Newsgroup: it.hobby.armi.moderato
Titolo: Biilance meccanice RCBS

Prendo spunto da un recente post per chiedere informazioni in merito alle
bilancine RCBS, in particolare, quelle da me verificate, la 5-0-5- e la
10-10
Ne ho sempre sentito parlar bene e ne sono state vantate le doti di
affidabilità e durata.
Invece mi sono capitati alcuni modelli che, piuttosto, si sono rivelate
estremamente erratiche nelle pesate! 
Impostata la misura, l'ago raggiunge la posizione d'indice in modo molto
preciso, ma... se rimuovo il piattino e riprovo a pesare, mi accorgo che
la pesata non è più la stessa MA E' SUPERIORE.
Mi è capitato con una 10-10 e pensavo fosse un problema specifico della
mia. Oggi invece posso dire che è successo ad altri  e anche con altri
modelli della stessa casa produttrice.
Sono pezzi sfortunati? Siamo noi che non sappiamo fare la corretta
manutenzione (ovviamente ci metto pure questo, ma assicuro che la pulizia
delle parti è stata sempre effettuata), il prodotto RCBS è scaduto di
qualità? O cosa?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 qualità? O cosa?
Difficile a dirsi. La mia 505 funziona da 30 anni e va benissimo.  MI vien 
di pensare che possano essere due i motivi per la non ripetitività. Il primo 
legato ai coltelli del fulcro e dal rispettivo ricettacolo a V in agata ( mi 
sembra) su cui questi poggiano. Magari prova a guardarli con una lente, per 
verificare che non ci siano bave, e pulirli con delicatezza con un po' di 
benzina rettificata. Ma penso che lo avrai già fatto. L'altro potrebbe 
essere legato allo smorzatore di oscillazioni, che andrebbe controllato per 
verificare che tutto sia ben saldo e non soggetto a movimenti non voluti. 
Eventualmente, male non sarebbe scrivere alla RCBS.
Ciao
dodi

 Ciao
verifica anche l'orizzontalità del piano di appoggio... nelle due direzioni 
ortogonali...
ciao..
B. 

 qualità? O cosa?
cut
ciao
se le hai prese di recente prova e vedere sulla scatola dove sono "made" (io
ho avuto un "disagio" con un innescatore....)
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 ho avuto un "disagio" con un innescatore....)
Visto che si parla della bilancia RCBS, mi pare doveroso sottolineare 
che la RCBS NON la produce :-)
Ogni bilancia meccanica americana della fascia della RCBS 5-0-5 e' 
prodotta dalla Ohaus Corporation.
E la RCBS non ne fa mistero, visto che sulla 505 c'č scritto in maniera 
visibilissima "manufactured by Ohaus Corporation".
Mi stupisce il fatto che vengano riscontrati problemi di questo tipo, 
perche' ho sempre considerato la bilancia come uno strumento 
assolutamente affidabile, e sul tavolo di ricarica ho una bilancina 
"vintage" anni cinquanta della Redding che funziona perfettamente 
malgrado il suo mezzo secolo...


Ho presso da poco una 5-10 su Ebay, in perfetto stato, ho fatto svariate prove cercando di portarla a "disagio" il massimo che ho ottenuto è una differenza , per me trascurabile, nell'ordine del 0.05grain, non so di quanto (superiore) parli te. 
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 ho avuto un "disagio" con un innescatore....)
Mexico


 malgrado il suo mezzo secolo...
Stupisce anche me, soprattutto perchč questa marca di bilance č, anche in
questo ng, riconosciuta universalmente come "la migliore". Perň mi č
succeso personalmente.....


 succeso personalmente.....
Non metto assolutamente in dubbio l'accaduto!
Mi stavo solo chiedendo se ci fossero altri possibili fattori per 
giustificare il problema...
anche perchè se il problema si riscontra su una bilancia prodotta da 
Ohaus, significa che in tempi brevissimi TUTTE le altre bilance avranno 
problemi analoghi, perchè è la Ohaus che fa per tutti quelle di fascia 
media (cosi' come esiste un UNICO produttore di martelli cinetici che 
li produce per cani e porci).
Ad esempio si è sempre detto che i supporti sono realizzati in agata.
Non vorrei che a qualcuno fosse venuto in mente di sostituire l'agata 
con il teflon, ad esempio....
Una volta accertato che la bilancia marcata RCBS e' ancora prodotta da 
Ohaus, credo che valga la pena di dare un'occhiata sui forum americani 
per capire se anche le bilance di altre marche sempre prodotte da Ohaus 
abbiano dato gli stessi problemi.
Se mi capita di vedere qualcosa dai cugini yankee, faccio un fischio :-)

 qualità? O cosa?
Ho anch'io la 10-10 marcata Ohaus da una ventina d'anni e funziona benone.
Credo che il tuo problema derivi dal fatto che lo smorzatore di
oscillazione freni il braccio, dando l'impressione che si sia fermato, ma
cosi' non è.
Imposta una pesata, e quando vedrai il braccio fermo ..aspetta almeno 30".
Il piu' delle volte si sposterà in alto o in basso.
Dà le correzzioni al dosatore e riprova.
Le bilancine funzionano, ma sono un po' lente.
Sarebbe utile per accelerare le cose, che quando poggi il piatto tu
imprima una leggera oscillazione.
