電流感測技術

電流感測技術（current sensing）是電機工程中感測電流的技術。所量測的電流小至數pA，大到上萬安培。使用的電流感測方式會依電流大小、精確度、頻寬、可靠度、成本、隔離需求以及大小而有所不同。所量測的電流可能直接顯示在儀器上，或是利用其他裝置，轉換為數位的資料。

電流感測技術可以使用分流電阻、電流變壓器、、應用磁場原理的傳感器等。

電流感測器
電流感測器是可以偵測導線內電流的裝置，並且產生和電流成比例的信號。產生的信號可以是類比的電壓或是電流信號，也可以是數位信號。產生的信號可以接到儀表（例如電流表）顯示，可以儲存在資料擷取系統中，作進一步的分析，也可以用在控制上。

感測電流以及輸出信號可以是：
 交流輸入
 類比輸出，複製量測到的電流波形。
 雙電源輸出，複製量測到的電流波形。
 單電源輸出，和量測電流的均方根值成正比。
 直流輸入。
 單極性，配合單電源輸出，複製量測到的電流波形。
 數位輸出，在量測到電流超過一定值時進行切換。

電流感測的需求
電流感測技術需要滿足許多不同的需求，常見的需求如下：
高靈敏度
高精度及線性度
頻寬夠寬
可以量測交流及直流
低溫度漂移
抗干擾
IC封裝
低耗電
低價

技術 
 霍爾效應集成电路感測器。
 变压器或是（適用於交流電）。
 Fluxgate變壓器（適用於交流電及直流電）。
 電阻器，其電壓和流過的電流成正比。
 ，利用干涉測量術來量測磁場造成的光相位偏移。
 ，量測交流或是高速電流脈波的裝置，

霍爾效應電流感測器是由霍爾效應（由埃德温·霍尔在1879年發現）來感測電流，可以量測交流、直流或是脈衝電流。

電流感測器有廣泛的應用，而且有不同的信號輸出方式，可以再配合其應用進行處理，因此已應用在許多不同的產業中。

分流電阻

根據歐姆定律，電阻的電壓降和流經電阻的電流成正比。歐姆定律可以用來量測電流。依此原理製作的電流感測器有價格低，可靠度高的優點。

最常見及簡單的電流量測是。分流電阻上的電壓和其電流成正比。分流電阻可以量測交流電流以及直流電流。若是要量測快速上昇時間，且有大電流的暫態電流，會使用高性能的同軸分流電阻，不過高度整合的電子設備會考慮尺寸以及其成本，因此會選擇使用低成本的SMD分流電阻。

以法拉第定律為基礎的電流感測器
法拉第感應定律提到：封閉電路上感應的總電動勢和電路上的總磁通變化率成正比。這已應用在電流量測上。依照法拉第感應定律的電流感測器包括有（CT）以及。這類感1感測器在本質上可以提供量測電流和輸出信號之間的電氣絕緣，因此在一些要求電氣絕緣的安全標準中，會強制使用這類的電流感測器。

電流互感器

電流互感器（Current transformer）是以變壓器的原理運作，可以將一次側的大電流轉換為二次側的電流，常用在交流大電流的量測系統中。此設備是被動設備，因此不需要額外的驅動電路。

電流互感器有另一個優點，可以在消耗電能很少的條件下，量測大電流。電流互感器的缺點是若一次測的電流很大，或是其中有相關的直流成份，會讓電流互感器鐵心用的鐵磁性材料飽和，因此破壞輸出的信號。另一個缺點是鐵心磁化後會有的遲滯現象，精度會受到影響，需要消磁才能恢復其精度。

罗氏线圈

罗氏线圈（Rogowski coil）也是依法拉第感應定律為基礎，罗氏线圈的輸出電壓Vout是利用積分電路所得，和所量測到電流Ic的關係如下：

其中A是線圈的截面積，N是線圈匝數

罗氏线圈沒有變壓器中使用的高磁導率材料，因此其靈敏度較低。不過可以用增加線圈匝數，或是使用高增益的積分器來改善。線圈匝數增加會讓電容和自感增加，積分器增益高就表示有放大器，以及高增益頻寬的產品。在工程的考量，需要在這幾項規格之間做取捨。

相關條目

參考資料

传感器
换能器
度量
电路