5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 59 del 24-5-2023
AVVISI E BANDI DI GARA
ENTI DEL SETTORE SANITARIO
ESTAR
Sede legale: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia Codice Fiscale: 06485540485 Partita IVA: 06485540485
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.59 del 24-5-2023)

Bando di gara - Procedura aperta in modalità telematica per la
conclusione di accordi quadro per l'affidamento della fornitura di
Cateteri Venosi Centrali e Periferici, Sistemi di Monitoraggio
Cardiovascolare - Lotti deserti/Non aggiudicati - occorrenti alle
Aziende Sanitarie Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana


SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: ESTAR - Via di San Salvi, 12, Firenze - persona
di contatto: Lucilla Zarotti - Estar - Area Farmaci Diagnostici e
Dispositivi Medici, via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI) Italia,
tel. 055-3799231 - email lucilla.zarotti@estar.toscana.it; Indirizzi
internet: indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
http://www.estar.toscana.it - accesso elettronico alle informazioni:
https://start.toscana.it/ ; presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it/;
I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati; Il capitolato normativo/tecnico e la
documentazione completa di gara sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: i punti di
contatto sopra indicati.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o
locale;
I.5) Principali settori di attivita': Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO.
II.1.1) Denominazione: procedura aperta in modalità telematica per
la conclusione di accordi quadro per l'affidamento della fornitura di
Cateteri Venosi Centrali e Periferici, Sistemi di Monitoraggio
Cardiovascolare - Lotti Deserti/Non Aggiudicati - Gara n. 9026862;
II.1.2) Codice CPV principale: 33141200-2;
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura;
II.1.4) breve descrizione: Fornitura di Cateteri Venosi Centrali e
Periferici, Sistemi di Monitoraggio Cardiovascolare - Lotti
Deserti/Non Aggiudicati- occorrenti alle Aziende Sanitarie
Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana;
II.1.5) Valore totale stimato: la gara è suddivisa in n. 26 lotti
per un quadro economico complessivo di € 13.320.088,00 iva esclusa;
oneri per la sicurezza: € 0,00;
1.6) questo appalto è suddiviso in n. 26 lotti - le offerte
possono essere presentate per tutti i lotti;
II.2.1) Lotto 1 Catetere venoso centrale ad inserimento periferico,
in silicone, monolume con marcatori di profondità, valvolato, con
raccordo prossimale rimovibile, calibro 4F, lunghezza 50-60cm circa.
Completo di kit di microintroduzione. Latex free, ftalati free,
monouso, sterile CIG 9747063AD5 € 638.400,00; Lotto 2 Catetere venoso
periferico ad inserimento percutaneo con tecnica di seldinger
diretto, biocompatibile, adatto per infusioni di almeno 10 giorni.
Kit completo di: ago tagliente tale da attraversare gli strati
cutanei con facilità, guida retta, eventuale dilatatore rastremato.
Vari calibri a partire da 22G(incluso) e varie lunghezze a partire da
5cm (incluso) CIG 9754472CEE € 340.800,00; Lotto 3 Catetere venoso
periferico, power injectable, biocompatibile, adatto per infusioni di
almeno 15 giorni, ad inserimento percutaneo con tecnica di seldinger
diretto. Kit completo di: ago tagliente tale da attraversare gli
strati cutanei con facilità, guida retta, dilatatore rastremato.
