Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: Phmetro della Hanna

Ciao a tutti
volevo sapere cosa ne pensato del Phmetro digitale portatile della
Hanna modello "Checker"
Io comincio a pensare di aver buttato i soldi, ma volevo da voi
conferma o smentita.
Dalla confezione si legge che ha una precisione di + o - 0.01 ed un
errore di + o - 0.2 (!!!)
Mi da l'impressione che abbia una notevole "inerzia"; mi spiego:
Quando effettuo la taratura uso un liquido a Ph4. Se subito dopo la
taratura misuro l'acqua dell'acquario.....mi prende un colpo visto che
mi da un Ph di almeno un paio di punti sotto il valore dato prima
della taratura. Se aspetto mezz'oretta il valore ritorna circa a
quello di prima della taratura.
Adesso ho cominciato a fare cosi' per la taratura:
Immergo nel liquido a Ph 7 e aspetto una mezz'oretta, accendo e
aspetto altri 10 minuti; regolo;
Immergo nel liquido a Ph 4, mezz'oretta, accendo, 10 min e poi regolo.
Altra mezz'oretta, misuro l'acqua
Totale: 1 ora e 50 minuti.........
Niente male per uno strumento digitale, meno male che lo avevo
comprato per non dover combattere con provettine e scale
colorimetriche !!!
Taratura:
Faccio un esempio:
Immergo nel liquido a Ph 7; misuro 7.15; giro la vitina di taratura
circa di 1/2 giro antiorario e mi indica 6.99; allora rigiro piano
piano in senso orario la vitina fino ad ottenere il 7.00.
L'inconveniente e' che per aggiungere quel 0.01 ho dovuto rigirare la
vite in senso  orario di 3/4 di giro ovvero un quarto di giro in piu'
rispetto al 1/2 giro iniziale !!!!
Misurazione quotidiana:
Immergo nel mio marino mediterraneo e leggo 7.9 (azz...basso !)
aspetto 10 minuti col Phmetro acceso e mi da 8.15. Lo spengo, lo
riaccendo e mi da 8.15 di nuovo.
Non ho mai provato a lasciarlo per una mezz'oretta acceso.....
Siccome vorrei superare il Ph di 8.2 e' gia' un pochino che aggiungo
il Sera Ph Plus al mio acquario ma...... il Ph rimane stabile a "quel
valore" (quale ? comincio a non saperlo !)
Ma non e' che niente niente il Ph mi e' arrivato a 12 e non lo so ?
(niente paura, l'acquario  e' ancora vuoto.......)
Insomma secondo voi il valore buono e' quello che mi da all'inizio o
dopo 10 minuti ? o dopo 2 giorni ? ;-)
Insomma, che mi dite su questo "qualcosametro" ?
Che faccio torno alle vecchie care e imprecise boccettine di reagenti
?
A proposito del Sera Ph Plus, quindi, non mi sembra che questo
funzioni.... ma e' un tampone od un alcalinizzante ? dal comportamento
sembrerebbe un tampone, visto che non mi alza il Ph in breve tempo.
Sbaglio ?
Il Kh e' a 11 (o perlomeno lo era prima di cominciare con Ph plus).
Secondo voi dovrei cambiare prodotto ? Innalzare ancora il Kh ?
Insomma cosa fare con questo Ph che mi rimane inchiodato a (sembra !)
Ph 8.1 ?
Grazie in anticipo
Sergio

...


 
Il problema dei phmetri economici risiede proprio nell'errore: non posso
accettare un + o - 0.2 su una lettura. Posso soprasedere sui problemi di
taratura e sulla lentezza della lettura ma dopo voglio essere gratificato
dalla precisione e in questo caso, per esperienza personale, non è così.
Una buona sonda per il pH all'ingrosso (vedi catalogo Hanna Instruments)
costa solo lei L.200.000 - L.300.000 più dopo l'apparecchio. Quindi secondo
me se si vuole avere una buona precisione serve almeno mezzo milione
altrimenti è meglio andare avanti con i test liquidi.
Ciao.
-- 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Armondi Marco by AQUARIUM 2000
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Guarda io lo uso come ormai ben sai,l'unico problema che ho è il
reperimento dei due liquidi a ph 4 e 7 come l'ho comprato ho fatto
diverse comparative con il mio test della Sera e non mi posso
lamentare,daltronde come si fa misurare il ph con una precisione di
0.1 con i test colorimetrici? 
Saluti da Dario Arbulla
E-Mail 
dario....@iol.it
 (primary)
E-Mail 
ik2...@geocities.com
 (secondary)
Home Page 
http://users.iol.it/dario.arbulla
Home Page 
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/5923
Packet Address IK2WPM@IK2OWT

