Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: Phametro

Ciao,
ogni tanto mi faccio un regalino e stavolta č toccato al phametro.
Ho preso un Milwaukee pH52.
Naturalmente appena a casa mi sono letto tutto il manualetto di istruzioni 
con il passo-passo per la taratura.
E' possibile farla su uno o due punti 7.0 e 4.0 ( o 10.0 )
In dotazione ci sono due buste con il liquido di taratura.
Per controllarne la precisione ho fatto anche alcuni controlli con le gocce.
Il risultato č piuttosto sconfortante.....
Ogni 2 massimo 3 misurazioni devo ritarare lo strumento altrimenti mi dą 
delle letture completamente sballate.
E' normale ????
Grazie
Andrea 

 delle letture completamente sballate.
Lavi la sonda in acqua di osmosi ogni volta che fai una misura? mantieni la 
sonda in acqua d'osmosi a riposo?
Fabio 

 E' normale ????
A me non sembra dare questi problemi (ma stasera lo ritarerò anch'io...).
Potresti provare a ritararlo e controllarne poi la taratura durante un paio 
di settimane utilizzando la soluzione campione a pH 7.
Come ti ha già detto Fabio Franchini, la sonda va mantenuta sempre umida (io 
uso qualche goccia di acqua RO) e lo strumento è meglio conservarlo in 
verticale dentro la sua confezione, col cappuccio (che non è stagno) verso 
il basso, in modo che l'acqua non possa uscire.
Per curiosità, io l'ho pagato 59 euro (in un negozio di PN), tu quanto hai 
sborsato?
-- 
Zio_Gugo
"A Zigo-Zago c'era un mago con la faccia blu,
 sul grande lago navigava con la sua tribù...
 obabaluuuba... obabaluuubaaa..." 

 mantieni la sonda in acqua d'osmosi a riposo?
Andrebbe tenuta nello stesso elettrolita di cui č riempito l'elettrodo,
per evitare fenomeni di impoverimento e diluizione.
Ciao
WP
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 E' normale ????
Dunque...
Innanzitutto, un pHmetro è uno strumento elettronico e, come tale,
soggetto a modificare le sue risposte in base all'ambiente circostante.
Secondo, i paragoni come erano fatti?
Tieni presente che è possibile che punti diversi della vasca abbiano pH
diversi, anche di parecchi decimi.
Terzo, non si tara il pHmetro, ma l'elettrodo, giusto per chiarire.
Quarto, non conosco lo strumento in questione, ma un buon pHmetro dovrebbe
dare risposte accurate e precise almeno nell'arco di una giornata,
soprattutto se non viene mai spento.
Quinto, prima di ogni misura è importante dar tempo all'elettrodo di
stabilizzarsi, soprattutto se il pH e la soluzione di misura sono molto
diversi dai precedenti. Il problema è dato dalla CO2; per avere una buona
lettura col pHmetro, è necessario che la soluzione di misura sia tenuta in
agitazione, per renderla omogenea. Questo, ovviamente, produce un
allontanamento della CO2 e un conseguente aumento del pH misurato (cosa
che non accade coi liquidi, che misurato tutto e subito).
Sesto, tra una misura e l'altra devi essere certo di aver ben pulito
l'elettrodo.
Settimo, i kit liquidi, o le cartine, non hanno l'accuratezza del pHmetro
digitale.
Buon lavoro.



Mi è stato raccomandato di sciacquare in acqua di rubinetto e di tenere in 
fondo al cappuccio un pezzetto di spugna bagnata con acqua di rubinetto.
Andrea 

 WP
Mi spieghi meglio ???
L'elettrolita sarebbe il liquido nelle bustine ???? 


mi hanno  "fregato" l'ho pagato 70 :-))))
Grazie
Andrea

 WP
Grazie
Andrea 

 mi hanno  "fregato" l'ho pagato 70 :-))))
:-((
Alla faccia, e a me pareva pure caro...


 elettrodo..... Se ho ben capito basterebbe immergerlo in acqua RO ????
Io lo sciacquo in RO e uso sempre RO per bagnare l'elettrodo, anche se nelle 
istruzioni dicono di usare l'apposita soluzione di conservazione oppure la 
soluzione di taratura a pH 7.
Mi associo alla domanda per il Peris: per risciacquare e inumidire 
l'elettrodo per la conservazione è tassativo usare le soluzioni consigliate 
oppure, per risparmiare qualcosa, si può usare acqua RO ?


 L'elettrolita sarebbe il liquido nelle bustine ????
L'elettrolita è il liquido DENTRO l'elettrodo.
In genere, si tratta di KCl 3M.


 oppure, per risparmiare qualcosa, si puň usare acqua RO ?
Assolutamente, no.


 Se ho ben capito basterebbe immergerlo in acqua RO ????
Va lavato SEMPRE tra una misura e l'altra e prima di riporlo.
Lavalo con acqua RO e conservalo sempre in elettrolita.


 6.8 la prima volta e 8.2 la seconda.....
Se lo lasci due giorni troverai anche 25...
:-)


 difetto al negoziante: la sonda potrebbe essere andata.
Non credo.
L'apparecchio è nuovo e l'elettrodo deve essere ambientato.
Sarà rimasto mesi su uno scaffale, sdraiato e l'elettrolita si sarà
stratificato.
E' necessario agitare bene l'elettrodo, capovolgendolo alcune volte, in
modo tale che l'elettrolita si rimescoli per bene.
Fatto questo, è meglio lasciarlo un giorno o due immerso nel suo
elettrolita per far sì che si che si riattivi.
A quel punto, lo si potrà usare senza problemi.
Per le variazioni, è normalissimo che si verifichino in quanto la
soluzione non resta costante, nel tempo.
In particolare, la CO2 lascerà la soluzione, contribuendo ad innalzare il
pH.
Inoltre, trattandosi di acqua di acquario (quindi, non proprio "pulita"),
è normale che subisca variazioni dei suoi parametri.
Infine, per avere una misura più accurata possibile, l'acqua deve essere
ben agitata, in modo che sia il più possibile omogenea, altrimenti le
letture balleranno per sempre.


 Lavalo con acqua RO e conservalo sempre in elettrolita.
Allora.........
riscrivo per vedere se ho capito.....
Scusatemi ma con queste cose sono veramente zuccone ( e mi ci incaponisco 
pure:-)
Adesso gli dò una bella sgrullatina agitandolo un pò di volte....
Poi lo immergo per due giorni nell' elettrolita KCl 3M ( chissà come farò a 
trovarlo :-))))
A questo punto rifaccio la taratura e posso cominciare ad usarlo.
Tra una lettura e l'altra lo sciacquo in acqua RO e quando lo ripongo devo 
controllare che la spugnetta messa in fondo al cappuccio sia ben imbevuta di 
KCl 3M.
Se ho detto tutto giusto non dovrei avere problemi.....KCl 3M a parte :-)))
Grazie per tutte le dritte.....
Andrea

 trovarlo :-))))
Magari dove hai trovato il pHmetro?
