Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: verificare uscita misuratore elettrico

Salve a tutti ho un misuratore elettrico CD1 della electrex, che ha un'uscita optoisolate che fornisce 100 impulsi ogni Kwh a voltaggio di 27vdc e amperaggio 27mA per una durata di 100mS.
 
Non riesco a capire se quell'uscita funziona o è guasta, e volevo chiedere se qualcuno sa come poter misurare il suo funzionamento con un tester. 
Il contatore, oltre a quell'uscita, ha un contascatti ed un led luminoso che pulsano e scattano correttamente (il led una frequenza 10 volte superiore: 1000 impulsi ogni kwh). 
 
Ho gia' provato con un classico tester a collegarlo in misurazione volt in continua, ma dopo 10 pulsazioni del led sul contatore non vedo cambiamenti di misurazinoe sul display dello strumento. Mi chiedo se è corretto fare cosi' o se i 100mS siano un tempo troppo ridotto per il tester per vedere la variazione di corrente a display e ci sono altri modi per verificare il funzionamento del contatore.
 
Grazie
 
Di seguito i manuali del contatore elettrico:
http://www.electrex.it/prodotti/contatori-analizzatori/pfe500-00.html
 
http://www.electrex.it/download/category/33-discontinued.html?download=100%3Aistruzioni-installazione-cd1
 
http://alectryon.eu/meters/cd1/CD1_Manual.pdf
 (indica le specifiche dell'uscita 27mA,27vdc,100mS)


 
 
dallo schema di installazione sembra che l'uscita debba venire 
alimentata dallo strumento indicatore, se non lo colleghi non vedi nulla 
col tester, forse se lo provi in OHM ce la puo' fare ma non ne sono certo.
Con lo strumento indicatore collegato potresti vedere il tester che 
varia la misura, dipende se sta generando pochi impulsi.
 
 
-- 
-
Saluti da Drizzt

 varia la misura, dipende se sta generando pochi impulsi.
 
Ciao Drizzt, scusa, non avevo indicato che le verifiche che ho effettuato e per cui avevo dei dubbi, le ho gia' fatte collegato in rete tramite una presa e una spina volanti collegate direttamente al misuratore. Ho usato poi un fornetto elettrico che mi genera 10 pulsazioni (del led sul misuratore) ogni 30 secondi, che dovrebbero corrispondere alla generazione di 1 impulso sull'uscita optoisolata da 27vdc 27mA per 100mS.
 
Sono stato fissare il tester per 10 minuti, provando anche a modificare l'impostazione da misurazione volt, ampere e ohm ma niente, il display del tester non registra nessun cambiamento... :-(


 
In ohm dovrebbe cambiare qualcosa, strano. Hai anche la posizione provadiodi 
sul tester ? Puntale nero su 5 e rosso su 4, dovrebbe passare da infinito a 
600-700 quando invia l'impulso.
 
Altrimenti prova a prendere una batteria da 9V e metti il tester in volt CC 
fondoscala 10 o 20V.
Colleghi il negativo della batteria al pin 5 del contatore, il positivo 
della batteria al puntale rosso del tester ed il puntale nero del tester sul 
pin 4.
L'impulso da 100 mS dovresti vederlo come tensione che sale da 0V a circa 
8.3/8.5 V (V batt-0.7V), oppure il contrario se la logica è invertita 
(normalmente 8.3/8.5V e per 100 mS 0V).
 
Fai sapere.
 
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 
 

 600-700 quando invia l'impulso.
 
Ok finalmente ho ottenuto un risultato. Funziona posizionando il tester in misura ohm. Sbagliavo nella misura: troppo bassa. Il tester riesce a rilevare la chiusura del circuito solo se posiziono l'unita' di misura pari o superiore a 20Kohm (io provavo su 2k)... ho provato anche col ptovadiodi (se è il simbolo ->|-). Quello ha funzionato la prima volta ma dopo 18 impulsi poi piu'... boh... 
 
Il provadiodi dovrebbe scattare continuativamente ogni 10 inpulsi e il fatto che non lo faccia puo' essere consideato un problema del contatore? o puo' solo essere che se il provadiodi non scatta in modo regolare sia il tester che fa un po' schifo o sia poco sensibile a questa misura? 
(domani recupero un tester "serio" e rifaccio qualche prova)
 
Intanto grazie mille a entrambi per l'aiuto... :-)

 il tester per vedere la variazione di corrente
 
il tester e' nato per tensioni e correnti continue, non a impulsi.
 
 
 
-- 
Guillotin n'avait coupé trop peux


 
Un impulso di 100 mS � un transitorio ed un multimetro digitale diciamo che 
puo' farselo scappare anche se si dovrebbe vedere qualcosa che si muove in 
ogni caso, � meglio se usi una batteria da 9V, un led ed una resistenza da 
circa 1000 ohm.
 
Colleghi il negativo della batteria al pin 5 del contatore, il positivo
della batteria al + anodo del led (pin lungo), un capo della resistenza da 
1000 ohm al - catodo del led (pin corto) e l'altro capo della res al pin 4.
 
 
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com