Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: [Dolce][Acqua] Phmetro elettronico

Ciao a tutti,
vorrei avere qualche consiglio su marca e modello (ed eventualmente prezzo)
di un PHmetro elettronico con la possibilita' di collegare un
elettrovalvola. L'elettrovalvola in questione mi servirebbe per collegare
l'impianto di Co2.
Ciao Alessandro
P.S. Qualcuno conosce il PHmetro della SERA?
--
Posted from 
mta10-acc.tin.it
 [212.216.176.41]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org

 P.S. Qualcuno conosce il PHmetro della SERA?
io no, a quel prezzo nemmeno mi ci avvicino :-))))))))
Ciao Andrea

 oppure al NG
Sul NG, sul NG :-)) o per lo meno includi anche me nella lista degli interessati.
Non che abbia un impianto a CO2 adesso come adesso, ma sai ... Natale e` vicino,
ecc ecc. :-)
Ciao
s
--
Stefano Della Puppa
--------------------------------------------
L'indirizzo corretto di e-mail lo si ottiene
cancellando AntiSpam da quello proposto. 
--------------------------------------------

 elettrovalvola. 
Questo è un campo ottimo per il faidaté!
Personalmente mi sono costruito il pHmetro (a partire da quello
pubblicato su 
http://www.geocities.com/Petsburgh/Zoo/1705/pH.html
 con
lievi modifiche). Il lavoro di montaggio è abbastanza semplice e i
componenti sono tutti economici: l'unico pezzo costoso è il display
(conviene comprarsi un voltmetro da supermercato e smontarlo). Conviene
scegliere bene la sonda (ricordo che le sonde pH si rovinano se
in immersione continua). È d'obbligo il tipo a doppia giunzione,
personalmente ne ho presa una ricaricabile, ma dopo aver visto quanto
costa l'elettrolita di ricambio mi sono reso conto di aver fatto una
mezza cavolata: quelle in gel durano molto di più, anche se poi si
buttano.
Costi: parte elettronica (escluso display, compreso alimentatore e
contenitore) 60.000
Elettrodo pH ricaricabile doppia giunzione in plastica (Hanna HI 1332)
100.000 (elettrolita di ricambio, 4 ricariche, 80.000)
(elettrodo in gel stesso prezzo, elettrodi progettati per il controllo
continuo costano di più, es HI 1090B/5 in vetro, elettrolita polimero,
sulle 190.000)
Tamponi pH 4.01 e 7.01 per la calibrazione, 460 ml: 15.000*2
Il tutto funziona regolarmente da qualche mese e anche la taratura è
abbastanza stabile (DeltapH circa 0.05 in due settimane). L'unico
problema è che non è compensato in temperatura, quindi è meglio scaldare
a temperatura acquario i buffer di taratura prima di procedere.
Nota: gli elettrodi progettati per uso continuo sono tutti del tipo non
ricaricabile, e hanno elettrolita e giunzioni speciali.
La Hanna produce anche un regolatore pH adatto all'acquario: HI931700,
precisione +-0.02 pH, costa 396.000 +iva, senza elettrodo: aspetto molto
professionale, ma non so se sia il caso di spendere così tanto.
Non conosco i modelli di case acquaristiche.
Ciao
Federico
_______________________________________________________
Federico Giove - Roma - Italy - E-mail: 
fedg...@tin.it
Per rispondermi privatamente correggi il mio e-mail

 sulle 190.000)
Ma porc....... alla fiera di verona un po' di tempo fa c'erano 2 ph-ametri
una da 70.000 e uno da 120.000 (circa) ed io che pensavo costassero 
troppo!!!!!!!
Se sapevo che costavano cosi` tanto in giro ne prendevo 7-8 e li rivendevo
al NG.



Newsgroups: it.hobby.acquari
Sent: Tuesday, December 07, 1999 8:45 PM
Subject: Re: [Dolce][Acqua] Phmetro elettronico

 troppo!!!!!!!
Guarda che qui stiamo parlando di pHmetri-regolatori con comando di
elettrovalvola e sonda separata intercambiabile.
Gli aggeggetti "a penna" con la sonda incorporata costano anche sulle
50.000


 
Mi associo... AUGURI A TUTTI I NIUSGRUPPISTI!!


tnx e.... attendo che tu pubblichi lo schema finale... ciao Raga
Raf

 50.000
Sorry :-) avevo miscomprenduto :-)
