Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: [FAI DA TE] KONDU Conduttivimetro (lunghetto)

Ciao a tutti,
non riesco a ritrovare il sito dell'autore del KONDU nè
la sua e-mail, se non sbaglio era Dave ?
Approfitto quindi del NG per chiedere a lui o a chiunque
altro lo abbia realizzato se quello che ho appena finito
di assemblare funziona correttamente.
Ho preso il campione da una bottiglia di acqua Fabia,
che risulta dalla confezione avere una
"Conducibilità elettrica specifica a 18°C 583 microS/cm".
Ho versato l'acqua in un bicchiere di plastica,
con il termometro ho misurato 18°C,
quindi ho immerso la sonda in acqua
i valori risultanti sul video e che ho riportato nel KONDU.INI
erano i seguenti:
347.5      18.0        60751.6
ho rieffettuato la misura dopo aver salvato il .INI
ed in effetti i valori risultanti erano molto vicini a
quelli di cui sopra.
Ho smontato tutto, solo poi rileggendo le istruzioni
mi sono accorto che dovevo riportare non il valore
347.5 ma 583.0
Secondo te/voi questo non era importante visto
che in un'altro punto viene detto che quello che
conta era la frequenza ?
Nelle misurazioni successive sarà sufficiente modificare
KONDU.INI come segue ?
583.0      18.0        60751.6
Cioè alterando solo il valore di riferimento della
conducibilità ?
Inoltre volevo chiedervi se cambiando PC, da DESKTOP a PORTATILE occorrerà
rifare la taratura.
Scusate la dabbetaggine ma vorrei un conforto,
visto che non potrò rimontare il tutto prima di
due giorni. :-(
Comunque se funziona è una vera forza, non ho idea di quanto possa costare
un
Conduttivimetro, ma se funziona (e non ho motivi di dubitare)
questo costa al max. 15K ed oltretutto nel mio caso è stato un ritorno
all'adolescenza
quando mi dilettavo a montare circuiti. :-)
Oggi non ricordo più neanche il codice di colori di una resistenza :-(
Saluti bikediablo
_______________________________________________________________
Marco Ricca - ROMA
Personal Home Page: 
http://digilander.iol.it/marcoricca
Home Page it.hobby.acquari: 
http://iha2000.tripod.com
FAQ NG: 
http://www.maughe.it/faq/FAQ.htm
_______________________________________________________________

 Oggi non ricordo più neanche il codice di colori di una resistenza :-(
Meno male che nel circuitino non ci sono le resistenze :-)))
--
Iscrivetevi numerosi alle associazioni acquariofile
Indirizzi a:
http://www.freeweb.org/associazioni/gaf/associazioni.htm
Ciao
          _________________________________________
         |                                         |
         |             Maurizio Ghelli             |
         |                 Firenze                 |
        _|          
http://www.maughe.it
           |
       / )                                         ( \
   ___/ /|  _  Ci sono anche le FAQ del gruppo  _  |\ \___
  (((( ( |_/ )____Buon Natale e Buone Feste____( \ | ) ))))
   \\\\ \_/ /                                   \ \_/ ////
    \      /                                     \      /
     )   _/                                       \_   (
    /   /                                           \   \
   / __/                                             \__ \
Per rispondermi privatamente togliere xy dal mio indirizzo

 Meno male che nel circuitino non ci sono le resistenze :-)))
insomma un pò di resistenza l'ho incontrata,
erano anni che non facevo una saldatura :-)
Grazie
bike

 Oggi non ricordo più neanche il codice di colori di una resistenza :-(
vuol dire che mi inventero' qualche altro gadget per costringerti a
ripassare :-))
Comunque ti confesso che quelle standard le indovino a colpo d'occhio
solo per abitudine, ma per le altre devo star li' un po' a fare la conta
dei colori dell'arcobaleno :-))))
Ciao. Davide
P.S. finora stranamente nessuno si e' lamentato troppo del funzionamento
del trabicolo. Quindi ci sono solo due casi: o funziona decentemente o
fa' cosi' schifo che ogni insulto e' superfluo :-)))

 fa' cosi' schifo che ogni insulto e' superfluo :-)))
Secondo me funziona :-)


