Serie Generale n. 126 del 31-5-1991
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 20 maggio 1991
Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria. (GU Serie Generale n.126 del 31-05-1991)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto:
l'art. 3, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 marzo 1983, n. 30;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 322/71, Gazzetta
Ufficiale 9 giugno 1971;
la legge n. 880/73 del 18 dicembre 1973;
la legge n. 833/78;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;
la legge n. 142/90 dell'8 giugno 1990;
Decreta:
CRITERI PER LA RACCOLTA DEI DATI
INERENTI LA QUALITÀ DELL'ARIA
Art. 1.
F i n a l i t à
1. Il presente decreto ha per scopo la definizione dei criteri per
la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, il riordino
delle competenze per la vigilanza, il controllo, la gestione e
l'esercizio dei sistemi di rilevamento pub blici, nonchè la
regolamentazione delle situazioni di inquinamento atmosferico che
determinano stati di allerta e/o di emergenza.
2. Gli obiettivi generali di un sistema di rilevamento della
qualità dell'aria sono:
a) individuare le cause che determinano i fenomeni di
inquinamento;
b) fornire, attraverso la misura di specie inquinanti e di
parametri meteorologici, un insieme di dati rappresentativi relativi
ai processi di inquinamento atmosferico al fine di avere un quadro
conoscitivo che consenta una più efficace tutela della salute
pubblica e del territorio;
c) verificare la rispondenza di modelli fisico-matematici a
rappresentare la dinamica spazio-temporale dei fenomeni dispersivi
degli inquinanti in situazioni specifiche;
d) fornire indicazioni sia per la valutazione sistematica dei
livelli di inquinamento sia per la previsione di situazioni di
emergenza;
e) documentare il rispetto ovvero il superamento degli standards
di qualità dell'aria nel territorio interessato.

Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni di carattere tecnico contenute nel presente
decreto si applicano a tutti i sistemi di rilevamento qualità aria,
pubblici, a quelli privati e/o di enti consortili nonchè alle reti
di rilevamento realizzate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 880 del
18 dicembre 1973.

Art. 3.
Censimento dei sistemi di rilevamento
1. È fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati titolari
di sistemi di rilevamento di qualità dell'aria di comunicare ai
Ministeri dell'ambiente e della sanità ed alla regione, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la scheda
di identificazione del sistema nella quale vanno riportati almeno:
numero di postazioni di misure, comprese le stazioni
meteorologiche;
tipo di inquinante o parametro fisico/meteorologico monitorato;
tipo di analizzatore e/o strumentazione installata (automatico,
manuale, metodo di misura);
data di entrata in funzione;
planimetria con indicazione del posizionamento dei punti di misura
(scala 1:25.000);
soggetto titolare e soggetto gestore, indirizzo;
numero delle persone addette all'esercizio del sistema;
tipo di vettore per la trasmissione dei segnali dalle postazioni
di misura al centro raccolta dati.
2. I soggetti che intendono realizzare, integrare o modificare un
sistema di monitoraggio devono darne comunicazione ai Ministeri
dell'ambiente e della sanità ed alla regione entro sessanta giorni
dall'entrata in funzione, indicandone le caratteristiche.
È comunque fatto obbligo di presentare una nuova scheda di
identificazione del sistema di rilevamento alla scadenza di ogni
quinquennio, a partire dal 1990.

Art. 4.
Sistema informativo ai cittadini
1. Le reti di rilevamento automatiche devono essere dotate di un
idoneo sistema di informazione, di carattere divulgativo, per i
cittadini tale da permettere una semplice interpretazione "ecologica"
e da realizzare secondo modalità e contenuti indicati dal Ministero
dell'ambiente con appositi atti amministrativi a regioni e province.

Art. 5.
Criteri per la realizzazione di sistemi di rilevamento
1. Per le finalità di cui all'art. 1 e per la massima omogeneità
e confrontabilità dei dati, i sistemi devono essere progettati e
realizzati secondo i criteri riportati nell'allegato 1 al presente
decreto.

Art. 6.
Commissione tecnico-scientifica
sistemi di rilevamento dei dati di qualità dell'aria
1. Per l'aggiornamento normativo e tecnologico delle reti e di
altri sistemi di rilevamento è istituita con decreto del Ministero
dell'ambiente un'apposita commissione tecnico-scientifica composta da
rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero della
sanità, delle regioni, dell'Istituto superiore di sanità, dell'ENEL
e dell'ISPESL.
2. La commissione è presieduta dal direttore generale per la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico del Ministero
dell'ambiente.

Art. 7.
Gestione dei sistemi di rilevamento
1. Ferme restando le vigenti competenze in materia di inquinamento
atmosferico attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed
ai comuni, il sistema di monitoraggio nazionale della qualità
dell'aria è strutturato su tre livelli fondamentali:
a) livello di rilevamento su territorio provinciale;
b) livello regionale;
c) livello nazionale.
2. Le funzioni associate al livello provinciale sono tese a
garantire il funzionamento del sistema di rilevamento,
l'attendibilità delle misure, controllo e prevenzione di
inquinamento.
Il sistema di rilevamento a livello provinciale è dotato di un
centro operativo di raccolta dei dati (centro operativo provinciale
C.O.P.) al quale afferiscono tutte le postazioni ubicate sul
territorio in applicazione dell'art. 2.
Il centro provinciale svolge le seguenti funzioni principali:
a) gestione tecnico-operativa delle reti pubbliche;
b) supervisione dei sistemi di rilevamento;
c) valutazione igienico-sanitaria dei dati provenienti da tutte
le reti, anche ai fini degli adeguamenti di cui al successivo art. 9.
3. Le funzioni associate al livello regionale consistono nel
coordinamento dei sistemi provinciali.
Alla regione pervengono i dati anche al fine della predisposizione,
verifica ed aggiornamento dei piani di risanamento regionale (secondo
le modalità di cui all'allegato 1).
4. Le funzioni associate al livello nazionale sono svolte dal
Ministero dell'ambiente nell'ambito del Sistema informativo nazionale
ambientale (SINA). La valutazione igienico-sanitaria dei dati di cui
al precedente punto 2. b) dell'art. 1 è di competenza del Ministero
della sanità.
5. I sistemi di monitoraggio delle aree metropolitane, operano
nell'ambito del livello provinciale.
6. Le reti automatiche realizzate in base alla legge n. 880/73, pur
mantenendo la loro specificità di controllo devono adeguarsi alle
caratteristiche tecniche della rete nazionale entro il 31 dicembre
1995.

Art. 8.