Calibro di 3 Fr e varie lunghezze a partire da 6 cm +/- 1 cm CIG
9754503685 € 187.200,00; Lotto 4 Catetere venoso periferico,
biocompatibile, adatto per infusioni di almeno 15 giorni, ad
inserimento percutaneo con tecnica di seldinger modificato. Completo
di kit di microintroduzione. Vari calibri e varie lunghezze CIG
9754543787 € 499.200,00; Lotto 5 Sistema per la determinazione del
posizionamento della punta del catetere con metodica ECG
intracavitario con mandrino liquido. Aggancio luer lock tra cavetto e
catetere, adattabile a tutti i cateteri in commercio. Latex free,
monouso e sterile. L'Impresa partecipante dovrà quotare
separatamente ogni singolo componente monouso e offrire gratuitamente
il sistema di switch pluriuso, se necessario, o altro sistema di
visualizzazione di onda P CIG 975456058F € 402.000,00; Lotto 6 Set
per cateterizzazione venosa centrale per l'introduzione, con il
metodo Seldinger, di catetere monolume in poliuretano radiopaco
ultima generazione, punta atraumatica, dotato di tacche centimetrate
di profondità, vari calibri per adulti e gamma di lunghezze da 15 cm
a 25/30 cm circa, completo di guida flessibile con punta J con minimo
effetto memoria con marcatura di profondità, atraumatica, ago
ecogenico, dilatatore. Latex free, ftalati free, monouso e sterile
CIG 9754635374 € 316.320,00; Lotto 7 Set per cateterizzazione venosa
centrale per introduzione tramite metodo Seldinger, di catetere
monolume in poliuretano radiopaco ultima generazione, punta
atraumatica, calibro da 2 Fr a 3 Fr circa (lume24G - 22G - 20G), in
varie lunghezze per paziente pediatrico. La guida compresa nel kit
deve essere retta, di materiale morbido, atraumatico, antikinking,
senza effetto memoria. Latex free, ftalati free, monouso e sterile
CIG 9754706E08 € 29.400,00; Lotto 8 Ago cannula arteriosa latex free,
ftalati free, monouso e sterile, in materiale biocompatibile
(PUR/FEP/PTFE), disponibile in varie misure (24G - 22G - 20G) e di
lunghezza di circa 20-35 mm. L'ago cannula dovrà essere provvista
di: 1) dispositivo di chiusura per prevenire il reflusso di sangue
durante l'introduzione; 2) camera di reflusso trasparente; 3) attacco
terminale luerlock e alette di fissaggio CIG 9754839BCA € 305.800,00;
Lotto 9 Misurazione in boli della gittata cardiaca. Catetere per
misurazione intermittente della portata cardiaca mediante
termodiluizione, in materiale biocompatibile, radiopaco, con lattice,
palloncino a perfetta simmetria assiale e a bassa pressione, valvola
di controllo per il gonfiaggio/sgonfiaggio del palloncino, lumi con
codice colore; lunghezza cm 110 circa, monouso e sterile CIG
9754934A30 € 228.800,00; Lotto 10 Introduttore valvolato con guaina
per catetere polmonare flottante Fr.8,5, con via di infusione
laterale CIG 9754954AB1 € 46.920,00; Lotto 11 Kit monitoraggio della
pressione pediatrico: Trasduttore una via a circuito aperto CIG
975500766F € 264.528,00; Lotto 12 Kit monitoraggio della pressione
pediatrico: Trasduttore una via a circuito chiuso CIG 975510032F €
262.544,00; Lotto 13 Kit monitoraggio della pressione pediatrico:
Trasduttore due vie a circuito aperto CIG 975516372B € 49.984,00;
Lotto 14 Kit monitoraggio della pressione pediatrico: Trasduttore due
vie a circuito chiuso CIG 9755419A6C € 325.984,00; Lotto 15 Kit
monitoraggio della pressione adulti: Trasduttore una via a circuito
chiuso CIG 9755449330 € 4.249.680,00; Lotto 16 Kit monitoraggio della
pressione adulti: Trasduttore una via a circuito aperto CIG
9755458A9B € 1.035.448,00; Lotto 17 Kit monitoraggio della pressione
adulti: Trasduttore a due vie (una a circuito chiuso e l'altra a
circuito aperto) CIG 9755480CC2 € 858.288,00; Lotto 18 Kit
monitoraggio della pressione adulti: Trasduttore a tre vie (una a
circuito chiuso e due a circuito aperto) CIG 9755501E16 €
1.172.192,00; Lotto 19 Feltrino emostatico con foro centrale da
applicare al momento dell'impianto del catetere venoso a livello
dell'exit site; indicato per pazienti con diatesi emorragica o
piastrinopenici. Sigillo con barriera fisica che favorisce
l'emostasi. Varie misure CIG 9755518C1E € 52.440,00; Lotto 20
Medicazione "all in one", in poliuretano ad alta traspirabilità,
trasparente, dotata di bordo di rinforzo in tnt, fessurata idonea per
la gestione dei cvc e periferici senza l'impiego di ulteriori sistemi
di fissaggio. Confortevole per il paziente, stabile il fissaggio
anche in presenza di trazioni esterne, atraumatica alla rimozione.
