Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: Aiuto PH,Ca (lunghetto)

Ciao a tutti,
Finalmente il mio aspirante reef o meglio mini reef é partito. (110 l.netto)
Ho inserito circa 11 Kg di rocce vive, (prevedo di inserirne delle altre +
in la, ...visto i costi, ...sigh!) ed un sacchetto di aragonite viva, ho
miscelato l'acqua distillata x RO con i R**f C*****l e già a questo punto ho
avuto qualche problema,(Non sono sicuro del corretto funzionamento della mia
bilancia,verificherò, ma ho dovuto inserire circa 300g. di sale in più
rispetto a quelli previsti, 33g. x l.)per far si che la densità raggiungesse
il valore di 1023. Ciononostante il valore dopo 24 ore é di 1022,5.
A questo punto START.
Dopo 24 ore ho misurato i seguenti valori:
Temp:      25°C
Densità:   1022,5
KH:         12
Ca:          380
PH:          8.5 (Sia la sera che il mattino)
Nitriti:       Assenti (< 0.1)
Ora volevo sapere se secondo voi il PH é eccessivamente alto e se dovrò
correggerlo, se si come?
    Il Ca invece é troppo basso, secondo voi é il caso di correggerlo, o,
visto che sono trascorse solo circa 48 ore dallo START é meglio aspettare?
    Per curiosità ho misurato il PH dell'acqua RO avanzatami (36 ore dopo)
ed é risultato pari a 6, secondo voi é il caso che cambi fornitore?
Ciao e grazie a tutti coloro che avranno un po' di pazienza per rispondermi.
SagY

 SagY
-- 
ciao, geppy

 ed é risultato pari a 6, secondo voi é il caso che cambi fornitore?
Mannaggia! Sarà sarà stato scritto 100000 di volte. Non ce l'ho con te,
scherzo :-)) Il pH dell'acqua RO non significa proprio nulla di nulla.
Un'acqua quasi distillata è priva di tamponi e basta che ci aliti sopra
(letteralmente) che il pH crolla.
Alessandro
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Grazie per le risposte.
Grazie ai vostri consigli ed al NG ho imparato molte cose quindi il mio
acquario se funzionerà sarà anche per merito vostro.
Il densimetro é il SeaTest a lancetta, ...azz ci hai azzeccato. Quindi, mi
consigli di provare a confrontarlo con qualcosa di più preciso?
Ciao
SagY


 SagY
Era quello che sospettavo, per questo chiedevo marca e modello! :-))))))
Questo densimetro (diceva Alessandro un po' di tempo fà) è tarato per 
misurazioni ad una temperatura più bassa dei 25°; una volta conmparato e 
definito lo scarto, potrai usarlo senza problemi.-
-- 
ciao, geppy

 Questo densimetro (diceva Alessandro un po' di tempo fà) ...
è effettivamente "compensato in temperatura" come dice il produttore,
nel senso che tra i 20 e i 30°C la lettura non cambia
significativamente, meno di 0.0005. Il problema è che è accurato ma
impreciso, ovvero se lo usi 20 volte sulla stessa acqua per 20 volte ti
darà la stessa lettura, solo che questa lettura è sbagliata! Gli scarti
possono essere decisamente forti, puoi leggere 1.026 quando sei a 1.023
e viceversa.
Tuttavia, per non spendere soldi un sistema c'è: cerchi un negoziante o
un amico con un conduttivimetro e ti fai fare una lettura precisa, metti
di misurare 53 mS/cm a 25° C con un conduttivimetro ben tarato. A questo
punto, visto che 53 mS/cm a 25°C è pari al 35 per mille di salinità (la
media alla quale puntare) questo deve corrispondere a un peso specifico
di circa 1.026 sul SeaTest (peso specifico e non densità, mi
raccomando). Se non misuri 1.026 sulla stessa acqua, allora devi
annotarti di quanto la tua lettura sia sopra o sotto il normale, metti
ad esempio che tu legga 1.024 invece di 1.026: dovrai sempre considerare
di aggiungere "a mente" 0.002 ad ogni lettura del densimetro.
Il bello della faccenda è che se fai una adeguata manutenzione al
Seatest (lo lavi sempre in acqua dolce, lo lavi con un po' di aceto ogni
tanto, ecc.) sei ragionevolmente sicuro che indichi (nell'esempio)
sempre 0.002 in meno del reale per qui basta che lo corregga tu
mentalmente.
Puoi anche farti un segno col pennarello sul punto "ideale" e non
pensarci più.
Spero di essere stato chiaro :-)


 Alessandro
-- 
ciao, geppy

 media alla quale puntare)
Quindi confermi 1026 e non 1023 come indicato su più siti, libri, sali, etc.
o sto capendo fischi per fiaschi?
Ciao
SagY


Non è colpa tua, i libri non sbagliano, io neanche ;-), i siti non lo so
(dipende), i sali.. fregano un po'. E' che la materia è piuttosto
complessa :-) vediamo un po'.
La salinità media delle acque superficiali dei luoghi dai quali
provengono la maggior parte degli animali che alleviamo è intorno al 35
per mille
(
http://www.animalnetwork.com/fish2/aqfm/1997/nov/features/1/default.asp
)
Quindi supponiamo che noi vogliamo mantenere il 35 per mille di
salinità.
Queste sono le relazioni:
Salinità = 35 per mille corrisponde a
Densità a 25° C = 1,0233 g/cm3 (uno virgola zeroduetretre) = 1023,3
g/dm3 (milleventitrè virgola tre)
Peso specifico a 25° = 1,0263 (uno virgola zerodueseiquattro) (senza
unità di misura)
Conducibilità a 25° C = 53,006 mS/cm (cinquantatre virgola zerozerosei
millisiemens al centimetro)
(vedere Frank Millero, Chemical Oceanography, 1980. L'equazione è anche
visibile alla pagina:
http://ioc.unesco.org/oceanteacher/resourcekit/M3/Converters/SeaWaterEquationOfState/Sea%20Water%20Equation%20of%20State%20Calculator.htm
)
Lo strumento SeaTest misura il peso specifico (sopra c'è scritto
"specific gravity") e non la densità, quindi SE (SE) fosse preciso
dovresti puntare a poco più di 1,026
Il peso specifico è il rapporto tra la densità del campione alla
temperatura di riferimento e la densità dell'acqua pura alla stessa
temperatura. Essendo un rapporto di densità è una grandezza
adimensionale, cioè non ha un'unità di misura.
Quindi:
A 25° C un cm3 di acqua di mare con salinità 35 per mille pesa 1,0233
grammi e questa è anche la sua densità, cioè un rapporto peso/massa.
A 25° C un cm3 di acqua pura pesa 0,9970739 grammi e questa è anche la
sua densità.
Il peso specifico è il rapporto 1,0233 / 0,9970739 = 1,0263030654
GUARDA GUARDA ! Una densità di circa 1,023 a 25° C significa un peso
specifico di circa 1,026 !
Capito l'arcano? 


 grammi e questa è anche la sua densità, cioè un rapporto peso/massa.
                                                           ^^^^^^^^^^
un rapporto peso / volume


Grazie mille per la risposta, non ci sarei mai arrivato da solo!
Dato che tu usi 40gr di Istant Ocean, io posso usare le stesse dosi con  i
Reef Crystal per verificare la precisione del mio SeaTest?
Se fosse preciso misurerebbe 1.026?O mi sbaglio?
grazie SagY