Serie Generale n. 33 del 9-2-2017
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 gennaio 2017
Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualita' dell'aria ambiente. (17A00999) (GU Serie Generale n.33 del 09-02-2017)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante
«Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa», come
modificato dal decreto legislativo 24 dicembre 2012, n. 250, che ha
istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell'aria ambiente attraverso il recepimento
della direttiva 2008/50/CE e la sostituzione delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2004/107/CE;
Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo n. 155 del 2010
secondo cui gli allegati di tale decreto sono modificati con decreti
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute,
in caso di attuazione di direttive comunitarie che modificano
modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste in
tali allegati;
Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
secondo cui le norme dell'Unione europea non autonomamente
applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale
sono attuate con decreto del Ministro competente per materia che ne
dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
o al Ministro per gli affari europei;
Vista la direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto
2015, che modifica alcuni allegati delle direttive 2004/107/CE e
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le
disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei
dati ed all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione
della qualità dell'aria ambiente;
Considerato che l'attuazione della direttiva 2015/1480 richiede la
modifica e l'integrazione degli allegati I, III, VI e IX del decreto
legislativo n. 155/2010;
Acquisito il concerto del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1


Modifiche e integrazioni all'allegato I del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155

1. All'allegato I del decreto legislativo n. 155 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel paragrafo 1 è inserita, in calce alla tabella 2, la
seguente nota «2) La distribuzione nel corso dell'anno deve garantire
che le misurazioni siano rappresentative delle diverse condizioni
climatiche e delle attività antropiche presenti sul territorio»;
b) nel paragrafo 1, punto 2, le parole «"Guida all'espressione
dell'incertezza di misura" (UNI CEI ENV 13005-2000),» sono sostituite
dalle seguenti «"Guida ISO/IEC 98-3:2008 Uncertainty of measurement -
Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement"»;
c) nel paragrafo 1, punto 11, il periodo «delle concentrazioni del
benzo(a)pirene e degli idrocarburi policiclici aromatici» è
sostituito dal seguente «delle concentrazioni di arsenico, cadmio,
nichel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e degli altri
idrocarburi policiclici aromatici»;
d) nel paragrafo 1, punto 11, l'ultimo periodo è soppresso;
e) nel paragrafo 1, sono inseriti, dopo il punto 11, i seguenti
punti:
«11-bis. In alternativa alla durata prevista dal punto 11, il
campionamento dei filtri degli strumenti di misura del particolato
PM10, ai fini della misurazione delle concentrazioni di arsenico,
cadmio nichel e piombo nel PM10, può essere settimanale se si
dimostra che ciò non pregiudica i requisiti della raccolta dei dati.
Un campionamento settimanale è possibile, tra l'altro, quando
esistono elementi per prevedere che concentrazioni dei metalli siano
particolarmente basse.
11-ter. Le misurazioni delle concentrazioni di arsenico, cadmio,
nichel e piombo possono avvenire anche sulla base di un
sottocampionamento dei filtri degli strumenti di misura del
particolato PM10 purchè si dimostri, attraverso uno studio
statistico relativo all'omogeneità dei sottocampioni prelevati da
filtri della tipologia di quello utilizzato, che il sottocampione
analizzato è rappresentativo delle sostanze contenute nell'intero
filtro e che la variazione dell'incertezza dovuta al
sottocampionamento non pregiudica il rispetto degli obiettivi di
qualità previsti dal presente allegato.»;
f) nel paragrafo 1, punto 12, le parole «al punto 11» sono
sostituite dalle seguenti «ai punti 11 e 11-ter»;
g) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualità della valutazione in materia di aria ambiente
