kategori:mamalia hasil persilangan
kategori:mamalia hasil persilangan
beberapa penggunaan mikrotom:
untuk mikroskop cahaya, material pertama-tama difiksasi dan dibekukan atau dibenamkan ke dalam parafin.
bagian-bagian setebal 3  20 mm biasanya diiris dengan pisau baja.
untuk mikroskop elektron, fiksasi diikuti dengan pembenaman dalam resin seperti araldine(r), bagian-bagian diiris dengan pisau gelas atau pisau intan ultramikrotom setebal 2  100 nm.
alat ini terbuat dari logam berbentuk seperti klos benang yang berongga di tengah.
di dalam rongga terdapat sebuah ulir yang bagian atasnya rata dan bagian bawahnya melekat atau bersatu dengan dasar alat itu.
bila dasar alat itu diputar dari kiri atau ke kanan, maka bidang ulir bagian atas yang rata itu akan bergerak ke atas atau ke bawah dengan interval 20 tiap putaran.
rongga tersebut adalah tempat untuk meletakkan benda yang akan disayat tipis, biasanya dibalut lilin atau gabus.
a. definisi mikrotom
b. jenis  jenis mikrotom
secara garis besar mikrotom dibagi menjadi dua golongan.
perkembangan alat mikrotom memang sangat pesat, terbukti dengan banyaknya jenis mikrotom yang beredar di pasaran.
berbagai tipe mikrotom modern bermunculan dengan spesifikasi yang masing-masing berbeda.
seperti yang terlihat dari tulisan yang dibuat oleh walter esigner direktur pemasaran dan sales internasional untuk leica mikrosistem di nusloch, jerman, menceritakan tentang perubahan transformasi di lingkungan laboratorium histopatologi modern.
di dalam essay nya yang berjudul motorised microtomes liberate histotechnologist, pada saat ini terdapat berbagai jenis mikrotom modern yang diproduksi sesuai permintaan pasar, diantaranya adalah tipe rm 215, rm 2155, rm 2145, dsc 1, rm.
jenis mikrotom yang paling umum digunakan adalah:
a) mikrotom putar baik untuk sayatan parafin dan teknik kriostat.
b) mikrotom geser, baik untuk sayatan nitroselulase atau palstik
c) mikrotom klinis beku, digunakan di laboratorium klinis untuk keperluan diagnosis yang bersifat segera.
d) mikrotom sayatan ultra tipis, digunakan untuk menghasilkan sayatan dengan ketebalan kurang dari 1 milimikron
e) mikrotom base sledge, digunakan untuk menyayat jaringan yang sangat besar seperti otak
f) mikrotom faust, menghasilakn ketipisan maksimal 254 milimikron
g) mikrotom smith dan farguhur, digunakan untuk menyayat jaringan segar yang tidak difiksasi.
jenis-jenis mata pisau mikrotom
jenis-jenis pisau mikrotom
c. cara kerja mikrotom
pemotongan (mounting) adalah proses pemotongan blok preparat dengan menggunakan mikrotom.
sebelum melakukan pemotongan serangkaian persiapan yang harus dilakukan adalah :
tehnik pemotongan parafin yang mengandung preparat adalah sebagai berikut
mikrotom sebaiknya ditutup dengan plastik, atau dimasukkan ke kotaknya jika tidak sedang digunakan.
jangan memindahkan mikrotom dengan cara memegang bagian yang dapat bergerak, karena dapat menggangu akurasinya.
sebelum dan sesudah digunakan, sebaiknya mikrotom dibersihkan dari serpihan parafin dengan cara melap dengan kain lap yang telah dibasahi dengan xilol.
mikrotom harus selalu diminyaki untuk mencegah keausan dan kemacetan.
komponen mikrotom yang paling berperan dalam produksi sayatan yang sempurna adalah pisau yang digunakan untuk menyayat.
oleh karena itu, untuk dapat bekerja optimal.
tipe dan struktur pisau mikrotom pabrikan yang sama dengan pabrikan mikrotom.
berdasarkan struktur sisi pemotong pisau, maka dikenal tiga tipe pisau mikrotom, yaitu:
perawatan pisau mikrotom
pisau mikrotom harus selalu dibersihkan setelah selesai dipakai, karena jika tidak maka akan meninbulkan korosi.
membersihkan pisau dengan kertas atau kain pembersih lensa yang dibasahi xilen kemudian dilap dengan bahan pembersih yang sama.
pisau harus ditajamkan sesering mungkin.
ada dua tekhnik dalam hal menajamkan pisau mikrotom, yaitu mengikir (honing) dan mengasah (stropping).
mengikir lebih diarahkan kepada menghilangkan gerigi atau sompelan kasar dan dalam yang terdapat pada mata pisau.
sedangkan tahap mengasah diarahkan untuk menghilangkan gerigi yang lebih halus pada mata pisau sehingga pisau memiliki kemampuan mengiris yang lebih baik dan sempurna.
beberapa penggunaan mikrotom :
untuk mikroskop cahaya, material pertama-tama difiksasi dan dibekukan atau dibenamkan ke dalam parafin.
bagian-bagian setebal 3  20 mm biasanya diiris dengan pisau baja.
untuk mikroskop elektron, fiksasi diikuti dengan pembenaman dalam resin seperti araldine , bagian-bagian diiris dengan pisau gelas atau pisau intan ultramikrotom setebal 2  100 nm.