Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: pHmetri aspetti pratici

Oggi dedichiamo un attimo l' attenzione su come si puo' controllare se
il proprio pHmetro ed elettrodo pH siano efficienti:
Premetto che queste prove si possono fare con quegli strumenti che
hanno la possibilita'  di effettuare misure in mV (Redox).
I Phmetri Hanna del tipo HI8014 -HI 8314-HI8424-HI9025 e Delta Ohm
HD8602 e HD8705 offrono queste possibilita'.
Anche altre marche vanno bene l' importante e'  che abbiano anche la
portata in mV;quindi se dovete acquistare un pHmetro di un certo costo
scegliete un modello che misuri anche i mV.
Controllo Strumento:
Una prova banale ma molto importante per verificare l' efficienza di
un pHmetro e'  quella di cortocircuitare l' ingresso dell' elettrodo
pH e controllare il valore in mV sul display,se e' tutto a posto
devrebbe segnare 0 (Zero) +/- pochi mV.
Per mettere in corto l' ingresso fate cosi:
Prendete una graffetta ed apritela,fate in modo di fare entrare una
punta della graffetta nel foro centrale del BNC di ingresso dello
strumento e l' altra punta metterla a contatto con la parte esterna
del connettore,sul display dovreste leggere appuno  Zero +/-2mV.
L' ideale sarebbe quello di connettere direttamente all' ingresso
dello strumento un BNC gia' cortocircuitato.
Controllo degli elettrodi pH:
Per controllare l' efficienza del vs. elettrodo pH prendete una
soluzione tampone pH 7 (siate sicuri che sia fresca),immergete l'
elettrodo e misurate i mV,la lettura deve essere compresa tra -20mV e
+30mV.
Se leggete oltre -20mV (cioe' ad es. -34mV) l'unica e' provare a
cambiare il liquido dentro l' elettrodo (se e' possibile ovviamente).
Se leggete oltre +30mV l' elettrodo e'  da buttare. (Sigh !)
ATTENZIONE:
Questa prova potrebbe non essere sufficiente;infatti se l' elettrodo
e' in corto, sullo strumento leggereste 0mV e quindi sareste
ingannati.
Dovete fare la prova anche a pH4.
Immerso l' elettrodo in tampone pH 4 (fresco o nuovo) i mV dovrebbero
stare circa tra +150 e +190mV
webm...@glasschimica.it
Strumenti elettronici di misura per acquariofilia
www.glasschimica.it


www.glasschimica.it
A questo punto ormai mi sembra di aver capito che l'elettrodo sia da
buttare (bella spesa! E' costato anche ben di più dei soliti essendo
un modello per collegamento in linea), ma è possibile che durino così
poco immerse in acqua?!?
La soluzione migliore che mi è stata data nel negozio dove ho
comperato l'elettrodo a Milano (dopo aver aspettato un mese e mezzo
per averlo, capisco che non è un modello molto venduto, però alla
faccia!) circa la durata è stata questa:
"Non dovrebbe tenerla immersa in soluzione tutto il tempo!"
Bravi, e io con quali valori aziono il controllore del pH? Progetto
una macchinetta che immerge l'elettrodo in acqua solo ogni 30 minuti?
Ho provato anche a discutere al telefono con gente della Hanna
Instruments su quale fosse l'elettrodo adatto ad essere tenuto
costantemente in acqua (anche se dura poco non mi interessa, ma non
due mesi, è un po' troppo poco!), ma non mi hanno saputo indirizzare
su un particolare modello consigliandomi il 1131 (singola giunzione,
in vetro, refillable), che non è durato più di due mesi come
questo.
Insomma, in soldoni, che tipo di elettrodo bisogna usare per poterlo
lasciare in acquario tutto il tempo collegato ad un pH-metro? Singola
giunzione o doppia, gel o elettrolita ricambiabile? Aiuto!!
Visto che ormai mi tocca ricomprarne un altro, potreste avere un nuovo
cliente!
Non parliamo poi di comprare un'elettrodo in negozi di acquari, tipo
modello di ricambio di impianti tipo Dupla o Dennerle, costano una
pazzia (senza giustificazione, il mio negoziante si è spaventato
leggendo quanto costava il ricambio della Dennerle), non è possibile
che non esistano modelli adatti in vendita.
Spero in buone notizie! (E spero di non avere scritto cavolate, sono
veramente stufo di questi elettrodi)
             >_<            
ren...@pippo.dsmnet.it
            (. .)    
bono...@pippo.freenet.hut.fi
-------+-ooO-(_)-Ooo-+----- ICQ 6556706 ----------
--------Nota: togli pippo. per rispondermi--------
-------------Pagine di Acquariofilia--------------
--- 
http://www.freeweb.org/personali/bonomini
 ----

giunzione o doppia, gel o elettrolita ricambiabile? Aiuto!!
In pratica vuoi un elettrodo che misuri in continuo?
Vado a vedere se trovo qualche traccia.
Ciao
Walter
_______________________________________________________________
Walter Peris
GAEM Home Page: 
http://www.freeweb.org/associazioni/gaem
Antispam attivato :-)). Vedere sotto l'indirizzo reale.
E-mail: 
walte...@iol.it
Personal Home Page: 
http://ftpweb.iol.it/walter.pdn
_______________________________________________________________
Se non li puoi convincere, confondili.
_______________________________________________________________

-------+-ooO-(_)-Ooo-+----- ICQ 6556706 ----------
Mi sembra molto strano che gli elettrodi ti durino cosi
poco...comunque l' hanna ha sfornato un elettrodo a giunzione aperta
per essere piu' resistente nell' uso continuo...viene venduto al
pHmetro PRONTO e lo puoi vedere alla pagina
http://www.glasschimica.it/pronto.htm
 
l'  HI 1286 e' un elettrodo combinato pH a doppia giunzione con corpo
in plastica 
ed elettrolita in gel, provvisto di cavo da 3 m e connettore BNC, 
protetto da una guaina a tenuta stagna.
L'elettrodo ha un diaframma in Teflon  progettato per non otturarsi.
Il prezzo del solo elettrodo ce l' ho in ufficio, se ti interessa
lunedi14 te lo invio.
Ciao
