alih akidah islam
alih akidah islam
mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektro statik dan elektro magnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya.
mikroskop elektron ini menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetik yang lebih pendek dibandingkan mikroskop cahaya.
pada tahun 1920 ditemukan suatu fenomena di mana elektron yang dipercepat dalam suatu kolom [elektromagnet], dalam suasana hampa udara (vakum) berkarakter seperti cahaya, dengan panjang gelombang yang 100.000 kali lebih kecil dari cahaya.
selanjutnya ditemukan juga bahwa medan listrik dan medan magnet dapat berperan sebagai lensa dan cermin seperti pada lensa gelas dalam mikroskop cahaya.
jenis-jenis mikroskop elektron
mikroskop transmisi elektron (tem)
mikroskop transmisi elektron (transmission electron microscope-tem)adalah sebuah mikroskop elektron yang cara kerjanya mirip dengan cara kerja proyektor slide, di mana elektron ditembuskan ke dalam objek pengamatan dan pengamat mengamati hasil tembusannya pada layar.
seorang ilmuwan bernama ernst ruska menggabungkan penemuan ini dan membangun mikroskop transmisi elektron (tem) yang pertama pada tahun 1931.
untuk hasil karyanya ini maka dunia ilmu pengetahuan menganugerahinya hadiah penghargaan nobel dalam fisika pada tahun 1986.
mikroskop yang pertama kali diciptakannya adalah dengan menggunakan dua lensa medan magnet, namun tiga tahun kemudian ia menyempurnakan karyanya tersebut dengan menambahkan lensa ketiga dan mendemonstrasikan kinerjanya yang menghasilkan resolusi hingga 100 nanometer (nm) (dua kali lebih baik dari mikroskop cahaya pada masa itu).
mikroskop transmisi eletron saat ini telah mengalami peningkatan kinerja hingga mampu menghasilkan resolusi hingga 0,1 nm (atau 1 angstrom) atau sama dengan pembesaran sampai satu juta kali.
meskipun banyak bidang-bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dengan bantuan mikroskop transmisi elektron ini.
adanya persyaratan bahwa "obyek pengamatan harus setipis mungkin" ini kembali membuat sebagian peneliti tidak terpuaskan, terutama yang memiliki objek yang tidak dapat dengan serta merta dipertipis.
karena itu pengembangan metode baru mikroskop elektron terus dilakukan.
agar pengamat dapat mengamati preparat dengan baik, diperlukan persiapan sediaan dengan tahap sebagai berikut :
1. melakukan fiksasi, yang bertujuan untuk mematikan sel tanpa mengubah struktur sel yang akan diamati.
fiksasi dapat dilakukan dengan menggunakan senyawa glutaraldehida atau osmium tetroksida.
2. pembuatan sayatan, yang bertujuan untuk memotong sayatan hingga setipis mungkin agar mudah diamati di bawah mikroskop.
preparat dilapisi dengan monomer resin melalui proses pemanasan, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan menggunakan mikrotom.
umumnya mata pisau mikrotom terbuat dari berlian karena berlian tersusun dari atom karbon yang padat.
oleh karena itu, sayatan yang terbentuk lebih rapi.
sayatan yang telah terbentuk diletakkan di atas cincin berpetak untuk diamati.
3. pelapisan/pewarnaan, bertujuan untuk memperbesar kontras antara preparat yang akan diamati dengan lingkungan sekitarnya.
pelapisan/pewarnaan dapat menggunakan logam berat seperti uranium dan timbal.
mikroskop pemindai transmisi elektron (stem)
mikroskop pemindai transmisi elektron (stem)adalah merupakan salah satu tipe yang merupakan hasil pengembangan dari mikroskop transmisi elektron (tem).
pada sistem stem ini, electron menembus spesimen namun sebagaimana halnya dengan cara kerja sem, optik elektron terfokus langsung pada sudut yang sempit dengan memindai objek menggunakan pola pemindaian dimana objek tersebut dipindai dari satu sisi ke sisi lainnya (raster) yang menghasilkan lajur-lajur titik (dots)yang membentuk gambar seperti yang dihasilkan oleh crt pada televisi / monitor.
