Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: hehehe che bello mi hanno fregato?!

Good morning
Oggi ho comprato un bel pH-metro elettronico, sapete quei tipi portatili?
Beh l'ho pagato 90.000 che ne dite č buono come prezzo? E' normale, essendo
la misurazione alla 2° cifra decimale (es. 7.06) che il risultato sul
display tenda ad oscillare???' O fa proprio schifo lo strumento? Come si
tare? ci sono due piccole viti: una con su scritto "pH 7" e una "pH 4/10".
Mi aiutate?? Devo comprare le soluzione apposta??
Ciao a tutti

 Come si tare? Devo comprare le soluzione apposta??
Devi, se vuoi una taratura precisa, e devi cambiarle alla scadenza
e conservarle fino ad allora in contenitori in materiale inerte, seguendo
tute le indicazioni della confezione delle soluzioni...

 Mi aiutate?? Devo comprare le soluzione apposta??
Evita di tararlo, almeno aspetta qualche mese prima di farlo.
Comunque, ecco la procedura.
Ti servono le due soluzioni apposta, una di pH 7 e una di pH 4 o 10, ma
vanno bene anche delle soluzioni di cui sei certo del pH con valori
abbastanza vicini a 7 e a 4 o 10. Ti serve anche un po' d'acqua distillata
dove sciacquare la sonda tra una misurazione e l'altra.
1) metti il pH-metro in soluzione con pH 4 e se necessario regola la vite
con scritto pH 4 fino a leggere il valore giusto. Gira la vite MOOOOLTOOO
lentamente, comunque l'escursione totale e' su 10 giri. Utilizza
possibilmente un cacciavite da tarature, per intenderci tutto in plastica
con una lamettina d'ottone in cima, se non l'hai ogni volta che controlli la
misura togli il cacciavite. Agita di tanto in tanto la soluzione sotto
misura.
2) Sciacqua il pH-metro in acqua distillata.
3) metti il pH-metro in soluzione a pH 4 (o 10) e regola la vite pH 4/10
fino a leggere il valore giusto.
4) sciacqua il pH-metro in acqua distillata.
Ripeti da 1 a 4 tante volte fino a quando lo strumento segna giusto senza
bisogno di regolazioni. Ignora i centesimi. Usa piccole quantità di
soluzione, ogni volta che inserisci la sonda in effetti qualche goccia di
acqua distillata cade nella soluzione relativa diluendola.
Ciao, Fabio.

Al punto 1) volevi dire pH 7, non 4 naturalmente.
Un saluto
_____________________________________________________________________
Alessandro Rovero - Torino - Italia
e-mail: arovero at tin dot it (arovero chiocciola tin punto it)
home page:  
http://space.tin.it/scienza/alrovero
GAEM home page: 
http://www.gaem.com
it.hobby.acquari FAQs:  
http://www.freeweb.org/freeweb/ghelli/FAQ.htm
_____________________________________________________________________

 Evita di tararlo,
Allora, io sarei più preciso.
Evita di usarlo :-)))
Ma che vuol dire evita di tararlo? :-)))
Se non lo tara, che accuratezza potrà mai avere?
Tanto vale che si misuri il pH mettendo a mollo il suo dito indice...
^_______________________^
Ciao
Walter
_______________________________________________________________
Walter Peris
GAEM Home Page: 
http://www.gaem.com
Antispam attivato. Sostituire "scordatelo" con "iol"
E-mail: 
walte...@scordatelo.it
Personal Home Page: 
http://ftpweb.iol.it/walter.pdn
FAQ di it.hobby.acquari: 
http://www.freeweb.org/freeweb/ghelli/FAQ.htm
ICQ#: 29698846
Socio GAF, CIR, IGC :-)
_______________________________________________________________
Per ottenere un prestito bisogna provare di non averne bisogno.
_______________________________________________________________


