Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: pHmetri aspetti pratici

A grande richiesta ripubblichiamo l'articolo postato qualche tempo fa'
in merito ai pHmetri elettronici
Dedichiamo un attimo l' attenzione su come si puo' controllare se
il proprio pHmetro ed elettrodo pH siano efficienti:
Premetto che queste prove si possono fare con quegli strumenti che
hanno la possibilita'  di effettuare misure in mV (Redox).
I Phmetri Hanna del tipo HI8014 -HI 8314-HI8424-HI9025 e Delta Ohm
HD8602 e HD8705 offrono queste possibilita'.
Anche altre marche vanno bene l' importante e'  che abbiano anche la
portata in mV;quindi se dovete acquistare un pHmetro di un certo costo
scegliete un modello che misuri anche i mV.
Controllo Strumento:
Una prova banale ma molto importante per verificare l' efficienza di
un pHmetro e'  quella di cortocircuitare l' ingresso dell' elettrodo
pH e controllare il valore in mV sul display,se e' tutto a posto
devrebbe segnare 0 (Zero) +/- pochi mV.
Per mettere in corto l' ingresso fate cosi:
Prendete una graffetta ed apritela,fate in modo di fare entrare una
punta della graffetta nel foro centrale del BNC di ingresso dello
strumento e l' altra punta metterla a contatto con la parte esterna
del connettore,sul display dovreste leggere appuno  Zero +/-2mV.
L' ideale sarebbe quello di connettere direttamente all' ingresso
dello strumento un BNC gia' cortocircuitato.
Controllo degli elettrodi pH:
Per controllare l' efficienza del vs. elettrodo pH prendete una
soluzione tampone pH 7 (siate sicuri che sia fresca),immergete l'
elettrodo e misurate i mV,la lettura deve essere compresa tra -20mV e
+30mV.
Se leggete oltre -20mV (cioe' ad es. -34mV) l'unica e' provare a
cambiare il liquido dentro l' elettrodo (se e' possibile ovviamente).
Se leggete oltre +30mV l' elettrodo e'  da buttare. (Sigh !)
ATTENZIONE:
Questa prova potrebbe non essere sufficiente;infatti se l' elettrodo
e' in corto, sullo strumento leggereste 0mV e quindi sareste
ingannati.
Dovete fare la prova anche a pH4.
Immerso l' elettrodo in tampone pH 4 (fresco o nuovo) i mV dovrebbero
stare circa tra +150 e +190mV
webm...@glasschimica.it
Strumenti elettronici di misura per acquariofilia
www.glasschimica.it



in merito ai pHmetri elettronici
A grande richiesta di chi???????????
Ricordatevi le regole sulla pubblicita' che ci sono in questo NG.
Ciao
          _________________________________________
         |                                         |
         |             Maurizio Ghelli             |
         |                 Firenze                 |
        _| 
http://freeweb.aspide.it/freeweb/ghelli
 |
       / )                                         ( \
   ___/ /|  _  Ci sono anche le FAQ del gruppo  _  |\ \___
  (((( ( |_/ )_________________________________( \ | ) ))))
   \\\\ \_/ /                                   \ \_/ ////
    \      /                                     \      /
     )   _/                                       \_   (
    /   /                                           \   \
   / __/                                             \__ \
Per rispondermi privatamente togliere xx dal mio indirizzo

Ricordatevi le regole sulla pubblicita' che ci sono in questo NG.
Suvvia! Non essere cosi' fiscale.
In fondo il messaggio era tecnico ed abbastanza interessante.
Ciaooo.
Bye .... Paolo Basaglia (
basa...@inrete.it
)
Hey Guy! I hate Winshit'95. I'm an OS/2 man!
I'm strongly against the Death Penalty!!! It's simply barbaric!!!
My home page is: 
http://www.geocities.com/Hollywood/Academy/1453/
     *** Favourite Operating system: OS/2 WARP (just the best!) ***
           *** Favourite Soccer team: AC Milan ***

