ヘッドホンの測定

## ヘッドホンの測定: 様々な設定、様々な結果

**By Jude**

これは以前他のスレッドに投稿したものの一部ですが、ここに再投稿しようと思います。
生成されたグラフからヘッドホン計測システム (以下)のいくつかを見てみましょう。

ヘッドホン計測に関しては多くの議論があり、グラフや図を見る上で重要なのは、ヘッドホン計測システムと方法には様々なものがあり、計測器具と計測を行う人の数だけ、計測のバリエーションがありうるということです。まずはそれを理解してください。

このテーマについては、今後詳しく議論していきたいと思います。

引用:

引用元: **jerg**

別々の計測アーカイブ (異なる装置/補正)から2つのヘッドホン の周波数特性を比較したところで、いかなる結果も期待できません...

引用:

引用元: **catscratch**

Purrin と Tyll は全く異なる計測技術を用いているので、全く異なるグラフ曲線が生成されます。
それらを比較検討するのは全く無意味です...

様々な人が様々な設定で行ったヘッドホンの計測比較というのは見過ごされやすい論点です。catscratchによれば、別のシステムで行った計測の比較が困難になる傾向にあるとのことです。

例えば、Tyll Hertsens (Innerfidelityの編集長)は、**ここ**で述べるように、計測用の頭部 (Head Acoustics社HMS II.3)を使用しています。
これは業界標準計測ツールのひとつです。カスタム設計された防音室、Audio Precision社製システム2カスケード音響テスターとその他の設備(と彼の方法論)といったTyll の完全計測システムの詳細を知るには上記リンクをクリックしてください。記事に投稿した彼の設定の写真です (フルサイズで閲覧するためには下の画像をクリックしてください):

**AESで発表された最新のヘッドホンに関するある研究**によれば、筆者であるSean Olive (Harman Internationalの音響研究ディレクター兼AESの次期会長)とTodd Welti (Harman Internationalの音響学研究者)による計測はG.R.A.S.社製品を用いて行われました。43AG 耳と頬のシミュレーター (ITU-T型3.3耳介付属)。(より詳しい内容はAESウェブサイト記載の論文全文でご覧いただけます--**会議論文8744**\*--.)繰り返しになりますが、G.R.A.S.社製の pieceと耳介はもう一つの業界標準計測設定です。耳と頬を装着した状態とそうでない状態のG.R.A.S.社製品の写真です (フルサイズで閲覧するためには下の画像をクリックしてください):

**キース・ハワード**もまたStereophileにてG.R.A.Sのイヤーアンドチークシミュレーターを使用していると語っています。Sound And VisionのBrent ButterworthもまたG.R.A.S.の機器を使用しています。

私はヘッドフォンの製造工場に何度か行ったことがあり、そこで前述の装置に似た機器を見てきました(ヘッド、ヘッドアンドトルソーのマネキンや、そしてG.R.A.S.のような機器など)

**AES学会論文 8994**\* (室内スピーカーとヘッドホンにおけるリスナーの選好 目標反応)において、Sean Olive, Todd Welti と Elisabeth McMullin はG.R.A.S.社製品を使用していました。ヘッドフォンの測定用45CA。

**AESの学会論文9118**\*(歪みの聞こえ具合とヘッドフォンのリスナーの好みとの関連性について)では、Steve Temme, Sean Olive, Steve Tatarunis, Todd Welti そして Elisabeth McMullinがG.R.A.Sを使用しています。45CAや、Bruel & Kjaer Headトand Torso simulator タイプ4128などです。

それではそのG.R.A.Sの写真をご覧ください。45CA:

(**rinchoi.blogspot.comのこのページ**からの写真。)

G.R.A.S.社製品 45CAは、ある意味で、G.R.A.S.が2つあるようなものです。43AG 耳と頬のシミュレーターがセットになっており、ステレオヘッドホンの両チャネルを同時に計測することができます。45CA の主要な利点のひとつ(43AG一点もしくは一対との比較において) は、45CAの 「頭部」の筐体が平均的な成人の頭長および頭幅 (頬角を含む)と等しいことにあり、そのためヘッドホン の型締力を個別に計測し、留め具に調整する必要がないことにあります。(片側のG.R.A.S.43AGの留め具はヘッドホンのイヤーカップ背部の中央に固定されるため、背部に開口部のあるイヤーカップの場合には多少問題が生じる可能性もあります。)

