Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: Rilevazioni pH e 3 risultati diversi

Ciao a tutti,
volevo un vostro parere su queste rilevazioni del pH del mio acquario
in allestimento:
pHmetro elettronico digitale Milwaukee (regolazione di test eseguita a
pH7) : pH=7,4 (scarto + o - 0.2)
Test a strisce 5 in 1 Tetra: pH=8
Test pH Tetra a reagenti: pH=9
Che devo fare? a chi credere?
Con l'acqua di rubinetto idem: valori rispettivamente 6,4 - 7 e 7,5

 pH7) : pH=7,4 (scarto + o - 0.2)
Devi usare 2 punti per alibrarlo ovvero 2 soluzioni standard
(generalmente una a 4 e una a 7 o a 9)
Cmq non è possibile una differenza così alta (2 uità di pH!!!) sono
troppe ci deve essere un errore da quanche parte

 (generalmente una a 4 e una a 7 o a 9)
beh.. avendo misurato un 7.4 la differenza che si puo' avere tarando o meno
anche sul secondo punto e' minima..
Alessio
-- 
- Mr. Churchill, lei e' ubriaco - Si Madame, e lei e' orribile. Pero' io
domattina saro' sobrio -- Lady Astor e W. Churchill
ICQ Address: 22369130

Ho reimpostato il pHmetro con la soluzione di test 7
Non ha 2 valori di test, ha solo 1 valore di test (Milwaukee ph600).
Dopo averlo ritarato ecco i valori del pH usando la soluzione di test
pH 7:
pHmetro: 7
Tetra 5 in 1: 6,8
Tetra Chimico: 6,5
dell'acquario:
pHmetro: 8,2
5 in 1: 8
chimico: 9
ecco gli altri valori dovessero interessare (gradirei comunque un
vostro parere in merito):
dGH: 21 (tetra chimico) - >16 (5 in 1)
dKH: 19 (tetra chimico) - 10 (5 in 1)
NO3: 12,5 (tetra chimico) - 10 (5 in 1)
NH3+NH4: 0,1 (askoll chimico)
NH4: 0,01 (askoll chimico)
Stavo pensando di prendere anche il chimico della Sera o della Askoll
per il pH.
Per il resto (a prescindere dalla durezza dell'acqua che gia' dal
rubinetto esce cosi') mi sembra che i valori dopo 15 gg. di maturazione
sono discreti.
Grazie per un vostro parere sia sul pH (di quale mi devo fidare?) sia
in generale sui valori dell'acqua.
L'acquario, al momento contiene solo 4 piante e ospitera', se
possibile, 4 oranda, 2 ancy e 3 cory.
Grazie a tutti!

Dimenticavo :
NO2: >0.3 (tetra chimico) - 0 (5 in1)
Di nuovo grazie se potrete illuminarmi.....

pH7) : pH=7,4 (scarto + o - 0.2)
A proposito di questi: come vanno conservati? Io ne ho comprato uno,
pensando fosse uno strumento da prendere, usare e rimettere via come
fosse un termometro, ma mi pare di capire che vada messo in
un'apposita soluzione durante il non utilizzo: che roba č? Dove si
trova?
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

CALIBRAZIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE pHMETRO (a cura di Hanna Instr.)
Quale è la durata di un elettrodo pH?
La vita di un elettrodo pH non è eterna. Dipende da molti fattori,
quali la pressione e la temperatura a cui l'elettrodo è sottoposto, il
tipo di giunzione, il grado di impurità delle soluzione misurate.
È molto influenzato anche dalle corrette modalità di pulizia (durante
l'uso) e conservazione dell'elettrodo (quando non utilizzato).
Per avere un'idea generale della durata, si può pensare che un
elettrodo pH usato in laboratorio possa durare da un minimo di 2 anni
ad un massimo di 4, purchè periodicamente pulito e correttamente
conservato, secondo le modalità indicate nelle Scheda Tecnica "Come
pulire l'elettrodo" e "Come conservare l'elettrodo pH quando non è in
uso".
Con quale frequenza si deve calibrare un pHmetro?
La frequenza di calibrazione richiesta da un pHmetro è molto diversa a
seconda delle applicazioni. Si può andare da una calibrazione al
giorno (in laboratorio) ad una al mese (in ambiente industriale), anche
se nella maggior parte dei casi (ad esempio agricoltura/idroponia)
sarà sufficiente calibrare ogni 10-15 giorni.
In generale, è necessario calibrare quando le misure non presentano
sufficiente accuratezza, oppure non sono stabili.
A questo proposito si vedano anche la Scheda Tecnica "La misura
effettuta dal pHmetro non è attendibile".
Come pulire l'elettrodo?
È consigliabile eseguire la pulizia dell'elettrodo quando la sua
risposta è lenta o le misure non sono attendibili e quando è stato
utilizzato per parecchio tempo, soprattutto in soluzioni aggressive,
inquinanti, molto acide o molto alcaline. Per una corrretta pulizia
immergere l'elettrodo nel liquido di pulizia per elettrodi per 30min.
N.B.: Dopo aver effettuato le procedure di pulizia risciacquare
l'elettrodo con acqua distillata.
Come conservare l'elettrodo pH quando non è in uso?
Per eliminare problemi di incrostazioni ed assicurare un tempo di
risposta veloce, il bulbo sensibile dell'elettrodo pH deve essere
mantenuto umido.
Nel cappuccio di protezione inserire poche gocce di liquido di
conservazione, previa operazione di pulizia.
N.B.: Non conservare mai l'elettrodo in acqua distillata.
La misura effettuta dal pHmetro non è attendibile?
Quando, dopo aver effettuato correttamente la pulizia, la calibrazione
si notano ancora problemi nella misura, verificare quanto segue:
Risciacquare l'elettrodo eliminando eventuali depositi salini.
Se il bulbo o la giunzione sono secchi, porre in liquido di
conservazione per almeno 1 ora.
Se il problema non è ancora risolto, è possibile che l'elettrodo sia
esaurito.

 possibile, 4 oranda, 2 ancy e 3 cory.
mai allevare pesci rossi e derivati con pesci tropicali.
Alessio
-- 
La cosa piu' deliziosa non e' non avere nulla da fare. E' avere qualcosa da
fare e non farla. -- Marcel Achard
ICQ Address: 22369130

 trova?
di solito e' una soluzione satura di KCl.
KCl lo trovi in farmacia, le soluzioni di ocnservazione gia' pronte dove
hai comprato il tester, o nei centri di forniture per laboratori.
Alessio
-- 
'Quanto a lungo puo' vivere una persona senza cervello?' - "Non saprei, tu
quanti anni hai?" -- Bob Philipps
ICQ Address: 22369130

Grazie Alessio della risposta.
In effetti, prima di leggere la tua risposta, ho preso il test della
Sera che combacia perfettamente con quello chimico della Tetra, Il
pHmetro elettronico l'ho riportato al venditore per una verifica ed una
ritaratura, con ogni probabilita' me lo sostituiranno.
nel mentre ho sostituito tutta l'acqua visto le rocce calcaree che
avevo messo ed in effetti il pH da 9 e' sceso ad 8. La durezza e'
quella che e' ma per fortuna oranda e simili sono abituati ad acqua
alcalina cosi' come le 4 piante che ho scelto proprio in base a
resistenza agli Oranda e alla durezza (tra l'altro l'Egeria Densa e'
una calciofila e per il poco che potra' fare abbassera' un po' il KH).
Il venditore mi ha consigliato di mettere un areatore regolato sugli
stessi parametri del timer luci (quindi solo di giorno) perche' gli
Oranda sono "ghiotti di aria". Su vari post ho letto che pero' l'uso
dell'areatore sarebbe consigliato di notte (ma non annullerebbe
l'effetto CO2 delle piante???).
Secondo voi come sarebbe piu' utile utilizzarlo? di notte o di giorno?
e per quanto tempo?
la soluzione di conservazione del pHmetro sembra una rarita'
incredibile.... i piu' grandi negozi di roma ne sono sprovvisti (!)...
triste....
Grazie delle risposte e buona giornata a tutti!

 si notano ancora problemi nella misura, verificare quanto segue:
Manca la cosa piu' importante!!!
Controllare lo stato della batteria!
:-)))))))))))

 triste....
La puoi acquistare on line, direttamente al sito di un noto produttore, 
oppure su almeno un paio di portali del settore acquariofilo.
Prova a cercare con google.
Il prezzo e' elevato, se riuscissi a fartela preparare in una qualsiasi 
farmacia, probabilmente spenderesti un centesimo del prezzo che chiedono 
per il prodotto commerciale.
Ciao

 per il prodotto commerciale.
un centesimo ne dubito. KCl non te lo regalano e per farsi una soluzione
satura ce ne vuole "tanto".
Alessio
-- 
Il problema di essere puntuali e' che non c'e' nessuno li per apprezzarlo".
-- Harold Rome 
ICQ Address: 22369130

 satura ce ne vuole "tanto".
Perche' non hai visto i prezzi :-))

 Perche' non hai visto i prezzi :-))
l'ultima volta che li ho visti mi sembravano simili a quelli delle
soluzioni di taratura.
ricordo male?
Alessio
-- 
La scienza e' sempre imperfetta. Ogni volta che risolve un problema, ne
crea almeno 10 nuovi -- George Bernard Shaw
ICQ Address: 22369130

 ricordo male?
Non posso sapere cosa tu ricordi...posso sapere cosa ho fatto io per il 
mio pHmetro...in ogni caso non ho intenzione di entrare in  un'altra 
discussione di 30 post per discutere se sia piu' conveniente comprarli 
on-line o farseli fare. Non mi interessa, io ho gia' fatto.
Ciao

 on-line o farseli fare. Non mi interessa, io ho gia' fatto.
anche perche' non ho mai detto che non sia piu' conveniente, ma solo che
non ti costa 1/100
la sol. di conservazione costa 10 euro per 250ml, nel primo sito che ho
trovato.
fartela fare ti e' costato 40c/l? eventualmente sono interessato.
Alessio
-- 
L'uomo di Neanderthal e` stato scoperto molto tardi.D'altronde, lo stesso
Neanderthal non e` che ci tenesse a far sapere che stava con un uomo. --
Anatolj Balasz
ICQ Address: 22369130

 Alessio
Ciao
Andrea

 non ti costa 1/100
Il KCl-Retard e' un medicinale in compresse da 600mg (unico principio 
attivo, il Cloruro di Potassio, che viene rilasciato gradualmente dalle 
compresse). Una confezione ne contiene 40, al costo (per le ASL) di 0,06 
euro circa...al pubblico credo che venga 2,6 euro.
Con 14 grammi di KCl quanta soluzione ci facciamo?
:-))
Perche forse conviene iniziare a sbriciolare compresse!
In ogni caso, mi son tolto la curiosita' di verificare se il mio amico 
dice il vero (dato che io non l'ho pagata):
In farmacia, 10 grammi di Cloruro di Potassio costano 0,336 
euro...prontuario alla mano (dal sito della federazione ordini 
farmacisti italiani 
www.fofi.it
), se solo sapessi quanto ce ne vuole per 
fare un litro di soluzione...
Ciao

 com'e', i pratesi :-DDD pero' il prezzo che mi ha detto lui e' circa 0,50/l.
allora mi sa che finito il KCl in polvere comprato in farmacia mi informo
meglio..
Alessio
PS:la posta ce l'ho continuamente sott'occhio.


 fare un litro di soluzione...
bah.. se la soluzione e' satura ho paura che ce ne vogli tanto.
non ho pesato e non ne ho fatto un litro, ma il poco che ho preparato aveva
una solubilita' notevole.. non so se 100g ti bastano.
walter sicuramente ne sa di piu'.. e magari anche google, ma adesso son
troppo assonnato per cercare.
Alessio
-- 
"la squadre sono entrambe in inferiorita' numerica" - radiocronaca
reggina-cagliari 20/11/05
ICQ Address: 22369130