Newsgroup: it.hobby.acquari
Titolo: conduttività

Ho provato ad usare un ohmetro digitale immergendo i puntali in una
provetta
contenente acqua dell'acquario, per misurarne la resistenza.
Questo perchè conducibilità e resistenza sono concetti intrinsecamente
legati tra loro, infatti la resistenza dun materiale è data dal prodotto
della resistività (caratteristica di quel materiale) (ohm x cm)per
lunghezza (cm) diviso sezione (cmq) del "blocco" di materiale misurato,
mentre la conduttività (siemens / cm , siemens = 1 / ohm) è definita come
l'inverso della resistività.
Il valore misurato non è però costante.
Qualcuno sa perchè ?
Io penso si tratti di un fenomeno di polarizzazione, dovuto al fatto che
la corrente generata dall'ohmetro digitale è continua e quindi si ha un
accumulo ionico ai puntali che fa "derivare" la misura.
ciao
ivano
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Qualcuno sa perchè ?
Probabilmente non riesci a tenere costante la distanza dei due puntali. Se
vuoi fare ulteriori prove procurati da un ricambista elettronico due pin
molex, o simili, tipo quelli dei connettori da cirquito stampato. Puoi
prenderne una striscia di 8 e fare delle prove, dato che il passo e' di 2.54
mm puoi stabilire la distanza tra i contatti. Scegli il tipo dorato. Saldaci
due fili e siliconane i colletti. Puoi anche provare a invertire di tanto in
tanto i puntali, a questo punto esterni alla vasca.
NON ho provato quanto descritto, ma e' un'idea che volevo provare io... :-)
Fammi sapere.
Fabio Franchini

 > Probabilmente non riesci a tenere costante la distanza dei due puntali.
No, il problema e' la corrente continua. Con un tester non e' possibile
misuare la conduttivita'.
--
Maurizio Ghelli - Firenze
www.maughe.it
 Ci sono anche le FAQ del newsgroup
Iscrivetevi numerosi alle associazioni acquariofile
Indirizzi a: 
http://www.gafonline.it/gafonline/associazioni/index.html

 misuare la conduttivita'.
A che frequenza effettua la misura?... mi si sta formando una certa
ideuccia... :-)
Ciao
Fabio Franchini

 Fabio Franchini


 integrato tipo NE555 (vedi il famoso Kondu) utilizzato come oscillatore ad
..
Toh, chi si rivede!
Esiste ancora?
Quando andavo a scuola,(quasi una ventina di anni fa) ci ho fatto una 
piccola pianola...il mio primo synth...LOL
Ciao

 ciao
Sarebbe tutto corretto ed è più che fattibile , anche se, a quel punto
converrebbe usara qualcosa di meglio come oscillatore, vi è però un piccolo
problemuccio , con un sistema così avere errori elevanti è un attimo ,
sarebbe necessario una taratura con un'acqua campione prima di ogni misura ,
semprechè l'acqua campione abbia conduttività prossima a quella che vuoi
verificare , perchè altrimenti rischi che le non-linearità del sistema
generino cmq un'errore elevato:-)
La cosa migliore è utilizzare un'oscillatore sinusoidale a F fissa , con cui
pilotare un ponte di Wien , dove la nostra sonda stà ad una delle nostre 4
resistenze del ponte , mentre la R opposta variabile la si usa per
bilanciare il ponte , una volta bilanciato , misurando la R variabile
abbiamo il valore della resistenza dell'acqua avuta la quale è abbastanza
facile risalire alla conduttività , purtroppo il vero punto debole anche di
questo sistema è la sonda , che dave presentare sempre la medesima superfice
di contatto con l'acqua , quindi i due puntalini devono essere sigillati
nella connessione col cavetto da resina epossididica di buona qualità ,
previo perfetto sgrassaggio degli stessi :-))
ciao
Rusty
PS ovvio che la sonda andrebbe prima caratterizzata con no strumento "vero"
in modo da creare una scala di conversione
In più , sempre usando il ponte si potrebbe misurare la tensione con un
amplificatore differenziale , e rettificarla con un true-rms , prima di
darla in pasto al voltmetro , in questo modo è anche più facile tarare il
sistema , basta inserire un punto a guadagno variabile nella catena di
amplificazione:-)
.
.
.
.
PPS ....quasi quasi lo faccio :-)

 PPS ....quasi quasi lo faccio :-)
Ecco, forse e' meglio :-)))
Tu lo brevetti e lo costruisci, io ti faccio da rappresentante di zona per
le provincie di MIlano e Varese :-)))))))))
Ciao
Piergiorgio
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

Wien
Ehmm leggasi Wheatstone
ciao
Rusty

 facile risalire alla conduttività
Scusa l'ignoranza...ma questo non e' il piu' comune schema di un 
conduttimetro?
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:3DB6C55F...@inwind.it...

Sinceramente non ho mai avuto sottomano lo schema di un conduttivimetro ,
l'unica cosa che sò di sicuro che un vero conduttivimetro nella sonda ad
elettrodi incorpora ache una sonda termica , ed il valore mostrato sul
diplay è un'interpolazione fra resistenza ohmica rilevata e temperatura del
liquido in esame , quindi è difficilmente riconducibile ad un normale
sistema di grandezza elettrica pura :-)))
ciao
Rusty

 PPS ....quasi quasi lo faccio :-)
Un'altra idea potrebbe essere questa: far scorrere attraverso i puntali
della sonda ( a geometria fissa e costruita come già detto) una corrente
alternata (onda quadra, sinusoidale, triangolare,..) costante.
Sempre con un DVM si potrebbe misurare la caduta di tensione ai capi della
sonda (o direttamente AC RMS oppure dopo conversione in DC).
ciao
ivano