Qualificazione misure e strumentazione
1. Per il controllo di qualità dei dati, per la omologazione di
strumentazioni, sensori e sistemi impiegati nelle reti di
rilevamento, per la certificazione degli standard di taratura, il
Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità
provvederà, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente
decreto, alla individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento
di suddetti servizi, nell'ambito di un riordino delle competenze.

Art. 9.
Livelli di allarme
Il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della
sanità definisce i livelli di attenzione e di allarme.
Le autorità regionali individueranno zone del territorio per le
quali, a causa del manifestarsi di condizioni meteorologiche
sfavorevoli persistenti ed alla presenza di sorgenti fisse o mobili
con rilevante potenzialità emissiva, possono verificarsi episodi
acuti di inquinamento atmosferico da SOfB0122, particelle sospese,
NO, CO ed ozono.
Le province o nel caso delle aree metropolitane il sindaco,
elaboreranno, per tali zone, piani di intervento operativo
nell'ambito di criteri generali stabiliti con decreto del Ministero
dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità entro
centoventi giorni dalla data del presente decreto.
Nei suddetti piani operativi saranno fornite indicazioni sui
possibili provvedimenti da prendere per ridurre i livelli di
inquinamento e le conseguenze sulla popolazione e sull'ambiente.
Sarà anche definita l'autorità preposta alla gestione della
situazione di allerta.
Nelle zone predette la rete di rilevamento dovrà permettere la
trasmissione in tempo reale dei dati relativi agli inquinanti
sottoposti a procedura di allarme e dei parametri meteorologici al
fine di accertare il superamento dei livelli di attenzione e di
allarme. Il superamento dei livelli di attenzione e di allarme deve
essere notificato in tempo reale alle autorità designate. La rete di
rilevamento dovrà anche essere dotata di un sistema di acquisizione
e di elaborazione di dati relativi a specifici parametri chimico-
fisici (nell'ambito delle conoscenze scientifiche e tecniche
disponibili) legati ai processi di evoluzione temporale
dell'inquinamento al fine di individuare potenziali situazioni di
emergenza prima che si raggiungano le soglie di attenzione.
Roma, 20 maggio 1991
Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO
Il Ministro della sanità
DE LORENZO

ALLEGATO 1
MINISTERO DELL'AMBIENTE
CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI
DI RILEVAMENTO DEI DATI DI QUALITÀ DELL'ARIA
Il presente documento costituisce una guida tecnica per la
definizione del progetto di una rete di monitoraggio della qualità
dell'aria.
Premessa
Il progetto della rete di monitoraggio dovrà essere preceduto da
uno studio dettagliato che evidenzi:
1. Tipologia dell'area soggetta a controllo (area urbana,
industriale, rurale, ecc.).
Natura ed entità delle sorgenti di inquinamento presenti
nell'area.
Caratteristiche meteo-climatiche e fisico-geomorfologiche
dell'area in esame.
Densità e distribuzione della popolazione.
Eventuali altri elementi significativi per la modellizzazione
delle emissioni.
2. Gli elementi significativi per una modellizzazione delle
emissioni di inquinanti e per la loro dispersione in atmosfera e al
suolo, al fine di poter pervenire a una stima preventiva delle
isoconcentrazioni al suolo con un anticipo di almeno 24 ore.
3. I criteri di localizzazione e di ripartizione delle stazioni
di monitoraggio.
4. Una sintesi descrittiva dei criteri progettuali che hanno
determinato le scelte di dimensionamento della rete, della
localizzazione delle stazioni e dei rilevatori presenti in ciascuna
stazione, della localizzazione degli strumenti per l'analisi dei
parametri meteorologici, nonchè delle previsioni di sviluppo o
adeguamento futuro della rete. Dovranno inoltre essere descritte le
eventuali modalità di adeguamento dei dati rilevati dalle stazioni
fisse con campagne di monitoraggio specifiche, effettuate anche con
l'ausilio di mezzi mobili.
Tale descrizione dovrà essere riportata in un'unica scheda di
sintesi che preveda tra l'altro, per ogni stazione di monitoraggio:
la localizzazione delle singole cabine (in elementi anagrafici e
in coordinate UTM) e l'attribuzione di superficie territoriale
prevista dal progetto;
l'attribuzione funzionale di ciascuna stazione (se cioè dedicata
o meno al monitoraggio di situazioni sfavorevoli);
il tipo e le caratteristiche tecniche degli analizzatori e della
strumentazione presenti;
le caratteristiche tecniche di resistenza agli agenti atmosferici
delle singole cabine.
1. CRITERI DI PROGETTAZIONE DI UNA RETE DI RILEVAMENTO RELATIVA AD
AREE URBANE.
1.1. Definizioni.
Si definiscono inquinanti primari gli inquinanti direttamente
emessi dalle sorgenti di emissione, sia in fase gassosa che
particellare (ossido di carbonio, ossido di azoto, biossido di zolfo,
idrocarburi volatili, metalli ecc.).
Si definiscono inquinanti secondari le specie chimiche derivanti
da reazioni termiche o fotochimiche degli inquinanti primari fra loro
o con costituenti di base dell'atmosfera (ozono, biossido di azoto,
acido nitrico e nitroso, perossiacetilnitrato, nitrati,
nitroderivati, acido solforico e solfati ecc.).
Si definisce smog fotochimico la presenza in atmosfera di
inquinanti secondari generati da reazioni radicali che coinvolgono
ossidi di azoto e idrocarburi e che avvengono in presenza di
radiazioni ultraviolette (ozono, acido nitrico, PAN ossia
perossiacetilnitrato, ecc.).
Si definisce deposizione acida l'insieme dei processi di
trasferimento di specie acide dall'atmosfera alle superfici (suolo,
acqua ecc.) sia per via secca che per via umida (pioggia, nebbia,
ecc.).
1.2. Parametri da valutare.
In base alla natura delle principali sorgenti di emissione che
caratterizzano l'ambiente urbano (traffico autoveicolare,
riscaldamento domestico) si individuano i seguenti parametri,
relativi agli inquinanti primari e precursori degli inquinanti
secondari, sui quali operare il monitoraggio:
Fase gassosa:
concentrazione di CO;
concentrazione di SO2;
concentrazione di NO2;
concentrazione di idrocarburi;
concentrazione di volatili.
Fase particellare:
concentrazione in massa di materiale particolato sospeso;
concentrazione di piombo ed altri metalli pesanti nel materiale
particolato sospeso.
I parametri relativi agli inquinanti secondari sono i seguenti:
Fase gassosa:
concentrazione di NO2;
concentrazione di O3;
concentrazione di NO.