Ecco la mia esperienza: dopo l'acquisto ho cambiato le batterie che ho
trovato in dotazione, ho acquistato i liquidi di taratura. Questa e'
un'operazione che faccio periodicamente (devo dire che e' piuttosto
stabile).
Dopo la taratura, la misurazione la faccio su un campione di acqua
dell'acquario non direttamente nella vasca, e aspetto anche dei minuti
finche' non si stabilizza l'ultima cifra decimale. Se poi lo strumento che
hai comprato e' della Hanna instrument modello Checher ti posso dare in
dettaglio i dati tecnici (ho il catalogo).
Ciao

Ciao Giuseppe!
Ebbene si, il mio strumentino è proprio della Hanna: è rosso, con la scritta
Checkers in alto.
Mi mandi un po' di caratteristiche, please?
che dici 90.000 è buono come prezzo?
Ciao e grazie
Claudio

 Evita di tararlo,
Scusa Fabio ma non sono d'accordo.
Lo strumento DEVE essere calibrato quando inserisci un nuovo elettrodo e poi
ad intervalli regolari.
Nel laboratorio dove lavoro i pH-metri sono controllati con tre soluzioni
tampone (4-7-10) ogni mattina, se necessario ricalibrati e, comunque, gli
elettrodi vengono controllati, puliti e gli strumenti ricalibrati ogni
settimana.
La calibrazione è indispensabile per impostare e ri-calcolare la pendenza
della curva di calibrazione (slope).
Per uso hobbistico, una calibrazione settimanale con due soluzioni tampone
scelte in modo da includere il valore da misurare (4-7 o 7-10) è più che
sufficiente.
Ciao
Roberto
--
Antispam attivato.
Sostituisci "AVDBO" con "iol" dall'indirizzo per rispondermi.

 Se non lo tara, che accuratezza potrà mai avere?
Intendevo, un po' frettolosamente ( :-) ), che l'apparecchio viene venduto
gia' tarato, come ho potuto verificare con altri apparecchi, e che quindi
per il momento poteva usarlo senza farsi problemi. Come dice Garagolo, ci
sono necessita' e necessita'. Io ho comprato un pH-metro circa 5 anni fa,
l'ho usato un'estate in una piscina verificando la taratura prima una volta
alla settimana, poi una volta al mese perché praticamente non variava la
taratura ( < 1/10 di pH ). Dopo 5 anni spento, chiuso, batterie finite, l'ho
acceso, comprate soluzioni tampone nuove e lo scarto era < 3/10 di pH.
Sicuramente sbaglio, sicuramente la vostra soluzione e' perfetta, ma forse
non bisogna prendere tutto cosi' alla lettera. O no? :-))
Fabio

Claudio ha scritto nel messaggio ...

Ecco i dati: i modelli Checher sono 3, il piu' economico e' il n. 1, costo
58.000 + iva (l'elettrodo e nero)
il n. 2 e il n. 3 costano entrambi 97.000 + iva.(l'elettrodo e color ambra)
differiscono tra loro per l'elettrodo di misurazione (che e' fondamentale).
il 2 e 3 montano un elettrodo professionale in gel e connettore a vite per
il 2 e BNC per il 3
volendo se hai comprato il n.1 puoi cambiare elettrodo mettendo il 2 o il 3
(52.000)
per il resto i tre strumenti hanno le seguenti caratteristiche:
scala da 0.00 a 14.00 pH - risoluzione 0.01 pH - precisione a 20 gradi +/-
0.2 pH -
deviazione tipica EMC +/- 0.1 - calibrazione su 2 punti - durata batterie
3000 ore in
uso continuo - condizioni d'uso da 0 a 50 gradi  e umidita' a 95%
I liquidi di taratura (secondo me necessari come il pane) sono in bustine e
in flaconi da 230 ml a 12.000 ciascuno (7.01 e 4.01)+ iva.
Spero di essere stato utile.
Ciao

 non bisogna prendere tutto cosi' alla lettera. O no? :-))
Sicuramente non bisogna comperare nulla a scatola chiusa.
Non hai NESSUNA garanzia che uno strumento di misura venga venduto già
tarato.
NESSUNA.
