Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: Densimetri meccanici: vere schifezze!

E' mai possibile che non ci siano densimetri meccanici che diano
valori di densita' uguali ???
Ho provato 4 differenti densimetri ed ho ottenuto misure anche
fortemente diverse ... da 1019 a 1020 a 1024 a 1025 !!!!
Pazzesco!!!
Poi ho preso un densimetro ad elettrodo della Seltze ed ottengo 1023,1
che caso strano e' piu' o meno la media degli altri quattro.
In genere ho notato che i densimetri a lancetta danno sempre una
misura per difetto (1019-1020), mentre quelli a "termometro con
pesetti" misurano n genere in eccesso ....
Ma e' mai possibile che non si riesca a calibrare bene un densimetro
meccanico ???
Gli esperti cosa ne pensano ???
Grazie.
Ciaooo.

Gli esperti cosa ne pensano ???
Possibile :-)))))
Ciao
Walter
_______________________________________________________________
Walter Peris
GAEM Home Page: 
http://www.gaem.com
Antispam attivato :-)). Sostituire "scordatelo" con "iol"
E-mail: 
walte...@scordatelo.it
Personal Home Page: 
http://ftpweb.iol.it/walter.pdn
ICQ#: 29698846
Socio GAF :-)
_______________________________________________________________
Per quanto uno cerchi e si informi prima
di comperare un articolo,
lo troverà a minor prezzo da un'altra
parte non appena l'avrà acquistato.
_______________________________________________________________

Se ne provavi 10 ottenevi 10 valori diversi!!:-)))
Non sono d'accordo.
Se ne provi 10, trovi 9 risultati diversi.
Il decimo, per probabilità statistica, ti dovrebbe venire uguale ad uno
degli altri 9 :-)))))))))))))))


 fortemente diverse ... da 1019 a 1020 a 1024 a 1025 !!!!
Verissimo!!!
Un articolo su Freshwater and Marine Aquarium mette in evidenza come i
densimetri a lancetta siano decisamente imprecisi, però hanno il pregio di
dare misurazioni relativamente consistenti.
In altre parole un densimetro al quale si faccia adeguata manutenzione
(pulizia con un acido leggero dopo ogni utilizzo, risciacquo e asciugatura)
dà sempre la STESSA misura quando si misuri sempre la STESSA acqua (con un
margine sufficientemente stretto per i nostri scopi).
Per cui se sappiamo che il ns densimetro dà 1,023 quando in realtà la
densità è 1,024 basta aggiungere sempre 0,001 al valore letto. Per conoscere
lo scarto basta trovare un negoziante/amico compiacente con un
conduttivimetro o un rifrattometro per effettuare "una-tantum" la verifica
dello scarto.
--
___________________________________________________________________
Alessandro Rovero, Torino, Italy
e-mail: arovero at tin dot it (arovero chiocciola tin punto it)
Personal page: 
http://space.tin.it/scienza/alrovero
Member of GAEM (Gruppo Acquariofilo Erpetofilo Milanese)
GAEM home page: 
http://www.gaem.com
it.hobby.acquari FAQs: 
http://www.freeweb.org/freeweb/ghelli/FAQ.htm

 dare misurazioni relativamente consistenti.
Si dice precisi :-)))
Ciao
Walter
_______________________________________________________________
Walter Peris
GAEM Home Page: 
http://www.gaem.com
Antispam attivato :-)). Sostituire "scordatelo" con "iol"
E-mail: 
walte...@scordatelo.it
Personal Home Page: 
http://ftpweb.iol.it/walter.pdn
ICQ#: 29698846
Socio GAF :-)
_______________________________________________________________
Chi sa fare, fa.
Chi non sa fare, insegna.
Chi non sa insegnare, amministra.
_______________________________________________________________

 Si dice precisi :-)))
E l'avevi già pure spiegato al GAEM a proposito dei test colorimetrici.
Scusi prof, mi sono distratto! :-))))
Allora sono precisi, ma poco accurati, insomma fanno schifo, ma sempre con
precisione!!!


 precisione!!!
Esatto.
Sbagliano con precisione :-)))))))))))))