Fase particellare: concentrazione dei prodotti di trasformazione
degli ossidi di azoto e dell'anidride solforosa.
1.3. Struttura della rete.
I parametri elencati al punto 2 possono essere determinati
utilizzando una rete a struttura articolata secondo la quale in ogni
singola stazione di rilevamento vengono determinati soltanto alcuni
dei parametri suddetti, compresi i parametri meteorologici. Infatti,
mentre alcune specie inquinanti sono soggette ad elevati gradienti
spazio-temporali (es. ossido di carbonio) e quindi la misura della
loro concentrazione diventa rappresentativa solo in un'area
circoscritta, altre specie hanno distribuzione parziale più omogenea
(SO2, NO2 ecc.) ed è quindi sufficiente misurare la loro
concentrazione solo in alcuni siti selezionati.
Per situazioni particolari si può prevedere l'uso di rivelatori
d'inquinanti basati su tecnologie non convenzionali (confrontabili
comunque con i metodi tradizionali).
In questi casi si ottengono valori medi spaziali di concentrazione
su di un'area di elevata estensione, permettendo così un'ulteriore
ottimizzazione del numero delle stazioni di rilevamento.
Per alcuni inquinanti di origine fotochimica (ozono, PAN, ecc.) la
misura della loro concentrazione risulta più significativa se
effettuata in aree periferiche lontane da fonti di inquinamento
diretto e poste sottovento rispetto ai centri urbani.
La struttura fondamentale di una rete urbana deve essere
pianificata su:
A) Una o più stazioni di base o di riferimento sulla quale
misurare tutti gli inquinanti primari e secondari elencati in 2 ed i
parametri meteorologici di base nonchè inquinanti non convenzionali
da valutarsi con metodologie analitiche manuali. Tali stazioni
debbono essere preferenzialmente localizzate in aree non direttamente
interessate dalle sorgenti di emissione urbana (parchi, isole
pedonali, ecc.).
B) Stazioni situate in zone ad elevata densità abitativa nelle
quali misurare la concentrazione di alcuni inquinanti primari e
secondari con particolare riferimento a NO2 , idrocarburi, SO2 ,
materiale particellare in sospensione con caratterizzazione della
massa, del contenuto in piombo.
C) Stazioni situate in zone ad elevato traffico per la misura
degli inquinanti emessi direttamente dal traffico autoveicolare (CO,
idrocarburi volatili), situate in zone ad alto rischio espositivo
quali strade ad elevato traffico e bassa ventilazione. In tal caso, i
valori di concentrazione rilevati sono caratterizzati da una
rappresentatività limitata alle vicinanze del punto di prelievo.
D) Stazioni situate in periferia od in aree suburbane
finalizzate alla misura degli inquinanti fotochimici (NO2 , ozono,
PAN) da pianificarsi sulla base di campagne preliminari di
valutazione dello smog fotochimico particolarmente nei mesi estivi.
La dislocazione delle stazioni deve rispondere a criteri di
rappresentatività rispetto agli obiettivi della rete. Tali criteri
saranno oggetto di appositi regolamenti esecutivi che saranno
pubblicati dal Ministero dell'ambiente. In ogni caso, la dislocazione
delle stazioni potrà essere definita sulla base di specifiche
campagne di misura condotte con stazioni rilocabili o con mezzi
mobili.
Per ogni tipologia di stazione, debbono essere identificate unità
in grado di ospitare la misura di parametri chimici e fisici non
convenzionali mediante l'utilizzazione di metodi strumentali
automatici oppure metodi manuali. Ad esempio, nelle stazioni di tipo
C potrebbero essere misurate le concentrazioni di idrocarburi
aromatici, oppure nelle stazioni di tipo D le concentrazioni di acido
nitrico e nitrati. Tali misure potranno essere estese per tutto
l'arco dell'anno oppure essere limitate a campagne di misura limitate
nel tempo, ma pianificate in modo da fornire indicazioni utili circa
la gestione dell'inquinamento atmosferico e per risituare, se
opportuno, le stazioni di misura in funzione dell'evoluzione
urbanistica della città.
Il numero delle stazioni dei vari tipi indicati dipende dalla
densità abitativa, dalla struttura degli insediamenti abitativi,
dalla presenza di sorgenti emittenti di varia natura, dalla
situazione meteorologica, dall'estensione geografica dell'area e dal
numero di abitanti.
Come criterio generale, possono essere stabilite tre classi di
centri urbani in funzione del numero degli abitanti con il numero
minimo di stazioni riportate nella tabella seguente:
Tipo stazione
Classe A B C D
- - - - -
Inferiore a 500.000. . . . . 1 2 2 1
Da 500.000 a 1.500.000 . . . 1 3 3 1
Superiore a 1.500.000. . . . 2 4 4 2
In caso di particolari situazioni urbanistiche, meteo-climatiche o
di inquinamento, è possibile prevedere un numero diverso di stazioni
con distribuzione tra le classi non rigorosamente proporzionale.
Per quanto riguarda i parametri meteorologici deve essere
perseguito un criterio di articolazione simile a quello descritto per
i parametri chimici. Nelle stazioni di base debbono essere valutati
tutti i parametri meteo convenzionali, eventualmente compresi quelli
di interesse per la conoscenza della struttura dello strato limite.
Queste indicazioni dovrebbero essere integrate dai dati provenienti
da stazioni meteorologiche equipaggiate per la trasmissione di dati
di previsione (cartelli ITAV, ecc.). Per queste finalità è
opportuna l'utilizzazione di sensori innovativi quali SODAR e RASS.
Le stazioni di tipo B e C debbono essere equipaggiate con sensori
relativi alla direzione e velocità del vento onde verificare la
rappresentatività del sito di misura e l'eventuale influenza di
sorgenti vicine. Le stazioni di tipo C debbono essere integrate con
sensori di radiazione solare.
1.4. Criteri di progettazione di una rete per aree industriali.
Nelle aree industriali, la struttura della rete dovrà tenere
conto della tipologia delle emissioni, della struttura
dell'insediamento produttivo in termini di quantità e qualità dei
punti di emissione, della situazione meteorologica, ecc. Di
conseguenza, per le reti in aree industriali non possono essere
forniti criteri generali simili a quelli indicati per le aree urbane
ma possono essere solo date raccomandazioni utili alla pianificazione
e gestione della rete.
