Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: [D] Come si realizzano sensori di Ph, Kh, Gh, Densita', Temp in casa?

Salve a tutti,
prendo spunto da una discussione precedente:
Diciamo che per lavoro mi occupo di microcontrollori ed in particolare
di SoC (e' solo una sigla per indicare una board con tanti componenti
miniaturizzati), e che di conseguenza non ho difficolta' a reperire
certi dispositivi e anche il software per programmarli.
A questo punto mi era venuta l'idea di realizzare un sistema di
monitoraggio (ma non attuazione... costa troppo) del mio acquario.
In pratica un semplice sofware che ogni 10 minuti vada a leggere
i valori di Ph, Kh, Gh, temp ecc. ecc. e li memorizzi. Poi io 
di tanto in tanto ci collegherei il PC di casa e leggerei le 
informazioni. 
Vi faccio notare che se questi sensori si possono realizzare
a basso costo, la cosa e' molto banale da fare!! Quindi se
avete idee su come fare i sensori fatevi avanti.
Io purtroppo sono un Ing. Informatico quindi non ne ho la piu'
pallida idea di come si possano realizzare, ma prometto che
se la cosa mi riuscisse metterei tutto a disposizione di chi
fosse interessato.
Aspetto idee
Ciao
Inviato da 
www.mynewsgate.net

Io purtroppo sono un Ing. Informatico
Non ti preoccupare, ognuno di noi ha qualcosa di cui vergognarsi :-DDDDDDD
Ciao, Marco
-----
..e più lontano vai, sempre meno conosci. (J. Camisasca)
Per messaggi in privato togli "_togli"
Posted from X-Privat Free NNTP server - 
www.x-privat.org

 il pH.
yuhmmm ..... mi dai qualche dettaglio ?
Marco


Feroce questa:-DDD
ciao
Rusty

 ha scritto:

Inviato da 
www.mynewsgate.net

e se facessi un sensore per la conduttivita'???
Per la conduttività ti ho mandato il progetto "kondu".
Con quello già puoi leggere il tutto.. controlla la tua posta.
Magari riesci ad inserirrlo nel tuo progetto :)


yuhmmm ..... mi dai qualche dettaglio ?
Il principio è lo stesso usato per i misuratori continui di CO2. In un'ampolla
trasparente a forma di 'U' rovesciata con una delle due "gambe" aperta (od
altra forma equivalente), inserisci un po' di acqua con KH noto (RO + bicarbonato)
e qualche goccia di blu di bromotimolo. Il blu di bromotimolo è un reagente
comunemente usato nei test colorimetrici per il pH e la CO2. I test che lo
utilizzano li riconosci perchè il colore varia da giallo (pH < 6,5) a verde
(6,5 < pH < 7,0) a blu (pH > 7). L'ampolla deve essere inserita nell'acquario
in modo che la parte aperta della 'U' sia immersa in acqua per consentire l'equilibrio
della CO2 disciolta tra le due soluzioni. 
Fin qui abbiamo un test continuo per CO2 il cui colore varia da giallo a blu
(passando per il verde) in dipendenza del contenuto di CO2 presente in acqua.
Il "trucco" consiste nel rilevare il colore della soluzione con un semplice
colorimetro formato da una comune led giallo ed un elemento fotosensibile (LDR,
fototransistor, fotodiodo). Il segnale dell'elemento sensibile può essere amplificato
per avere un valore dipendente dalla CO2 presente oppure mandato ad un comparatore
per attivare l'elettrovalvola dell'impianto CO2. Il tempo di risposta del sensore
è abbastanza lungo ed è proporzionale alla dimensione della "bolla" d'aria
contenuta nella 'U' (meno aria --> maggior velocità). Il ritardo nella risposta
è utile nel caso del controllo dell'elettrovalvola perché introduce un'isteresi
che impedisce la continua commutazione del solenoide. Il tutto può essere realizzato
con una decina di euro di componenti e qualche ora di lavoro.


 altra forma equivalente), inserisci un po' di acqua con KH noto (RO +
bicarbonato) ..... [cut]
complimenti per la spiegazione e ... alla faccia di "qualche dettaglio"
...... :-))
Mi serve però qualche chiarimento:
1) La soluzione di test non si degrada nel tempo ?
2) Potrei usare un misuratore di Co2 commerciale (tipo quello a campana
della Askoll), mettere un led giallo sul fianco e un fototransistor
diametralmente opposto ?
3) nelle istruzioni dei misuratori di Co2 si dice di mettere acqua
dell'acquario, tu parli invece di acqua con Kh noto. Puoi spiegarmi cosa
cambia ?
Ciao
Marco

Feroce questa:-DDD
Ooops... ingengnere anche tu? :-DDDD


 Ooops... ingengnere anche tu? :-DDDD
No....:-)
ciao
Rusty

cambia ?
In generale poco. Quando nel misuratore metti acqua dell'acquario e reagente,
stai effettivamente misurando il pH di quell'acqua. Il sistema è basato sull'assunto
che, fino al prossimo cambio, l'unica cosa che influenza il pH dell'acqua è
la CO2 immessa. Il problema è che tu misuri effettivamente il pH e non la CO2
disciolta. Finché l'unico sistema di tamponi presente è quello dei carbonati
non ci sono problemi ma se la tua acqua (come spesso accade) ha anche altre
sostanze che influenzano il pH (es. gli acidi umici e fulvici della torba o
di qualche bel legno) la nota relazione tra pH-KH-CO2 non è più valida. Quindi
tu vedi il tuo misuratore di un bel giallo-verde e pensi di avere la giusta
quantità di CO2 quando hai solo un pH 6,8. C'è inoltre un altro problema: anche
in assenza di altri tamponi (condizione ideale), se la tua acqua ha KH=2 il
verde che ti indicherebbe che la CO2 è OK lo hai con (circa) 15 mg/l di CO2
mentre se il KH=8 lo stesso verde ti indica quasi 65 mg/l (oltre il quadruplo)
di CO2!!! 
Se invece nel misuratore metti acqua RO + bicarbonato, sei sicuro che questo
sia l'unico tampone presente e che il pH della soluzione sia dipendente esclusivamente
dalla CO2 che è in equilibrio (dopo un po' di tempo) con quella dell'acquario
ottenendo un misuratore che ti indica l'effettiva quantità di CO2. Dato che
l'obiettivo finale è dosare la CO2, mi sembra più sensato misurare questa...
Il KH della soluzione deve essere calcolato in modo da avere pH 6,8-7,0 con
la concentrazione di CO2 voluta. 


banale:-)
Quello che hai descritto non è tanto diverso da un circuito di misura a quattro
punti che offre i vantaggi già citati...