In fondo il messaggio era tecnico ed abbastanza interessante.
Paolo, che facciamo? ricominciamo la discussione? :-))))
Se non sbaglio il primo scontro sulla pubblicita' l'ho avuto proprio con te
agli inizi del NG :-)))
A parte le battute, Quel messaggio l'ho proprio considerato una presa in
giro. Facevano piu' bella figura se dicevano "abbiamo voglia di fare
pubblicita' e ripostiamo un messaggio gia' postato". Non vorrei che oltre al
messaggio settimanale per ricordare le FAQ ci fosse manche quello per
ricordare che loro vendono phmetri :-) Tieni conto che non e' la prima volta
che si fanno pubblicita' e nessuno ha mai detto niente, e' bene che pero' la
cosa finisca qui, altrimentri anche altre aziende si sentiranno autorizzate
a fare pubblicita'.


a fare pubblicita'.
Ti capisco, pero' io non sono in linea di principio contrario a chi si
fa un po' di pubblicita' se questo contribuisce a farci conoscere bene
il funzionamento di un prodotto nuovo ed interessante.
Sono contrario se questa si riduce invece ad una semplice elenzazione
di un prodotto con tanto di listino prezzi  posto dove acquistarlo.
Insomma: se uno, per esempio,. mi dice: "E' uscito il nostro nuovo
prodotto XYZ, che funzione cosi', cosi', cosi', ... che e' ottimo per
fareq uesto, per questo, questo e questo... "
Insomma, se ci spiega per bene le qualita' del suo nuovo prodotto con
un articolo tecnico, allora la cosa mi sta benissimo, perche'
arricchisce anche le mie conoscenze.
Quelli inammissibili sono i messaggi di vendita con tanto di listino
prezzi e home page, ma questa e' un'altra cosa.
A mio parere tu se un po' troppo fiscale, invece, ma non te la
prendere, la mia e' solo un'opinione e non c'e' nulla di personale,
sia chiaro!
Pace :-)))))))))))))))))


sia chiaro!
Non me la prendo, stai tranquillo :-) In fondo e' vero, sono molto fiscale
su questo argomento. Pero' posso dire che la mia (e non solo mia) fiscalita'
ha fatto si' che questo sia uno dei pochissimi NG dove non c'e' pubblicita'.
Chi deciderebbe e con che metro quale pubblicita' puo' andare e quale no? Io
rimango della mia idea :-)


A mio parere tu se un po' troppo fiscale,
e invece secondo me, Maurizio fa bene ad essere fiscale. Altrimenti,
per gradi, ci troveremmo sommersi da un'alluvione di messaggi
pubblicitari più o meno occulti. Quindi, secondo me, nel dubbio è
sempre meglio dare l'altolà.
Ciao
_____________________________________________
Alberto Scapini - Verona
mailto:
wol...@easynet.it
 .
_____________________________________________
Vuoi vedere qualche foto del mio acquario? Eccole qui:
http://www.geocities.com/Petsburgh/Farm/1507/foto.html
 .

sempre meglio dare l'altolà.
Esiste sempre un'alternativa.
Fare la pubblicità di un prodotto che sia, però, messo a disposizione di
qualche "beta tester" :-)) del gruppo per verificarne la effettiva efficacia
e bontà.
O descrivere SENZA reticenze l'effettiva composizione di certi prodotti per
poter stabilire se mantengono le promesse.
A proposito, visto che siamo in tema... per Maurizio Lodola: hai poi saputo
qualcosa della composizione dell'Aqutan?
Ciao
Walter
_______________________________________________________________
Walter Peris
GAEM Home Page: 
http://www.gaem.com
Antispam attivato :-)). Sostituire "scordatelo" con "iol"
E-mail: 
walte...@scordatelo.it
Personal Home Page: 
http://ftpweb.iol.it/walter.pdn
ICQ#: 29698846
_______________________________________________________________
Non importa quanto costa qualcosa,
ma quanto forte è lo sconto.
_______________________________________________________________