1.5. Parametri da valutare.
Come detto precedentemente, i parametri si riferiscono alla
tipologia delle emissioni dell'insediamento. A tale proposito occorre
osservare che alcuni inquinanti sono presenti nella quasi totalità
delle emissioni industriali (SO2 NOx, sostanze organiche volatili,
materiali particolato sospeso), mentre altri (piombo, fluoro, HCl,
ecc.) sono presenti solo in emissioni specifiche per cui la rete
sarà strutturata nelle seguenti classi di stazioni:
A) Stazione di base e di riferimento nella quale dovranno essere
misurati tutti gli inquinanti di interesse per la protezione
dell'ambiente e della salute relativamente ai processi produttivi. In
tali stazioni dovranno essere anche misurati gli eventuali prodotti
di trasformazione degli inquinanti emessi anche se per alcuni di essi
occorre utilizzare metodi non automatici.
B) Stazioni di misura nell'intorno delle fonti di emissione che
dovranno misurare la concentrazione delle specie di interesse per la
fonte emittente. A tale proposito dovranno essere privilegiate le
misure effettuate con metodi automatici, continui e/o a basso tempo
di risposta onde attivare eventuali allarmi nel più breve tempo
possibile. Dette stazioni di misura dovranno preferibilmente essere
disposte sottovento alla sorgente di inquinamento ed a distanze
compatibili con le risultanze dei modelli di dispersione oppure defi-
nite mediante campagne di misura condotte con cabine rilocabili o con
mezzi mobili.
C) Stazioni di misura situate a distanza per la valutazione di
eventuali fenomeni di trasporto delle masse inquinanti
particolarmente verso insediamenti abitativi. In tali stazioni
dovranno essere misurati anche alcuni parametri relativi alla
trasformazione chimica degli inquinanti primari.
Il numero di stazioni dei vari tipi è funzione di diversi
parametri. Un criterio generale di dimensionamento può limitarsi ad
una stazione di tipo A, due o tre stazioni di tipo C ed un numero
variabile di stazioni di tipo B in funzione della quantità dei punti
di emissione.
Per questo tipo di reti, la conoscenza della situazione
meteorologica è di primaria importanza, per cui nelle stazioni di
tipo A debbono essere inclusi parametri di base e parametri relativi
alla capacità dispersiva dell'atmosfera. Tali parametri dovranno
essere integrati da dati trasmessi attraverso sistemi computerizzati
quali cartelli ITAV.
L'utilizzazione di strumentazioni innovative quali RASS e SODAR è
da considerarsi fondamentale.
1.6. Misure non automatiche.
Premessa.
La valutazione della qualità dell'aria, oltre ad essere
effettuata attraverso la misura della concentrazione di specie di
interesse per l'ambiente atmosferico mediante sensori automatici,
può essere anche eseguita mediante misure di concentrazione di spe-
cie che, per loro natura, non possono essere determinate in modo
automatico. Questo è il caso della misura di inquinanti
convenzionali come il piombo che richiede uno stadio di campionamento
del materiale particolato su filtro e successiva analisi del
contenuto di piombo mediante metodi chimico-analitici standard. Un
altro caso può essere costituito dalla misura di biossido di zolfo
in stazioni remote nelle quali la concentrazione di questo gas è
talmente bassa da non poter essere valutata con gli analizzatori
normalmente utilizzati in atmosfere mediamente inquinate.
In tutti questi casi si rende necessaria l'integrazione di queste
misure con quelle ricavate dai sensori automatici secondo criteri di
integrazione e rappresentatività dei due insiemi di misura.
Specie da analizzare.
Le specie per le quali si richiedono procedure non automatiche
sono di varia natura ed interessano sia le reti urbane che
industriali e remote nonchè gli inquinanti primari e secondari.
Sebbene non sia possibile redigere un elenco completo degli
inquinanti che vengono valutati con metodi manuali, si riporta di
seguito un elenco di sostanze che vengono normalmente valutate con
metodi manuali ed il principio di misura. Questo elenco non comprende
la misura di alcuni parametri che, sebbene non costituiscano motivo
di apprensione per la tutela della salute pubblica, ossia non sono
classificati come inquinanti, possono essere inclusi nei protocolli
di misura di una rete in quanto offrono l'opportunità di ottenere
importanti informazioni sui processi di emissione e di trasporto
delle masse inquinanti.
Per quanto riguarda le atmosfere urbane, le misure interessano i
seguenti inquinanti:
Piombo: il materiale particolato viene raccolto su filtro che,
dopo dissoluzione in acido viene analizzato per assorbimento atomico.
Sostanze organiche volatili: la misura consente la speciazione
delle sostanze organiche volatili, inclusi gli idrocarburi. Questi
ultimi infatti possono essere valutati nel complesso in modo
automatico. La misura viene eseguita campionando l'aria su appositi
substrati assorbenti dai quali le sostanze organiche vengono separate
per estrazione con solvente o per desorbimento termico. L'analisi
viene effettuata per gas-cromatografia oppure per gas-cromatografia
accoppiata con spettrometria di massa.
Idrocarburi Poli Aromatici (IPA): il materiale particolato viene
raccolto su filtri ad elevata portata. I filtri vengono poi estratti
con solvente ed il contenuto in IPA valutato per gas-cromatografia
semplice od in combinazione con spettrometria di massa.
Composti acidi: l'aria viene campionata su appositi substrati
reattivi alcalini. Il substrato viene poi disciolto in acqua e la
specie di interesse misurata per spettrofotometria UV-Visibile o per
cromatografia ionica.
Per le atmosfere industriali, il tipo di inquinanti misurati per
mezzo di metodi manuali è molto più variabile essendo funzione del
tipo di insediamento. Di regola, oltre alle sostanze menzionate che
includono specie acide come HCl, HF, H2S, oppure sostanze organiche,
possono essere misurati:
Metalli pesanti: come nel caso del piombo, i metalli pesanti sono
valutati mediante campionamento di materiale particolato su filtro.
Successivamente il filtro viene disciolto ed il metallo di interesse
determinato per spettrofotometria di assorbimento atomico. Qualora i
limiti di sensibilità lo consentano, è possibile analizzare
direttamente il filtro per fluorescenza a raggi X, analisi di
attivazione neutronica e PIXE (Proton Induced X-ray Fluorescence).
Deposizioni atmosferiche: possono essere di tipo secco ed umido.
Le deposizioni umide interessano normalmente le aree remote. In zona
industriale sono significative le deposizioni secche che però non
debbono essere confuse con la polvere sedimentabile.
Polvere sedimentabile: è costituita dal materiale particolato
avente granulometria molto elevata e che sedimenta sotto l'azione del
campo di gravità. Essa viene valutata mediante raccolta in appositi
deposimetri.
Sulla polvere depositata possono essere eseguite analisi chimiche
di diverso tipo.
