Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: info su calibrazione phmetro

Chiedo lumi in merito alla regolazione del phmetro.
Ho un Milwaukee SMS122 e relativi liquidi di calibrazione da Ph4.01 e Ph 
7.01
Ora ogni 15 giorni controllo la taratura, l'ultima volta immettendo la 
punta nel liquido acido mi dava 4,3 ed ho abbassato di 0,3 la calibrazione
Ma inserendo l'elettrodo nel liquido neutro mi dava 6,8 ed ho dovuto 
rialzarla di 0,2!
Come lo calibro correttamente?
-- 
glm2006ITALY
My blog:     
http://glm2006italy.blogspot.com/

 Come lo calibro correttamente?
esattamente come hai fatto.
fai la controprova, rimetti il phmetro nel ph4 e controlla che ti dia 4
poi lo metti in 7 e controlla che dia 7
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Come lo calibro correttamente?
I trimmer per la taratura sono due
Uno per PH 4.01 e l'altro per PH 7.01
Uno sul davanti e l'altro sul retro dello strumento
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 


Chee????
Ma sei sicuro???
Io sul retro non ho nulla.... :(
-- 
glm2006ITALY
My web site: 
http://www.webepc.it
My blog:     
http://glm2006italy.blogspot.com/

 poi lo metti in 7 e controlla che dia 7
è quello che ho fatto ma ho sempre  un po di differenza (per carità alla 
fine stiamo "giocando" su 0,2 gradi ph :D )
Devo farmelo cambiare  in garanzia?


 fine stiamo "giocando" su 0,2 gradi ph :D )
quando lo calibri devi avere il modo (tramite due dimmer differenti,
oppure il 
dimmer è lo stesso ma c'è uno switch) di dire al phmetro
"ora ti imposto il valore 4" (e immergi)
"ora ti imposto il valore 7" (e immergi)
fin qui ti torna?


 Io sul retro non ho nulla.... :(
no pare che qualcosa ci sia:
http://www.milwaukeetesters.com/pdf/SMS110-SMS120-SMS122.pdf
"Adjust the SLOPE calibration trimmer (on the rear)
to display "4.0 pH"."


 Io sul retro non ho nulla.... :(
C'č, tranquillo che c'č.
Poi ........ leggere le istruzioni no?
Troppa fatica??
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 

 Io sul retro non ho nulla.... :(
Per una taratura a 2 punti DEVI avere 2 punti diversi su cui agire.
Se ne hai solo uno, fai una taratura a un punto.
Ma lo devi vedere dalle istruzioni dello strumento.


CAVOLACCI!
Avevate ragione!
Non mi ero accorto della fessura posteriore o,meglio,  credevo fosse 
qualcosa tipo pulsante di reset!!!
Grazie, ora è calibrato
p.s ogni quanto la controllo la calibrazione?


 p.s ogni quanto la controllo la calibrazione?
Controlla il PH dell'acqua di rubinetto.
Il valore č molto stabile nel tempo, quindi se una volta al mese verifichi 
che la lettura sia identica alla precedente non occorre tararlo.
Se cambia il valore allora ritara la sonda. Il mio non č stato tarato due 
volte in 3 anni.
Strano ma vero.
Piů esattamente ho fatto la procedura di taratura una volta l'anno ma senza 
alcun bisogno di intervenire sui trimmer di taratura.
E io avevo acquistato 10 dosi di soluzioni per la taratura.
Mi sa che basteranno fin che campo.
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 

 Mi sa che basteranno fin che campo.
Io ho direttamente preso 2 flaconcini da 250ml di soluzione ph 4.01 e ph 
7.01 ^^
Uso quest'ultima per il controllo?


 Uso quest'ultima per il controllo?
No, hai appena calibrato lo strumento, quindi la lettura del PH dell'acqua 
di rubinetto la puoi presumere esatta.
Segnati da qualche parte il valore che leggi immergendo la sonda in un 
bicchiere di acqua di rubinetto e verificalo dopo un mese.
Se uguale la sonda è ancora tarata, se diverso sarà da ritarare.
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it