Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: Elettrodi pH informazioni tecniche

Cominciamo da oggi una rubrica in merito agli strumenti d'analisi
delle acque dedicato all'acquariofilia.
GLI ELETTRODI Ph uso e manutenzione:
1 - La Conservazione è vitale
Gli elettrodi a vetro combinato vanno sempre riposti in recipienti 
contenenti la soluzione usata per riempirli.In molti casi questa è KCl
3mol.Se un elettrodo con elettrolita KCl 3mol viene lasciato per lungo
periodo immerso in acqua distillata,il cloruro di
argento(AgCl)precipita 
all'interno del setto poroso.Questo è dovuto alla bassa solubilità 
dell'argento cloruro in acqua distillata contenuto nel sistema di 
riferimento (granuli marroni),rispetto a quella del KCl 3mol. La 
conseguenza iniziale è un rallentamento della misura;quando il setto 
poroso raggiunge un elevato stato di ostruzione si riduce la pendenza 
(slope) e l'indicazione non si riesce a stabilizzare.
Risoluzione problema: Lasciare l'elettrodo per una notte immerso in
NH3 
conc.,quindi risciacquare con acqua distillata; infine lasciar 
ricondizionare in soluzione tampone pH4 per circa un'ora. In molti
casi 
è sufficiente questo trattamento per riscoprire che l'elettrodo
funziona 
di nuovo.
2 - Cristallizzazione
Se si scoprono dei cristalli all'interno del sistema di riferimento 
dell'elettrodo a vetro combinato , le possibili cause sono due:
•La temperatura nel locale dove si trova l'elettrodo è molto bassa.•
L'elettrodo è stato riposto con il foro per il riemoimento aperto 
(condizione necessaria solo per la misura).
L'inconveniente che si verifica è il rallentamento della misura e a 
volte la completa mancanza di misura.
Risoluzione problema: Lavare l'elettrodo con acqua calda,agitare fino
a 
quando il KCl si scioglie (se necessario aggiungere dell'acqua 
distillata dal foro di riempimento). Infine cambiare l'elettrolita 
rimettendo del nuovo KCl 3mol.
N.B. I piccoli grumi di colore marrone (AgCl) sono necessari per il 
funzionamento dell'elettrodo,rimpiazzarli se cambiando l'elettrolita 
fuoriescono dall'elettrodo. 
3 - Le proteine danneggiano il setto poroso
I latticini e molti campioni organici contengono proteine che, per 
ragioni ancora sconosciute, si depositano prevalentemente nel setto 
poroso ostruendolo,originando gli stessi problemi esposti al punto 2.
Risoluzione problema: Immergere l'elettrodo settimanalmente per 2 ore
in 
una soluzione composta da pepsian al 5% in HCl 0.1 mol. e quindi 
risciacquare in acqua distillata. 
4 - Acqua per il lavaggio
Gli elettrodi che vengono usati per le misure in ambienti non acquosi,
vanno frequentemente immersi in acqua distillata per non alterare le 
parti in vetro degli elettrodi (lasciare almeno 1 ora a settimana).Il 
miglior modo per effettuare misure in ambienti non acquosi consiste 
nell'utilizzo di un sistema di elettrodi separati nel quale
l'elettrodo 
di riferimento permetta l'uso di un elettrolita di riferimento più 
appropriato.Prestare attenzione all'accoppiamento di elettroliti; 
assicurarsi che non formino dei precipitati quando si mescolano. 
5 - Per i mali estremi,estremi rimedi
Se il setto poroso è ostruito perchè si sono fatte misure in soluzioni
che contengono corpi solidi o che reagiscono con Ag e Cl, rimuovere
con 
delicatezza le sostanze che otturano il setto mediante l'uso di una 
limetta per unghie. Questo rimedio porta generalmente a miglioramenti 
notevoli nella misura; bisogna però fare attenzione a non forare il 
setto poroso poichè altrimenti si rovina irreparabilmente l'elettrodo 
Glasschimica laboratory Snc
http://www.glasschimica.it/acquari1.htm
webm...@glasschimica.it


