Serie Generale n. 76 del 1-4-1998
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 16 marzo 1998
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. (GU Serie Generale n.76 del 01-04-1998)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
I MINISTRI DELLA SANITÀ, DEI LAVORI PUBBLICI, DEI
TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE E DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995,
n. 447;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo
1991;
Considerata la necessità di armonizzare le tecniche di rilevamento
e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle
peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di
trasporto;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento da rumore, in attuazione dell'art. 3,
comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Per quanto non indicato nell'allegato A del presente decreto di
cui costituisce parte integrante, si fa riferimento alle definizioni
di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2.
Strumentazione di misura
1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le
specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN
60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere
effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle
norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali
registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un
segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una
risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1
dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame.
L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.
2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere
conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN
61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I
calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.
3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni
ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe
1, secondo la norma IEC 942:1988. Le misure fonometriche eseguite
sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di
misura, differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un
sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione
devono essere registrati.
4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di
certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la
verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo
periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un
servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991,
n. 273.
5. Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di
misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza
della classe 1 sopra richiamata.

Art. 3.
Modalità di misura del rumore
1. I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono
indicati nell'allegato B al presente decreto di cui costituisce parte
integrante.
2. I criteri e le modalità di misura del rumore stradale e
ferroviario sono indicati nell'allegato C al presente decreto di cui
costituisce parte integrante.
3. Le modalità di presentazione dei risultati delle misure sono
riportate nell'allegato D al presente decreto di cui costituisce
parte integrante.

Art. 4.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 1998
p. Il Ministro dell'ambiente
Calzolaio
p. Il Ministro della sanità
Bettoni Brandani
Il Ministro dei lavori pubblici
Costa
p. Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Albertini
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani

Allegato A
DEFINIZIONI
1. Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente
identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento
acustico.
2. Tempo a lungo termine (T ): rappresenta un insieme
L
sufficientemente ampio di T all'interno del quale si valutano i
R
valori di attenzione. La durata di T è correlata alle variazioni
L
dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.
3. Tempo di riferimento (T ): rappresenta il periodo della
R
giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della
giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno
compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le
h 22,00 e le h 6,00.
4. Tempo di osservazione (T ): è un periodo di tempo compreso in
O
TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si
intendono valutare.
5. Tempo di misura (T ): all'interno di ciascun tempo di
M
osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T ) di
M
durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle
caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la
misura sia rappresentativa del fenomeno.
6. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A":
L , L , L . Esprimono i valori efficaci in media logaritmica
AS AF AI
mobile della pressione sonora ponderata "A" L secondo le costanti
PA
di tempo "slow" "fast", "impulse".
7. Livelli dei valori massini di pressione sonora L , L ,
ASmax AFmax
L . Esprimono i valori massimi della pressione sonora
AImax
ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".
8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A":
valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono
costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima
pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello
varia in funzione del tempo:
_ T 2 _
| _ p (t) |
| 1 | A |
L T = 10log | ________ | _________ dt | dB(A)
Aeq, | t - t | 2 |
|_ 2 1 _| p _|
0 0
dove L è il livello continuo equivalente di pressione sonora
Aeq
ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia
all'istante t e termina all'istante t ; p (t) è il valore
1 2 A
istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico
in Pascal (Pa); p = 20 micron Pa è la pressione sonora di
0
riferimento.
9. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"
relativo al tempo a lungo termine TL (L ,TL ): il livello continuo
Aeq
equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a
lungo termine (L ,TL ) può essere riferito:
Aeq
a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo a
tutto il tempo TL, espresso dalla relazione:
_ _
| |
| 1 N 0,1(L T )i|
L TL = 10log | ____ (SIGMA) 10 Aeq, R | dB(A)
Aeq, | N i=l |
|_ _|
essendo N i tempi di riferimento considerati;
b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua
un TM di 1 ora all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in
esame. (L ,TL ) rappresenta il livello continuo equivalente di
Aeq
pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli M tempi
di misura TM, espresso dalla seguente relazione:
_ _
| |
| 1 M 0,1(L T )i |
L TL = 10log | ____ (SIGMA)10 Aeq, R | dB(A)
Aeq, | M i=i |
|_ _|
dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell'iesimo TR.
È il livello che si confronta con i limiti di attenzione.
10. Livello sonoro di un singolo evento L , (SEL): è dato dalla
AE
formula:
_ t 2 _
| _2 p (t) |
| 1 | A |
SEL = L = 10log | ___ | _________ dt | dB(A)
AE | t | 2 |
|_ 0 _| p _|
t 0
1
dove
t -t è un intervallo di tempo sufficientemente
2 1
lungo da comprendere l'evento;
t è la durata di riferimento (l s).
0
11. Livello di rumore ambientale (L ): è il livello continuo
A
equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le
sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un
determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme
del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti
disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente
identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale
della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di
esposizione:
1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T ;
M
2) nel caso di limiti assoluti è riferito a T .
R
12. Livello di rumore residuo (L ): è il livello continuo
R
equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando
si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato
con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore
ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
13. Livello differenziale di rumore (L ): differenza tra il
D
livello di rumore ambientale. (L ) e quello di rumore residuo (L ):
A R
L = (L - L )
D A R
14. Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. È il
livello che si confronta con i limiti di emissione.
15. Fattore correttivo (Ki): è la correzione in introdotta
db(A)
per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive,
tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
per la presenza di componenti impulsive K = 3 dB
I
per la presenza di componenti tonali K = 3 dB
T
per la presenza di componenti in bassa frequenza K = 3 dB
B
I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei
trasporti.
16. Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il
tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in
considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di
persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad
un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del
rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3
dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere
diminuito di 5 dB(A).
17. Livello di rumore corretto (L ): è definito dalla relazione:
c
L = L + K + K + K
C A I T B

