Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: [Semi OT] Circuito stampato per controller pH

Ciao a tutti,
scusate il semi OT ma credo che possa interessare a
qualcuno che abbia un po' di "confidenza" con un saldatore.
Se qualcuno è interessato alla realizzazione del controller pH,
suggerito da Federico Giove nel suo articolo della CO2 e
non ha tempo o voglia di farlo con una millefori,a breve metterò
a disposizione di chi vorrà farne uso,scaricandolo dal mio sito
(darò l'indirizzo URL quando sarà pronto),un file JPG,realizzato con Corel,
con il quale si potrà realizzare il circuito stampato.
Per ulteriori chiarimenti contattatemi in e-mail privata.
--
Ciao,
Antonio
----------------------------------------------------------------------------
Antonio Lettieri - Udine - Italia
E-Mail: 
alet...@iol.it
Sito Web: 
http://www.freeweb.org/hobby/aquariumreef
----------------------------------------------------------------------------


Beh..... che aspettiamo ??? Che significa "tra breve" ??? :-DDDDD
WOW !
==================================================================
Visita la mia vasca autocostruita (frutto delle nozioni del NG) su:
http://iha2000.tripod.com/vasche/robertov.htm
==================================================================
mailto:
r.van...@rimuovi-qui-compixsistemi.com
 - Roberto Vanzetti
Tel. 
++39 06 3311.1797
 (ric. aut.)
Fax: 
++39 06 3311.1798
==================================================================

Ciao a tutti,
ecco come promesso il link per scaricare il file ZIP
dal mio sito 
http://www.freeweb.org/hobby/aquariumreef/controllerpH.htm


 WOW !
Va bene,va bene!.....Eccolo qua....:-DD
Ecche tutta 'sta fretta :-)))))


 
Scusa, ma loschema elettrico con relativa lista di componenti, dove si
trova.
Grazie Gianluca

 trova.
Vai su 
http://iha2000.tripod.com/
 e clicca sull'icona "CO2",
nell'interessantissimo articolo di Federico Giove troverai l'indirizzo
che ti serve :-)


Ciao a tutti,
purtroppo, solo ieri sera sul tardi, mi sono accorto di aver
commesso un errore sul circuito stampato:
Il piedino di C301 e il piedino di R300 non sono collegati
con la tensione Vreg.Pertanto,chi avesse già realizzato il
circuito,può correggere l'errore saldando uno spezzone di
filo isolato che dai due piedini suddetti vada a collegarsi alla
tensione Vreg.Per chi invece non l'abbia ancora fatto,basta
scaricare dal mio sito il file corretto.
Grazie e scusate per l'inconveniente!


Ciao a tutti,
sempre per chi è interessato,ho aggiornato i file "Controller_pH.doc" e
"Controller_pH.htm":sono stati aggiunti,oltre alcuni link che mancavano,
come si effettua la taratura(per chi non "mastica" l'inglese) del
controller e alcuni punti del circuito che non erano stati esaurientemente
descritti prima :].
Inoltre,ho cambiato il link della pagina nella quale si effettua il download
dello ZIP che è: 
http://www.freeweb.org/hobby/aquariumreef/fai_da_te.htm


 dello ZIP che č: 
http://www.freeweb.org/hobby/aquariumreef/fai_da_te.htm
A mo si che andiamo quasi daccordo :-)

 > dello ZIP che č: 
http://www.freeweb.org/hobby/aquariumreef/fai_da_te.htm
Non so chi altri del Ng abbia provato a fare tale circuito io avevo iniziato
con lo sbroglio del circuito elettrico ma siccome non mi trovavo in alcune
parti ho deciso di fare quello dello stampato montato il tutto il primo
settaggio della tensione 11,50V mi va pero il secondo di 7V non mi va mi da
0,69V e non mi varia variando R300 allora volevo sapere se qualcuno di voi
aveva montato tale circuito per capire se sto sbagliando io oppure se ci sta
un errore magari sfugito a Lettieri nello sbroglio dello stampato.

 un errore magari sfugito a Lettieri nello sbroglio dello stampato.
ti premetto che non ho mai montato il circuito pero', a naso, quel
valore di 0.69V farebbe pensare ad un componente invertito o errato,
U300 o U400. Se la tensione sul pin 3 di U300 varia muovendo il
potenziometro ed il pin 1 e' alto (>7V), prova a togliere U400; se
invece misuri 0.6-0.8V il problema e' U300.
Ciao. Davide


Come scritto sul ogetto ho trovato il problema e lo gia segnalato a
Lettieri.
Il problema è che non avendo fatto lo speculare quando ha disegnato il lato
componenti nel fare lo sbroglio non si è accorto che inrealta quando si
monta l' integrado dasopra si trova tutti i piedini invertiti :-(((
Per ovviare acio nelfratempo che non si rimodifica il circuito basta montare
gli integrati saldandogli dal lato rame stessa problema lo si potrebbe avere
anche con i trimmer che pero piegando un po i piedini si risolve.
Mi sa pero che si sono fottuti gli integrati quindi per ora non posso andare
aventi con il settaggio le tensioni si sono alzate ma penso a causa di tale
errore essendosi probabilmente fottuti gli integrati non riesco a variare le
tensioni di riferimento.

 anche con i trimmer che pero piegando un po i piedini si risolve.
Stesso problema,stesso errore:-)


 monta l' integrado dasopra si trova tutti i piedini invertiti :-(((
hai visto che c'ho preso, qualcosa di invertito c'era :-)) mi e'
capitato anche di peggio ... dopo aver sbrogliato il canale destro di un
amplificatore stereo, ho fatto canale il sinistro _speculare_ invece che
copiarlo pari pari :-)) chissa' cosa avevo bevuto :-)))
Gli integrati ti conviene cambiarli visto che costano 2 lire; in questo
tipo di failure a volte il danno non e' evidente (apparentemente
funzionano ma le correnti di ingresso aumentano enormente).
Ciao. Davide

 invece misuri 0.6-0.8V il problema e' U300.
Allora rifacendo lo stampato modificando qualche piccola cosa ora mi fnsiona
la taratura della tensione di alimentazione quella dei 7V e quella del
setpoint.
Pero sia che metta o che non metta la sonda Leggo sempre 10,85V e variando
R352 o R354 non varia nulla :-(
Ho dei dubbi sulla sonda PH anche se alcune misure che ho fatto me la danno
per buona.

 per buona.
vado sempre a naso ... per prima cosa, finche' non sei certo del
funzionamento di U400, fai le misure con un volmetro sul pin 7 (in modo da
verificare la funzionalita' del blocco U300B).
Un primo candidato e' R352; per vedere se e' lui: [1] togli la sonda e
cortocircuita gli ingressi [2] togli momentaneamente R353 [3] togli R352 ed
al suo posto salda 2 fili su cui salderai una resistenza da 1-2K.
Se ora misuri 6-8V sul pin 7 significa che il problema era il potenziometro:
saldato male o difettoso; altrimenti uno dei pin 5 o 6 e' saldato male. Se
ora ottieni valori decenti sul pin 7, rimonta R353; se ci sono ancora casini
controlla R354 (improbabile).
Se invece sul pin 7 hai valori normali, il colpevole e' U400; controlla le
saldature sui pin 5 e 6 e che il negativo di alimentazione sia
effettivamente collegato al pin 4 (occhio alle saldature "fredde").
Ciao. Davide

