Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Fregatura stazione meteo LIDL AURIOL

 
Premetto: non l'ho comprata, me l'hanno regalata.
 
E' quella uscita alcuni mesi fa sul volatino LIDL:
 
http://www.lidl-service.com/cps/rde/xchg/SID-70A87C18-D8A979DA/lsp/hs.xsl/product.html?id=118427712&title=RADIOWEERSTATION&count=1
 
 
A me non serviva in realta' perche' ho altre stazioni barometriche e 
sensori in giro per casa, ma in una stanza mi faceva comodo sapere la 
temperatura e quindi, siccome ce l'avevano regalata alcuni mesi fa, ho 
deciso di provarla in queste settimane.
 
Bene: la stazione funziona tutto ok, diciamo che si legge bene, il 
tempo/data e' radiocontrollato, le fasi lunari, il sensore fuori prende 
e aggancia anche da lontano, etc etc, ma... L'inculata madornale e' che 
ha un'autonomia ridicola!
 
(non il sensore esterno, ma proprio la stazione meteo!)
 
Con pile Duracell nuove di zecca, dura 3-4 giorni, al massimo. Con le 
ricaricabili da 2500 mAh, 2 giorni. Ho provato varie volte con varie 
pile e stento ancora a crederci. A pile, e' inutilizzabile.
 
Ho pensato ad un difetto, ma tanto non lo posso cambiare, perche' 
appunto e' un (inutile) regalo, volevo quindi chiedere, visto che qui e' 
pieno di LIDL fan: qualcuno ha avuto lo stesso problema di autonomia 
assurda con queste stazioni barometriche AURIOL?
 
Se si', come avete risolto il problema?
 
[l'alternativa era mettere un banale trasformatore e andare a corrente, 
ma, come al solito, dove volevo metterla per leggerla bene, ovviamente, 
non ho una presa di corrente  disposizione ovvero mi serviva proprio una 
stazione a pile]
 
Io con la piu' scrausa delle stazioni barometriche a pile, cinesi o 
meno, ci ho sempre fatto non meno di 3-4 mesi, che mi sembra un tempo 
minimo sindacale. Con l'Oregon addirittura cambio le pile una volta ogni 
quasi 2 anni, ed e' pure una stazione vecchissima.
 
-- 
BArrYZ

 assurda con queste stazioni barometriche AURIOL?
 
Non ti so rispondere di questa nello specifico, ma per altre stazioni 
Auriol che ho provato (in particolare quella che include anemometro e 
pluviometro)(*), non ho mai avuto problemi di durata così ridotta. Ne ho un 
paio al giro, una in campagna ed una in casa dei miei, e le batterie durano 
mesi.
 
Probabilmente, come hai già pensato, è difettosa.
 
 
Ciao,
AleX
 
(*)
http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID-BF51A9F8-
 
6F15DF0C/lsp/hs.xsl/product.html?id=138869095

 Probabilmente, come hai già pensato, è difettosa.
 
Se mi dici che dura cosi' tanto quella ancora piu' corazzata, allora 
questa e' sicuramente difettosa, che sfiga.
 
Il fatto e' che ho cercato anche in giro in rete sui forum per vedere se 
altri avevano problemi di autonomia cosi' ridotta su questa roba Auriol, 
e' invece non ho trovato nulla :-(
 
Non credo che me la cambieranno, e' un regalo e non ho scontrino (e tra 
l'altro ho pure buttato l'imballaggio appena il giorno dopo averla accesa).
 
Nulla di grave, si sopravvive, pero' un problema del genere non mi era 
mai capitato con dispositivi a batterie "moderni" (men che meno con una 
stazione meteo nata solo per andare a batterie), l'ho trovato curioso 
(oltre ad avermi fatto perdere tempo e due pacchi di pile nuovi...).
 
-- 
BArrYZ
 

 (oltre ad avermi fatto perdere tempo e due pacchi di pile nuovi...).
 
Potresti provare a ripulire i circuiti, magari c'e' una bavetta di stagno 
che fa un minuscolo cortocircuito.
 
 


 
 
Ovviamente c'è un difetto.
Se hai pratica prova ad aprirla e a vedere se in parallelo 
all'alimentazione c'è qualche condensatore ceramico; in tal caso prova a 
toglierlo, potrebbe essere in dispersione.
Successo anni fa con una calcolatrice lcd.
Oppure vedi se ci sono elettrolitici montati con la polarità invertita.
Ciao.
 

 per restituirla in garanzia?
 