Allegato B
NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE
1. Generalità.
Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte
quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo,
dei tempi e delle posizioni di misura.
I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle
variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro
propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad
una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale
nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre
indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione
sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa
frequenza.
2. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora
ponderata "A" nel periodo di riferimento (L ,TR ):
Aeq
n
T = (SIGMA)(T ) i
R i=l o
può essere eseguita:
a) per integrazione continua.
Il valore L ,TR viene ottenuto misurando il rumore ambientale
Aeq
durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale
degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non
rappresentative dell'area in esame;
b) con tecnica di campionamento.
Il valore L viene calcolato come media dei valori del
Aeq,TR
livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"
relativo agli intervalli del tempo di osservazione (To) . Il valore
i
di L è dato dalla relazione:
Aeq,TR
_ _
| |
| 1 n 0,1.L |
L = 10log | ____ (SIGMA)(T )i . 10 Aeq,(T )1 | dB(A)
Aeq,TR | T i=l o 0 |
|_ R _|
3. La metodologia di misura rileva valori di (L )
Aeq,Tr
rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento,
della zona in esame, della tipologia della sorgente e della
propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata
a 0,5 dB.
4. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la
sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile
o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per
incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito
sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da
consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m
dal microfono stesso.
5. Misure all'interno di ambienti abitativi.
Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5
m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il
rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre
aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.
Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a
1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve
essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più
vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a
finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si
rileva il maggior livello della pressione acustica.
6. Misure in esterno.
Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il
microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso
di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il
microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da
persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata
dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree
edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo
con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.
7. Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di
precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del
vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere
comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere
compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si
effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI
29-10 ed EN 60804/1994.
8. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento:
Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono
essere eseguiti i rilevamenti dei livelli L e L per un
AImax ASmax
tempo di misura adeguato.
Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi
dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione
magnetica dell'evento.
9. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo:
Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono
verificate le condizioni seguenti:
l'evento è ripetitivo;
la differenza tra L e L è superiore a 6 dB;
AImax Asmax
la durata dell'evento a -10 dB dal valore L è inferiore a 1 s.
AFmax
L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si
verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed
almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.
La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione
grafica del livello L effettuata durante il tempo di misura L .
af m
L viene incrementato di un fattore K così come definito
Aeq,TR I
al punto 15 dell'allegato A.
10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore.
Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel
rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di
1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere
stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri
sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di
tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello
spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna
banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio
di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con
maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.
L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso
tra 20Hz e 20 kHz . Si è in presenza di una CT se il livello minimo
di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno
5dB . Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto
15 dell'allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o
superiore a qualla più elevata raggiunta dalle altre componenti
dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO
266:1987.
11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza:
Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto
precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire
l'applicazione del fattore correttivo K nell'intervallo di
T
frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz , si applica anche la
correzione K così come definita al punto 15 dell'allegato A,
B
esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

