Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: ancora CONDUTTIVITA'

Grazie Maurizio
Mi hai dato un buon punto di partenza da su cui indagare. Sicuramente 
la misurazione dipende da molti parametri, uno dei quali, facilmente 
riscontrabile con un ohmmetro e' l'effetto idrolisi dell'acqua.
Quando si inseriscono i puntali nell'acqua, questi sono sotto 
tensione, e nel caso del particolare strumento trattasi di una 
tensione continua.
E' ovvio che si ha in breve sugli stessi un effetto di ossidazione che 
falsa notevolmente la misura (hai notato che valori bassi ho 
registrato nella mia acqua di rubinetto?).
Per quanto concerne la temperatura dell'acqua concordo con te che la 
conduttivita' cambia al cambiare della temperatura, ma ho notato anche 
che normalmente si tende a specificare xx microsiemens a yy gradi. Ora 
la domanda che mi pongo e': non c'e' una tabella o una curva che mi 
dica come ricavare la conduttivita' ad una temperatura avendo note 
conduttivita' e temperatura di misurazione?
A risentirci presto
Ciao Mauro

 sonda con distanza fissa tra i poli pari a 1mm.
E' possibile stabilire una distanza dei puntali per fare questa misura ?
Per quanto riguarda la temperatura basterebbe trovare la relazione tra
temperatura e la conducibilita'.
-- 
Ciao
 
          _______________________________________
         |                                       |              
         |          Maurizio Ghelli              |
        _|              Firenze                  |_                 
       / ) 
http://www.ipsnet.it/netpages/room52/
 ( \            
   ___/ /|  _                                 _  |\ \___       
  (((( ( |_/ )_______________________________( \_| ) ))))    
   \\\\ \_/ /                                 \ \_/ ////    
    \      /                                   \      /     
     )   _/                                     \_   (        
    /   /                                         \   \         
   / __/                                           \__ \       


Bologna, 
ARPA in zona universitaria (non ricordo l'indirizzo)
ha tutta una serie di attrezzature per chimica e laboratori vari,
e tra le altre cose, tempo fa gli ho visto un conduttivimetro che
costava sotto le 200 mila, ovviamente ne aveva anche di piu' cari e
precisi...


Per una corretta/precisa misurazione occorre corrente alternata
(fonte: Walter Ferrari http:\\
www.ggg.it
\allestimenti\)
Io possiedo un conduttivimetro Hanna Dist 3 (quello a stilo - colore
azzurro).
La taratura viene eseguita immergendo gli elettrodi in un apposito
liquido, il quale è consigliabile portare alla temperatura in cui
solitamente vengono fatte le misurazioni.
Comunque il conduttivimetro è in grado di compensare le misurazioni
alle differenti temperature (il valore di compensazione è 4%).
La misura della conducibilità viene espressa in microsimiens per
brevità, ma la corretta unità di misura è microsimens al centimetro (o
millimetro... cavolo non ricordo!) mS/cm.
Quindi è possibile usare qualsiasi distanza tra gli elettrodi, purchè
poi si effettui la dovuta divisione.  
Ciao

 poi si effettui la dovuta divisione.
E' assurdo ma non ho mai visto un conduttivimetro, comunque leggendo
qua e la ho scoperto che sulla conduttivita' non esiste uno standard!
Spesso negli articoli si parla di mS a nn gradi, altre volte solo di mS,
altre ancora mS a cm cubo; ma un povero diavolo come fa a paragonare
la conduttivita' del proprio acquario con quella di un altro se non =
esiste
un vero metro? (0 gradi centrigadi e' la temperatura di fusione =
dell'acqua=20
distillata e da li non si scappa)
Ma poi esiste un metro?
Sempre piu confuso
Mauro =20

Ma poi esiste un metro?
Due parole sulla misurazione della conducibilita' dell'acqua...
Dal momento che in acquario non e' fondamentale sapere quanta
conducibilita' effettivamente ci sia in vasca, perche' non dobbiamo
fare prove di elettronica, ma semplicemente e' una misurazione
effettuata per rilevare appunto la composizione carbonatica effettiva,
ottenendo una lettura COMPARATIVA superiore alle misurazioni di Kh e
Gh.
Il misuratore che ho visto io si riferisce ad una misura su un cm, e
ovviamente la conducibilita' viene espressa in microsiemens ad una
certa temperatura, ma dal momento che in tutti gli acquari, quella
certa temperatura e' sempre e costantemente in un raggio che va dai 25
ai 30 gradi, il valore della temperatura viene tralasciato.
(se mi misuri le pure e fresce acque di una sorgente alpina che sgorga
a 4 gradi ovviamente devi considerare anche la temperatura, altrimenti
no....)
Quindi, fondamentalmente quando si legge che il valore di
conducibilita' ottimale per un discus e' 300, significa che e' 300
microsiemens per un centimetro in acqua ad una temperatura di 28-30
gradi. (di certo non tieni i discus a 20 gradi!)

On 18 Mar 1997 23:34:29 +0100, 
DOMI...@mail.dec.com
 (Mauro

so che la Hanna instruments ne produce a costi inferiori alle 100 mila
al dettaglio.......per la precisione della misura non so'......
Flavio Spada