Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: Buon Conduttivimetro a tutti :-)

PER TUTTI:
    Ho "deciso" che il mio conduttivimetro ultra-economico e' preciso
perlomeno quanto quelli "a penna", per cui ho messo schema ed istruzioni in
rete: 
http://dave9000.webjump.com
Non e' che mi sono alzato ottimista stamattina :-)) mi sono documentato un
minimo (ringrazio ancora una volta Franco Moglie) ed ho avuto la conferma
che anche gli strumenti commerciali fanno opportune "approssimazioni", per
cui alla fine si arriva a prestazioni equivalenti ... senza contare che il
punto critico, per tutti, e' la calibrazione. ATTENZIONE: l'aggeggio costa
poco (<10K£) ma occupa la porta parallela del PC! non lamentatevi che il
Printer-Switch vi fa' lievitare il costo :-))))
Ci vogliono 30/60 minuti a montare il tutto; naturalmente bisogna aver gia'
preso in mano il saldatore qualche altra volta :-))) mi raccomando! se
lasciate fili svolazzanti non lamentatevi che vi si e' fuso il PC :-)))))
Provate e fatemi sapere. Buone misure. Davide
PER CHIMICI, MARINAI ET SIMILIA :-):
    Mi rivolgo a voi per una conferma circa la relazione
conduttivita'/temperatura. Utilizzando i dati di alcune tabelle sulla
conduttivita' dell'acqua di mare, ho estrapolato una relazione del tipo:
   S = S0 * exp( 0.0317393 * (T-T0) )
La curva fitta molto bene con altre approssimazioni di tipo polimoniale
calcolate per soluzioni di normalita' unitaria. Sicuramente, per questo
strumentino, basta ed avanza! ma, per pura curiosita', mi piacerebbe
conoscere la relazione generale.
Nessuno ha sotto mano il Silvestroni? :-))
Ciao a tutti. Davide

 rete: 
http://dave9000.webjump.com
Fantastico!
Ma, Dave, dove ;-) l'hai trovato un server cosi' "rapido"??  :-))))))))
--
Ciao da MioMao!
_______________________________________________________________
Venghi anche lei alla CasaPagina 
http://www.casapagina.it
___________________________MioTag v1.0___________________________
"Woman must be a genius to create a good husband." Balzac

Peccato ti ho letto troppo tardi, ho appena comprato un conduttivimetro
Hanna a 90.000, ne sono comunque molto soddisfatto, è della serie nuova e
misura fino ad 1 miscroS con precisione 2% e calibrazione automatica della
temp.
Se lo avessi saputo prima ci avrei forse pensato su, grazie comunque
Ciao
Simone

Troppo tardi!!!!!
Ne ho appena comprato uno della Hanna con risoluzione 1microS e precisione
2% a 90.000 se lo avessi saputo prima ci avrei pensato su!! Sono comunque
soddisfatto :-)
Ciao & grazie
Simone

Grandissimo Dave! Grandissimo per davvero!!!!!!!!!!!!!!!!!:D
Maronna che geni ci stanno in sto' NG!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D
Patty
--
http://www.rddiagnostics.com/Spinelli.html
http://www.rddiagnostics.com/aquaria.html
Siete tutti invitati!
Patty
--

Ciao Davide
mi interessava realizzare una versione Windows del tuo programma
con Visual Basic. Se ti č possibile puoi spedirmi il sorgente?
Vorrei provarci.
--
Ciao,
Antonio
----------------------------------------------------------------------------
Antonio Lettieri - Udine - Italia
E-Mail: 
alet...@iol.it
Siti Web: 
http://www.freeweb.org/hobby/aquariumreef
 
http://digilander.iol.it/acquarium/
----------------------------------------------------------------------------

Ma, Dave, dove ;-) l'hai trovato un server cosi' "rapido"??  :-))))))))
l'ho cercato apposta, sono in gara con Marco Milanesi :-))
Marco: trema! questa volta il bradipo d'oro sara' mio :-))))))))))))))))
Ciao. Davide

>Maronna che geni ci stanno in sto' NG!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D
Piu' che geni, cromosomi :-)))))))))))))))))
Aspetta di vedere i messaggi del primo che brucia la seriale scambiandola
per la parallela, vedrai che c..o che mi fa' :-)))))))
E mi raccomando, non asciugate il cane nel microonde, chi ha orecchie per
intendere..... :-)))))
Ciao. Davide
P.S. 'azz, mi e' venuto in mente solo ora che ci sono davvero anche seriali
a 25 poli !! Occhio gente, non sbagliatevi :-)))) (probabilmente non succede
niente perche' e' tutto protetto e le porte dei PC sono "toste", pero' non
si sa' mai ... )

si sa' mai ... )
Tranquillo, la parallela e' femmina la seriale e' maschio
.....e' i connettori gay non li hanno ancora inventati !! ;-))))
Ciao
Sergio

 Marco: trema! questa volta il bradipo d'oro sara' mio :-))))))))))))))))
ahahahahahahha :-))))))))))) Comunque mica scherso! Mi sa che il Bradipo
d'ora lo vinci davvero! Ieri sera ero connesso (da casa di mio cuggggino)
con ISDN... ed era piu' lento che a casa mia a 56k!! :-)))))))))))))


...

quasi quasi lo prendo anche io ... e' portatile e non soffrira' del
millennium bug :-)))))))))))))))))))
Scherzi a parte, adesso che sono un po' piu' nel merito, posso dirti che
90K£ mi sembra un prezzo assolutamente ragionevole per uno strumento "stand
alone" ... anche una realizzazione fai-da-te costerebbe qualche lira, gia'
solo per lo strumentino indicatore ed il contenitore, ed infatti ho cercato
di risparmiare proprio su tutto :-)
Ciao. Davide

Tranquillo, la parallela e' femmina la seriale e' maschio
vero, ma se esci di casa convinto del contrario, compri il connettore
sbagliato, non si scappa :-)))))
Ciao. Davide