Per quanto riguarda le atmosfere remote, solo poche sostanze
possono essere misurate in modo automatico, mentre la maggior parte
degli inquinanti, costituiti da specie secondarie di natura acida,
vengono misurati per mezzo di tecniche manuali. Per le atmosfere re-
mote si rimanda al paragrafo relativo.
1.7. Criteri di integrazione nelle reti automatiche.
La difficoltà di inserimento delle procedure non automatiche in
reti basate sull'utilizzazione di sensori automatici, è costituita
dal fatto che i parametri misurabili non possono entrare nelle proce-
dure di allarme o di contenimento delle emissioni nei casi in cui si
evidenzi un netto peggioramento della qualità dell'aria. A questo
proposito è necessario osservare che le procedure di allarme possono
essere legate ad inquinanti in modo automatico, specialmente in
ambienti industriali. Inoltre, la misura degli inquinanti mediante
metodi non automatici è relativa a specie di interesse per la
valutazione della qualità dell'aria oppure che offrono importanti
informazioni per la gestione degli interventi a medio e lungo
termine. Da questo punto di vista, la misura di inquinanti con metodi
manuali costituisce un elemento molto importante nella gestione della
rete.
L'integrazione delle tecniche di misura manuali deve essere fatta
attraverso l'automatizzazione delle procedure di campionamento.
Poichè i metodi di campionamento richiedono, nella maggior parte dei
casi, di un campionatore di tipo sequenziale che assicura il
collezionamento di un campione ogni 24 ore, le stazioni prescelte per
la misura di parametri non automatici, dovranno essere equipaggiate
con un campionatore automatico sequenziale avente le seguenti
caratteristiche:
possibilità di programmazione da un minimo di 1 minuto per
canale e programmazione dell'intervallo di tempo tra un campionamento
ed il successivo;
portata di campionamento costante ed indipendente dalle
condizioni termodinamiche dell'aria campionata nonchè indipendente
dalle perdite di carico della linea entro limiti che saranno
successivamente fissati da apposito decreto di esecuzione,
particolarmente per la misura dei componenti del materiale sospeso;
trasduzione elettronica della portata e/o del volume da
interfacciare al sistema di acquisizione dati;
linee di campionamento delle polveri immuni da effetti vorticosi
creati da gomiti od ostacoli nel percorso del campione aspirato.
2. CARATTERISTICHE FUNZIONALI.
2.1. Generalità.
L'obiettivo di realizzare una rete di monitoraggio nazionale come
un sistema integrato di reti locali, esistenti o da realizzare, pone
in essere la necessità di standardizzare le metodiche di misura,
validazione, elaborazione, memorizzazione e presentazione dei dati.
Il progetto dovrà rispettare le caratteristiche funzionali di
seguito descritte.
Non sono strettamente vincolanti le configurazioni dell'hardware
purchè siano rispettate le prescrizioni funzionali.
2.2. Postazioni di misura degli inquinanti.
2.2.1. Caratteristiche e dislocazione delle postazioni.
Si fa riferimento ai paragrafi 7.2. e 7.1. del rapporto ISTISAN
89/10.
Il sistema di alloggiamento dei campionatori o analizzatori deve
consentire una adeguata espandibilità rispetto alla configurazione
standard definita al precedente paragrafo 1.3.
2.2.2. Caratteristiche dei sistemi di misura.
I sistemi di misura degli inquinanti atmosferici devono rispettare
le prescrizioni imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica
del 24 maggio 1988, n. 203.
In particolare, per i sistemi di misura automatizzati, si
applicano i criteri generali e le specifiche tecniche di cui alla
Appendice 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
marzo 1983.
I sistemi di misura automatici devono essere corredati dalle
apparecchiature necessarie per la taratura.
2.2.3. Sistema di acquisizione elaborazione e gestione delle
apparecchiature.
2.2.3.1. Hardware.
L'hardware del sistema è costituito principalmente da:
unità di elaborazione a microprocessore;
unità di acquisizione misure analogiche;
unità ingresso-uscita grandezze digitali;
interfaccia per il collegamento al centro di raccolta dati.
L'unità a microprocessore autonomo nelle proprie funzioni sarà
disponibile per il collegamento ad un elaboratore portatile.
L'inserimento/disinserimento dell'elaboratore portatile non deve
interferire con le normali funzioni del microprocessore.
Il microprocessore dovrà essere configurato con memoria EPROM per
i programmi e memoria RAM (tamponata a 24 ore) per i dati e i
parametri variabili di gestione.
Le memorie dovranno essere espandibili, la RAM dovrà essere
dimensionata per contenere tutti i dati elementari intesi come medie
orarie delle misure, indicativamente per 10 giorni o per il tempo
limite necessario a ripristinare la funzionalità del collegamento
e/o del centro di elaborazione dati in caso di guasto.
Il microprocessore sarà predisposto per la ripartenza automatica
dopo mancata tensione e dovrà consentire la sincronizzazione del
proprio orologio con l'orologio del centro di raccolta dati della
rete. Dalla consolle dovrà essere possibile diagnosticare le
principali cause di guasto del micro (ove possibile) e delle
periferiche.
L'unità di acquisizione delle misure analogiche (A/D) dovrà
avere le seguenti principali caratteristiche:
espansibilità del numero delle misure acquisibili (modularita');
velocità di scansione non inferiore a 30 punti al secondo;
rumore tecnico dovuto al relè minore uguale a (Più o Meno)
1(Micron)V.
Il voltometro digitale dell'unità avrà le seguenti
caratteristiche:
a) isolamento dalla tensione di rete e dalle sue armoniche;
b) correzione automatica dell'offset;
c) misura di segnali campione ad alta precisione e stabilità.
Inoltre l'unità dovrà avere:
reiezione ai disturbi elettromagnetici (modo comune e modo
normale) adeguata agli scopi del progetto;
precisione di tutta la catena di misura (dai morsetti alle unità
di presentazione dati) (Più o Meno) 0,2% del fondo scala, in tutte
le normali condizioni di servizio;
rilevazione di mancata e/o doppia sezione del multiplexer.
L'unità di acquisizione delle misure analogiche dovrà avere
connettori necessari ad inviare il segnale di ogni misura ad un
registratore a carta diagrammata da utilizzare per la verifica degli
analizzatori e del sistema di acquisizione.
L'unità di acquisizione misure digitali dovrà avere le seguenti
caratteristiche principali:
separazione galvanica tra ingressi digitali e il microprocessore
con optoisolatore e con isolamento di 2000 Vcc;
protezione per extra tensioni di ingresso;
acquisizione dei segnali almeno ogni 500 millisecondi.