 
Suppongo lo abbia già fatto, se dice di non avere lo scontrino.
Spero non abbia chiesto nel NG per questo tipo di suggerimento :-)
 

 Con pile Duracell nuove di zecca, dura 3-4 giorni, al massimo.
 
C'e' un assorbimento anomalo, non esiste una autonomia cosi'.
 
Devi smontarlo e seguire il circuito iniziando dal portapile e dal jack 
di alimentazione esterna, magari ha preso acqua e si e' formato un ponte 
salino.
 
Con una termocamera vedesti subito dove c'e' l'assorbimento anomalo
 
-- 
Per un giacobinismo in salsa padana



io invece sempre da lidl ho comprato orologio da muro con 
termometro,funziona benissimo da 6 anni ,le 2 pile mi durano piu' di un 
anno,lo stesso problema io ce l'ho col telefono panasonic le pile mi 
durano circa un mese ma ho risolto collegando un alimentatore 4,5 volt
 
-- 
L'uomo è felice
quando vive esperienze in sintonia con la sua natura.
Fabio Marchesi -La fisica dell'Anima
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

Se si', come avete risolto il problema?
 
 
Molto probabilmente è un condensatore in perdita
sulla linea di alimentazione, in parallelo alle pile o subito dopo,
mi capitò con un elettrolitico di non ricordo quale apparecchio.
Dovrebbe essere facile identificarlo.
 


 
Gulp,
una termocamera vede dove passano 50 mA?
E che ha, la sfera di cristallo incorporata?


 Con una termocamera vedesti subito dove c'e' l'assorbimento anomalo
 
Alla termocamera non ci avevo pensato, grazie per la dritta (ma mi sa 
che non e' servita, sotto spiego perche').
 
Cmq (e rispondo un po' a tutti cumulativamente sul thread) ho deciso di 
smontare il cosino ed effettivamente c'era un filino (era tipo colla ma 
con dei pezzettini di metallo fusi dentro) coduttivo microscopico tra 
positivo e negativo sull'alimentazione, era visibile ad occhio nudo. Ho 
misurato la resistenza prima e dopo la pulizia, ed effettivamente ora e' 
salita parecchio.
 
Ora vediamo quanto durano le batterie nuove. Se superano la settimana, 
era quello.
 
-- 
BArrYZ

 per restituirla in garanzia?
 
Non ho modo di contattarlo direttamente, ma dubito che lo abbia tenuto. 
E cmq mi vergognerei di fare la figura del barbone andando a chiedere 
uno scontrino per 20 euri di roba :-)
 
Questo coso me lo ha regalato il marito di una collega della mia 
compagna perche' gli avevo fatto un favore. Ma non volevo nulla in 
cambio, tuttavia lui insistette per darmi questa cacchio di stazione 
meteo, e alla fine mi dissi che cmq una in piu' a casa poteva tornami 
utile e quindi accettai.
 
Col senno di poi: era meglio se non accettavo il regalo, perche' mi ha 
solo fatto perdere tempo, mannaggia a me!
 
(ma ovviamente lui era in buonafede, l'oggetto era imballato vergine 
originale mai usato)
 
-- 
BArrYZ
 

 Spero non abbia chiesto nel NG per questo tipo di suggerimento :-)
 
Decisamente no :-)
 
-- 
BArrYZ

 durano circa un mese ma ho risolto collegando un alimentatore 4,5 volt
 
L'alimentatore ci ho pensato, ma poi ci ho pensato e mi rifiuto di 
usarlo (e cmq dovrei adattarlo, altra zozzeria da modificare sul retro 
della stazione), piuttosto butto tutto. Anche perche' per dove volevo 
piazzarlo non ho una presa di corrente vicina.
 
-- 
BArrYZ

 Dovrebbe essere facile identificarlo.
 
Infatti l'ho aperto e ho trovato questo filetto mezzo conduttivo tra 
positivo e negativo, probabilmente era quello (spero!).
 
Lo sapro' tra qualche giorno, vediamo se durano le nuove pile.
 
Grazie a te e a tutti per i consigli :-)
 
-- 
BArrYZ
 


Io invece ne ho una un po' vecchiotta sempre presa al LIDL e per quanto 
riguarda l'autonomia va benissimo.
Unico difetto è la funzione radiocontrollo dell'ora. L'antenna 
lampeggia, ma non aggancia mai il segnale del radiocontrollo.....
Che sarà?
 


wrote:

La stazione che trasmette Lid è in Germania.
 
