Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: Conduttivimetro

Salve a tutti.
Oggi ho recuperato un aggeggio che dovrebbe misurare la conduttività
dell'acqua, ma non mi risulta chiara la scala di lettura.
Ha una barra di led luminosi che alla sinistra riportano una scala che va da
<0.16 a >5.00 yS (è proprio ipsilon), mentre alla destra una scala che parte
da > 6.00 a < 0.20 Mohm.
Qualcuno mi sa dire se posso utilizzarlo per le misure in acquario?
Grazie.

 Qualcuno mi sa dire se posso utilizzarlo per le misure in acquario?
Se tutte le ipotesi che ho fatto sono giuste, non lo puoi utilizzare e ti
dovrebbe andare a fondo scala anche se lo immergi nell'acqua RO.
Però qualche tentativo lo potresti fare, fai delle misure di acqua con
conducibilità nota anche con un certo errore, come ad esempio quella del
rubinetto o della stessa RO o quelle dell'acqua minerale che nell'etichetta
la riporta sempre e vedi se leggi un qualcosa , e vedi cosa leggi.
Se sarai fortunato si potrà correggere la scala dello strumento ed
utilizzarlo.
Ciao
Franco
--
Franco Moglie - Ancona
f.mo...@bbbbee.unian.it
(togli tutte le 'b' per rispondermi privatamente)
Le mie vasche: 
http://www.ee.unian.it/Moglie/acquari

Ciao,

bella domanda :-)) la cosa migliore che puoi fare e' procurarti alcuni
campioni di conduttivita' nota e fare delle misure. Per esempio, prendi
dell'acqua di rubinetto, lasciala riposare 24 ore e falla misurare dal
negoziante. Potrebbe essere tra i 200 e gli 800 uS/cm tipicamente. La misuri
anche tu, poi la diluisci al 50% in acqua RO e fai un'altra misura (dovresti
ottenere la meta' del valore precedente). In questo modo verifichi anche la
linearita' dello strumento.
Ciao. Davide
P.S. comincia a misurare qualche acqua minerale, tanto per vedere se si
avvicina a valori sensati ...

 avvicina a valori sensati ...
Quindi se tutto va OK potrei avere una scala corretta se moltiplicassi x100
il valore riportato dalla barra di led?
In effetti se misuro l'acqua del rubinetto (non l'ho fatta riposare) il
baracchino segna circa 4 yS... Potrebbe essere anche giusto. Se non sbaglio
l'impiego di questo strumento era il seguente:
Era sicuramente messo "in serie" a un demineralizzatore per produzione
industriale di acqua distillata (uso batterie,ferri da stiro) e doveva
servire a segnalare quando la colonna demineralizzatrice era esaurita, in
quanto la scala di led prevede una colorazione iniziale in verde e verso il
fine scala in rosso.
Che ne pensate?
Bye ...

 avvicina a valori sensati ...
Ha l'acqua minerale , grande utilità quando si tratta di fare prove , la uso
sempre anch'io
come riferimento :-))))))))))))
ciao
Rusty

 baracchino segna circa 4 yS... Potrebbe essere anche giusto.
beh, segna 4 in una scala che va' da 0.16 a 5, direi che ci siamo, l'ordine
di grandezza e' quello giusto. Ora procurati un campione noto e fai una
taratura piu' fine. Non ha grande importanza cio' che e' indicato sulla
scala graduata, eventualmente la "correggi" con un pennarello :-)) Tanto a
noi acquariofili basta un'indicazione molto molto molto approssimativa.
Ciao. Davide

Beh, ora che forse ci siamo....
la domanda più ovvia (almeno per me): quali valori sono corretti, o meglio
quali quelli più comunemente adatti ?
Ciao e ancora grazie !

 quali quelli più comunemente adatti ?
Per cosa ? per bere? , per lavarsi i denti? , per farsi la doccia? , per
cucinare gli spaghetti? :-)))))))))
Allora , sconsiglio la doccia in acqua di RO ,non vi sciacquate mai , e
anche da bere non è proprio il massimo , con il dentifricio  potrebbe andare
anche la RO in quanto esso non è saponoso , quindi diluibile , per cucinare
gli spaghetti va bene un'acqua media , direi 300uScm , in quanto poi va
salata , quindi il dato un pò si perde ;-DDDDDDD
scusami Ghost , ma se non dici a cosa ti riferisci è un pò vaga come domanda
se intendi l'acqua da mettere in un acquario avrai +/-300 risposte , una per
ogni frequentatore del NG , in base alle sue preferenze in base alla
tipologia di acquario adottata , quindi sii più preciso , e avrai risposte
più precise:-)))))))))))))))
ciao
Rusty

Giusto, giusto..
Dunque la mia dolce vasca di 240 l. contiene una ventina di piante varie,
due coppie di colisa, una ventina di cardinali e una decina di pulitori (tra
otocinclus, corydoras ecc.).
Ph 6,8-7
Kh 5
Gh 10
Ah, giacchè:
Io immagino che il valore di conduttività sia proporzionale alla q.tà di
sali disciolti nell'acqua, giusto? E quindi, non esiste una qualche
relazione con i valori di durezza?
Bye...


 relazione con i valori di durezza?
Dipende dalla quantità di tutti i sali disciolti, la durezza dipende solo da
particolari sali. Ad esempio se metti del sale da cucina nella miscela, la
durezza rimane la stessa mentre la conducibilità aumenta.
Inoltre la conducibilità dipende dalla frequenza, ma questo non ti dovrebbe
importare perché il tuo conduttivimetro credo proprio che lavori ad una sola
frequenza, e quindi quando l'hai tarato alla stessa frequenza va bene.
Dovresti invece prestare attenzione al fatto che la conduttività dipende
anche dalla temperatura. Anche i conduttivimetri più economici fanno la
compensazione automatica della temperatura, il tuo non saprei. Per essere
sicuro di non commettere errori dovresti fare la taratura dello strumento
con campioni alla stessa temperatura della vasca.