L'unità di ingresso/uscita delle grandezze digitali dovrà avere
caratteristiche di espandibilità circa i segnali sia in ingresso che
in uscita (modularita').
L'interfaccia per il collegamento al centro di raccolta dati
dovrà consentire la trasmissione via radio e/o via cavo telefonico:
la trasmissione dati e informazioni dovrà avvenire dal micro verso
il centro e viceversa.
2.2.3.2. Software.
Il micro periferico dovrà essere dotato di sistema operativo in
tempo reale per la gestione completa dell'hardware di postazione e
del software applicativo.
Il software di postazione sarà costituito da:
a) programmi gestionali del microprocessore;
b) programmi di acquisizione delle grandezze analogiche e
digitali;
c) programmi applicativi;
d) programmi di taratura analizzatori di misura;
e) programmi di trasmissione e segnalazione al centro di
raccolta dati;
f) programmi diagnostici di test;
g) programmi di inizializzazione;
h) programmi di interfaccia uomo-macchina.
I programmi gestionali del microprocessore oltre alla gestione
dell'hardware di postazione devono provvedere alla gestione di tutte
le anomalie dell'hardware stesso, dovrà quindi prevedere un archivio
allarmi accessibile localmente o dal centro di raccolta dati. Gli
allarmi devono essere presentati secondo un formato standard che
preveda almeno, tempo, codice di postazione, descrizione in chiaro
dell'anomalia.
La postazione inoltre dovrà riavviarsi automaticamente al ritorno
dell'alimentazione nel caso di mancata tensione.
I programmi di acquisizione delle grandezze analogiche provvedono
alla:
lettura dei segnali con determinata frequenza (tipicamente 3
sec.);
validazione delle grandezze rilevate;
conversione delle misure nelle unità ingegneristiche fissate;
memorizzazione delle grandezze in un'area accessibile
all'operatore locale o al centro di raccolta dati (per la lettura
diretta dell'ultimo valore acquisito).
Per il significato generale di validazione dei dati si fa
riferimento al capitolo 9 del rapporto ISTISAN 89/10.
In particolare, i valori letti saranno validati processandoli con
le seguenti funzioni:
verifica limiti di convertitore A/D;
correzione di offset di scala;
controllo di attendibilità della misura.
Il controllo di attendibilità della misura sarà effettuato in
relazione ai seguenti parametri:
1) limite di campo di misura alto/basso;
2) limite di attendibilità alto/basso;
3) limite di variazione tra due acquisizioni (limite
incrementale);
4) presenza di anomalie nell'analizzatore o nella postazione;
5) taratura analizzatore non a buon fine;
6) tempo di attesa dopo taratura;
7) altri limiti previsti dagli analizzatori.
In caso di non attendibilità la misura deve essere omessa
automaticamente dalla scansione.
Sia la frequenza di acquisizione che i parametri per le verifiche
di validità devono essere trattati come grandezze variabili (quindi
residenti su RAM) impostabili per singolo canale di misura.
I parametri devono poter essere leggibili e/o modificabili sia
localmente (consolle o eventualmente personal computer portatile) che
dal centro di raccolta dati.
Gli ingressi digitali saranno processati con le seguenti funzioni:
verifica di validità dell'ingresso;
verifica di stato dell'ingresso.
I dati acquisiti saranno memorizzati e resi disponibili ai
programmi di validazione ingressi analogici e ai programmi di
trasmissione delle segnalazioni al centro di raccolta dati.
I programmi applicativi utilizzano i dati elementari acquisiti per
il calcolo dei valori medi orari (biorari per il particolato sospeso)
e per la verifica di validità del valore medio calcolato secondo i
seguenti criteri:
percentuale dei dati elementari disponibile superiore ad una
determinata soglia;
escursione tra valore max e valore minimo che concorrono al
calcolo inferiore ad una determinata soglia.
Entrambe le soglie devono essere modificabili dall'operatore. Per
la soglia delle percentuali di dati disponibili si veda il capitolo 9
del rapporto ISTISAN 89/10.
I programmi applicativi provvedono anche all'aggiornamento del
data-base di postazione relativamente agli inquinanti monitorati
costituito dalle medie orarie (o biorarie per il particolato sospeso)
delle misure.
In caso di mancato calcolo dei valori medi dovrà pervenire al
centro di raccolta dati una segnalazione di indisponibilità dato.
In caso di fuori servizio del collegamento tra postazioni
periferiche e centro di raccolta dati, il micro deve essere in grado
di memorizzare almeno 10 giorni di dati orari (o biorari).
Questi dati all'attivazione del collegamento con il centro
verranno trasmessi automaticamente per aggiornare il data-base del
centro. Inoltre con lo stesso criterio dovranno essere memorizzate
tutte le segnalazioni di anomalie riscontrate in periferia.
I programmi di taratura degli analizzatori di misura sono
finalizzati, tramite le unità ingresso/uscita delle grandezze
digitali, alla gestione dei dispositivi fisici di controllo della
taratura in campo di cui devono essere dotati gli analizzatori:
normalmente sono previsti controlli dello zero e di un punto della
scala (span).
La procedura di taratura e la durata della stessa va adattata al
singolo analizzatore mantenendo però un criterio generale che
provvederà le fasi seguenti:
1) inizio taratura;
2) invio del comando di controllo taratura di zero;
3) attesa per un tempo tfB0121 minuti da permettere il
raggiungimento del regime dell'analizzatore;
4) rilievo del valore medio nei successivi tfB0122 minuti della
misura (zero effettivo dello strumento);
5) invio del comando di controllo di campo (span);
6) come al punto 3;
7) come al punto 4 (valore effettivo del punto della scala);
8) invio del comando per rimettere l'analizzatore in posizione di
misura.
La taratura degli analizzatori chimici verrà effettuata:
automaticamente ad un'ora prefissata di ogni giorno;
automaticamente dopo una mancata alimentazione elettrica dopo che
sia trascorso il tempo di riscaldamento dello strumento;
automaticamente alla rimessa in scansione della misura da parte
dell'operatore;
su richiesta manuale dell'operatore dal pannello locale o da
posto centrale.
L'ora di avvio delle tarature giornaliere, i tempi di attesa per
il riscaldamento degli analizzatori, la durata delle varie fasi di
taratura, nonchè i valori di riferimento delle seguenze campione
devono essere impostabili e modificabili dall'operatore localmente
e/o dal centro di raccolta dati per ogni canale di misura.