 fa' cosi' schifo che ogni insulto e' superfluo :-)))
La risposta te l'ha data Maurizio dandoti dell'ARCHIMEDE PITAGORICO,
se intendeva quello dei fumetti sono d'accordo, altrimenti avrei
detto più Leonardo da Vinci, l'Archimede vero e proprio
(da Siracusa se non sbaglio) era quello degli specchi
quindi utilizzava strumenti semplici per le sue invenzioni,
per cui calzerebbe meglio per DANO, mentre tu stai applicando
la scienza , come fece LDV :-)
Ricordo un bel thread recente con Pietro Sedda sui
termoriscaldatori quando avrò finito di leggere
Camera Ronda per le luci (tostissimo)
attaccherò il vostro thread :-)
Siete entrambi bravi ed utilissimi,
DANO in più quando non si inc.zz. per la pubblicità
è uno dei rari casi di rasserenatore d'ambiente con
i suoi frizzi e lazzi ;-)
Bike
Sent via Deja.com
http://www.deja.com/

bikediablo ha scritto:
Gnao!
[...]
^_^;
Dano
-- 
ICQ 34392001
                    /          \
                   /            \
                  /              \
                 /|              |\
                //                \\
               / \=              =/ \
              /   \=   /=  =\   =/   \
             /     \__/=    =\__/     \
            / ©    /--\=    =/--\    ® \
            \     /=   \=  =/   =\     /
             \   /=              =\   /
            /|\ /=                =\ /|\
           / | \\=                =// | \
          /  |  \|                |/  |  \
          \  |   \                /   |  /
              \   \              /   /
                   \            /

 se intendeva quello dei fumetti sono d'accordo,
Io intendo proprio quello della Disney :-)) Ha progetti che gli escono da
tutti i cassetti e mettendo insime una lampadina e qualche tubetto riesce a
fare il suo assistente :-))))


 mentre tu stai applicando la scienza , come fece LDV :-)
esagerato! comunque, piu' che la scienza, sto' applicando l'arte ... del
risparmio :-)))))
Ciao. Davide

 contenitori di grandezza diversa da' valori diversi.
mmmmm, un po' varia effettivamente, bisognerebbe incollare il sensore
all'interno di un contenitore. O alternativamente andrebbe utilizzato un
sensore coassiale, ma non ho provato.
Ciao. Davide

 prove e ha trovato una marca che va' bene come riferimento?
Ho dei dubbi che si possa usare l'acqua minerale come riferimento, a meno
che sia imbottigliata di fresco (e anche così, continuo a dubitare).
La conducibilità dipende da troppi fattori (primo tra tutti il pH).
Tanto per darti un'idea, le soluzione di calibrazione hanno una durata MOLTO
limitata (a memoria, mi pare 6 mesi massimo, forse anche 3).
Ciao
Walter
_______________________________________________________________
Walter Peris
GAEM Home Page: 
http://www.gaem.it
walte...@tre.it
 (sostituisci tre con iol)
Personal Home Page: 
http://ftpweb.iol.it/walter.pdn
Guarda qualche foto su 
http://digilander.iol.it/WalterP/
FAQ di it.hobby.acquari: 
http://www.maughe.it/faq/FAQ.htm
HP di NG it.hobby.acquari: 
http://iha2000.tripod.com
ICQ#: 29698846
_______________________________________________________________
Ogni tecnologia sufficientemente avanzata
è indistinguibile dalla magia.
_______________________________________________________________

 Camera Ronda
==================:-O
:-DDDDDDDDDDDDDD
Madoooooo.....
Appena se ne accorge...
:-DDDDDDDDDDD
Ciao
Walter
_______________________________________________________________
Walter Peris
GAEM Home Page: 
http://www.gaem.it
walte...@tre.it
 (sostituisci tre con iol)
Personal Home Page: 
http://ftpweb.iol.it/walter.pdn
Guarda qualche foto su 
http://digilander.iol.it/WalterP/
FAQ di it.hobby.acquari: 
http://www.maughe.it/faq/FAQ.htm
HP di NG it.hobby.acquari: 
http://iha2000.tripod.com
ICQ#: 29698846
_______________________________________________________________
Ogni tecnologia sufficientemente avanzata
č indistinguibile dalla magia.
_______________________________________________________________

 limitata (a memoria, mi pare 6 mesi massimo, forse anche 3).
Quindi non c'è altro verso che comperare la soluzione,
x tarare lo strumento??!! ;(
O tu hai un trucchetto???? :)


 O tu hai un trucchetto???? :)
Ho paura di no.
:-))))))
Scherzi a parte, no. Purtroppo, la conducibilità è un parametro un po'
difficile da calibrare.
