Kuadrupol kütle analizörü

Dört kutuplu kütle analizörü (quadrupole mass analyzer-QMS ), veya Kuadrupol kütle analizörü, kütle spektrometresinde kullanılan bir tür kütle analizörüdür. QMS birbirine paralel yerleştirilmiş dört silindirik çubuktan oluşur. Kuadrupol spektrometresinde, kuadrupol kütle analizörüdür ve  kütle-yük oranlarına (m/z) göre numune iyonlarını seçmekten sorumludur. İyonlar, kuadrupolun çubuklarına uygulanan salınımlı elektrik alanlarındaki yörüngelerinin kararlılığına bağlı olarak ayrılır.

Çalışma prensibi 

Kuadrupol dört paralel metal çubuktan oluşur. Her karşıt çubuk çifti elektriksel olarak birbirine bağlanır ve bir çift çubuk ile diğeri arasına DC ofset voltajlı bir radyo frekansı (RF) voltajı uygulanır. İyonlar, çubuklar arasından aşağı doğru ilerler. Uygulanan voltaja bağlı olarak yalnızca belirli bir kütle-yük oranındaki iyonlar detektöre ulaşacaktır: diğer iyonların istikrarsız yörüngeleri vardır ve çubuklarla çarpışacaktırlar. Bu, belirli bir m/z'ye sahip bir iyonun seçilmesine izin verir veya operatörün uygulanan gerilimi sürekli değiştirerek bir dizi m/z değerini taramasına izin verir. Bu matematiksel olarak Mathieu diferansiyel denkleminin yardımıyla modellenebilir.

İdeal olarak çubuklar hiperboliktir. Belirli bir çubuk çapı/aralığı oranına sahip silindirik çubuklar, üretimi daha kolay hiperbollere yeterli bir yaklaşım sağlar. Orandaki küçük değişikliklerin çözünürlük ve tepe şekli üzerinde büyük etkileri vardır. Farklı üreticiler, beklenen uygulama gereksinimleri bağlamında işletim özelliklerine ince ayar yapmak için biraz farklı oranlar seçerler. Son yıllarda bazı üreticiler gerçek hiperbolik çubuklara sahip kuadrupol kütle spektrometreleri ürettiler.

Kaynakça

Dış bağlantılar 

Kütle spektrometrisi