Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: Ph-metro economico che da' misure sbagliate. Che fare ?

Ciao a tutti,
Piano piano il mio Ph-metro economico, sta cominciando a dare misure
che si discostano troppo dal valore reale. Mi da' un 7.9 quando in
realta' e' 8.2.....
A questo punto vorrei un consiglio su come investire meglio i miei
soldi.
Il Ph-metro e' un Checker-1 della Hanna
Sostituire il tutto
Sostituire i liquidi di taratura
Sostituire la sonda
Sostituire le pilette interne
Cominciamo dalla fine.
Sostituire le pilette non credo sia rilevante visto che il display si
legge ancora benissimo e ritengo che l'eventuale errore causato dalle
pile un po scariche penso sia compensabile facilmente dalla tarature.
Sbaglio ?
Sostituire la sonda. A parte che non ne conosco costo e reperibilita',
ritengo che non possa sfalsare il valore a tal punto che non e' piu'
possibile tarare lo strumento. Sbaglio ? Credo che una sonda esaurita
abbia come sintomo la scarsa reazione a variazioni di Ph. E' cosi' ?
Se cosi' non fosse, come si capisce quando e' ora di cambiarla ?
Ovvero qual'e' il sintomo di una sonda "arrivata" ?
Sostituire i liquidi di taratura.
Ritengo che questo sia il passo piu' importante.
Mi sapete consigliare una marca in particolare ?
Visto che si degradano in breve tempo (ne ho ancora i 3/4 nelle
bottigliette) esiste qualche prodotto con confezione molto piccola ? 
Ma perche' non li fanno monodose ? non sarebbero comodissimi ?
Un piccolo suggerimento alle ditte produttrici sintonizzate.....
Se poi mi date una dritta per risparmiare......tipo il DIY, ma dubito,
visto che per controllare....andrebbero prima misurati....
Walter !?!?!?!?
Sostituzione completa dell'apparecchietto...
no, dai, non mi dite cosi' !!! in fondo a me non serve un
servocontrollo. La funzionalita di darmi solo il valore su un display
mi e' piu' che sufficiente !! Credo che il circuitino possa fare ad
hoc questo compito, per cui non ritengo necessaria la sostituzione di
tutto !! Sbaglio ?
Ciao e grazie mille
Sergio

tutto !! Sbaglio ?
Aspetta.
Verifica i punti precedenti.
Ciao
Walter
_______________________________________________________________
Walter Peris
GAEM Home Page: 
http://www.freeweb.org/associazioni/gaem
E-mail: 
walte...@iol.it
Personal Home Page: 
http://ftpweb.iol.it/walter.pdn
_______________________________________________________________
Se non li puoi convincere, confondili.
_______________________________________________________________

Verifica i punti precedenti.
1° passo acquisto di nuovi liquidi, vero ?
Un suggerimento sulla marca ?
Ciao e grazie
Sergio

> Ovvero qual'e' il sintomo di una sonda "arrivata" ?
... nessuno, è questo che ti frega. La mia sonda vecchia sballava
regolarmente pur mantenendo una buona velocità nella stabilizzazione
dell'indicazione.
-- 
_______________________________________________________
Alessandro Rovero, Torino, Italy
e-mail: 
aro...@tin.it
 - ICQ#: 18935000
Personal page: 
http://space.tin.it/scienza/alrovero
Member of GAEM (Gruppo Acquariofilo Erpetofilo Milanese)
GAEM home page: 
http://www.freeweb.org/associazioni/gaem

Un suggerimento sulla marca ?
Fluka vende delle confezioni di compresse da sciogliere in acqua. Tutti i
prezzi sono IVA esclusa
Ogni compressa serve a preparare 100 mL di soluzione (50 compresse: 98.000.
Puoi farci 50 litri di tampone :-O).
Ci sono compresse per preparare tamponi a pH 4.0, 7.0 e 9.2.
Se ne trovo in giro qualcuna, te la porto a Firenze (le ho trovate: pH 4.0 e
7.0).
Hanno il vantaggio di essere ben conservabili e ti permettono di preparare
una quantità limitata di tampone.
Richiedono una certa cautela nella preparazione della soluzione (devi usare
un contenitore da 100 mL ben tarato).
Esistono anche soluzioni più accurate:
pH 7.00 a 25°C: 500 mL 37.000 o 100 mL 23.000
pH 4.00 a 25°C idem
pH 10.00 a 25°C idem
Su ogni confezione è riportata la data di scadenza.
Le puoi trovare in ogni negozio di prodotti per laboratorio.
Esistono prodotti anche di altre case (io mi fido di più di questi).


Esistono prodotti anche di altre case (io mi fido di più di questi).
Quelli per acquariofilia li sconsigli ?
Sai, hanno una reperibilita' decisamente migliore.
E' inutile risparmiare 10.000 di liquidi se poi ne devi spendere
30.000 per trovarlo !!
Infine, come la vedi di adattare una sonda di un'altra marca
all'apparecchietto ? In fondo la taratura mi dovrebbe permettere di
fargliela gestire correttamente, no ?
Per gli attacchi, sono abbastanza pratico con saldatore e cavi
coassiali...
Ciao e Grazie 
Sergio

coassiali...
No problem, allora.


5 litri !!! no ?
Dai, e' un chimico, non un matematico :-))))
Ciao
          _________________________________________
         |                                         |
         |             Maurizio Ghelli             |
         |                 Firenze                 |
        _| 
http://freeweb.aspide.it/freeweb/ghelli
 |
       / )                                         ( \
   ___/ /|  _  Ci sono anche le FAQ del gruppo  _  |\ \___
  (((( ( |_/ )_________________________________( \ | ) ))))
   \\\\ \_/ /                                   \ \_/ ////
    \      /                                     \      /
     )   _/                                       \_   (
    /   /                                           \   \
   / __/                                             \__ \
Per rispondermi privatamente togliere xx dal mio indirizzo

Sergio
L'ideale sarebbe prelevare un campione dell'acqua e farla misurare da
un tuo amico che abbia uno strumento affidabile e poi confronta il
risultato con il tuo strumento.
Quanto tempo ha il tuo Cheker1 ?
Saluti
webm...@glasschimica.it

Quanto tempo ha il tuo Cheker1 ?
1 anno e pochi mesi.
Ciao
Sergio

realta' e' 8.2.....
Immagino che tu abbia gia' provato a tararlo con un piccolo
cacciavite.
Ciao Marco Croci
Etabeta



heheheh :-)))
e' proprio tarandolo che mi da' le misure sfalsate...
magari se non avessi continuato a tararlo con dei liquidi campione che
sospetto siano andati.....mi darebbe una misura piu' vicina alla
realta' :-))
Ciao
Sergio 

Sergio
Tieni presente che la vita di un elettrodo pH in condizioni normali
d'uso puo' durare da 1 a 2 anni a seconda anche della qualita'.
Saluti

realta' :-))
:-))))) devo dire che ero particolarmente sveglio quando ho scritto il msg :-))))
Ciao da Marco Croci
Etabeta
etam...@equalis.it
togli "eta" per rispondermi in e-mail