1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di qualità
del presente allegato e l'accuratezza delle misurazioni:
a) le misurazioni della qualità dell'aria effettuate ai sensi del
presente decreto devono essere riferibili in conformità alle
prescrizioni della norma ISO/IEC 17025 (o successiva norma
armonizzata ai sensi dell'art. 2, comma 9, del regolamento
765/2008/CE) sui laboratori di prova e di taratura;
b) i gestori delle stazioni di misurazione devono predisporre e
applicare procedure di garanzia di qualità per le reti di misura,
per le stazioni di misurazione e per il rilevamento, in cui si
prevedano anche le attività di manutenzione periodica volte a
garantire la costante accuratezza degli strumenti di misura;
c) i gestori delle stazioni di misurazione devono predisporre e
applicare apposite procedure di garanzia di qualità per la
comunicazione dei dati rilevati;
d) i gestori delle stazioni di misurazione devono attivamente
partecipare ai programmi di intercalibrazione di cui alla lettera e);
e) i gestori delle stazioni di misurazione devono applicare le
correzioni operative prescritte dal laboratorio nazionale di
riferimento in base ai programmi della lettera c-bis); in tal caso, i
gestori devono dimostrare tale adempimento nella partecipazione al
programma successivo a quello in cui la correzione è stata
prescritta, previo invio di una relazione illustrativa al laboratorio
nazionale di riferimento;
f) devono essere effettuate le attività di controllo volte ad
accertare il rispetto delle procedure di garanzia di qualità;
g) gli enti a cui sono attribuite funzioni di laboratori nazionali
di riferimento ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9:
organizzano con adeguata periodicità, nonchè coordinano sul
territorio nazionale, i programmi di intercalibrazione su base
nazionale correlati a quelli comunitari di cui all'art. 17, comma 4,
organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione europea;
al fine di assicurare un idoneo utilizzo dei metodi di riferimento
applicati dagli strumenti di misura sul territorio, prescrivono,
sulla base dei programmi di interconfronto di cui all'art. 17, comma
4, le necessarie correzioni operative ai gestori delle stazioni di
misurazione;
al fine di assicurare l'idoneità delle dimostrazioni di
equivalenza dei metodi diversi da quelli di riferimento, applicati
dagli strumenti di misura, coordinano le attività di verifica
relative al mantenimento del rispetto degli obiettivi di qualità nel
tempo, nell'ambito dei programmi di intercalibrazione di cui all'art.
17, comma 4;
partecipano, almeno ogni tre anni, ai programmi di
intercalibrazione a livello comunitario di cui all'art. 17 comma 7,
organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione europea;
se tale partecipazione non produce risultati soddisfacenti i
laboratori nazionali devono dimostrare, nella successiva
partecipazione a tali attività, di avere adottato idonee misure
correttive ed inviare una relazione illustrativa di tali misure al
Centro comune di ricerca della Commissione europea;
assicurano il proprio supporto ai lavori della Rete europea dei
Laboratori nazionali di riferimento istituita dalla Commissione
europea;
assicurano l'istruttoria necessaria al riesame del sistema generale
delle procedure di garanzia di qualità, da effettuare almeno ogni
quattro anni mediante i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 1.
I gestori delle stazioni di misurazione adeguano le proprie procedure
entro un anno da tale riesame.
h) i soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di laboratori
nazionali di riferimento sono accreditati in conformità alla norma
ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata ai sensi dell'art. 2,
comma 9, del regolamento 765/2008/CE) sui laboratori di prova e di
taratura, nella versione più aggiornata al momento
dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo di
riferimento. In relazione a ciascuna sostanza inquinante le cui
concentrazioni superano la soglia di valutazione inferiore è
assicurata, sul territorio nazionale, la presenza di uno o più
laboratori nazionali di riferimento in tal modo accreditati.».

Art. 2


Modifiche e integrazioni all'allegato III del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155

