Serie Generale n. 5 del 8-1-1996
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 21 dicembre 1995
Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali. (GU Serie Generale n.5 del 08-01-1996)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera b);
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante: "Linee guida
per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti
industriali e la fissazione di valori minimi di emissione";
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1989 recante: "Limitazione
delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai
grandi impianti di combustione";
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1992 recante: "Definizione
del sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di
qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di
monitoraggio";
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome espresso in data 3 agosto
1995;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i metodi di valutazione dei
risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in continuo delle
emissioni derivanti dagli impianti che ricadono nel campo di
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e successivi decreti di attuazione.
2. I metodi di valutazione di cui al presente decreto si applicano
per la verifica del rispetto dei limiti di emissione dichiarati o
prescritti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, ed in particolare:
a) alle misure continue effettuate dall'esercente dell'impianto
ai sensi degli articoli 7 e 8 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica;
b) alle verifiche effettuate dall'autorità competente per il
controllo.
3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 14
dell'art. 3 del decreto ministeriale 12 luglio 1990, l'esercente
dell'impianto dichiara all'autorità competente i parametri che
caratterizzano i periodi di avviamento e di arresto, come definiti al
punto 1 dell'allegato al presente decreto.

Art. 2.
Misure continue
1. Fino all'emanazione degli atti conseguenti alle attività
previste dal decreto ministeriale 6 maggio 1992, alle misure in
continuo si applica l'allegato al presente decreto.
2. Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve
assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie
come definito ai punti 4.3.1 e 4.3.2 dell'allegato al presente
decreto. Nel caso tale valore non venga raggiunto, l'esercente è
tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare la
disponibilità del sistema di misura, dandone comunicazione
all'autorità preposta al controllo.
3. In caso di indisponibilità delle misure in continuo,
l'esercente è tenuto, ove possibile, ad attuare forme alternative di
controllo delle emissioni basate su misure discontinue o correlazioni
con parametri di esercizio e/o su specifiche composizioni delle
materie prime utilizzate. L'esercente propone all'autorità
competente al controllo le procedure adottate per la stima delle
emissioni. Nel caso si configuri l'indisponibilità di una o più
misure per periodi superiori a 48 ore continuative, l'esercente è
tenuto ad informare tempestivamente l'autorità proposta al
controllo.
4. I dati misurati o stimati con le modalità di cui al precedente
comma concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori
limite.

Art. 3.
Disposizioni transitorie
1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, i sistemi di
rilevamento in continuo installati e/o in funzione alla data del 31
dicembre 1994 devono essere adeguati alle disposizioni di cui
all'allegato al presente decreto entro il 30 giugno 1996.
L'esercente comunica all'autorità preposta al controllo l'avvenuto
adeguamento.
2. In attesa di quanto previsto al precedente comma continuano a
valere le modalità di misura e valutazione già concordate con
l'autorità preposta al controllo.
3. In attesa della definizione di metodi normalizzati di
rilevamento in continuo delle emissioni, ai fini della verifica del
rispetto dei valori limite si fa riferimento alle procedure di
calibrazione concordate con l'autorità preposta al controllo.

Art. 4.
Aggiornamenti
1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione oggetto del
presente decreto sono sottoposti ad aggiornamenti e/oz integrazioni
almeno quinquennali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 1995
Il Ministro dell'ambiente
BARATTA
Il Ministro della sanità
GUZZANTI
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
CLÒ

ALLEGATO
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI CON SISTEMI DI
RILEVAMENTO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI FINALIZZATI ALLA VERIFICA
DEL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE FISSATI AI SENSI DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 MAGGIO 1988, N. 203.
1 DEFINIZIONI
Le seguenti definizioni si applicano ai fini di quanto previsto nel
presente allegato.
1.1 Carico di processo
Per carico di processo di un impianto si intende il livello
percentuale di produzione rispetto alla potenzialità nominale.
1.2 Impianto in avviamento
Un impianto viene considerato in fase di avviamento, salvo
diversa disposizione normativa o autorizzativa, quando viene
gradualmente messo in servizio fino al superamento del minimo
tecnico.