mikroskop pemindai elektron (sem)
mikroskop pemindai elektron (sem) yang digunakan untuk studi detail arsitektur permukaan sel (atau struktur jasad renik lainnya), dan objek diamati secara tiga dimensi.
tidak diketahui secara persis siapa sebenarnya penemu mikroskop pemindai elektron (scanning electron microscope-sem) ini.
publikasi pertama kali yang mendiskripsikan teori sem dilakukan oleh fisikawan jerman dr. max knoll pada 1935, meskipun fisikawan jerman lainnya dr.
manfred von ardenne mengklaim dirinya telah melakukan penelitian suatu fenomena yang kemudian disebut sem hingga tahun 1937.
mungkin karena itu, tidak satu pun dari keduanya mendapatkan hadiah nobel untuk penemuan itu.
pada 1942 tiga orang ilmuwan amerika yaitu dr.
vladimir kosma zworykin, dr. james hillier, dan dr. snijder, benar-benar membangun sebuah mikroskop elektron metode pemindaian (sem) dengan resolusi hingga 50 nm atau magnifikasi 8.000 kali.
sebagai perbandingan sem modern sekarang ini mempunyai resolusi hingga 1 nm atau pembesaran 400.000 kali.
mikroskop elektron cara ini memfokuskan sinar elektron (electron beam) di permukaan objek dan mengambil gambarnya dengan mendeteksi elektron yang muncul dari permukaan objek.
cara terbentuknya gambar pada sem berbeda dengan apa yang terjadi pada mikroskop optic dan tem. pada sem, gambar dibuat berdasarkan deteksi elektron baru (elektron sekunder) atau elektron pantul yang muncul dari permukaan sampel ketika permukaan sampel tersebut dipindai dengan sinar elektron.
elektron sekunder atau elektron pantul yang terdeteksi selanjutnya diperkuat sinyalnya, kemudian besar amplitudonya ditampilkan dalam gradasi gelap-terang pada layar monitor crt (cathode ray tube).
di layar crt inilah gambar struktur objek yang sudah diperbesar bisa dilihat.
pada proses operasinya, sem tidak memerlukan sampel yang ditipiskan, sehingga bisa digunakan untuk melihat objek dari sudut pandang 3 dimensi.
agar pengamat dapat mengamati preparat dengan baik, diperlukan persiapan sediaan dengan tahap sebagai berikut :
1. melakukan fiksasi, yang bertujuan untuk mematikan sel tanpa mengubah struktur sel yang akan diamati.
fiksasi dapat dilakukan dengan menggunakan senyawa glutaraldehida atau osmium tetroksida.
2. dehidrasi, yang bertujuan untuk memperendah kadar air dalam sayatan sehingga tidak mengganggu proses pengamatan.
3. pelapisan/pewarnaan, bertujuan untuk memperbesar kontras antara preparat yang akan diamati dengan lingkungan sekitarnya.
pelapisan/pewarnaan dapat menggunakan logam mulia seperti emas dan platina.
mikroskop pemindai lingkungan elektron (esem)
mikroskop ini adalah merupakan pengembangan dari sem, yang dalam bahasa inggrisnya disebut environmental sem (esem) yang dikembangkan guna mengatasi objek pengamatan yang tidak memenuhi syarat sebagai objek tem maupun sem.
obyek yang tidak memenuhi syarat seperti ini biasanya adalah bahan alami yang ingin diamati secara detail tanpa merusak atau menambah perlakuan yang tidak perlu terhadap objek yang apabila menggunakat alat sem konvensional perlu ditambahkan beberapa trik yang memungkinkan hal tersebut bisa terlaksana.
teknologi esem ini dirintis oleh gerasimos d.
danilatos, seorang kelahiran yunani yang bermigrasi ke australia pada akhir tahun 1972 dan memperoleh gelar ph.d dari universitas new south wales (unsw) pada tahun 1977 dengan judul disertasi dynamic mechanical properties of keratin fibres .
dr. danilatos ini dikenal sebagai pionir dari teknologi esem, yang merupakan suatu inovasi besar bagi dunia mikroskop elektron serta merupakan kemajuan fundamental dari ilmu mikroskopi.