1. All'allegato III del decreto legislativo n. 155 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel paragrafo 4, punto 1.1, dopo le parole «per un angolo di
almeno 270°», sono inserite le seguenti «(o 180° per punti di
campionamento finalizzati a valutare i livelli in prossimità degli
edifici)»;
b) nel paragrafo 4, punto 1.2, dopo le parole «tra 1,5 m», sono
inserite le seguenti «(fascia di respirazione)»; nello stesso punto
1.2 le parole «, fino al limite di 8 m,» e le parole «in presenza di
particolari situazioni o, anche oltre il limite di 8 m,» sono
soppresse;
c) nel paragrafo 4, punto 1.5, dopo le parole «le fermate degli
autobus.», è inserito il seguente periodo «Per grande incrocio si
intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e da cui
derivano emissioni che, a causa delle manovre di arresto e ripartenza
dei veicoli, risultano più rilevanti, per entità e per andamento,
rispetto alle altre tipologie di strada.»;
d) nel paragrafo 4 è inserito il seguente punto 3: «3. Le deroghe
ai criteri del presente paragrafo devono essere specificamente
documentate nei modi previsti dal paragrafo 5»;
e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Documentazione e riesame della scelta del sito
1. Le regioni e le province autonome documentano in modo
dettagliato, per tutte le zone e gli agglomerati, le procedure di
selezione dei siti fissi di campionamento, conservando le
informazioni utilizzate per progettare la rete di misura e per
individuare e ubicare i siti fissi di campionamento. Tale
documentazione include fotografie dell'area circostante tali siti,
corredate di mappe dettagliate.
2. La documentazione prevista dal punto 1 deve essere aggiornata in
caso di specifiche necessità e riesaminata almeno ogni cinque anni,
al fine di assicurare che i criteri utilizzati per progettare la rete
di misura e per individuare ed ubicare i siti mantengano la propria
validità e la propria efficacia nel tempo.
3. In caso di utilizzo di tecniche di valutazione per integrare le
misurazioni in siti fissi ai sensi dell'art. 7, comma 2 , la
documentazione prevista dal comma 1 deve contenere informazioni in
merito a tali tecniche ed al rispetto dei requisiti previsti da tale
articolo.
4. Se la Commissione europea ne domanda l'acquisizione, la
documentazione prevista dal punto 1 è tempestivamente inviata dalle
regioni e province autonome, su richiesta, al Ministero dell'ambiente
che la invia alla Commissione entro 3 mesi dalla domanda stessa.».

Art. 3


Sostituzione dell'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155

1. L'allegato VI del decreto legislativo n. 155 del 2010 è
sostituito dall'allegato del presente decreto.

Art. 4


Modifiche e integrazioni all'allegato IX del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155

1. All'allegato IX del decreto legislativo n. 155 del 2010, nel
paragrafo 1, la nota 1 della tabella è sostituita dalla seguente:
«(1) Deve essere prevista almeno una stazione di misurazione nei siti
dove risulta probabile che la popolazione sia esposta alle
concentrazioni di ozono più elevate».

Art. 5


Disposizioni finali

1. Nel decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 5
giugno 2015:
a) l'art. 1, comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente:
«a) in allegato I, il metodo per la misurazione del carbonio
elementare e del carbonio organico e delle specie ioniche nel PM10,
fatto salvo quanto previsto nell'allegato VI del decreto legislativo
n. 155/2010.»;
b) è inserito il seguente comma 1-bis:
«1-bis. Per le stazioni di misurazione previste dal comma 1 i
metodi per il campionamento e la misurazione delle concentrazioni di
massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5 sono
stabiliti nell'allegato VI del decreto legislativo n. 155/2010».
Roma, 26 gennaio 2017