1.3 Impianto in fermata (o fase di arresto)
Un impianto viene considerato in fermata quando, per varie
cause, viene (gradualmente) messo fuori servizio ed escluso dal
ciclo produttivo. Salvo diversa disposizione normativa o
autorizzativa la fase di arresto inizia al di sotto del minimo
tecnico.
1.4 Minimo tecnico
È il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio
dell'impianto in condizione di regime. Il minimo tecnico viene
dichiarato dall'esercente alle Autorità competenti tramite la
definizioni dei parametri di impianto che lo caratterizzano.
1.5 Misura diretta
Misura effettuata con analizzatori che forniscono un segnale di
risposta direttamente proporzionale alla concentrazione di
inquinante.
1.6 Misura indiretta
Misura effettuata con analizzatori che forniscono un segnale di
risposta direttamente proporzionale ad un parametro da
correlare alle concentrazioni dell'inquinante con ulteriori
misure (è il caso ad esempio degli analizzatori di tipo ottico
basati sulla misura di trasmittanza o di estinzione).
2 REQUISITI E PRESCRIZIONI FUNZIONALI
2.1 Aspetti di carattere generale
Nella realizzazione e nell'esercizio dei sistemi di rilevamento
devono essere perseguiti per la misura di ogni singolo parametro
elevati livelli di accuratezza e di disponibilità dei dati.
Il sistema di rilevamento deve essere realizzato con una
configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in
tutte le condizioni ambientali e di processo.
L'Esercente è tenuto a garantire la qualità dei dati mediante
l'adozione di procedure che documentino le modalità e l'avvenuta
esecuzione degli interventi manutentivi programmati e delle
operazioni di calibrazione e taratura. Dette procedure devono essere
concordate con le autorità di controllo.
I criteri di gestione da adottare devono prevedere in particolare:
a) la verifica periodica, per ogni analizzatore, della risposta
strumentale su tutto l'intervallo di misura tramite prove e tarature
fuori campo;
b) il controllo e la correzione in campo delle normali derive
strumentali o dell'influenza sulla misura della variabilità delle
condizioni ambientali;
c) l'esecuzione degli interventi manutentivi periodici per il
mantenimento dell'integrità ed efficienza del sistema riguardanti ad
esempio la sostituzione dei componenti attivi soggetti ad esaurimento
o pulizie di organi filtranti, ecc;
d) la verifica periodica in campo delle curve di taratura degli
analizzatori
2.2 Configurazione di misura
La misura in continuo delle grandezze deve essere realizzata con un
sistema che espleta le seguenti funzioni:
- Campionamento ed analisi;
- Calibrazione; - Acquisizione, validazione, elaborazione automatica
dei dati.
Le suddette funzioni possono essere realizzate con sottosistemi a se
stanti, eventualmente comuni a più analizzatori, oppure possono
essere raggruppati all'interno di una singola apparecchiatura di
analisi.
I sistemi di misura si classificano in:
a) estrattivi, basati sull'estrazione del campione di gas dal flusso
effluente, e si suddividono a loro volta in sistemi ad estrazione
diretta e sistemi con diluizione del campione;
b) non estrattivi (in situ), basati sulla misura eseguita
direttamente su un volume definito di effluente all'interno del
condotto; si suddividono a loro volta in sistemi con misura lungo un
diametro del condotto fumi, detti strumenti in situ lungo percorso (o
in-situ path) e in sistemi con misura in un punto o in un tratto
molto limitato del flusso di effluente detti strumenti in situ
puntuale (o in-situ point).
2.3 Modalità di campionamento
La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la norma
UNI 10169 (ed. giugno 1993). Ove ciò non è tecnicamente possibile
la sezione di campionamento viene concordata con le Autorità
preposte al controllo.
La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile
per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di
sicurezza.
2.4 Misure
Gli analizzatori utilizzati devono essere provvisti di
certificazione.
In attesa del rilascio della certificazione ai sensi del DM 6 maggio
1992 (CENIA) possono essere utilizzati analizzatori certificati da
Enti di certificazione esteri riconosciuti.