deengan teknologi esem ini maka dimungkinkan bagi seorang peneliti untuk meneliti sebuah objek yang berada pada lingkungan yang menyerupai gas yang betekanan rendah (low-pressure gaseous environments) misalnya pada 10-50 torr serta tingkat humiditas diatas 100%.
dalam arti kata lain esem ini memungkinkan dilakukannya penelitian objek baik dalam keadaan kering maupun basah.
sebuah perusahaan di boston yaitu electro scan corporation pada tahun 1988 ( perusahaan ini diambil alih oleh philips pada tahun 1996- sekarang bernama fei company telah menemukan suatu cara guna menangkap elektron dari objek untuk mendapatkan gambar dan memproduksi muatan positif dengan cara mendesain sebuah detektor yang dapat menangkap elektron dari suatu objek dalam suasana tidak vakum sekaligus menjadi produsen ion positif yang akan dihantarkan oleh gas dalam ruang objek ke permukaan objek.
beberapa jenis gas telah dicoba untuk menguji teori ini, di antaranya adalah beberapa gas ideal, gas , dan lain lain.
namun, yang memberikan hasil gambar yang terbaik hanyalah uap air.
untuk sample dengan karakteristik tertentu uap air kadang kurang memberikan hasil yang maksimum.
pada beberapa tahun terakhir ini peralatan esem mulai dipasarkan oleh para produsennya dengan mengiklankan gambar-gambar jasad renik dalam keadaan hidup yang selama ini tidak dapat terlihat dengan mikroskop elektron.
pertama-tama dilakukan suatu upaya untuk menghilangkan penumpukan elektron (charging) di permukaan objek, dengan membuat suasana dalam ruang sample tidak vakum tetapi diisi dengan sedikit gas yang akan mengantarkan muatan positif ke permukaan objek, sehingga penumpukan elektron dapat dihindari.
hal ini menimbulkan masalah karena kolom tempat elektron dipercepat dan ruang filamen di mana elektron yang dihasilkan memerlukan tingkat vakum yang tinggi.
permasalahan ini dapat diselesaikan dengan memisahkan sistem pompa vakum ruang objek dan ruang kolom serta filamen, dengan menggunakan sistem pompa untuk masing-masing ruang.
di antaranya kemudian dipasang satu atau lebih piringan logam platina yang biasa disebut (aperture) berlubang dengan diameter antara 200 hingga 500 mikrometer yang digunakan hanya untuk melewatkan elektron , sementara tingkat kevakuman yang berbeda dari tiap ruangan tetap terjaga.
mikroskop refleksi elektron (rem)
yang dalam bahasa inggrisnya disebut reflection electron microscope (rem), adalah mikroskop elektron yang memiliki cara kerja yang serupa sebagaimana halnya dengan cara kerja tem namun sistem ini menggunakan deteksi pantulan elektron pada permukaan objek.
tehnik ini secara khusus digunakan dengan menggabungkannya dengan tehnik refleksi difraksi elektron energi tinggi (reflection high energy electron diffraction) dan tehnik refleksi pelepasan spektrum energi tinggi (reflection high-energy loss spectrum - rhels)
spin-polarized low-energy electron microscopy (spleem)
spin-polarized low-energy electron microscopy (spleem) ini adalah merupakan variasi lain yang dikembangkan dari teknik yang sudah ada sebelumnya, yang digunakan untuk melihat struktur mikro dari medan magnet ().
teknik pembuatan preparat yang digunakan pada mikroskop elektron
materi yang akan dijadikan objek pemantauan dengan menggunakan mikroskop elektron ini harus diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu sampel yang memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai preparat pada mikroskop elektron.
teknik yang digunakan dalam pembuatan preparat ada berbagai macam tergantung pada spesimen dan penelitian yang dibutuhkan, antara lain :
kriofiksasi yaitu suatu metode persiapan dengan menggunakan teknik pembekuan spesimen dengan cepat yang menggunakan nitrogen cair ataupun helium cair, dimana air yang ada akan membentuk kristal-kristal yang menyerupai kaca.
suatu bidang ilmu yang disebut mikroskopi cryo-elektron (cryo-electron microscopy) telah dikembangkan berdasarkan tehnik ini.