webm...@glasschimica.it
Grazie.
Intervento illuminante :-)))
Ora la pulizia degli elettrodi non dovrebbe essere più un problema.
Speriamo.
Aspettiamo il resto su altri strumenti di misura.
Lancio un'ideuzza:
calibrazione e conservazione dei conduttimetri.
Ciao
Walter
_______________________________________________________________
Walter Peris
GAEM Home Page: 
http://www.freeweb.org/associazioni/gaem
Antispam attivato :-)). Vedere sotto l'indirizzo reale.
E-mail: 
walte...@iol.it
Personal Home Page: 
http://ftpweb.iol.it/walter.pdn
_______________________________________________________________
Se non li puoi convincere, confondili.
_______________________________________________________________

di nuovo.
mmmmm, interessante ! Non e' che ho qualche speranza di ridare vita al
mio elettrodo ?
Ciao e grazie
Sergio

mio elettrodo ?
Prova con la respirazione bocca a bocca :-)))


Caro Walter, concordo con te, ma devo associarmi a Sergio nel richiedere una
"traduzione" del testo.
Saluti
Piero
Email: cfa...@TOGLIMIccesse.it
Elimina 'TOGLIMI' per rispondere privatamente.

setto poroso poichè altrimenti si rovina irreparabilmente l'elettrodo
Anche questo è chiaro.
Provate a grattare con molta delicatezza.


_______________________________________________________________
Di che mi vuoi convincere, visto che con tutta 'sta chimica mi stai
decisamente confondendo ??? No, non la faccio l'iscrizione al GAEM !!
;-)))
Ciao
Sergio

> Alla fine pero' non ci hai detto cos'e' 'sto KCl....
Dai che ci provo! Potassio cloruro, che nella concentrazione di 3mol č
usato come liquido di riferimento nelle sonde dei pHmetri.
A proposito, dove compro KCl 3 mol che devo giusto sostituirlo nella mia
sonda? Non si puň comprare in farmacia, vero?
-- 
_______________________________________________________
Alessandro Rovero, Torino, Italy
e-mail: 
aro...@tin.it
 - ICQ#: 18935000
Personal page: 
http://space.tin.it/scienza/alrovero
Member of GAEM (Gruppo Acquariofilo Erpetofilo Milanese)
GAEM home page: 
http://www.freeweb.org/associazioni/gaem

decisamente confondendo ??? No, non la faccio l'iscrizione al GAEM !!
Allora non ti spiego più niente. Cicca cicca :-P
Ciao
Walter
_______________________________________________________________
Walter Peris
GAEM Home Page: 
http://www.freeweb.org/associazioni/gaem
Antispam attivato :-)). Vedere sotto l'indirizzo reale.
E-mail: 
walte...@iol.it
Personal Home Page: 
http://ftpweb.iol.it/walter.pdn


sonda? Non si può comprare in farmacia, vero?
Perché no?
Prova a chiedere.


a 1 litro con acqua bidistillata (o RO).
Ciao Walter,
mi hai chiarito quasi tutto (quasi) e così sono a chiederti:
(data la nefandezza delle domande ti consiglio la lettura quando sei mooolto
calmo e, magari, dopo una buona tazza di camomilla concentrata.-))) )
1) Il tipo di elettrodo descritto come si riconosce?
E', per esempio, quello della mia "sondina" portatile della Hanna inst.?
(Non ricordo il modello esatto, ma se vuoi te lo comunico).
2) Il KC.....(comediavolosichiama, Raspaolo al mio confronto è un genio
della chimica-)))))) ), che in un altro post viene definito "liquido di
riferimento per le sonde dei Phmetri" coincide (non urlare, ti prego) con un
qualche liquido di taratura o con qualcos'altro di già pronto o va reperito
come preparato (polvere od altro) e poi miscelato?
(La preparazione di soluzioni (o miscele, o come si chiamano) mi terrorizza
molto)
3) Quando parli di 223.68 g (voglio vedere a misurarli)  di sale, intendi il
sale di potassio? (che ha a che fare con quello da cucina o quello per
marino?)
4) Visto che il testo originale sottolinea che "in molti casi questa è KCl",
se così non fosse come si può determinare cosa la sostituisce (istruzioni a
parte)?
5) Un'ultima cosa: se l'elettrodo viene lasciato asciutto nella custodia
(quella originale, fatta a mo di tappo, di plastica) cosa può succedere?.


