Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: segnale elettrodo pH

Sono rattristato.
Ho comprato un elettrodo pH della Aqua-Medic, con l'intenzione di progettare
e realizzare un pHmetro elettronico.
Speravo di trovare nella confezione le caratteristiche tecniche della sonda
ma purtroppo non ci sono.
Ho scritto alla AcquaMedic che mi risponde (sisntetizzo):
"we want to sell our products but not our know how. I don´t have the time to
explain, how to build pH-controller. Sorry."
Insomma, ho speso quasi 80 euro e questi non mi dicono quanto segnale esce
dalla sonda e che formula applicare per ottenere il pH.
Io credo che questi siano dati tecnici, non "Know-How". Non ho chiesto il
progetto di un pHmetro ma solo le caratteristiche di una sonda che loro
vendono anche singolarmente (va be', come ricambio, si).
A parte la polemica (comunque ho scritto di nuovo sperando che mollino)
qualcuno ha una dritta da darmi in merito ?
Ho visto delle formule sul sito della Hanna ma non sono certo che valgano
per tutti gli elettrodi pH in genere.
Ciao
Marco :-(

 explain, how to build pH-controller. Sorry."
Non mi meraviglia. Loro non hanno nessun interesse ad aiutarti a
risparmiare non comprando il loro controller ;-)
Ciao, M.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 risparmiare non comprando il loro controller ;-)
Quanto mi hai detto conferma il mio pensierio che le sonde dovessero essere
più o meno tutte uguali. Quindi che razza di Know-How vorrebbero tenersi
segreto ? Mi hanno molto deluso e la risposta è stata anche piuttosto
scortese. Era meglio un silenzio.
Ok, torno al mio progetto. Sarà una centralina a microprocessore che
controlla temperatura acqua, temperatura fondo, luci e pH.
Praticamente il prototipo è gà finito, mancava solo la parte pH.
Di nuovo grazie !
Ciao
Marco

 Praticamente il prototipo è gà finito, mancava solo la parte pH.
Ottimo. Mi ricorda qualcosa ;-))))


 ha scritto nel messaggio
news:bp0mp9$qvm$1...@news.newsland.it...


 vanno da -400mV a 400mV
No, non mi sono confuso. Da 420 mV (circa) a pH=0 a -420 mV (circa) a
pH=7. Uscita della sonda (circa) -60 mV/pH. I "circa" tra parentesi sono
dovuti alla dipendenza della misura dalla temperatura e dalla sonda.


 ciao Alfa
Ti ringrazio, ciao.
Marco

 temperatura della vasca.
Supponiamo che tutto il sistema sia tarato e operativo per mantenere pH 6.8
a 25 gradi. A un certo punto devo aumentare a 30 gradi la temperatura, per
curare qualche malattia. Rischio di sballare pericolosamente il pH (visto
che il sistema non è compensato) o la variazione è modesta ?
Marco

 ha scritto nel messaggio
news:qw_sb.3445$9k3....@tornado.fastwebnet.it...


 che il sistema non è compensato) o la variazione è modesta ?
Pericolosamente, no.
Siccome misuri valori molto vicini a pH=7 la variazione è trascurabile
dato che la temperatura influisce sulla pendenza del sensore. Per fare un
esempio, nell'intervallo di pH tra 5 e 9 (+/- 2 unità rispetto a pH=7) il
massimo errore che hai tra 20°C e 30°C è di circa 0,04 unità pH tarando il
sensore a 25°C. Forse è accetabile... ;-)
Se vuoi comunque compensare in temperatura, tarando a 25°C, considera che
la pendenza del sensore aumenta di 1/298 per ogni °C quindi, dopo la
taratura, (hmmmm) pH(T)=(pH(25)-7)*(1+((T-25)/298)))+7 S.E.& O.


 sito della hanna instruments
Ahhhh... ecco... perché in un altro post dicevi invece che le "tensioni
vanno da -400mV a 400mV".
Se invece ti riferisci ai valori assoluti, il range da +/-400 mV si ha a
circa 15°C. A 25°C invece il campo di misura è coperto in +/-415 mV e a
28°C si ha circa +/-420 mV. Normalmente si parla di variazioni di 60 mV
per unità di pH o di 59 mV per pH se si vuole essere pignoli. In ogni caso
la distinzione ha poco senso perché l'effettivo range lo stabilisci in
fase di taratura secondo la tua sonda la quale potrebbe generare (ad
esempio) da 410 mV a -425 mV. 
Ciao, M.
P.S. Se ancora non ti fidi, vai a vedere il sito originale dal quale hai
preso il progetto che hai realizzato. Parla di "-60mV/°pH"... 60*7=420...


 taratura, (hmmmm) pH(T)=(pH(25)-7)*(1+((T-25)/298)))+7 S.E.& O.
Ogni tanto voglio un gran bene all'umanità :-))
Il finale sta per Salvo Errori & Omissioni ?
eppoi (ho visto che è stato chiesto più volte senza risposte positive)
conosci un metodo economico per fare delle soluzioni di taratura ?
Marco

 conosci un metodo economico per fare delle soluzioni di taratura ?
Comprarle ;-))))))))
Per realizzarle occorrerebbe una strumentazione di precisione per pesare e
dosare polveri e liquidi che non tutti hanno a casa ed un pHmetro di
precisione BEN TARATO!!!
Perdi un po' di tempo a cercare perché i prezzi variano molto. L'ideale
sarebbe trovare le polveri (in capsule) da aggiungere all'acqua distillata
perché non hanno una scadenza breve come i liquidi già pronti. Usa un
piccolo recipiente stretto per la taratura in modo da usare un
quantitativo minore di soluzione e poi buttala. In questo modo una
taratura ti costa poche decine di centesimi.
Se proprio ti vuoi divertire a farti una "soluzione di taratura" a casa,
sciogli in acqua distillata (a circa 25 °C) tanto bitartrato di potassio
fino a creare una soluzione satura (mescolando bene devono rimanere dei
cristalli non disciolti sul fondo). Il pH della soluzione è 3,56 da 20 a
25°C. Il bitartrato di potassio è usato come reintegratore salino e
nell'industria vinaria quindi puoi provare a cercarlo in farmacia ed al
consorzio agrario.
Ricorda che per tarare la sonda ti servono almeno due punti e uno dei due
deve essere pH=7 a meno che tu non voglia seguire schemi di taratura
complessi e quindi farti la tua soluzione a pH=3,56 non ti risolve il
problema (e forse ti costa di più che comprare un tampone pH=4).


 precisione BEN TARATO!!!
ok, ok. Ti ringrazio nuovamente per tutto il supporto (magari quando sarň al
quibus mi rifarň vivo se avrň problemi).
Ciao
Marco