Forse il segnale ti arriva scarso (valli montane) oppure hai una casa
che funge da Gabbia di Faraday (strutture in CA con ferri
all'interno).
 
Prova a portarla all'esterno, direzione nord, e attendi un poco: Prima
o poi si aggancierà...
 
Bie,
Luca G.
-- 

 Che sarà?
 
Ce l'ho anch'io, e' sorda l'antenna, dai e dai poi si sincronizza. Ci 
vuol pazienza.
 
Se non si sincronizza dipende dalla posizione, piu' sei lontano dal 
DCF77 meno prende.



CIAO Anche io ho acquistato questa stazione meteorologica da LIDL e francamente ho fatto veramente bene ad acquistarla funziona tutto perfettamente certo per metterla in funzione ho letto molto bene le chiare istruzioni l'ho comperata a marzo ho inserito le pile che erano a corredo e funziona da allora meravigliosamente pur tenendo il sensore fuori della finestra certamente al riparo dalla pioggia ma esposta al freddo al sole e all'umidità e se ne vendessero altre correrei a comperarle perchè è uno splendido regalo da fare .mi spiace se ti è capitato questi inconvenienti probabilmente era difettosa gia dall'inizio.Ciao

Mi servirebbe la parte che misura velocità e direzione vento. 
Oppure se mi fai una proposta compro tutto il kit 
Grazie

La ho comprata e funziona bene. Si sincronizza ecc.
Se leggi le istruzioni c'è scritto che la stazione principale funziona collegata alla rete elettrica e che le pile interne servono solo come "tampone" perchè non si perdano i dati in caso di mancanza di corrrnte elettrica.


Dipende dal modello; qualla che ho io funziona anche a pile.

Il giorno venerdì 19 agosto 2016 23:29:18 UTC+2, BArrYZ ha scritto:

Ciao a tutti!
Vorrei sapere se è possibile collegarla ad un PC per utilizzare i valori visibili sul display.
 
Oppure potete aiutarmi a ricevere il segnale radio con un PC ??
 
Grazie,
Alessandro
 
 


Io ne ho una al mare e non presenta il difetto che riferisci.
Se non è trascorso troppo tempo dal regalo, chiedi al donatore se ha 
conservato lo scontrino e, magari, se la porta lui al negozio Lidl per la 
riparazione.
La garanzia è sempre di 3 anni, ricordalo.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 Se si', come avete risolto il problema?
 
Aprire la stazione, identificare il *condensatore* in perdita e sostituirlo.
Un lavoro di M se non si ha lo schema elettrico.
 
Potresti metterlo in frigorifero e poi controllare qual'e' il 
condensatore (e' sicuramente un elettrolitico sulla linea di 
alimentazione o di filtro) che scalda in maniera decisamente anomala.
 
-- 
 
Ciao, Renato


Risposto al volo senza controllare la data del post.
Presumo che l'oggetto sia gia' finito nel residuo.
:-)
 
-- 
 
Ciao, Renato

 :-)
 
Ultimamente si sono appassionati, lasciamo che la infilino tutti nel 
congelatore :)
 
 


In questo gruppo e' l'unica soluzione a costo zero.
Se propongo l'acquisto di una miserrima bomboletta di refrigerante mi 
bannano.
Non parliamo poi di una termocamera Flir......
 
:-)
:-D
 
-- 
 
Ciao, Renato
 

 La garanzia è sempre di 3 anni, ricordalo.
 
il post è del 2016 forse fa ancora in tempo

 
 
perche fregatura?  se funziona e` ok
 
se non vuoi alimentarla da rete, usa un pacco portapile esterno, della 
stessa tensione dell'alimentatore, con un cavetto di collegamento al 
connettore dell'alimentatore.
 
un esempio esempio 
https://www.amazon.it/OUNONA-Contenitore-batteria-plastica-coperchio/dp/B07536FD2W
 
 
bye


Ostrega, non me ne ero accorto.
Però, se non l'ha buttata o forse riportata al LIDL tramite il donatore 
...............................
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

Non è difettosa si mangia tre batterie mini stilo ogni 10 giorni all’incirca quindi l’unica è se possibile installare un alimentatore da 4,5 volt è il gioco è fatto


In tal caso dovrebbe essere proprio difettosa. Quella di mia figlia le 3 
pilette se le mangia ogni sei mesi e anche più.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 
io contatterei LIDL e mi farei cambiare la stazione meteo...