Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: [DOLCE] Test PH

Ciao a tutti e ancora BUON ANNO.
Domandona: per misurare il ph con precisione decimale 6,6 - 6,7 ad es., 
quali test utilizzate? La precisione?
Thanks
Alex (To) 

 quali test utilizzate? La precisione?
che io sappia solo i test con phmetro 


AFAIK ci vuole uno strumento apposito, che viene sui 50-60 euro.
Se ti basta una precisione di 0,2 allora prendi il test liquido della JBL.
-- 
Zio_Gugo
"A Zigo-Zago c'era un mago con la faccia blu,
 sul grande lago navigava con la sua tribų...
 obabaluuuba... obabaluuubaaa..."

 JBL.
Ciao e grazie.
Ho guardato un po' per i pH-metri che ci sono in giro e a parte i prezzi 
(dai 30 € in su) c'č anche un discorso di "rogna" per la taratura, i liquidi 
di taratura & C.
Per quanto riguarda il test JBL l'avevo giŕ visto (č l'unico con passaggi da 
0,2); devo vedere il mio "pescivendolo" ma non mi pare ne sia fornito, 
altrimenti mi tocca prenderlo da un sito dal quale non mi servo normalmente 
(compro ed ho un ordine aperto da PetIngros) con relative spese di 
spedizione.
Chi lo usa di voi dove lo prende solitamente? Qualcuno di Torino e 
limitrofi?
Thanks
Alex (To) 

 Alex (To)
Circa le "rogne" per la taratura direi che di "rogne" non ce ne sono per 
nulla.
Unito al phmetro ti vengono consegnate due bustine, contenenti una un 
liquido acido e l'altra un liquido basico.
Immergi la sonda prima in una bustina e fai la taratura mediante un piccolo 
trimmer presente sull'apparecchio.
Dopo aver lavato con cura la sonda la immergi nella seconda bustina e fai la 
taratura mediante un altro trimmer.
Tutto qui
Tieni anche presente che, se vuoi un controllo efficiente, in particolare se 
hai un impianto a CO2, l'utilizzo di un PHmetro che consenta il dosaggio 
della CO2 č, direi, fondamentale. Inoltre alla lunga diventa il mezzo piů 
economico.
Ciao
-- 
Giampaolo Natali
natalia...@NOSPAMlibero.it 

 Tutto qui
Ciao,
dicevo "rogne" perchč ho letto le istruzioni di un pH-metro e diceva che per 
la taratura si deve fare i passaggi che hai detto te, ok, perň lasciando 
l'elettrodo a bagno nella soluzione per 2 ore. E poi, dopo effettuata la 
misurazione, si deve lasciare l'elttrodo a contatto con una delle due 
soluzioni (imbevendo un batuffolo di cotone per es.).
Se la taratura va effettuata ogni volta devo fare una misurazione diventa 
scomodo, poi magari non ho capito una beneamata mazza ed č molto piů 
semplice il tutto  ^____^''
Il procedimento com'č?
Alex (To) 

 Alex (To)
Il procedimento è che la sonda, una volta tarato il PHmetro, la metti in 
vasca e la lasci lì :-)
Sul PHmetro imposti il valore limite (verso l'alto) di PH che desideri avere 
in vasca e colleghi al PHmetro l'elettrovalvola che comanda l'apertura e la 
chiusura della CO2.
Per prudenza puoi controllare la taratura della sonda una volta al mese, ma 
direi che il controllo lo puoi fare con un test rapido senza togliere la 
sonda dalla vasca.
In sostanza, io uso un PHmetro della Milwaukee SMS 122 per mantenere il PH a 
6,8 e controllando settimanalmente NO2 - NO3 - GH - KH - PH con il test 
rapido della Sera, verifico anche la corrispondenza dei dati con il PHmetro.
E' vero che il test rapido ha una certa tolleranza, ma la verifica è 
abbastanza precisa e nell'ambito di 0.2 di precisione.
Se e quando il PHmetro sballerà provvederò alla ritaratura della sonda (ho 
risigillato le due bustine in dotazione).
-- 
Giampaolo Natali
natalia...@NOSPAMlibero.it 

 In sostanza, io uso un PHmetro della Milwaukee SMS 122 per mantenere
cut...
Ah, ma tu hai quello con sonda e collegato all'elettrovalvola. Io pensavo ad 
un ph-metro portatile, quello da mano intendo, non voglio spendere cifre 
tali. Non per adesso almeno. Il meno che trovo, cosě alla veloce č in 
Germania, 130 e con elettrovalvola
http://www.schneiderbanger.com/product_info.php/info/p328_Milwaukee-SMS-122-pH-Co2-Regler---Magnetventil---Kalibrierloesung.html
Ciao 

 lasciando l'elettrodo a bagno nella soluzione per 2 ore.
Ma no...
Ciao
WP

 Ma no...
Cioč?  ^____^?
Alex (To)