Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: Taratura Kondu

Ciao a tutti, ho montato il Kondu, anzi, a dire il vero ho dato in pasto 
il progetto ad un caro amico elettromaniaco, che mi ha riportato il 
tutto gia bello che montato, ad un primo test, ho misurato la 
conduttività di un'acqua minerale, ha risposto quasi azzeccando il 
valore in etichetta (+ o - di 40 ns con vari tentativi), senza 
modificare i valori del software di base. Per avere misurazioni più 
precise come posso tararlo? se uso acqua distillata che valore di 
conducibilità presumo ? oppure una precisione ulteriore è impossibile 
con questo apparato ? tra l'altro un accorgimento è portare il campione 
a 20° di temperatura, visto che cammina di 5° alla volta, ed è noto che 
la misurazione dipende dalla temperatura.
Grazie

 con questo apparato ?
Secondo me, se hai un buon campione, e' molto preciso.
--
NO ALLA GUERRA!!!
Maurizio Ghelli - Firenze
www.maughe.it
 Ci sono anche le FAQ del newsgroup
Iscrivetevi numerosi alle associazioni acquariofile
Indirizzi a: 
http://www.gafonline.it

...Tatatura Kondu...
eh eh sembrava il nome di un altro giapponese alla Takashi Amano!!!!
eh eh!!!
saluti loz
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.463 / Virus Database: 262 - Release Date: 17/03/03

Ciao Maurizio
Ci proverò, intanto ho messo in allarme un amico che lavora in una 
farmaceutica per avere acqua iperdistillata e  soluzioni tamponate a ph 
costante, infatti ho messo mano anche al phmetro (sempre con il solito 
amico smanettevole) .
Visto che ho repertato molti "pezzi" del fai da te acquariofilo 
stratificati nel NG farò uno sforzo di documentazione per il sito, per i 
testi sono a buon punto, ma devo scattare un po di foto.
A presto
ALdo
 

Tatatura Kondu, certo :-)))))
Non dirlo se no si materializza per davvero.

ciao,
mi faresti sapere dove hai trovato il software, io ho trovato solo lo
schema.
grazie
dB

Controlla la mail
Ciao

Scusate, in proposito, mi vorrei aggiungere a voi chiedendovi aiuto.
Un mesetto fa mi sono fatto costruire il kondu da un amico, ma non funza.
Ora il processore (microcontrollore o come cavolo si chiama) è un TS555C, va
bene o è quello il problema??
Inoltre per sensori, mi ci ha messo due semplici fili "spellati" (saranno
0,125? boh, comunque quelli finissimi) alla fine e distanziati di mezzo cm.
Cosa c'è che non va (ammesso che i collegammenti siano fatti bene) ?
Ciao David

 Cosa c'è che non va (ammesso che i collegammenti siano fatti bene) ?
Ricontrolla tutto:-)
ciao
Rusty

tratto dal doc allegato allo schema di montaggio
Ciao
Fabrizio
ATTENZIONE: e' FONDAMENTALE utilizzare un 555 versione CMOS. In caso
di dubbio verificare sui datasheet che l'output sia rail-to-rail.
BUONI: LMC555 (consigliato), TLC555, ICL7555, ALD555-1
CATTIVI: uA555, XR-L555M, etc... 
Tutto il resto NON e' critico, si assume una tolleranza del 50% !
Si puo' utilizzare qualunque tipo di diodo per bassa potenza/bassa
tensione (possibilmente tutti dello stesso tipo).
Naturalmente serve anche un connettore maschio da 25 poli per
collegarsi alla porta parallela del PC. Attenzione a non confondere la
parallela con la seriale a 25 poli, che necessita di un connettore
femmina!
On Fri, 04 Apr 2003 22:24:44 GMT, "David" <dav...@liberoDALLOSPAM.it>
wrote:
