Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: Misura conducibilità "fai da te": idea sensata?

Ciao a tutti...
Mi è venuta un'idea per realizzare un misuratore di condicibilità a
basso costo... ma non so se potrbbe fuzionare o se è una boiata...
Se c'è qualcuno in grado di dirlo... fatevi avanti, che in caso di non
bocciatura totale passo alla sperimentazione...
Si tratta di realizzare un banallissimo circuitino: (il ponte di
wheatstone... ma si scrive così?) composto da 4 resistenze: 2 note, una
variabile e una da misurare...
lo si "alimenta" con una tensione e se ne misura un'altra, che varia al
variare della resistenza regolabile: quando la tensione misurata si
annulla, la resistenza regolabile ha un valore pari a quella da
misurare...
La resistenza da misurare sarebbe data da un tuibicino rigido di raggio
e lunghezza opportune, riempito con l'acqua dell'acquario... dal valore
della resistenza sarebbe banale calcolare quello della conducibilità...
La tensione e il valore della resistenza variabile si potrebbero
misurare con un normale tester, di costo notevolmente inferiore di
quello di un misuratore di conducibilità.
La tensione di "alimentazione" sarebbe data da un piccolo trasformatore
a corrente alternata...
A parte il fatto che sicuramente non mi sono spiegato benissimo,
tralascio i dettagli su come realizzare la cosa in pratica, anche se ci
ho già pensato, e chiedo se secondo voi in linea di principio potrebbe
funzionare... Io ho individuato i possibili problemi:
1) possibile elettrolisi, che falserebbe la misura: la frequenza di 50
Hz è sufficiente ad impedirla?
2) Possibile capacità parassita in parallelo alla resistenza opposta
dalla colonna d'acqua: in linea di massima credo che visti i valori in
gioco si potrebbe trascurare...
3) effetto pelle che ridurrebbe la sezione utile per la conduzione
falsando il calcolo della conducibilità da quello della resistenza...
penso che visto i bassi valori di frequenza e conducibilità in gioco si
potrebbe trascurare...
4) Riscaldamento delle resistenze e dell'acqua che altererebbe il valore
della conducibilità... in teoria penso si possa evitare usando una bassa
tensione di alimentazione e usando due resistenze fisse di elevato
valore...
Insomma, potrebbe dare misure minimamente affidabili o mi sfugge
qualcosa?
      cyà
           Mik
========================================================================
Miky Lauria
Socio GAEM
Per scrivermi in e-mail sostituire il dominio din.don con 
tin.it
========================================================================

CIAO .
Guarda sul sito IHA  ( 
http://iha2000.tripod.com/
 ) che nella sezione fai da
te c'è il conduttivimetro di Dave che costa 2 lire da realizzare e funziona.
Io ho già sperimentato.
CIAO MARCO

qualcosa?
senz'altro si puo' provare, non credo che sarebbero completamente errate :-)
Se il tuo  tester fa' anche misure in alternata, potresti semplicemente
misurare la corrente che scorre nel campione applicandovi direttamente la
tensione; la corrente sarebbe proporzionale (direttamente) alla
conduttivita'.
Occhio! [lo dico per chi non ha molta pratica, probabilmente non e' il tuo
caso] questa e' la classica misura in cui gli errori (=corti accidentali) si
pagano con la bruciatura del fusibile del tester E SPESSO anche con il
danneggiamento dello stesso (nonostante il fusibile) :-(
Ciao. Davide
P.S. il mio Kondu si basa sulla conversione conduttivita'/frequenza; volendo
si potrebbe aggiungere un monostabile (un altro 555) ed un passa-basso (RC)
in modo da ottenere una continua misurabile con il tester o con uno
strumentino ...

 Io ho già sperimentato.
Ti ringrazio per la dritta, non me ne ero accorto, pur avendo già dato
uno sguardo al sito...
In ogni caso mi piacerebbe sapere se l'idea che avevo avuto può
funzionare... un pò perchè ne sono curioso, un pò perchè avendo già in
casa tutto il necessario potrei eventualmente fare subito delle prove a
costo zero...
          ciao e grazie


 tester o con uno strumentino ...
Purtroppo qui mi perdo comletamente...
Faccio elettronica ma il mio (lungo :-( ) cammino è appena agli inizi...
 Ariciao


settimana...
sono convinto che funzionera' senza problemi di elettrolisi o altre
stranezze :-) mi sembra solo un po' scomodo, ma non c'e' ragione per non
provare.
Visto che stai gia' per fare delle prove, posso commissionartene una
supplementare? :-))
Piglia una resistenza variabile di valore max pari a circa 1/10 o meno della
"resistenza" del campione d'acqua (che avrai gia' misurato). Collegala in
serie al campione, alimenta il tutto (magari a 24V AC o superiore) e misura
la tensione _alternata_ ai capi del potenziometro. Il risultato e'
direttamente proporzionale alla conduttivita', in prima appossimazione;
inoltre puoi anche tarare direttamente col potenziometro lo "strumento" [che
parolone per 'sto coso :-)) ]: misura la soluzione campione da 100 uS/cm e
ruota il potenziometro fino a leggere 100mV AC (o 10mV o 1V, dipende).
Naturalmente non sara' precisissimo perche':
1. la tensione del trasformatore non e' stabilizzata e la misura non e' piu'
differenziale
2. il partitore sbilanciato ha notevole distorsione di linearita' alle
conduttivita' piu' alte; conviene tararlo al valore di fondoscala, cosi' ci
si assicura la precisione minima del 9% (1/11)
Ciao. Davide