Latex free, monouso e sterile. Misure a partire da 5x6cm circa fino a
12x15 cm circa. La ditta aggiudicataria dovrà fornire le varie
misure adattabili sia al paziente pediatrico che adulto, a)
pediatrico e b) adulto CIG 97555327AD € 443.200,00; Lotto 21 Catetere
ombelicale a triplo lume in poliuretano con calibro di 4,5 F e
lunghezza 20cm. Latex free, ftalati free, monouso, sterile CIG
9755578DA1 € 54.400,00; Lotto 22 Catetere venoso monolume in
poliuretano termosensibile calibro 28G (1Fr), lunghezza 30 cm,
indicato per la terapia infusiva in neonato inferiore ad 1 kg di
peso, dotato di introduttore. Latex free, ftalati free, monouso,
sterile CIG9755600FC8 € 93.600,00; Lotto 23 Catetere venoso centrale
bilume in poliuretano termosensibile calibro 24G (2Fr), lungo 30cm,
ad inserimento periferico con tecnica di seldinger modificata,
corredato di specifico microintroduttore e completo di guida
flessibile, con minimo effetto memoria con marcatura di profondità,
atraumatica, ago ecogenico, dilatatore, indicato per la terapia
infusiva in neonato di circa 1 kg di peso. Latex free, ftalati free,
monouso, sterile CIG 9755615C2A € 215.840,00; Lotto 24 Set per
cateterizzazione venosa centrale a introduzione tramite metodo
Seldinger, di catetere in poliuretano radiopaco ultima generazione,
punta atraumatica, dotato di indicatori centimetrati di profondità,
trilume di 4 Fr con lunghezza fino a 8 cm. La guida compresa nel kit
deve essere in nitinol o metellica. L'ago deve avere affilatura tale
da attraversare gli strati cutanei e la parete venosa con estrema
facilità. Il dilatatore deve essere corto, rigido e non deve subire
alterazioni (sfrangiamenti) nell'attraversare la cute. Le clamps
devono chiudere perfettamente ed impedire il reflusso ematico nei
lumi. Latex free, ftalati free, monouso e sterile. CIG9 755635CAB €
443.920,00; Lotto 25 Set per cateterizzazione venosa centrale a
introduzione tramite metodo Seldinger, di catetere in poliuretano
radiopaco ultima generazione, punta atraumatica, dotato di indicatori
centimetrati di profondità, trilume di 4,5 Fr con lunghezza da 5 cm
+/- 1cm a 8 cm +/- 1cm. La guida compresa nel kit deve essere in
nitinol o metellica. L'ago deve avere affilatura tale da attraversare
gli strati cutanei e la parete venosa con estrema facilità. Il
dilatatore deve essere corto, rigido e non deve subire alterazioni
(sfrangiamenti) nell'attraversare la cute. Le clamps devono chiudere
perfettamente ed impedire il reflusso ematico nei lumi. Latex free,
ftalati free, monouso e sterile. CIG 975565090D € 481.120,00; Lotto
26 Set per cateterizzazione venosa centrale a introduzione tramite
metodo Seldinger, di catetere in poliuretano radiopaco ultima
generazione, punta atraumatica, dotato di indicatori centimetrati di
profondità, bilume di 5,5Fr di lunghezza 8cm. Deve disporre,
inoltre, di un lume distale con flusso garantito compreso tra 30-50
ml/min e lume prossimale con flusso garantito tra 60 e 80 ml/min. La
guida compresa nel kit deve essere in nitinol. L'ago deve avere
affilatura tale da attraversare gli strati cutanei e la parete venosa
con estrema facilità. Il dilatatore deve essere corto, rigido e non
deve subire alterazioni (sfrangiamenti) nell'attraversare la cute. Le
clamps devono chiudere perfettamente ed impedire il reflusso ematico
nei lumi. Latex free, ftalati free, monouso e sterile CIG 9755657ED2
€ 322.080,00.
II. 2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando
integrale GUUE e nel disciplinare di gara;
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell'accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36;
II.2.11) informazioni relative alle opzioni:
astensioni/adesioni/integrazioni fino al 100% dell'importo previsto
dall'Accordo Quadro relativo al lotto di appartenenza, proroga per
ulteriori dodici mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta;
IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 11/07/2023 ore:
18:00;
IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
italiana;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle
offerte;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: vedi disciplinare di
gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla
gara, dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul
sito https://start.toscana.it/ dove saranno pubblicate risposte ad
eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori
informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte
sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per
la presentazione delle offerte.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR -
Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione del presente avviso:
17/05/2023

Il direttore U.O.C. dispositivi medici specialistici
dott.ssa Carmela Gamma


TX23BFK13937