Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: [M] cosa misura esattamente l'idrometro?

Cari amici del NG,
mi sorge un dubbio: il densimetro che uso io è quella bacchettina di
vetro con sotto il termometro che cambia il suo galleggiamento
a seconda della densità dell'acqua e che credo si chiami idrometro.
Ora cosa misura lo strumento in questione: la densità o il peso 
specifico?
Grazie.
Marco
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Ciao Marco.
L'idrometro misura le variazioni di livello di un corso d'acqua.
Il densimetro misura il peso specifico di un fluido.
Ciao, Graziano

 Il densimetro misura il peso specifico di un fluido.
Scusa, ma la tua risposta è sibillina. Ho detto che credo si chiami
idrometro, forse no. Fatto sta che lo strumento è quello che ho
descritto e cioè quell'asticella di vetro che galleggia.
Cosa misura, la densità o il peso specifico?
(La fascia in verde mi sembra vada da 1.020 a 1.024).
Grazie,


Ciao Marco.
Scusami, non volevo essere "sibillino".
Quello che alcuni chiamano idrometro è in realtà un densimetro.
Il densimetro, cioè lo strumento che usiamo per conoscere il "grado di
salinità" dell'acqua, misura il peso specifico. La fascia verde si riferisce
al valore di densità accettabile per la maggior parte degli acquari marini.
Quindi se la tua lettura è all'interno di questo intervallo dovresti stare
tranquillo.
Attenzione però, perchè questi strumenti sono tarati per una lettura a 20°.
In caso di temperature diverse, occorre fare una correzione. Se fai una
ricerca nei 3d di circa 2 o 3 mesi fa, mi pare di ricordare che qualcuno
abbia postato un indirizzo con una tabella di conversione.
L'idrometro invece è quell'asticella graduata che spesso si vede sulle
spalletet dei ponti o sugli argini, e che serve soltanto a misurare
l'altezza dell'alveo di un corso d'acqua.
Scusami ancora se non sono stato chiaro prima.
Ribadisco: il densimetro misura il peso specifico di un fluido.
Ciao, Graziano

> Ribadisco: il densimetro misura il peso specifico di un fluido.
Sono d'accordo cn te ma nel leggerti mi è sorto un interrogativo ...
Come si chiama lo strumento che misura la "densità" ?
Ciao
Gipo

> Come si chiama lo strumento che misura la "densità" ?
Mi pare si chiami picnometro.
Ciao
WP

Ciao Gipo
Una domandina più semplice no, eh? ;-))
Se per densità intendi la viscosità, (per capirci il miele che
nell'accezione comune viene definito più "denso" dell'acqua), allora lo
strumento si chiama viscosimentro, che è uno strumento costituito da un
rotore e da uno statore (un cilindro pieno e un bicchiere che lo contiene)
con uno spazio tra i due, nel quale viene versato il fluido da testare. La
misurazione del momento torsionale sull'albero del cilindro, da' la misura
della "resistenza"  alla rotazione data dalla viscosità del fluido (il miele
offre una resistenza maggiore dell'acqua, per cui è più viscoso, o come si
dice comunemente, più denso).
Se invece per densità intendi il rapporto tra massa e volume, lo strumento è
sempre il densimetro. Effettivamente sarebbe più corretto utilizzare la
parola densità, e non peso specifico, in quanto densità è il rapporto tra
massa e volume, dove la massa il rapporto tra forza e l'accelerazione
gravitazionale (deriva dalla legge di Newton F=m*a), mentre il peso
specifico è la forza peso dell'unità di volume. Non farti trarre un inganno
dalla parola peso, la quale viene comunemente utilizzata sia per indicare la
massa (cioè la quantità di materia), sia la forza peso di un oggetto, ma il
significato corretto di peso, almeno in fisica, è solo il secondo....
Quindi la confusione può essere generata dall'uso di termini impropri.
Spero di essere stato chiaro, anche perchè ho dovuto rileggermi quello che
ho scritto almeno un paio di volte, per essere sicuro di non aver scritto
castronate....
Ciao, Graziano

Ciao Walter
Il picnometro misura la densita reale di solidi, granulari e polveri.
Usa la tecnica di spostamento di fluidi (generalmente gas)
Solo che io ancora mi chiedo che cosa intenono per densitŕ....
Ciao, Graziano

 Solo che io ancora mi chiedo che cosa intenono per densità....
Forse il peso specifico?
Ciao
WP
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Ciao Graziano,
scusa ma mi si sono confuse ulteriormente le idee.
Credevo che il peso specifico fosse il rapporto tra un certo
volume di liquido (ad es. acqua di mare a 27 C con salinità
pari al 35 ppm) ed uguale volume di acqua distillata alla stessa
temperatura. In tal caso non avrebbe unità di misura.
Usando l'eq. di stato dell'acqua di mare contenuta nel sito
http://ioc.unesco.org/oceanteacher/resourcekit/M3/Converters/SeaWaterEquationOfState/Sea%20Water%20Equation%20of%20State%20Calculator.htm
indicato qualche tempo fa da Rovero, si trova che a 27 C con 35 ppm
di salinità la densità è di 1.02272 (g/cm^3)
per l'acqua pura (salinità a 0), invece, è di 0.9965 (g/cm^3).
Il loro rapporto è di 1.02629 (che dovrebbe essere il peso specifico,
forse).
Illuminatemi!


 forse).
Perfetto, la densità è un rapporto tra massa e volume e va riferito sempre
ad una temperatura, ad esempio per un'acqua di mare con salinità=35 per
mille a 25° C la densità in g/cm3 è circa 1,023
Il peso specifico è un rapporto di densità e quindi una misura
adimensionale; nel nostro caso il peso specifico a 25° C della stessa acqua
è 1,023/0,9970739(densità dell'acqua pura a 25°C) = circa 1,026
Ah, dimenticavo, il densimetro in vetro, vedi se ha due indicazioni tipo
25/25 o 20/20 o 15,56/15,56.
Se è uno strumento ad uso scientifico le due indicazioni sono la temperatura
di riferimento e la temperatura standard.
Metti che indichi 25, significa che:
- se l'acqua dell'acquario ha anche 25 gradi quello che leggi è il peso
specifico dell'acqua
- se l'acqua dell'acquario ha + o - di 25 gradi quello che leggi è una
"lettura di densimetro" e va corretta per la temperatura del campione per
avere il peso specifico
Alcuni che conosco tipo i Tropic marin sono tarati a 25° C
Ale

 Marco
Ciao, Graziano

 specifico o di densità.
Scusa,
ma per me è un fatto fondamentale dal punto di vista pratico.
A 27 C, volendo tenere 35 ppm di salinità cosa deve misurare la mia
benedetta asticella: 1.023 o 1.026?
Nel secondo caso si troverebbe al di fuori del campo segnato in verde
...


Ciao Marco.
Doverbbe essere 1.023.
Vedi se questa tabella ti aiuta un po:
http://www.seraitalia.com/educational/guide/marino/pagina_6.htm
Ciao, Graziano

 Una domandina piů semplice no, eh? ;-))
Beh, non credevo di sollevare un problemone cosě grosso :-))
Grazie 1000 x la risposta piů che mai esauriente
Gipo