Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: (MB) Lo sapevate che ?

Quello che vi dico va in cerca di riscontri.
Lo sapevate che tutti i misuratori elettronici di ph usati in acqua marina e
non espressamente dedicati ( in pratica tutti i modelli ) sono imprecisi.
I misuratori di ph devono essere espressamente dedicati all'acqua marina in
quanto il liquido presente all'interno della sonda differisce da quello
usato in  acqua dolce.
Che ne dite !!!!!!!
Un salutozzo.

 ha scritto nel messaggio
news:kLQH8.86051$CN3.2...@news2.tin.it...


Ciao,
penso abbia ragione Fabrizio.
Non credo che la differenza fra acqua dolce e marina sia importante, quanto
l'uso per misure rapide oppure continuative.
Io, per esempio, ho comprato una sonda per misure continuative anche se ho
l'acquario di acqua dolce.
Tali sonde si riconoscono (almeno quelle della marca uguale alla mia) dal
fatto che hanno un attacco filettato in modo da poterle facilmente fissare,
mediante due dadi e una staffa, sul posto di misura.
Inoltre la mia sonda non ha il cavetto che fuoriesce, ma ha un connettore al
quale si può collegare il cavo che si vuole.
Un saluto,
Ciao, Alessandro.

 ha scritto nel messaggio
news:B%TH8.86462$CN3.2...@news2.tin.it...


 Vi faro' sapere.
Bene!
Ale

 Ciao.
Ciao Reef,
senti, per quello che ne so io, la soluzione elettrolitica contenuta nelle
sonde è sempre KCl.
Ci sono poi 2 tipi di sonde: quelle con elettrolita liquido che può essere
rabboccato (sonde con manutenzione) e quelle con elettrolita in gel che
durano di + ma quando sono finite si buttano.
Infatti, la punta della sonda è una membrana porosa che, pian piano,
rilascia il KCl nelle soluzioni misurate (ecco il motivo del rabbocco).
Non credo che esistano sonde espressamente dedicate all'acqua marina, anche
perchè nei laboratori di analisi, le sonde vengono impiegate per la
misurazione del pH delle più disparate soluzioni chimiche, talune anche
mooooolto più aggressive dell'acqua salata..............
Comunque, io non sono un chimico, per cui potrei anche aver detto
caxxate......:-)
Ciao, Alessandro.

Ma i problemi non sorgono piuttosto quando si usano soluzioni di
calibrazione a pH 4 e 7 anche per il marino, oltre che per il dolce, anziché
usare pH 7 e 9 per il marino? Usando pH 7 e 9 si dovrebbe già migliorare la
precisione, calibrando appunto nel range in cui vogliamo effettuare la
misurazione? A quanto ne so io invece tutte le sonde sono dello stesso tipo,
almeno quelle in vendita per acquari, mentre non tutte le marche offrono la
soluzione pH 9 ma solo la pH 4 e 7.
Ciao!
Stefano.

Ciao Ale , io ho avuto la notizia da un amico il quale è un collaboratore
di una azienda " Italiana " che sta lavorando ad un misuratore elettronico
di ph  lui mi ha detto che questa azienda ha formato un team di biologhi e
chimici e hanno scoperto recentemente questo problema.
In effetti il liquido usato per riempire le sonde è il KC1 3 molare ma ne
sarebbe stato sviluppato un altro proprio perche si sono accorti che le
misurazioni in acqua marina richiedevano un altro tipo di soluzione.
Questo è quello che sono riuscito a scoprire fino ad ora , vi faro' sapere
anche il nome di questa soluzione.
Ciao.
"Reefaddict" <tcidd...@nit.ti> ha scritto nel messaggio
news:Cj2I8.87142$CN3.2...@news2.tin.it...


 wrote:

Ciao A tutti
Posso aggiungere qualcosina alla disussione ?
Ho lavorato per alcuni anni in un azienda che produceva impianti per
industrie chimiche e saponi. E allora ??
Allora mi sono fatto una piccola cultura su come si misura il Ph anche in
processi industriali.
La misura si effettua grazie alla prorietà del vetro ,di cui è composta la
punta dell'elettrodo, di caricarsi elettricamente in maniera proporzionale
al livello di acidità dell'elemento da misurare.
Perciò si crea una differenza di potenziale o tensione tra il lato interno
ed estrno della sonda .
Per misurare questa tensione occorre un semplice millivotmetro con una scala
adeguata che trasforma I mVolt in gradi ph.
Il problema è chiudere il circuito cioè mettere in contatto una capo del
mvoltmetro con la sonda e l'atro capo con il liquido da verificare.
In passato gli elettrodi erano 2 un riferimento ed uno di misura oggi sono
coassiali e l'elettrodo di riferimento è proprio quello con il setto poroso
e la soluzione di 3m kcl che semplicemente chiude il cicuito da un
riferimento costante (o dovrebbe esserlo) .
Cioè è come creare una batteria che genera una tensione costante tra il
liquido ed il mvoltmetro e una tesione variabile (grazie alla proprietà
della punta di caricarsi di ioni) tra il liquido e il mv.
Morale il contatto si è sempre realizzato con la soluzione di KCl o 3moli di
kcl solo di recente sostituito nei moderni elettrodi da un gel equivalente .
Mi pare strano che possa essere sostituito con qualcosa di diverso dato che
nei processi piu gravosi si usa lo stratagemma di crea una pressione del
liquido all'interno dell'elettrodo di riferimento tale creare una leggera
fuoriuscire del liquido stesso dal setto poroso in modo che l'eventuale
aggressività dell'elemento da misurare non risalga ad inquinare la soluzione
A grandi linee dovrebbe essere così
A voi la palla
-----= Posted via Newsfeeds.Com, Uncensored Usenet News =-----
http://www.newsfeeds.com
 - The #1 Newsgroup Service in the World!
-----==  Over 80,000 Newsgroups - 16 Different Servers! =-----