Al termine delle operazioni di taratura si procederà alla
verifica dell'esito della stessa e di calcolo dei valori di
calibrazione.
Si ritiene (con riferimento ad analizzatori che forniscono una
risposta lineare) che la taratura non si sia conclusa a buon fine se:
mancano più del 15% dei dati strumentali acquisiti rispetto a
quelli acquisibili teoricamente durante il tempo di taratura sia per
lo zero che per lo span;
se il valore di zero è fuori limite (oltre il 5% del fondo
scala);
se la grandezza della retta di calibrazione calcolata indica che
lo strumento ha una variazione del 30% del fondo scala rispetto al
valore nominale.
Nei casi su indicati fornirà una segnalazione di "zero defect" o
"span defect" quando i valori di calibrazione calcolati scostano del
5% rispetto ai valori della precedente calibrazione sarà fornita una
apposita segnalazione di avvertimento che sarà inviato al centro
unitamente ai valori di taratura riscontrati.
Nel caso di conclusione a buon fine si trasmetteranno al centro i
valori rilevati durante la taratura.
In presenza di situazione con segnalazione di zero defect e/o span
defect, la misura deve essere automaticamente omessa da scansione ed
inviata segnalazione al posto centrale, corredata dai valori relativi
all'operazione di taratura avvenuta (zero, campo, ecc.); negli altri
casi con i valori di calibrazione ottenuti si procederà alla
correzione automatica dei valori successivamente acquisiti.
Tutti i valori di soglia per le operazioni di verifica dei valori
di taratura devono essere tratti come parametri variabili quindi
devono essere leggibili e/o modificabili dall'operatore localmente o
dal centro.
I programmi di trasmissione dati e segnalazioni al centro di
raccolta dati sono finalizzati alla gestione dello scambio dei dati e
informazioni tra centro di raccolta e postazioni periferiche.
Dovranno essere di norma possibili i seguenti tipi di
comunicazione:
a) da periferia a centro:
trasmissione dati medi semiorari, orari e biorari;
trasmissione dati istantanei su richiesta;
trasmissione risultati taratura analizzatori chimici;
trasmissione delle segnalazioni di anomalia;
b) da centro a periferia:
richiesta dati istantanei;
richiesta taratura analizzatori;
richiesta dati medi semiorari, orari e biorari memorizzati in
periferia a seguito di un disservizio al centro;
richiesta di aggiunta a scansione o di messa fuori scansione di
una misura;
richiesta di aggiornamento data e ora.
I dati diagnostici di test non sono finalizzati alla verifica
delle apparecchiature gestite nella postazione periferica. Dovranno
essere normalmente residenti nelle memorie del sistema in modo da
poter evidenziare le eventuali anomalie della consolle del
microprocessore (una gestione diversa di tali proporzioni può essere
possibile con l'uso di un personal computer portatile).
I programmi di inizializzazione del sistema prevederanno:
inizializzazioni a freddo manuali;
inizializzazione manuale;
reinizializzazione automatica.
Le procedure di inizializzazione dovranno prevedere:
a) a garanzia di salvataggio dei dati memorizzati e relativi
aggiornamenti;
b) verifiche di congruenza sullo stato del sistema e sui dati;
c) attivazione della taratura degli analizzatori e relative
comunicazioni al centro;
d) aggiornamento della data e dell'ora con sincronizzazione con
il centro. La data e l'ora devono inoltre essere aggiornate, in
funzione della situazione al centro con cadenza automatica e con
intervallo da prefissare in relazione alle esigenze delle
apparecchiature.
I programmi di interfaccia uomo macchina sono finalizzati a
gestire il colloquio interattivo dell'operatore con il
microprocessore relativamente a:
richiesta dati e servizi;
modifica parametri.
Per le funzioni principali di richiesta dati e servizi sono:
Visualizza punto, permette all'operatore la lettura del valore
istantaneo e/o lo stato di uno degli ingressi fornendo il codice del
punto.
Visualizza parametri analizzatori, permette la lettura dei
parametri legati alle procedure di taratura degli analizzatori.
Aggiungi/ometti da scansione un punto, permette all'operatore di
aggiungere/omettere dalla scansione un punto fornendo il codice dello
stesso.
Taratura analizzatori, permette la taratura di uno degli
strumenti collegati, fornendo il codice del punto.
Aggiornamento tempo, permette all'operatore di aggiornare data ed
ora dopo una ripartenza manuale del sistema. Questa funzione deve
essere normalmente disabilitata per evitare cambi di dati
indesiderati, deve essere possibile solo in fase di inizializzazione
sistema.
Visualizza valore medio, orario, biorario, permette all'operatore
la lettura dell'ultimo valore medio orario, biorario calcolato
fornendo il codice del punto.
Abilita/disabilita trasmissione al centro dei dati, permette
all'operatore di abilitare/disabilitare il collegamento con il
centro: unitamente all'invio di un messaggio al centro di raccolta
dati.
La funzione modifica parametri deve consentire la lettura e/o la
modifica di tutti i parametri variabili necessari alla gestione della
postazione in particolare di quelli precedentemente evidenziati.
2.3 Postazioni di misura parametri meteorologici.
2.3.1 Caratteristiche e dislocazione delle postazioni, sensori di
misura
Si fa riferimento al capitolo 6 e ai paragrafi 7.2 e 7.3 del
rapporto ISTISAN 89/10.
2.3.2 Sistema di acquisizione, elaborazione e gestione delle
apparecchiature
2.3.2.1 Hardware
Vale quanto descritto nel paragrafo 2.2.3.1 per le postazioni di
misura degli inquinanti.
2.3.2.2 Software
Valgono i criteri generali descritti nel paragrafo 2.2.3.2 per le
postazioni di misura degli inquinanti.
Il tipo, la struttura e le funzioni dei pacchetti software, per
quanto è applicabile ai sensori di misura, sono quelli descritti nel
suddetto paragrafo.
2.4 Centro di raccolta elaborazione dati e supervisione della rete
2.4.1. Generalità
Il centro di raccolta ha le seguenti funzioni principali:
raccolta sistematica dei dati preelaborati di ogni singola
postazione e memorizzazione nel data base della rete;
elaborazione dei dati di sintesi anche finalizzati alla verifica
degli standard di qualità dell'aria secondo la normativa vigente;
produzione documentale (tabulati);
trasferimento dei dati ai nodi di concentrazione provinciali e
regionali ove esistenti;
gestione dei sistemi di restituzione in tempo reale dei dati ai
cittadini (video, stampanti remote, cartelloni a messaggio variabile,
ecc.);
gestione dei livelli di allarme o di altri modelli
comportamentali, ove definiti, tramite programmi di guida operatore;
sviluppo e/o manutenzione del software sia del centro che delle
postazioni periferiche;
gestione dell'archivio storico della rete su supporti magnetici.