(quella originale, fatta a mo di tappo, di plastica) cosa può succedere?.
Si fotte :-)))
Devi rigenerarlo come detto sopra a  seconda del tipo di danno che
riscontri.
Di solito hai una variazione nella concentrazione dell'elettrolita.
Devi ripreparare la soluzione di KCl e sostituirla.


Allora non ti spiego più niente. Cicca cicca :-P
e dai, solo quest'ultima !!! daidaidai !
senno' continuo a chiamarti Peeris ;-)))
Ciao
Sergio

senno' continuo a chiamarti Peeris ;-)))
:-|


 delle acque dedicato all'acquariofilia.
Bravo/a/i! (non so in quanti sei/siete) :)
Informazioni come queste sono mooooooolto utili e moooooolto gradite :-)
Grazie!
-- 
Ciao da MioMao!

Da quanto hai detto mi sembra che si debba perdere più tempo a custodire un
PHmetro che a star dietro a 10 acquari.
E pensare cha avevo deciso di comprarmelo :-))))
Non ne esiste un bel modello con solo ACC e SPEGN ? :-)))
Ciao
--
Paolo Bernardi
ROMA
p.ber...@sintecom.com

Non ne esiste un bel modello con solo ACC e SPEGN ? :-)))
Sě. Il tuo ditino :-)))))


Walter
Intanto vi devo ringraziare a nome proprio della Ns. azienda in quanto
l'idea ha avuto un successo incredibile,tanto e' vero che siamo
sommersi di messaggi......l'idea e' nata proprio per aumentare la
conoscenza sugli strumenti scientifici di misura in campo acquariofilo
non tanto spiegando la teoria ma parlando proprio di problemi pratici.
Sono anni che come ditta vendiamo strumenti di misura come
pHmetri,conduttimetri,ossimetri e abbiamo sempre notato (specie in
acquariofilia non abbiatene a male...) come questi vengano usati male.
E' ns. intenzione quindi mettere a vs. disposizione la ns. esperienza
per conoscere quelle che sono le problematiche PRATICHE sull'uso di
questi strumenti.
Infatti presto parleremo di conduttimetri i quali hanno comunque meno
problemi dei pHmetri.
Cordiali saluti


>sonda? Non si puň comprare in farmacia, vero?
Il KCl 3M si prepara cosi:
Sciogliere in 1 Lt. di acqua distillata 223,7gr di Potassio
cloruro.....prova a fartelo preparare in farmacia.......

Ciao da MioMao!
Sono da solo come titolare della Glasschimica di Modena.
Grazie spero di esservi utile.


Sergio

Grazie spero di esservi utile.
Certo.
Ricordo che qualche tempo fa avevi sommerso il NG con messaggi pubblicitari,
a cui era seguito un poderoso flame di Maurizio (e forse di qualcun altro)
:-))).
Ovviamente, quando l'intervento è mirato ad aumentare la cultura
acquariofila senza essere un mero messaggio pubblicitario, è sempre ben
accolto e utile a tutti.
Speriamo di rileggerti presto.


questi strumenti.
Benvengano questo tipo di messaggi-lezione !!! :-))))
Ciao
Sergio
PS: Dai, dicci come ti chiami !!

:-))).
Sono sempre in agguato, pronto a mordere :-)))))
Ciao
          _________________________________________
         |                                         |
         |             Maurizio Ghelli             |
         |                 Firenze                 |
        _| 
http://freeweb.aspide.it/freeweb/ghelli
 |
       / )                                         ( \
   ___/ /|  _  ci sono anche le FAQ del gruppo  _  |\ \___
  (((( ( |_/ )_________________________________( \ | ) ))))
   \\\\ \_/ /                                   \ \_/ ////
    \      /                                     \      /
     )   _/                                       \_   (
    /   /                                           \   \
   / __/                                             \__ \
Per rispondermi privatamente togliere xx dal mio indirizzo