante attesa
 
 

 resto in trepidante attesa
 
Trepidate ancora per un'oretta.
 
-- 
Fabbrogiovanni


In regime fai da te  si puo' fare un igrometro a bulbo umido con due  termometri identici (vedi 
https://it.wikipedia.org/wiki/Igrometro
) e con una vaschettina con ovatta bagnata. Poco costo ... Se provate, relazionateci! Buon lavoro, Piero
 
 

Trepidate ancora per un'oretta.
 
Ancora niente? :-)
ciceroŽ

 Buon lavoro, Piero
 
"tramite un grafico, detto diagramma psicrometrico, che oltre 
all'umidità relativa può fornire informazioni anche rispetto 
all'entalpia ed all'umidità assoluta, oppure attraverso specifiche 
formule"
 
Per riuscire a realizzarlo dovrei anche tornare a scuola per capire 
questo passaggio:-)
 
Per ora facciamoci bastare il link suggerito da Franz.
 
Come da programma, alle ore 18.00 ho tirato fuori dal sacchetto 
l'igrometro.
Segnava oltre il 100%.
Ho regolato la lancetta sul 97%.
 
Messo vicino al digitale cinese possiamo dire che si sono messi 
d'accordo.
 
Analogico post taratura: 41%
Digitale cinese: 40%
 
Considerato che il digitale non ha le cifre decimali potrebbe essere 
anche un 40,5.
Aggiungiamo che l'errore di parallasse nel leggere la lancetta potrebbe 
rubare un mezzo grado, quindi sono 41%
 
Posso quindi affermare con orgoglio che i miei due igrometri che 
segnano esattamente la stessa percentuale non possono essere che 
precisi al capello:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 cicero®
 
Vai a leggere, ho appena inviato la relazione:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

Fabbrogiovanni scriveva il 15/02/2018 :

https://www.youtube.com/results?search_query=applausi
 
 
-- 
David

Fabbrogiovanni scriveva il 15/02/2018 :

Sbagliato link.... scusa
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8MqKfsLLxs
 
 
(questo è quello giusto)
 
-- 
David

 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8MqKfsLLxs
 
 
Grazie, fa sempre piacere vedere riconosciuto il proprio impegno:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

d'accordo.
 
Cioe' alla fine quello sballato era quello analogico?
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 capello:-)
 
 
ma l'igrometro digitale, l'hai messo nelal busta?
 
per l'analogico ti diceva 96/97 quindi c'è pure una piccola incertezza 
sulla taratura
 
eh eh

 Digitale cinese: 40%
 
Ottimo: avevo scritto di fretta ed ho comunque voluto evitare di
commentare* che il digitale (con alta probabilità) fosse quello
preciso, comunque a meno che non si vada su prodotti costruiti con
lo scopo di truffare, l'elettronica cinese, sopratutto nella
microcomponentistica (sensori di temperatura/peso/umidità ecc.) sono
ad un livello piuttosto alto, anche i componenti ultraeconomici:
come hai notato non segna il mezzopunto, segno che evidentemente non
ce la fa perchè costruito in economia, mentre un componente costoso
probablimente segnerebbe con precisione ben oltre il decimale ma
e' assolutamente al di fuori della necessità "normale".
 
*anche per evitare i soliti che non sanno esimersi dal fare pulci
inutili.


Ad averne 40% in casa porca troia

 Cioe' alla fine quello sballato era quello analogico?
 
Non era sballato, solo che era starato di brutto:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 taratura
 
Spiego: tirato fuori dopo le tot ore segnava oltre 100%
Allora ho girato la vitina facendo scendere la lancetta sul 97, come da 
istruzioni del link.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Ad averne 40% in casa porca troia
 
E pensare che qualche anno fa, quando avevo fatto il cappotto, proprio 
qui c'era chi aveva preventivato che in casa mia sarebbero spuntati i 
papiri e che in cantina avrei avuto le anguille.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Maledette cineserie... oltre a costare poco ora funzionano pure!!
 
 
 
sandro

 Alle 18.00 circa apro il sacchetto e vediamo che dice.
 
Che ha detto?
 
 
Fabrizio (e la suspence per l'igrometro del Fabbro!) :-P
 
 

 Che ha detto?
 
Non farmi riscrivere da capo, dai un'occhiata alla relazione inviata il 
15/02/2018 alle ore 18.19 :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni