Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: Conduttivimetro fai da te

Ciao a tutti,
I cugini di it.hobby.elettronica ai quali mi ero rivolto, mi hanno dato
una dritta, anzi un drittone :-))))))))))))))))))))
Guarda caso, come il cacio sui maccheroni, e con che tempismo, sul
numero di gennaio 99 di Elektor, rivista in Inglese, c'e' il progetto 
di un conduttivimetro per...... EBBENE SI :
 
                           A C Q U A R I O
Non ho idea dei tempi, forse un paio di settimane, il tempo di fare
oppure ordinare il circuito stampato, fare la sonda.... e provare.
Per trovare la rivista, ho penato un po'. Dai giornalai nemmeno l'ombra,
ne avro' girati 15 tra la periferia ed il centro. Alla fine sono andato
in uno store di stampa estera. L' ho pagato 13.800, c'e' anche il sito
internet 
http://www.elektor-electronics.co.uk
A presto
Ciao Alfredo65
-----------------------------
e-mail: 
alfredo...@hp.com
-----------------------------
--
Posted from 
atlrel1.hp.com
 [156.153.255.210]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org

oppure ordinare il circuito stampato, fare la sonda.... e provare.
sei nei nostri cuori :-)))))
Ciao
Mocky
Socio GAEM

internet 
http://www.elektor-electronics.co.uk
Non e' che per caso hai lo scanner? :-)
Ciao
          _________________________________________
         |                                         |
         |             Maurizio Ghelli             |
         |                 Firenze                 |
        _| 
http://freeweb.aspide.it/freeweb/ghelli
 |
       / )                                         ( \
   ___/ /|  _  Ci sono anche le FAQ del gruppo  _  |\ \___
  (((( ( |_/ )_________________________________( \ | ) ))))
   \\\\ \_/ /                                   \ \_/ ////
    \      /                                     \      /
     )   _/                                       \_   (
    /   /                                           \   \
   / __/                                             \__ \
Per rispondermi privatamente togliere xx dal mio indirizzo




 Ciao
 
GRRR! Hai messo il dito sulla piaga :-(((
Pensa che ne ho comprato uno 2 settimane fa, per la porta parallela.
La sfiga, che ci vede benissimo, si e' accanita:
sto coso vuole un protocollo, l'EPP, che la mia porta parallela non
supporta. Ci sto lavorando su.
Non e' che tu per caso hai il fax? ;-))
Se non hai fretta, la prossima settimana che passo, se passo, dall'
ufficio te lo spedisco.
Per sommi capi cerco di spiegarti come funziona e cosa usa come sonda;
E' nient' altro che un ohmmetro, solo che la corrente che deve passare
tra gli elettrodi dev' essere alternata, altrimenti con la continua 
inizierebbe un processo di elettrolisi; per questo c'e' un generatore di
onda quadra.
La sensibilita' mi pare d' aver capito e' di 50 microS, l'errore e'
dell' ordine del 5% soprattutto verso valori superiori a 1000 micro
Siemens. Il limite dello strumento e' 1999 microS.
Come sonda vengono utilizzati 2 dischetti in ottone, di diametro 13 mm
con in mezzo un foro da 6 mm. per una superficie di 1 cmq. Questi 2
dischi vengono posti uno di fronte all' altro alla distanza di 1 cm.
come... immagina un rocchetto, nella rivista e' illustato, sarebbe
complicato spiegarlo, pero' alla fine e' abbastanza semplice costruirlo.
Un cavetto schermato RG58U da 15 cm collega la sonda al circuito, il
quale viene alimentato da una batteria da 9 V ed e' fornito di un
display a cristalli liquidi.
Sto cercando di capire come fare per i dischetti, sto pensando di
farne fare un tot, con il tornio, da mio cognato...chissa' se poi si
possono placcare in oro senza fare un mutuo, sarebbe il massimo, niente
ossidazioni. Hai qualche idea ? chissa' il gatto-volante che dice :-)))
Il circuito stampato, codice PCB 980104-1 costa 10,25 Sterline (20,50
dollari), + 4 sterline per la spedizione.
Sto ancora pensando se farmelo io, non e' complicato, oppure ordinarlo,
per la solita cronica mancanza di tempo.
I termini per l'ordine e la spedizione li puoi trovare al sito internet:
http//
www.elektor-electronics.co.uk
Ti indico anche la lista componenti, cosi' puoi farti un' idea:
Resistori (5% - 1/4 W) :
R1 = 470 Kohm
R2,R3 = 1 Mohm
R4 = 4,7 Mohm
R5,R9 = 100 Kohm
R6 = 10 Kohm
R7 = 20 Kohm
R8 = 22 Kohm
R10 = 47 Kohm
P1 = trimmer 10 Kohm 
Condensatori:
C1,C6,C8,C11 = 0,1 microF
C2 = 10 microF - 63V elettrolitico verticale
C3,C10 = 0,22 microF
C4,C5 = 0,33 microF
C7 = 100 microF
C9 = 0,47 microF
Semiconduttori:
D1 = 1N4148
D2,D3 = LED verde 3mm
T1 = BF254A
T2,T3 = BC547B
T4 = BC577B
IC1 = ICL7106CPL (Maxim)
LCD1 = 3,5 display a cristalli liquidi
1 batteria 9V
1 interruttore
1 contenitore appropriato
1 sonda
1 PCB 980104-1 (circuito stampato vedi sopra)


Ciao Alfredo65
Ciao!
       >_<             
ren...@pippo.dsmnet.it
      (. .)                 ICQ 6556706
-+-ooO-(_)-Ooo-+-----------------------------
---- Nota: togli pippo. per rispondermi -----
--------- Pagine di Acquariofilia -----------
--- Homepage 
http://bonomini.freeweb.org
 ----

 Ciao!
 
Si, l'ordine di grandezza e' piu' o meno corretto. Ieri sera, ravanando
in Internet, ho beccato una ditta che commercializza il kit completo, 
non e' specificato ma mi sembra che manchi solo la scatola ed i
dischetti il tutto a 20,67 sterline + 16% VAT + 4 sterline spedizione:
 
http://ourworld.compuserve.com/homepages/stelektron
980104 Conductance tester incl. PCB and display   £ 20,67  $ 34,45
980104-P PCB only                                 £ 10,25  $ 20,50
Dovremmo stare sotto le 70.000, se puo' fa'. Il prezzo spropositato e'
nella basetta PCB, se si sa fare in proprio, il tutto viene proprio a
costare poco, solo il tempo e la soddisfazione...io speriamo che me la
cavo :-))
Per il "placcaggio" vedro', se i risultati sono buoni gia' cosi', la
fede e' salva, la ghirba pure (sai che randellate dalla mogliettina),
altrimenti approfitto dell' offerta e mi compro un casco :-)) Thanks
Ciao Alfredo
--
Posted from 
palrel1.hp.com
 [156.153.255.242]