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti

Il Ministro della salute
Lorenzin

Allegato

«Allegato VI

METODI DI RIFERIMENTO

A. METODI DI RIFERIMENTO.
1. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di
zolfo.
Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella
norma UNI EN 14212: 2012 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo
normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di
zolfo mediante fluorescenza ultravioletta".
2. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto
e degli ossidi di azoto.
Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella
norma UNI EN 14211: 2012 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo
normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di
azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza".
3. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
del benzene.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione è
descritto nella norma UNI EN 14662 "Qualità dell'aria ambiente.
Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di
benzene", 14662:2005, parti 1 e 2, e 14662:2015, parte 3.
4. Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di
carbonio.
Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella
norma UNI EN 14626:2012 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo
normalizzato per la misurazione della concentrazione di monossido di
carbonio mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva".
5. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono.
Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella
norma UNI EN 14625:2012 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo
normalizzato per la misurazione della concentrazione di ozono
mediante fotometria ultravioletta".
6. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
del PM10 o del PM2,5.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione è
descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo
gravimetrico di riferimento per la determinazione della
concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5".
7. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
delle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del
PM10 e del PM2.5.
Il metodo di campionamento e di misurazione delle concentrazioni
di massa totale ai fini della speciazione chimica del PM10 e del
PM2,5 è descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente.
Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della
concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5",
Il metodo per la misurazione del carbonio elementare e del
carbonio organico nel PM2,5 è descritto nella pr EN 16909:2015;
Il metodo per la misurazione delle specie ioniche nel PM2,5 è
descritto nella pr EN 16913:2015;
Per la misurazione del carbonio elementare e del carbonio
organico e per la misurazione delle specie ioniche nel PM10, si
applicano, rispettivamente, il metodo descritto nella pr EN
16909:2015 e il metodo descritto nella pr EN 16913:2015, come
adeguati da apposite determinazioni adottate dal gestore della rete
sulla base di una verifica della compatibilità con il PM10 oppure,
in assenza di tali determinazioni, il metodo descritto nell'allegato
I del decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015.
8. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
del piombo.
Il metodo di riferimento per il campionamento è descritto nella
norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di
riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di
particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento del
materiale particolato PM10. Il metodo di riferimento per la
misurazione è descritto nella norma UNI EN 14902:2005 "Qualità
dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd,
As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione".
9. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
dell'arsenico, del cadmio e del nichel nell'aria ambiente.
Il metodo di riferimento per il campionamento è descritto nella
norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di
riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di
particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento del
materiale particolato PM10. Il metodo di riferimento per la
misurazione è descritto nella norma UNI EN 14902:2005 "Qualità
dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd,
As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione".
10. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
del benzo(a)pirene nell'aria ambiente. e degli altri idrocarburi
policiclici aromatici.
Il metodo di riferimento per il campionamento degli idrocarburi
policiclici aromatici è descritto nella norma UNI EN 12341:2014
"Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la
determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso
PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento del materiale
particolato PM10.
Il metodo di riferimento per la misurazione del benzo(a)pirene è
descritto nella norma UNI EN 15549:2008 "Qualità dell'aria. Metodo
normalizzato per la misurazione della concentrazione di
benzo(a)pirene in aria ambiente". Il metodo di riferimento per la
misurazione degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui
all'art. 6, comma 1, lettera b), è descritto nell'allegato II del
decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015.
11. Metodo di riferimento per la determinazione del mercurio
nell'aria ambiente.
Il metodo di riferimento per la determinazione è descritto nella
norma UNI EN 15852:2010 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo
normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale".
12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di
deposizione di arsenico, cadmio e nichel.
Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella
norma UNI EN 15841:2010 "Qualità dell'aria ambiente - Metodo
normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e