Forse è il caso che rileggiate le istruzioni.
A memoria !! Le so A MEMORIA !!! 
Grazie, Walter
Da quello che mi dite sembra proprio che sia il mio ad avere qualcosa
che non va. Provero' con una sostituzione delle pile e, se ancora non
funziona mi toccera' sorbirmi un mezzo pomeriggio con l'alcolizzato
:-(((
Ciao
Sergio

 :-(((
Dopo le tue precisazioni, mi lascia sempre più perplesso il fatto che il
tuo pHmetro non
funzioni.
Ho consultato un catalogo e ho trovato il modello: è il Checker 1, se non
sbaglio.
Effettivamente le specifiche sono quelle che dai anche tu nel tuo msg.
Posso solo dirti che se un pHmetro ha una risoluzione di 0.01 e una
precisione
(cioè una capacità di esprimere una serie di risultati su diverse misure
della stessa soluzione)
di 0.2, qualcosa non quadra.
Il modello in questione è, detto tra noi, un baracchino.
Quindi, a parte la sostituzione delle pile, che, tra parentesi, dovrebbero
durare
3000 (tremila) ore, cioè 125 giorni di letture continue. ho il forte
sospetto
che sia guasta la sonda.
Secondo le intenzioni del produttore, dovrebbe essere uno strumento in
grado di dare risposte
rapide (non in 30 minuti come dici tu).
In apparecchi di questo tipo, il problema sta sempre nell'elettrodo, è
difficile che sia
guasta la parte elettronica.
Prima di salutarti, un ultimo consiglio:
prima beviti qualche caffè, così, giusto per neutralizzare l'effetto
dell'alcol di Superciuk.
Ciao
Walter
___________________________________________________
Walter Peris
walte...@iol.it
http://users.iol.it/walter.pdn
Piazza Spotorno, 3
20159 MILANO
02 - 606986 (dopo le ore 20)
039 - 7390288 (lun. - ven. 8.30 - 19.00)
039 - 7390312 fax
___________________________________________________

dell'alcol di Superciuk.
Stai scherzando ? Se mi bevo anche qualche caffe' gli strappo la
carotide con un morso !! 
Meglio un po di valium e/o un bel grapin almeno mi metto al suo stesso
livello e c'intendiamo.
Vi raccontero' come e' andata a finire e, se qualcuno vuole sapere da
quale negoziante NON andare saro' ben felice di farglielo sapere !
Ciao
Sergio

danneggiato !!!! fattelo cambiare.
Sara' dura !
Ciao
Sergio

Costano all'incirca sulle 4000 Lire.
azz... quelli che ho comprato io ne costano 20.000 l'uno per circa una
dozzina di cc.
Vedro' di trovare un laboratorio anch'io !
Ciao
Sergio

Spero di esserti stato utile.
Se stai parlando del checher 1 della Hanna mi sei stato (anzi mi SIETE
stati) molto utile.
Se proprio non riuscissi ad ottenere nulla con superciuck (porca
pu..... a me e a quando butto gli scontrini !!!) vorra' dire che lo
ricompro (altre 60.000 che se ne vanno........).
L'imprtante e' sapere che e' il mio che non va.

nel terzo e cosi' via,
Un po' di quote puo' essere utile per evitare di dover tornare al messaggio
precedente per sapere a cosa si riferisce chi scrive, l'impoortante e' non
esagerare. Bisognerebbe che chi scrive facesse un po' di esperienza su
Fidonet, li' se quoti troppo ti bastonano :-)))
Ciao
          _______________________________________
         |                                       |
         |          Maurizio Ghelli              |
         |              Firenze                  |
        _| 
http://www.aspide.it/freeweb/ghelli
   |_
       / )                                       ( \
   ___/ /|  _ Ci sono anche le FAQ del gruppo _  |\ \___
  (((( ( |_/ )_______________________________( \_| ) ))))
   \\\\ \_/ /                                 \ \_/ ////
    \      /                                   \      /
     )   _/                                     \_
    /   /                                         \   \
   / __/                                           \__ \
Per rispondermi privatamente togliere xy dal mio indirizzo