Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: PHmetro elettronico quale?

Ciao a tutti, vorrei acquistare un pHmetro elettronico, di facile utilizzo,
qulcuno mi potrebbe dare una dritta in merito?
Grazie
--
Posted from [193.70.192.53] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

qulcuno mi potrebbe dare una dritta in merito?
Io ne ho appena acquistato una della HannaInstruments.
Il prezzo è di 120K
Il funzionamento e super facile:
          1)  accenderlo con l'apposito tasto
          2) inserirlo in acqua
          3) attendere un istante
          4) leggere il valore dato
Fatto
La precisione è di 0,1
Va a vedere sul sito  
www.hannainst.com
 CIAO

 wrote in message
LPBBJFLAHOJGCDEIODC...@libero.it...


Io ho acquistato un nuovo regolatore di pH della Hanna. Risoluzione 0.1,
misurazione in continuo con possibilità di collegare un'elettrovalvola.
Sembra funzionare bene.    HI981411 costa ~ 280 K.
Ciao
ale....@starlink.it
--
Posted from 
gundam.starlink.it
 [213.246.2.2] 


 Sembra funzionare bene.    HI981411 costa ~ 280 K.
Scusa, me lo descrivi bene? (isteresi, carico sopportato, modello della
sonda).
In catalogo (dell'anno scorso) trovo solo l' HI981401 che costa la metà, ma
non mi sembra
permetta di collegare un'elettrovalvola, ed ha l'isteresi troppo ampia
(+/-0.5 pH)
Ciao
Federico
--
_______________________________________________________
Federico Giove - Roma - Italy - e-mail: 
fedg...@tin.it
Per rispondermi privatamente correggi il mio e-mail

 (+/-0.5 pH)
io ho acquistato l'HI981402 pagato 150K lire(deve essere molto simile a
quello che hai
citato tu), ed infatti non supporta l'eventuale collegamento con
elettrovalvola (nemmeno con una modifica, o meglio la modifica si può fare
ma costa...)
Comunque ti scrivo per sapere (scusa l'ignoranza) perchè ti preoccupi
dell'isteresi troppo ampia?
Ciao
    Andrea

 dell'isteresi troppo ampia?
[...]
Perché se lo devi usare come regolatore ti fa variare troppo il pH: con
l'isteresi di +/-0.5 pH se imposti per esempio pH 6.5 il pH "regolato" varia
tra 6.0 e 7.0. Un'isteresi ragionevole deve avere l'ampiezza totale di 0.1
pH o poco più.
Ciao
federico


La precisione è 0.1; l'accuratezza 0.2. L'elettrodo che ho preso è HI1286 ma
qualsiasi elettrodo con connettore BNC va bene. La scala è 0..14 e il punto
di regolazione ON/OFF pure. Il collegamento dell'elettrovalvola è
semplicissimo sulla morsettiera posteriore.


 pH o poco più.
Scusa protrei dire una ca@@ata, ma se ad esempio voglio un ph pari a 6,5, io
imposto il set-point (credo si chiami così) a 6, il ph mi apre
l'elettrovalvola appena il ph è superiore a 6,5 (sotto 5,5 non credo ci
possa mai arrivare, perché appena il ph scende sotto 6,5 l'elettrovalvola si
chiude, e senza CO2 non credo che in nessun caso il ph possa scedere di 1
grado, se fosse possibile allora sarebbe un guaio perché il ph-metro in
questione mi aprirebbe comunque l'elettrovalvola, in quanto manda un segnale
di allarme sia se si è sotto il set-point sia sopra).
Se ho detto una ca@@ata risparmiatemi :-)))))))))))))
Comunque è solo una puntualizzazione in quanto,  come ho già detto, la
modifica a questo phmetro, che permetterebbe il collegamento ad una
elettrovalvola, è alquanto complicata (mi hanno chiesto 200k lire!!!!!)
Ciao
 Andrea

 Se ho detto una ca@@ata risparmiatemi
No, non hai detto una cazzata, l'ho detta io ;-). Mi sono riletto la
descrizione in catalogo ed in effetti l'isteresi NON è di +/-0.5 pH: non è
dichiarata, ma è evidentemente minore.
Tuttavia tieni presente che la logica di funzionamento non è quella che tu
dici: Se l'apparecchio chiudesse e aprisse a pH 6.5, appena raggiunto quel
pH entrerebbe in oscillazione e comincerebbe ad aprire e chiudere
continuamente: il circuito sarebbe come dire... indeciso (pH 6.5? Devo
aprire! Apro!... ma pH 6.5.. devo chiudere.. chiudo.. apro..chiudo...).
Per evitare questo problema il rimedio usuale è stabilire livelli diversi
per l'apertura e la chiusura del circuito: per esempio se hai un'isteresi
di -0.1 pH, settare a 6.5 pH ignifica in realtà fissare a 6.5 il livello di
chiusura della valvola (o di accensione del LED!) e a 6.4 il livello di
apertura: una volta raggiunta la "banda d'isteresi" il valore oscilla fra
6.4 e 6.5. Se guardi il grafico capisci meglio:
ON               __________<___________________<_>______
                 |                  |
                 |                  |
OFF ______<>_____|__________>_______|
pH  6.3         6.4                6.5           6.6
(Le freccette indicano il verso di percorrenza).
Il tuo apparecchio ha quindi due livelli di set distinti (anche se collegati
assieme: distano 1.0 pH) attorno a ciascuno dei quali ci deve essere un
piccolo ciclo d'isteresi.
La modifica è dunque in astratto fattibile, anche se c'è il problema del
secondo set (quello di "troppo acido")
Ciao
Federico


 continuamente [...]
Grazie ho capito, sei stato chiaro e soprattutto gentile a perder tempo per
spiegarmelo (scusa l'ignoranza in materia).
Ciao
   Andrea
P.S.: qualcuno ha un catalogo Hanna per le mani???