Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: Come posso costruirmi un phmetro?

_______________________________     

Walter Ferrari -Sondrio-
Avevo letto solamente il file di istruzioni 1 e 2 per mancanza di
tempo.
Non mi sembra un peccato mortale.
Ecco le testuali parole del tuo file di istruzioni:
Per il funzionamento dell'elettrovalvola del CO2 dopo diversi
esperimenti ho optato per una possibile apertura (se richiesto dal
valore pH ) ogni 3 minuti, questo  permette un perfetto funzionamento
con i reattori di CO2 da me utilizzati e credo anche con la maggior
parte di quelli in commercio regolando opportunamente la pressione del
CO2 in uscita...
Mi sembra proprio che di PH tenuto su range stabili di 0,05 dai valori
impostati non se ne parli proprio.
Non parla nemmeno delle variazioni di PH apprezzabili realmente.
Puoi ben capire che la lettura di questi 2 file possa portare ad
incomprensioni.
Hai fatto bene comunque a correggere la mia imprecisione.
Inoltre intendevo potenziarlo con una sonda redox.
A parte tutto è stato precedentemente chiesto un giudizio sul tuo
apparecchio ed io l'ho fatto!
Comunque sia la polemica per quanto mi riguarda è chiusa quindi ti
prego caldamente di tagliarla.
Ciriciao,
            Andrea.


impostati non se ne parli proprio.
Hai mai osservato un ph-metro in funzione ?
0,05 è un valore veramente piccolo !!! devi tener conto che nel tempo
che trascorre da quando l'elettrovalvola inizia ad erogare la Co2 a
quando la sonda inizia a leggere la variazione (anche la sonda ha un
certo ritardo), ti capita di aver già superato il limite da te
desiderato.
Per ottenere quel tipo di precisione dovresti far lavorare
l'elettrovalvola come una mitragliatrice e buttare un sacco di co2!
Io sono di tuttaltro parere, io credo che non bisogna accanirsi per
ottenere un range così limitato, tolleranze di 0,10 - 0,15 sono valori
ottimali se la variazione avviene nell'arco di alcune ore !
In ragine di questo c'è da riflettere anche sulle funzionalità
dell'elettrovalvola :
mi è stato detto che elettrovalvole da 2w possono non chiudere bene !!
...e allora ??? tutto sommato a noi serve risparmiare corrente,
calore, rumore.
Se l'elettrovalvola ha una piccola perdita, forse è meglio,
trascorrera più tempo tra un'apertura e l'altra!
Ps.: il metodo di Walter mantiene il renge più piccolo! 
 
Ciao.

Ciao.


wrote:
Ma come si costruisce sto Pm-Metro ???????
Grazie
Antonio Tanzillo  
a...@netgroup.it
Marigliano (NA)  
www.netgroup.it/atsoft


Non mi riferivo al ph-metro, ma al modo di diffondere la co2 :
IO uso il sistema in continuo bolla a bolla mentre Walter eroga in una
campana all'uscita del filtro un'abbondante quantità di co2 e fa
seguire quasto da un ciclo di ritardo di 3 minuti.
Entrambi i metodi sono validi, ma quello di Walter oltre a far
lavorare pochi minuti al giorno l'elettrovalvola riesce a diminuire i
ritardi di propagazione della co2 in acquario e la conseguente lettura
da parte del ph-metro.
D'altra parte con questo metodo l'acquario e soggetto a maggior
stabilità di ph, ma a minorr stabilita di contenuto di co2
disciolto... quale sara il sistema migliore .... qui lascio a voi il
deciderlo !!
Ps: l'acquario di Walter è di 470 litri.
Ciao. 

più preciso del tuo!!!
Chi ha tirato in causa il ph-meter di Walter questa volta!
Il tuo è proprio un chiodo fisso.
ciao,
        Andrea.

Il tuo è proprio un chiodo fisso.
Non vedere il diavolo in tutto.... Il cca di Walter, io l'ho costruito
e lo utilizzo, mi sembra ovvio usare quello come termine di paragone.
Mi spiace che tu non abbia raccolto la parte interessante del mio
messaggio, anzi già nel precedente mi hai snobbato dicendo "Ognuno ha
le sue idee."... bhe! questa è un'area di discussione dove si
chiacchera e si discute sulle opinioni, se non sei d'accordo con le
mie affermazioni potresti controbattre e motivare, io leggerò e
probabilmente replicherò, ma questo non è polemizzare ...questo è il
NG!!!
Ciao.

            *** Favourite Soccer team: AC Milan ***
--
Saluti da Dario Arbulla -Cologno Monzese- (MI)
E-Mail 
dario....@iol.it
E-Mail 
ik2...@geocities.com
Home Page 
http://users.iol.it/dario.arbulla
Home Page 
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/5923
Packet Address IK2WPM@IK2OWT

Basta non prenderlo nei negozi di Acquaristica ed il prezzo cala :-))
Infatti. Penso che esistano, almeno in tutti capoluoghi di provincia, negozi 
che vendano prodotti per le analisi di laboratorio.
Basta cercare sulla guida ed in questi casi si puo' risparmiare un bel 20-30%.
Ciao,
Luca

strumento della DUPLA.
Innanzi tutto bisogna fare una grande distinzione tra Ph-metri passivi
e attivi, ove per passivi intendo ph-metri in grado di rilavare il
solo valore e per gli altri quelli che sono in grado anche di pilotare
una elettrovalvola.
Quello a stilo dell'Hanna (80.000 - 150.000 Lire) è passivo.
Quello Dupla, Dennerle, Sera, CCA, ecc ecc sono attivi.
Allo Zoomark la Hanna oltre ad aver presentato un nuovo ph-metro
passivo a stilo ha presentato anche una nuova versione del vecchio
(rosso ...per intenderci) senza sonda, ma con innesto BNC.
Questa cosa è interessante poichè così ci si può comprare una buona
sonda (da questa dipende la precisione) da utilizzare sull'apparecchio
economico, eventualmente sostituendo in seguito l'apparecchio.
Ciao.

Ciao