Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: tester ICE 680  R

Il mitttttico ICI a lancetta!! Ancora insuperabile per certe misure!
(ICE e' mitico, l'ICI...no!)
ce l'ho da "sempre" e quanto l'ho usato!
5/6 anni fa ho acquistato un tester digitale per (questioni di
impedenza), robusto e meno delicato del 680 R che pure ho
continuato ad usare (l'analogico, come avviene con gli
orologi, rende, meglio del digitale, il "senso" della grandezza
e della variazione).
da qualche tempo il 680 R si e' guastato; l'indice rallenta verso
meta' scala e poi si ferma.
escludo cadute. cosa puo' essere successo?
pensate sia possibile riparare il galvanometro?
suggerimenti?
grazie, massimo
 

 suggerimenti?
non e' che la pila ti ha fatto acido da tutte le parti ed ha compromesso  
il tester ?
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.individual.net
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

Ciao.Alberto.
	stai scherzando?
	da parecchio sto usando due AAA da 1,5V
	al posto di quella da 3V ormai fuori produzione.
	ciao, massimo

 pensate sia possibile riparare il galvanometro?
e' possibile avere qualsiasi pezzo che lo compone.
il libretto di istruzione e' una miniera e contiene le istruzioni
passo-passo per la verifica e la riparazione.
Prova 
www.ice.it
 ( vado a caso...)
Ciao

 "Alberto Rubinelli"  ha scritto:


e che c'azzecca?
anche le pile da 1,5 possono ossidarsi!
anche io ce l'ho questo tester ma non lo uso più per un difetto di
fabbricazione (la regolazione della lancetta per la misurazione degli ohm
non funziona se non per 1k) e son passato a dei tester digitali.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 suggerimenti?
Confermo la tesi di Alberto Rubinelli.
 Devono essere le pile per forza.
Come dice il noto proverbio, il tester ICE non va mai a picie.
--
                              Ciao dal Giampi
       (Per rispondere in privato, togli "viatuttoquesto")

anche le pile da 1,5 possono ossidarsi!
	hai ragione!
	chi legge potrebbe non capire
	ecco la risposta corretta al messaggio di alberto:
	"non dipende dalle pile. l'interno del tester e' similnuovo"
	...se avessi "azzeccato" cosa avrei vinto? :))
	ciao, massimo

 suggerimenti?
Escludendo la pila (il problema si verificherebbe solo sulle portate
ohmetriche, piu' pronunciato sulle portate basse), potrebbe essere si' lo
strumento, oppure qualche resistenza (per esempio mi pare ci sia un trimmer
piu' o meno in parallelo alla bobina mobile: se il contatto strisciante
fosse ossidato...).
Comunque, visto che lo strumento e' il pezzo piu' costoso, e che hai un
altro strumento, potresti controllarlo scollegando la bobina mobile dallo
stampato e facendo una serie con la bobina mobile dell'ICE, l' altro tuo
strumento impostato come microamperometro, una resistenza limitatrice e un
potenziometro e collegando il tutto ad una pila. Il fondo scala dello
strumento montato sull'ICE e' di 40 microampere, quindi occorre dimensionare
la resistenza limitatrice per non superare tale valore e il potenziometro
per poter apprezzare una adeguata gamma di valori.
Dai anche un'occhiata al manualino, c'era una sezione di troubleshooting
(almeno c'era in quelli piu' vecchi)
ciao, Piero

ciao, Piero
 
	si, il manuale e' completo in ogni senso.
	c'e' (ci sarebbe!) anche il listino delle parti di ricambio
	ma... "data la situazione di mercato per i prezzi degli
	accessori e delle parti di ricambio, vedere distinta
	prezzi recente" ...
	non ricordo l'epoca di acquisto, direi 1970-75
 
	appena possibile faro' quanto mi hai consigliato; il percorso
	e' chiaro e non dovrei trovare difficolta'
	grazie e ciao, massimo

	al posto di quella da 3V ormai fuori produzione.
(allo sopo di "ravvivare" anch'io la funzione ohmetro del mio ICE) 
mi interesserebbe sapere come hai risolto in pratica la questione
dell'alloggiamento delle due AAA.
Grazie
--
uplbet
(in email reply delete 01234xxx from the address)

dell'alloggiamento delle due AAA.
Ci sono anche da 3 V uso macchine fotografiche, io ho messo una di
quelle e una vite per allungarla e raggiungere i contatti.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

Grazie
	ho acquistato due portapilette AAA da 1 posto e collegate
	in serie; ci vanno "giusti-giusti!
	alternativa: pila al litio da 3V; forse e' quella che ha usato
	bernardo rossi (msg successivo).
	ciao, massimo

	ho acquistato due portapilette AAA da 1 posto 
in che tipo di negozio le hai acquistate?
Grazie, ciao 


Grazie, ciao 
 
	non ricordo piu' se GBC o simile
	(...prima non le avevo mai viste neanche io!)
	ciao, massimo

dell'alloggiamento delle due AAA.
Io ho messo un portabile stilo nella parte posteriore
dell'alloggiamento e poi ho saldato due fili ai contatti interni
KOALAfunziona benissimo

 	al posto di quella da 3V ormai fuori produzione 
no, non sono del tutto fuori produzione. Io le trovo in una
ferramenta locale... e no, non sono sullo scaffale dal 1954.
Io ho il 680-E, che uso regolarmente. L'alternativa era
il Chinaglia, o l'Unaohm.
SJ
---

Per chi le cercasse, le batterie sono identificate con la sigla 2R10R
Sembra che siano ancora in voga nei paesi dell'Europa Orientale.
http://www.netconnected.com/anand/panasonic1.htm
SJ


E il Cassinelli ????
Marasali
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/