nichel nelle deposizioni atmosferiche".
13. Metodo di riferimento per la determinazione dei tassi di
deposizione del mercurio.
Il metodo di riferimento per la determinazione è descritto nella
norma UNI EN 15853:2010 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo
normalizzato per la determinazione di deposizione di mercurio".
13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di
deposizione degli IPA.
Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella
norma UNI EN 15980:2011 "Qualità dell'aria - Determinazione della
deposizione di massa di benzo [a] antracene, benzo [b] fluorantene,
benzo [j] fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene,
dibenz [a, h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd]".
14. I metodi di riferimento stabiliti dal Comitato europeo di
normalizzazione (CEN) si sostituiscono, a decorrere dall'adozione
delle relative norme, ai metodi di riferimento indicati nei punti
precedenti.
B. METODI EQUIVALENTI.
1. È ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di
riferimento purchè gli strumenti che li applicano siano sottoposti,
con esito favorevole, alle procedure previste dal paragrafo C
finalizzate a dimostrare l'equivalenza del metodo applicato rispetto
al metodo di riferimento, secondo i principi, le metodologie e le
procedure di prova indicati nelle "Guidances for the demonstration of
equivalence of ambient air monitoring methods" pubblicate dalla
Commissione europea e nei successivi atti che modificano o
sostituiscono tali linee guida e secondo i principi, le metodologie e
le procedure di prova indicati, per i metodi di misura automatici del
materiale particolato PM10 e PM2.5, nella specifica tecnica CEN/TS
16450/2013 "Aria ambiente: Sistemi di misura automatici per la misura
delle concentrazioni automatiche del materiale particolato PM10 o
PM2,5". Nell'ambito delle procedure previste dal paragrafo C, sono
individuati, secondo tali linee guida e specifica tecnica, anche i
casi in cui un metodo applicato da uno strumento presenta un rapporto
costante con il metodo di riferimento ed è possibile applicare un
fattore di correzione per rettificare i risultati del metodo in modo
da renderli equivalenti a quelli ottenuti con il metodo di
riferimento.
2. Il Ministero dell'ambiente invia alla Commissione europea la
documentazione relativa alle procedure espletate ai sensi del punto 1
in tutti i casi in cui la Commissione richieda la presentazione di un
rapporto per verificare l'accettabilità delle dimostrazioni di
equivalenza.
C. DIMOSTRAZIONE DELLA IDONEITÀ DEGLI STRUMENTI E RICONOSCIMENTO
RECIPROCO DEI DATI.
1. Gli strumenti di campionamento e misura della qualità
dell'aria da utilizzare ai fini del presente decreto devono essere
idonei all'applicazione dei metodi di riferimento o dei metodi
equivalenti.
2. Ai fini previsti dal punto 1 deve essere dimostrato,
attraverso le procedure previste dal punto 4, che gli strumenti di
campionamento e misura della qualità dell'aria soddisfano i
requisiti prestazionali stabiliti dai metodi di riferimento.
3. In caso di strumenti di campionamento e misura della qualità
dell'aria che applicano metodi diversi da quelli di riferimento, le
procedure previste dal punto 4 sono finalizzate a dimostrare
l'equivalenza del metodo applicato rispetto al metodo di riferimento
secondo principi, metodologie e procedure di prova individuati nel
paragrafo B.
4. La dimostrazione che gli strumenti di campionamento e misura
della qualità dell'aria soddisfano quanto previsto dal punto 1 è
fornita nell'ambito delle procedure di approvazione disciplinate
dall'art. 17, comma 5. Il decreto previsto dall'art. 17, comma 1,
lettera b), disciplina anche il caso di approvazione previa
acquisizione dei rapporti di prova rilasciati in altri Paesi
dell'Unione europea, nel rispetto delle condizioni richieste dal
punto 5.
5. Ai fini della dimostrazione che gli strumenti di campionamento
e misura della qualità dell'aria soddisfano quanto previsto dal
punto 1, i soggetti responsabili delle procedure previste dal punto 4
accettano anche i rapporti delle prove rilasciati per l'approvazione
dello strumento in altri Paesi dell'Unione europea, condotte da
laboratori accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma
ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata su laboratori di prova
e di taratura ai sensi dell'art. 2, comma 9, del regolamento
765/2008/CE), nella versione più aggiornata al momento
dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo. Le procedure
previste dal punto 4 assicurano la dimostrazione che gli strumenti di
campionamento e misura della qualità dell'aria soddisfano quanto
previsto dal punto 1 nelle condizioni ambientali e sito-specifiche
del previsto utilizzo, anche se tali condizioni sono in tutto o in
parte diverse da quelle in cui sono state effettuate le prove oggetto
dei rapporti accettati; in tale ultimo caso è ammessa l'imposizione
di prove supplementari.
6. Gli esiti delle procedure previste dal punto 4, espletate a
partire dal 31 dicembre 2016, con i rapporti integrali di prova
utilizzati e tutti i risultati delle prove prese in esame nell'ambito
di tali procedure, inclusi i casi di dimostrazione di equivalenza del
metodo applicato dallo strumento, sono trasmessi dai soggetti
responsabili di tali procedure alla competente Direzione generale del
Ministero dell'ambiente ed alle autorità previste dall'art. 17 comma
5. Il Ministero provvede a pubblicare gli atti ed i documenti
ricevuti sul proprio sito web.
D. STANDARDIZZAZIONE.
1. Per gli inquinanti gassosi il volume deve essere
standardizzato alla temperatura di 293 °K e alla pressione
atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le sostanze in esso
contenute da analizzare (ad esempio il piombo), il volume di
campionamento si riferisce alle condizioni ambiente in termini di
temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni.»