Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Titolo: Acquisto fonometro

Se devo acquistare un fonometro, alla luce dell'ultima direttiva
sul rumore che deve essere ancora recepita, è sensato prenderne uno che 
faccia anche l'analisi in frequenza ?
(visto che nella valutazione del livello di esposizione si dovrà tener 
conto anche dell'attenuazione fornita dai DPI otoprotettori, che hanno 
una risposta variabile in funzione della frequenza)
grazie

Cristian Masiero ha scritto:

L'analisi in frequenza è una cosa necessaria se davvero vuoi scoprire 
come intervenire per ridurre il rischio... poi ti può servire anche per 
valutare se gli otoprotettori che prendi sono adatti al tipo di rumore 
che devi proteggere.
Però nella direttiva europea di questa valutazione "fine" non si parla. 
Ti dirò di più; non è escluso che si potranno usare dei fonometri in 
classe II, invece che in classe I: in fondo la differenza sta 
nell'errore di misura e se tu nella tua valutazione calcoli 
correttamente l'incertezza, l'uso di un fonometro in classe II ti da lo 
stesso grado di protezione (lo so che scatenerò una bagarre...). Nella 
direttiva europea, se non ricordo male, NON si danno indicazioni 
relative alla strumentazione da utilizzare e pare che il Ministero abbia 
intenzione di recepire la Direttiva senza cambiare nulla per non 
rischiare la solita procedura di infrazione...
Valter

Cristian Masiero ha scritto:

L'analisi in frequenza è una cosa necessaria se davvero vuoi scoprire


 Valter
I tuoi messaggi appaiono "doppi" con due nick diversi a orari diversi. Forse 
tu non ne visualizzi uno, ma gli altri si.
CiaO, FoX 

 classe II, invece che in classe I: in fondo la differenza sta
Finalmente! Nel resto d'Europa tutte le fonometrie che ho visto sono fatte 
con strumenti in classe 2. Questo anche in raccordo con le norme IEC che 
individuano nella classe 2 la strumentazione per misure ambientali. Come si 
sa per il rumore ambientale non ha nessun significato utilizzare strumenti 
più precisi (classe 0 sperimentazione, classe 1 laboratorio, classe 3 
sorveglianza). Ho sempre ritenuto che l'imposizione della classe 1 fosse 
stata l'indicazione di qualche lobby piuttosto che un motivo tecnico. Poi se 
si osserva l'offerta del mercato si possono scoprire fonometri in classe 2 
sofisticati e completi quanto quelli in Classe 1. Ma come al solito siamo in 
Italia ci si è fissati sullo strumento anziché sul tecnico che fa le misure.
Bye
Norbert 

FoX ha scritto:

Scusate tutti, ieri ho avuto dei problemi con la connessione. I due
diversi nick sono dovuti a due diverse connessioni ad internet che ho.
Oggi li visualizzo tutt anch'io (compresi i doppi, e mi chiedo come mai
non ce ne siano di tripli...). Mi auguro che non succeda più...
Grazie per la pazienza.
Valter

 Italia ci si è fissati sullo strumento anziché sul tecnico che fa le
misure.
Se ci riferiamo puramente alla precisione dello strumento, sono d'accordo
con te: non ha senso, quando la legge stabilisce classi di rischio omogenee
con un intervallo di 5dB, andare a sindacare sul decimo di dB. Ma se
guardiamo l'offerta commerciale di strumenti sul mercato, gli strumenti in
classe 2 che conosco molto spesso non sono neppure integratori!!! E' vero,
probabilmente la situazione è condizionata dal fatto che oggi, praticamente,
uno strumento in classe 2 non serve assolutamente a nulla. Sono d'accordo
sul fatto che, se esistessero strumenti in Classe 2 integratori e magari
dotati di un minimo di analisi spettrale, potrebbero essere più che idonei
nel 90% delle applicazioni.
aLUCArd (from work)
--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed è sbagliata."

 classe 2 che conosco molto spesso non sono neppure integratori!!! E' vero,
Pensavo anch'io così tempo fa, poi per curiosità (avevo visto in una VIA in 
Spagna un strumento di una marca che non conoscevo) ho fatto un giro su 
google e così ho scoperto un mondo oltre ai soliti  B&K, Larson e Delta OHM. 
Sui 800-1500 Eur esistono fon. completi (e anche ricchi di accessori) in 
classe 2 con tanto di  integratore, memoria interna, interfaccia RS 232, 
cavo di interfaccia, software e filtri per l'analisi di frequenza e 
calibratore. Provare per credere.
Bye
Norbert