Newsgroup: it.media.video.produzione
Titolo: Per Salvo (e non solo): taratura VU meter

Volevo approfittare della tua competenza di elettronica in BF ed AF per
porti un quesito: ho trovato fra i miei vecchi kit di NE un generatore
sinusoidale di BF che vorrei usare per tarare come si deve i miei VU meters.
L'aggeggio ha un selettore per 5 frequenze preimpostate ed un potenziometro
per la regolazione dell'ampiezza del segnale sinusoidale.
Ho pensato di procedere in questo modo:
-impostare la frequenza a 1 khz;
-collegare un multimetro digitale all'uscita di BF e variare l'ampiezza fino
a quando la tensione segna 1 volt (o 250 mV?);
-con quell'impostazione collegare l'oscillatore al vumeter e tarare lo zero.
Sbaglio qualcosa?
Ciao
Gary



Non sbagli, ma non riesci a trovare un oscilloscopio?
Il multimetro digitale misura il "valore efficace" che andrebbe
benissimo se non fosse che cambia con possibili distorsioni nella
forma d'onda ma in particolare cambia nei multimetri con il cambiare
della frequenza in quanto sono fatti solo per l'alternata a 50/60 Hz.
Naturalmente se il multimetro che hai e` un HP (Agilent) da
laboratorio  od un altro di gran qualita` e` tutta un altra cosa.
In ogni caso, non so di che VUmeters si tratti. Molti hanno solo  un
diodo ed un trimmer resistivo per cui li puoi anche "tarare" ad una
frequenza bassa, vicina ai 50Hz tanto sono poco precisi comunque e
abbastanza indipendenti dalla frequenze (entro certi limiti). Un delta
di 2dB non lo apprezzeresti di sicuro su quei robi li, ergo i VUmeters
non servono quasi a nulla, sono proprio strumenti grossolani.
P.S. La taratura a zero non era 0.7 V? ovvero 1/2 la radice quadrata
di 2 ? 
0.7V efficaci corrispondono a 1V di picco ovvero a 2V tra picco e
picco (se ricordo bene). Il carico ha poi la sua importanza, pare di
ricordare che deve essere di 600 ohm. COmunque sono  passati 30 anni
da quando facevo ste cose, la mente potrebbe essersi arrugginita :-)
Gab_

 della frequenza in quanto sono fatti solo per l'alternata a 50/60 Hz.
Condivido in tutto il tuo pensiero, salvo il fatto che molti multimetri di
buona fattura, tipo il Fluke 23, hanno un range di freuqne zaoper le misure
in alternata da 50Hz ad 1 KHz: gary dovrebbe controllare nel data sheet del
suo strumento per verificare.
Altra osservazione. il valore misurato nel caso ipotizzato da gary sarebbe
corretto, vito che il suo generatiore di test produce un'onda sinusoidale.
In ultimo: in alternativa al generatore di tono di NE, la taratura la si
potrebbe fare con un normale lettore CD, utilizzando come sorgente un disco
su cui precedentemente si è inciso un tono di test generato con programmi
tipo Cool Edit o Sonic foundry: per aggiustare il livello di uscita si
potrebbe usare un preampli. Perlatro se quest'ultimo è provvisto di un suo
VU-meter afidabile si può anche fare a meno del multimetro.
Ciao
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Grazie ad entrambi: fra le vostre risposte, le mie ricerche in internet ed i
ricordi che mi avete tirato fuori, penso che utilizzerò questa procedura:
1. imposto il generatore a 1 khz
2. agisco sull'ampiezza fino a raggiungere la tensione di 0.775 v (1v/radice
di due) come da lettura dal multimetro (è un digitale philips)
3. con quell'impostazione taro i VU meters (sono a barre di led, quindi non
dovrei avere inerzia o comunque ne ho poca) sullo 0 db
Corretto?
Ciao
Gary

 dovrei avere inerzia o comunque ne ho poca) sullo 0 db
Attento che potrebbero essere peak meter, non VU meter. I VU meter l'inerzia 
(si dovrebbe dire "balistica") la hanno e come, è la loro caratteristica 
principale.
Inoltre, lo standard prevede che 1mW su un carico di 600 ohm (cioè 0,775V su 
600ohm) produca una lettura di -4dBm (= -4VU), non 0dBm . Per ottenere 0dBm 
devi applicare 1,228V (che corrisponde a +4dBm rispetto allo standard di 1mW 
su un carico di 600 ohm) con una resistenza di 3600ohm in serie allo 
strumento. In effetti, l'impedenza standard di un VU meter è 7500ohm 
(strumento+resistenza esterna), e questo serve ad evitare di caricare troppo 
una linea a 600ohm (l'impedenza di un dispositivo posto a ponte, cioè in 
parallelo ad una linea, dovrebbe essere sempre in rapporto di almeno 10:1 
rispetto all'impedenza della linea stessa).
In altre parole: i VU meter sono calibrati per indicare -4VU se connessi a 
ponte su una linea a 600 ohm in cui è presente una potenza di 1mW.
Se la linea non è da 600ohm, per ricavare il valore reale in dB si deve 
sommare a quello segnato dallo strumento un fattore di correzione pari a 10 
log (Z2/Z1), dove Z2 è l'impedenza di calibrazione e Z1 è quella del 
circuito in esame. Normalmente Z2 vale appunto 600 (ohm).
Alternativamente, se vuoi sapere quale voltaggio devi applicare ad una linea 
di impedenza diversa da 600ohm, puoi usare la formula V=Vd sqrt(Z/600), dove 
Vd è il voltaggio su 600ohm e Z è l'impedenza del tuo circuito. Ad esempio, 
se usi una linea a 150ohm, per ottenere l'equivalente di +4 dBm su 600ohm 
devi usare 0,615V (Vd vale, come ho detto, 1,228V approssimabile a 1,23V).

 wrote in message
l3ocs016ojal0rru9...@4ax.com...

quanto tempo ci impiega a scongelare una fettina di manzo????   :)


Non lo so, io non lo mangio surgelato :-))