Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: conduttivimetro Hanna vecchio modello

Ieri sono andato da pescivendolo locale per scroccare un test del ph dato
che avevo finito il reagente e mentre eravamo dentro il suo retrobottega
incasinatissimo dove tiene vasche di quarantena impianto ad osmosi e una
marea di cianfrusaglie in disuso ho notato assieme a una miriade di
boccettine di test vari, 5 test elettronici tascabili della Hanna tutti
della vecchia serie e tutti lasciati li da dio solo sa quanto.
Quando gli ho chiesto perchè non li usasse più lui mi ha risposto che erano
tutti rovinati e inutilizzabili...  secodo lui pure quelli per la
conducibilità (che da quello che so dovrebbero essere eterni come durata a
differenza di quelli per il ph)... dopo un pò di insistenza sono riuscito a
farmi dare quello con range tra 10-1990 ms per meno di 10 euro.
Arrivato a casa ho comprato le batterie e l'ho rimesso in sesto pulendo per
bene gli elettrodi... ora mi chiedo.. come faccio a verificare che funzioni
correttamente? per ora l'ho tarato usando 2 marche di acqua minerale una
dichiarata per 125 ms circa e l'altra per 400 ms e dell'acqua
demineralizzata per ferri da stiro... per ora sembra tenere la taratura che
gli ho dato e sulla base di questa taratura mi rileva circa 10/15 ms per
l'acqua demineralizzata.. che dite? è attendibile? li spendo i soldi per la
soluzione di taratura apposita? ci sono modi "casalinghi" per verificare se
funziona correttamente? Qualcuno ha ancora questo modello di
conduttivimetro? (quello vecchio della hanna tutto squadrato azzurrino con
un numero 3 stampato sopra e il display a solo 2 cifre con un piccolo 10
scritto in alto)
Ciau


ciao
probabilmente è il modello che si chiama DIST-3, non dovrebbe essere così
vecchio..
La cosa che mi viene in mente, così su due piedi, è di provarlo con l'acqua
distillata per uso iniettabile che si compra in farmacia. Quella dovrebbe
avere conducibilità all'incirca nulla.
ciao
Claudio

 farmi dare quello con range tra 10-1990 ms per meno di 10 euro.
Se funziona, riesci a prenderne un altro? :-D
Ciao
s
-- 
Stephen McPuppa
Il sito del NewsGroup IHAq: 
http://www.ithobbyacquari.org
---------------------------------------------------------
Attenzione: anti-spam attivato, per scrivermi in privato
sostituisci 'sMcPuppa' con 's della puppa' senza spazi.
---------------------------------------------------------

ad un prezzo "onesto" dovresti poter trovare le boccette dei "liquidi" di
taratura.
Sono presenti anche su RS
Tieni presente che sul corpo dello strumento c'è un trimmer da tarare....
se ne trovi un'altro di quei cosetti...:-D
Xover

 ci sono modi "casalinghi" per verificare se funziona correttamente?
Mi sembra che quello che hai usato sia appropriato allo strumento,
potresti fare una cosa in piu`:
chiudi ermeticamente i contenitori delle soluzioni campione che hai usato
in modo che non evaporino, dopo qualche giorno ripeti la misura e vedi se
riottieni gli stessi valori. La ripetibilita` della misura e` un buon
parametro per valutare lo stato dello strumento.
Su qualche PC o CD o floppy di backup dovrei avere delle formule che mi
danno la conducibilita` in funzione della normalita` di una soluzione di
NaCl, della temperatura e della frequenza. Potrebbero essere utilizzate
per prepararci soluzioni campione adatte ai nostri scopi a basso prezzo.
Ora le cerco e le metto in una pagina sul mio sito web in php per testarle
(mi servira` l'aiuto di qualche chimico per scrivere due righe di
commento :-) ).
Poi passero` tutto a Stefano per 
http://www.ithobbyacquari.org
Ciao
Franco
-- 
|- Franco Moglie - Ancona - Reply su indirizzo A PERDERE, per        -|
|- risposte private utilizza 
f.mo...@bbbbee.unian.it
 SENZA le 'b'   -|