dengan pengembangan dari mikroskopi cryo-elektron dari potongan menyerupai kaca (vitreous) atau disebut cryo-electron microscopy of vitreous sections (cemovis), maka sekarang telah dimungkinkan untuk melakukan penelitian secara virtual terhadap specimen biologi dalam keadaan aslinya.
fiksasi - yaitu suatu metode persiapan untuk menyiapkan suatu sampel agar tampak realistik (seperti kenyataannya ) dengan menggunakan glutaraldehid dan osmium tetroksida.
dehidrasi - yaitu suatu metode persiapan dengan cara menggantikan air dengan bahan pelarut organik seperti misalnya ethanol atau aceton.
penanaman (embedding) - yaitu suatu metode persiapan dengan cara menginfiltrasi jaringan dengan resin seperti misalnya araldit atau epoksi untuk pemisahan bagian.
pembelahan (sectioning)- yaitu suatu metode persiapan untuk mendapatkan potongan tipis dari spesimen sehingga menjadikannya semi transparan terhadap elektron.
pemotongan ini bisa dilakukan dengan ultramicrotome dengan menggunakan pisau berlian untuk menghasilkan potongan yang tipis sekali.
pisau kaca juga biasa digunakan oleh karena harganya lebih murah.
pewarnaan (staining) - yaitu suatu metode persiapan dengan menggunakan metal berat seperti timah, uranium, atau tungsten untuk menguraikan elektron gambar sehingga menghasilkan kontras antara struktur yang berlainan di mana khususnya materi biologikal banyak yang warnanya nyaris transparan terhadap elektron (objek fase lemah).
pembekuan fraktur (freeze-fracture) - yaitu suatu metode persiapan yang biasanya digunakan untuk menguji membran lipid.
jaringan atau sel segar didinginkan dengan cepat (cryofixed) kemudian dipatah-patahkan atau dengan menggunakan microtome sewaktu masih berada dalam keadaan suhu nitrogen ( hingga mencapai -100%
patahan beku tersebut lalu diuapi dengan uap platinum atau emas dengan sudut 45 derajat pada sebuah alat evaporator tekanan tinggi.
ion beam milling - yaitu suatu metode mempersiapkan sebuah sampel hingga menjadi transparan terhadap elektron dengan menggunakan cara pembakaran ion( biasanya digunakan argon) pada permukaan dari suatu sudut hingga memercikkan material dari permukaannya.
kategori yang lebih rendah dari metode ion beam milling ini adalah metode berikutnya adalah metode focused ion beam milling, dimana galium ion digunakan untuk menghasilkan selaput elektron transparan pada suatu bagian spesifik pada sampel.
pelapisan konduktif (conductive coating) - yaitu suatu metode mempersiapkan lapisan ultra tipis dari suatu material electrically-conducting . ini dilakukan untuk mencegah terjadinya akumulasi dari medan elektrik statis pada spesimen sehubungan dengan elektron irradiasi sewaktu proses penggambaran sampel.
beberapa bahan pelapis termasuk emas, palladium (emas putih), platinum, tungsten, graphite dan lain-lain, secara khusus sangatlah penting bagi penelitian spesimen dengan sem.
pembuatan film dengan mikroskop esem
dengan melakukan penambahan peralatan video maka pengamat dapat melakukan pengamatan secara terus menerus pada objek yang hidup.
sebuah perusahaan film dari perancis bahkan berhasil merekam kehidupan makhluk kecil dan memfilmkannya secara nyata.
dari beberapa film yang dibuat, film berjudul cannibal mites memenangkan beberapa penghargaan di antaranya edutainment award (jepang 1999), best scientific photography award (perancis 1999), dan grand prix-best popular and informative scientific film (perancis 1999).
film ini ditayangkan juga di stasiun televisi zweites deutsches fernsehen () jerman, discovery channel di as dan britania raya. kini perusahaan yang sama tengah menggarap film seri berjudul "fly wars" yang rata-rata memakai sekitar lima menit pengambilan gambar dengan esem, pada film tersebut dapat dilihat dengan detail setiap lembar bulu yang dimiliki lalat dalam pertempurannya.
contoh foto bakteri pada ayam dengan menggunakan esem
scientific photography through the microscope