Newsgroup: it.hobby.scuba
Titolo: Interfaccia per Vyper autocostruita

Ciao a tutti,
sto cercando un consiglio su quale interfaccia costruire per il Vyper, ho 
dato uno sguardo in giro e hoi trovato vari schemi, qualcuno può darmi una 
mano indirizzandomi su quella che utilizza con successo?
Grazie in anticipo.

 sto cercando un consiglio su quale interfaccia costruire per il Vyper
Io ho costruito quella tipo "semplificato" di Scubadiver Roli. Funziona
egregiamente, tre transistor comunissimi ed un pizzico di componenti
passivi, facile da realizzare senza errori anche su una millefori, basta
fare attenzione a poche cose che non riporto adesso per non dilungarmi
troppo, fammi sapere se ti servono dettagli.
Io la uso regolarmente e non ne sbaglia una.
Ciao
Paolo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

> Io la uso regolarmente e non ne sbaglia una.
ciao, io l'ho costruita, la seriale del pc la riconosce ma anche cambiando
le impostazionei di timeout non riesco a scaricare (non credo sia un
problema dei connettori)
ciao
Sugar
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Sugar
Allora poi l'hai comprata o hai costruito quella con gli operazionali?
(alla fine gli schemi sono due, quello con gli operazionali dovrebbe
essere l'"originale Suunto", IMHO)
Non credo che il software faccia fare poi quei gran calcoli
all'interfaccia in fase di riconoscimento. Forse il problema riguardava la
parte che si collega al Suunto. Hai fatto il test con le 2 pilette da 9V
(descritto sul PDF)? Cambiando le tensioni sul connettore COM dovresti
veder cambiare le tensioni sui terminali del Suunto.
Ovviamente questo va fatto con l'interfaccia NON collegata né al PC né al
Suunto... :-))
Se fosse un problema di contatto non affidabile, avresti visto avanzare
sul monitor, almeno qualche volta, la barra di scaricamento (magari non
fino alla fine).


l'interfaccia viene riconosciuta da parte del SDM ???
sè si il problema è sulla connessione interfaccia - suunto, no verifica
IL LAYOUT elettrico e
il layout elettrico.
Sono riuscito a scaricare i profili sul Palm, Win CE e Mac Os oltre ai
vari Win. ciao
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 veder cambiare le tensioni sui terminali del Suunto.
a dire la verità non ho provato. Questa sera procedo come dici tu. Grazie
del consiglio


 vari Win. ciao
Ciao
io anche io ho realizzato l'interfaccia di Roli (credo sia questo il
nome dell'autore, c'è scritto in fondo al documento pdf) e funziona
perfettamente.
Le uniche varianti che ho fatto riguardano la connessione al vyper,
cioè:
l'autore consiglia di applicare alla scatoletta che contiene il
circuito stampato due contatti a molla che tocchino il fondo del
computer, trovando il sistema poco pratico ho optato per due piccoli
coccodrilli (scegli la misura più piccola in commercio) e và alla
grande!
in totale non spendi più di cinque euro ed è molto semplice
realizzarla usando una basetta millebuchi e null'altro.
l'unico limite è nella lunghezza dei cavetti dallo stampato al vyper,
fai in modo che sia più breve possibile.
Purtroppo non ho più il link dove scaricare il pdf ma se vuoi te mando
in pvt tramite email....magari hai uno spazio web dove ospitarlo.
Ciao e buon lavoro
Antonio

Grazie a tutti per le informazioni, se qualcuno ha il link del sito mi 
farebbe una cortesia.
Grazie.

 Grazie.
Prova qui
www.geocities.com/scubadiver_roli/english.html
oppure qui
http://www.jonioblu.it/download.htm