Allegato C
1. Metodologia di misura del rumore ferroviario.
Le misure devono essere eseguite in condizioni di normale
circolazione del traffico ferroviario e nelle condizioni
meteorologiche di cui al punto 7 dell'allegato B. Il microfono,
dotato di una cuffia antivento ed orientato verso la sorgente di
rumore, deve essere posto a una distanza di 1 m dalle facciate di
edifici esposti ai livelli sonori più elevati e ad una quota da
terra pari a 4 m. Il misuratore di livello sonoro deve essere
predisposto per l'acquisizione dei livelli di pressione sonora con
costante di tempo "Fast" e consentire la determinazione dell'orario
d'inizio, del valore del livello di esposizione sonora L e del
AE
profilo temporale L dei singoli transiti dei convogli. Per una
AF(t)
coretta determinazione dei livelli di esposizione, occorre che i
valori di L siano almeno 10 dB(A) superiori al livello sonoro
AFmax
residuo. Il tempo di misura T M deve essere non inferiore 24 h. La
determinazione dei valori L deve essere effettuata in base
Aeq,TR
alla relazione seguente:
L
n 0,1( AE)i
L = 10.log (SIGMA) (T )10 - K
Aeq,TR i=l o
dove:
T R è il periodo di riferimento diurno o notturno;
n è il numero di transiti avvenuti nel periodo TR;
k = 47.6 dB(A) nel periodo diurno (06-22) e k = 44.6 dB(A) nel
periodo notturno (22-06).
Sulla base dell'orario in cui si è verificato l'evento e
dall'esame dei profili temporali devono essere individuati gli eventi
sonori non attribuibili al transito dei treni oppure caratterizzati
da fenomeni accidentali. I valori di L corrispondenti a transiti
AE
di convogli ferroviari invalidati da eventi eccezionali devono essere
sostituiti dal valore medio aritmetico di L calcolato su tutti i
AE
restanti transiti. Ai fini della validità del valore di L il
Aeq,TR
numero di transiti di convogli ferroviari invalidati da altri
fenomeni rumorosi, non deve superare il 10% del numero di transiti n.
Qualora il rumore residuo non consenta la corretta determinazione
dei valori di L nel punto di misurazione, ovvero se il numero di
AE
transiti invalidati è superiore al 10% del numero totale n, si deve
applicare una metodologia basata sulla misurazione in un punto di
riferimento P posto in prossimità dell'infrastruttura ferroviaria
R
e in condizioni di campo sonoro libero. Nel punto P le misurazioni
R
devono avvenire su un tempo T non inferiore a 24 ore ed i valori di
M
L AE misurati in P devono essere correlati ai corrispondenti valori
R
misurati nel punto di ricezione per almeno 10 transiti per ognuno dei
binari presenti.
Per ciascun binario sarà determinata la media aritmetica delle
differenze dei valori L misurati in P e nel punto di ricezione.
AE R
Tale valor medio, per ottenere il corrispondente valore nel punto
di ricezione, deve essere sottratto al valore L è determinato
Aeq,TR
nel punto P .
r
Il livello equivalente continuo complessivo nel punto di ricezione
si determina mediante la relazione:
_ _
| L |
| 1 n 0,1.( Aeq,TR)k |
L = 10log | ____ (SIGMA) 10 | dB(A)
Aeq,TR | T k=1 |
|_ R _|
essendo m il numero di binari
2. Metodologia di misura del rumore stradale.
Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di
casualità o pseudocasualità, il monitoraggio del rumore da esso
prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad
una settimana. In tale periodo deve essere rilevato il livello
continuo equivalente ponderato A per ogni ora su tutto l'arco delle
ventiquattro ore: dai singoli dati di livello continuo orario
equivalente ponderato A ottenuti si calcola:
a) per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e
notturni;
b) i valori medi settimanali diurni e notturni.
Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle
facciate di edifici esposti ai livelli di rumore più elevati e la
quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m. In assenza
di edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della
posizione occupata dai recettori sensibili.
I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con i livelli
massimi di immissione stabiliti con il regolamento di esecuzione
previsto dall'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Allegato D
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto
che contenga almeno i seguenti dati:
a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni
meteorologiche, velocità e direzione del vento;
b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
c) catena di misura completa, precisando la strumentazione
impiegata e relativo grado di precisione; e del certificato di
verifica della taratura;
d) i livelli di rumore rilevati;
e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di
misura;
l) le conclusioni;
m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di
utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
n) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla
misurazione;
o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha
eseguito le misure.