Le principali funzioni di supervisione sono:
gestione degli allarmi relativi a tutte le apparecchiature del
centro e delle postazioni periferiche, sia al fine di coordinare gli
interventi di manutenzione che di una corretta interpretazione dei
dati;
lettura diretta dei valori misurati al fine di seguire in tempo
reale l'evoluzione di particolari eventi di inquinamento;
gestione dei parametri variabili delle postazioni periferiche.
2.4.2. Hardware
L'hardware è costituito principalmente da:
unità di elaborazione;
memoria di massa su disco;
memoria di massa su cassetta magnetica;
interfacce di collegamento con postazioni periferiche;
interfacce di collegamento con calcolatori;
unità ingresso/uscita grandezze digitali;
terminale del programmatore;
unità video di presentazione dati (terminale dell'operatore);
stampanti di documentazione;
pannello sinottico (eventuale).
L'unità di elaborazione sarà dotata dei dispositivi ausiliari
atti a conservare i contenuti di memorie (per almeno 24 ore) nel caso
di mancata tensione.
La memoria dovrà essere dimensionata in modo da avere una
disponibilità residua di almeno il 30% oltre ad essere espandibile
sul posto. L'unità sarà dotata di bootstrap cablato, diagnostica
hardware operante autonomamente in linea.
La memoria di massa su unità a cassetta magnetica oltre alla
funzione di costruzione di un archivio storico su supporti magnetici
avrà anche funzione di back-up di sistema.
Il terminale del programmatore costituito da unità video,
tastiera e stampante sarà finalizzata alle attività di gestione del
centro e di sviluppo e/o manutenzione software.
Il terminale dell'operatore sarà costituito essenzialmente da un
video terminale di presentazione dati organizzati in pagine video. Le
pagine video devono poter essere create o modificate in modo
interattivo.
Dovrà essere possibile stampare le pagine video sulla stampante
di documentazione.
Le interfacce di collegamento con calcolatori remoti (ed in
particolare con il nodo di concentrazione regionale o provinciale)
devono consentire l'invio e/o la richiesta dei dati e informazioni
sia dal centro al calcolatore remoto che viceversa.
2.4.3 Software
Il software del sistema è costituito dalle seguenti classi di
programmi:
programmi gestionali;
programmi di acquisizione di postazioni periferiche;
programmi applicativi;
programmi di interfaccia uomo macchina;
programmi base e speciali di supporto;
programmi di diagnostica;
programmi di inizializzazione.
I programmi gestionali oltre alle funzioni generali richieste dal
sistema devono gestire anche le segnalazioni di anomalie delle
apparecchiature del centro di raccolta.
I programmi di acquisizione da postazioni periferiche provvedono
a:
a) gestire le comunicazioni tra centro di raccolta e postazioni;
b) aggiornamento del data base di sistema;
c) gestione delle segnalazioni di allarme provenienti dalle
periferiche.
Le comunicazioni possono essere di tipo spontaneo delle postazioni
periferiche al centro o su richiesta del centro.
In particolare le comunicazioni spontanee riguardanti la gestione
degli allarmi e l'aggiornamento automatico dopo il ripristino della
funzionalità del collegamento a seguito di guasto o altra causa del
data base di sistema con i dati memorizzati durante l'interruzione.
Il data base di sistema dovrà contenere i dati elementari di
tutte le misure come medie orarie (o biorarie per le polveri) ed i
dati di sintesi medi mediane percentili ecc.
L'archivio residente su disco conterrà un periodo di 1 o 2 anni
di dati; prima della perdita dei dati si dovrà automaticamente
verificare che i dati siano stati trasferiti su un supporto magnetico
per la realizzazione dell'archivio storico.
Devono essere implementate procedure automatiche di richiesta
all'operatore per l'effettuazione del back up periodico dei dati
residenti sul disco.
I programmi applicativi utilizzano i dati memorizzati nel data
base per svolgere le seguenti funzioni:
a) memorizzazione dei dati sulle cassette magnetiche;
b) gestione del colloquio con calcolatori remoti;
c) calcolo dei valori di sintesi (medie mediane percentili
ecc.);
d) guida operatore;
e) gestione dell'archivio storico (lettura, copiatura cassette,
elaborazione sui dati eventualmente richiesti).
Esecuzione di modelli matematici in grado di prevedere
l'evoluzione dell'inquinamento in diverse situazioni.
I programmi di gestione del colloquio i calcolatori remoti (nodo
di concentrazione dati in particolare) dovranno permettere le
seguenti funzioni:
1) acquisizione da parte del calcolatore remoto (nodo di
concentrazione) di tutti i valori orari (o biorari) nonchè dei dati
di sintesi (medie mediane percentili ecc.);
2) acquisizione del calcolatore remoto ove tecnicamente possibile
dei valori istantanei o della media dell'ora in corso rilevati su una
o più postazioni;
3) invio dal centro al nodo di concentrazione di messaggi
opportuni nel caso di superamento di determinate soglie per i
parametri di inquinamento.
Il protocollo di colloquio e il formato dei dati saranno definiti
in relazione alla singola applicazione ove già esiste un nodo di
concentrazione.
Ove non esiste un nodo di concentrazione si dovrà comunque
prevedere tale possibilità e pertanto si dovrà strutturare il data
base ed il software in modo da consentire la successiva
implementazione dei programmi necessari, in questi casi si può
prevedere una formattazione dei dati secondo i criteri generali
indicati nel rapporto ISTISAN 89/10 al capitolo 10 per quanto
applicabile.
I programmi di interfaccia uomo macchina sono finalizzati a
consentire l'interattività tra sistema ed operatore; di norma quindi
le funzioni previste saranno realizzate tramite il videoterminale.
Le informazioni ed i dati saranno organizzati in pagine video, per
la richiesta dell'operatore sarà prevista sul videoterminale un'area
riservata ai menu di richiesta dati e servizi: le funzioni ed i
servizi attivabili sono trasparenti dalle descrizioni precedentemente
riportate.
Tra i programmi di supporto dovrà essere previsto il software per
la manutenzione delle pagine video e per la creazione di nuove
pagine.
È particolarmente importante che l'interfaccia con l'operatore
faccia uso di grafica e di software per la presentazione di dati che
consentano di analizzare ed aggregare i dati rilevati dalle
postazioni.

----&gt; Vedere Immagini da Pag. 46 a Pag. 49 della G.U. &lt;----