43AGと比較したときの45CAの大きな欠点はそれが持ち運び不可能だということです。43AGよりもずっと大きくて、ずっと重たいのです。

もう少し国産に近いものとしては、purrin と Rin Choi は独自の設定を創りあげました。

purrin は頭部のマネキンや、私の知る限りにおいては、耳介も使用しないことを選択しました。
この測定システムが詳細に議論されたことがあるのかどうか私にはわかりません。
Head-Fiでの自身の計測システムについて質問された時に、 **purrin は自身のカプラを「秘密に近いものだ」と答えました。 (リンク)** 昨年のニューポートビーチオーディオショーでの議論の中で、  **(動画で)どのカプラを使用するか尋ねられた時に (リンク)**、プリン (マーヴィン・チェンは**動画で**)こう答えました:
「私は実際にはマネキンの頭を使っていません」
その理由は私が実際にマネキンの頭を試してみて、そこに問題があったからです。
頭部のマネキンには耳があり、高品質なものには耳管もついています。そしてそれらがある種特有の共鳴を生み出すのですが、それは...私たちが実際に聴く音とは必ずしも同じではないのです。
これらのカプラのうちいずれかを使ってCSD 計測をするとしたら、通常は脳が排除していると思われる人間の聴覚システム特有の共鳴が出るでしょう。
ですから、実際に私が行ったのは、カプラをカスタマイズすることです。
本質的にどう機能しているかと言うと...耳と外耳道の効果を最小限にとどめ、同時に私たちが実際に聴こえる音を忠実に再現しようとしているのです。」

purrin によるカプラのカスタマイズ設定の写真です (フルサイズで閲覧するためには下の画像をクリックしてください):

2015-04-17 アップデート:Marv (purrin) は自身の計測器具をバージョン2へアップデートしました。

写真です (写真をクリックして拡大):

彼はフォーム、穴の開いたプラスチック製プレート(CD使用)にマイク用の穴を開けたCreatologyフォームからなるその基本構成を説明しました。Marvによる詳細な説明はこちらです:

引用:

引用元: **purrin**

1. それからフォームの真ん中に、耳の大きさに切ったフェルト片。これがなければ、計測はあまりにやっかいなものになっていたでしょう。フェルトで完全に覆うと、計測が減衰しすぎるようです。耳のサイズのフェルトもまた、もうひとつの機能を果たします。載頭型の適切な計測は耳の残りの部分です。
2. 細く切ったフェルトを髪の代わりに使い、時にはうなじの不完全な密閉を再現するためにそうしたフェルトをもう1枚使うこともあります。密閉を適切にシミュレートする方法を知ることが重要です。
3. 硬いプラスチック製プレート(CDが適当)が骨のシミュレーターとして適切です。

脳の代わりに、中に中密度の気泡フォームを詰めました。
左右の干渉を防ぐためになにかぐにゃぐにゃしたものを使ってください。

本当に、CDの上にフェルトかフォームの層を載せて、それをレンガ型のフォームの上に載せるだけでも充分です。
見た目をちょっと良くして、「信頼性」を得るためにC.U.N.T.と名づけました。
白くてピカピカして、見た目がよくて、いかにもヨーロッパらしいG.R.A.S.とかC.U.N.T.とかいった略称のついたものならいいものに違いないと皆思っています。

Rin Choi (Head-Fiでのハンドル名はudauda)は、 **EURI**と名付けられた頭部のマネキンを独自に作成しました (写真は以下に掲載)。*「人間の皮膚の減衰効果を効果的にシミュレートし、耳介シミュレーターと頭部本体の間の漏洩音を遮断する」*ラテックス製の皮膚で覆われています。EURIの内部には、**IEC 60318-4 閉塞耳シミュレーター**があります。自身のウェブサイトにおいては、Rin は業界標準の使用(方法と器具に関して)を目指しているようで、自作の頭部、EURIと市販の同等品を自身の計測で比較しています。

Rin のEURI 頭部と60318-4 閉塞耳シミュレーターの写真です (フルサイズで閲覧するためには下の画像をクリックしてください):

繰り返しになりますが、計測設定と方法論は計測者によって大幅に異なることがあります。より業界標準に近い装置と方法論を使用する者もあります。また、他方では、それぞれの理由やより正確な計測結果を要因に、業界標準を避けることを主張する者もあります。従って、前述のとおり、異なるメーカーの器具を用いた計測結果同士の有意義な比較を行なうことは困難な可能性があります。

＊AES 論文を直接ダウンロードするためには、 AES E-Library 有料アクセス権付きのAES会員である必要があります。

2015-04-17 1211 米東部夏時間:purrinの計測器具のv2をアップデート。

2015-04-24 0910 米東部夏時間:G.R.A.S.をアップデート 45CA。

このレビューについて**トーク**で語ろう！

**ヘッドホンの測定**