Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: [T] Rifrattometro per la Densita'

Ho preso un rifrattometro della Acqua Medic per misurare la densità, c'e'
anche un cacciavitino per la taratura, Nella confezione non ci sono
istruzioni.
Ho misurato oggi la densita' col rifrattometro...... 1030 !!!!!, invece col
densimetro a lancetta mi da' 1024,5.
Qualcuno ha idea di che riferimento devo prendere per tararlo?

Io ho un rifrattometro identito al tuo ma non dell'acquamedic, e sul mio
diceva che per tararlo bisogna usare dell'acqua  bidistillata (in farmacia
anno delle fiale da 1-2 mil e di solito le regalano) e deve segnare 0
Ciao, Gerry
"Fabio R." <nospamfab...@nospamtin.itnospam> ha scritto nel messaggio
news:bu8qak$hni$1...@alix.livenet.it...


Presumo che l'acqua osmotica vada bene lo stesso?

> Presumo che l'acqua osmotica vada bene lo stesso?
Se ti accontenti di un errorino nella misura...
:-)
Ciao
WP

 ha scritto nel messaggio
news:bu92vf$f5u78$1...@ID-132238.news.uni-berlin.de...


 Giorno!"
Mitico....
:-DDDDDDDD

 Giorno!"
Una grande prova di carattere.
:-DDDDDDDDDDDDD
Scherzi a parte, ci potevo giurare che la centralinista non capiva una sega,
perň, quella di non passarti nessuno č una cosa mica troppo bella.
Se sei un lab che vive di analisi e ti arriva un cliente, lo mando via cosě?
Mah...
Ciao
WP

:-)
Mi spieghi meglio per favore?
Ho il densimetro ottico tarato con l'acqua bidistillata, ho provato
con l'acqua osmotica e segna comunque zero.
Significa che l'errore non e' molto alto ai fini dell'uso acquariofilo
o cosa?
-- 
Ciao
MaX®
www.garb.it

 Mah...
Probabilmente si concentrano piu' sulle aziende e dei privati non gliene
frega
+ di tanto. Comunque, visto che alla fin fine avrei pagato per un servizio,
se almeno
mi avesse risposto che erano tutti impegnati e lei non era in grado di darmi
delle
spiegazioni, avrei tranquillamente richiamato, ma vista la risposta...... ci
sono andato giu'......
Comunque sia, ho provato con acqua bidistillata e poi con osmotica, e
segnano tutti e 2  0.
Il problema e' che il densimetro a lancetta segna 1025, e il rifrattometro
1040.
A chi credere ?

> 1040.
Rettifico, 1030 !!!!

 segnano tutti e 2  0.
OK, allora.
Vuol dire che per quello che serve a te, bastano e avanzano quella
precisione e quella accuratezza.
Ciao
WP

 precisione e quella accuratezza.
Vuoi dirmi che il densimetro a lancetta ha un margine di errore cosi' alto?

> Vuoi dirmi che il densimetro a lancetta ha un margine di errore cosi'
alto?
Su questo può risponderti Alessandro, ma mi par di ricordare che sia anche
peggiore (se non lo confondo con qualcos'altro).
Ciao
WP

 Vuoi dirmi che il densimetro a lancetta ha un margine di errore cosi'
alto?
Sì, per mia esperenza sono precisi e molto inaccurati. Possono segnare di
tutto (inaccurati), ma almeno segnano sempre lo stesso valore con la stessa
acqua (precisi). Considera anche che la scala di quello a lancetta è in peso
specifico mentre il rifrattometro aquaristica ha la scala in con scritto
"d-20-20" che vuol dire "densità riferita a 20°C per un campione a 20°C".
Se fossero entrambi accurati, con un'acqua con 35 per mille di salinità e
25° C di temperatura dovresti misurare 1024,5 di densità sul rifrattometro e
1026 di peso specifico sul densimetro a lancetta.
Fidati del rifrattometro. Il densimetro a lancetta puoi limarlo con una
limetta per unghie finché segna un valore corrispondente al rifrattometro,
poi potrai usarlo con accettabile accuratezza.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/