Quando in un processo di produzione è stato verificato che nelle
emissioni la concentrazione di NO2 è inferiore o uguale al 5% della
concentrazione totale di NOx (NOx = NO + NO2), è consentita la
misura del solo monossido (NO). In tal caso la concentrazione degli
ossidi di azoto NOx si ottiene tramite il seguente calcolo NOx =
NO/0,95.
Ove del caso un analogo criterio, può essere adottato per la misura
degli ossidi di zolfo (SOx = SO2 + SO3).
2.5 Calibrazioni
Ai fini del presente Decreto si intende per calibrazione di un
analizzatore a risposta lineare la procedura di verifica dei segnali
sullo zero e su un prefissato punto intermedio della scala (span),
tipicamente l'80% del fondo scala.
Ogni analizzatore installato deve avere un sistema di calibrazione in
campo. Il sistema di calibrazione, quando tecnicamente possibile in
relazione al tipo di analizzatore utilizzato, deve essere di tipo
automatico e può utilizzare sistemi di riferimento esterno (ad
esempio bombole con concentrazioni certificate e calibratore
dinamico) o in subordine sistemi interni agli analizzatori stessi.
2.6 Sistema di acquisizione validazione ed elaborazione dati
Il sistema nel suo complesso oltre a svolgere le funzioni descritte
nei seguenti sotto-paragrafi, deve consentire:
- la gestione delle segnalazioni di allarme e/o anomalie
provenienti dalle varie apparecchiature;
- la gestione delle operazioni di calibrazione automatica, ove
previsto;
- la elaborazione dei dati e la redazione di tabelle in formato
idoneo per il confronto con i limiti secondo le indicazioni
riportate nel paragrafo 4.2 seguente.
2.6.1 Acquisizioni
Tale funzione presiede alla lettura istantanea, con opportuna
frequenza, dei segnali elettrici di risposta degli analizzatori o di
altri sensori ed alla traduzione in valori elementari espressi in
opportune unità ingegneristiche nonchè alla memorizzazione dei
segnali validi. La funzione presiede altresì al rilievo dei segnali
di stato delle apparecchiature principali ed ausiliarie necessarie
per lo svolgimento delle funzioni gestionali sopra richiamate.
Per lo svolgimento delle funzioni gestionali previste dal sistema e
per le elaborazioni sui segnali acquisiti è ammessa l'interattività
del sistema con l'operatore; quest'ultimo può fornire dati ed
informazioni. Tali dati ed informazioni devono essere archiviati e
visualizzati con gli stessi criteri degli altri parametri misurati.
2.6.2. Validazione delle misure
Il sistema deve provvedere automaticamente, sulla base di procedure
di verifica predefinite, a validare sia i valori elementari acquisiti
sia i valori medi orari calcolati.
Le procedure di validazione adottate in relazione al tipo di processo
e ad ogni tipologia di analizzatore, devono essere concordate con le
Autorità competenti per il controllo.
Per i grandi impianti di combustione un esempio di procedura di
validazione può essere la seguente:
I dati elementari non sono validi se:
- sono stati acquisiti in presenza di segnalazioni di anomalia
dell'apparato di misura tali da rendere inaffidabile la misura
stessa;
- i segnali elettrici di risposta dei sensori sono al di fuori di
tolleranze predefinite;
- lo scarto tra l'ultimo valore acquisito ed il valore precedente
supera una soglia massima prefissata.
I dati medi orari sono validi se:
- Il numero di misure elementari valide che hanno concorso al
calcolo del valore medio non è inferiore al 70% del numero dei
valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora;
- il massimo scarto tra le misure elementari nell'ora non è
inferiore ad un valore prefissato;
- il massimo scarto tra le misure elementari nell'ora non è
superiore ad un valore prefissato;
- il valore orario non è inferiore ad una soglia prefissata;
- il valore orario non è superiore ad una soglia prefissata;
Le soglie di validità devono essere fissate in funzione del tipo di
processo e del sistema di misura.
I valori medi orari archiviati devono essere sempre associati ad un
indice di validità che permetta di escludere automaticamente i
valori non validi o non significativi dalle elaborazioni successive
(ad esempio, ove del caso, avviamenti e fermate).
2.6.3 Preelaborazione dei dati
Per preelaborazione dei dati si intende l'insieme delle procedure di
calcolo che consentono di definire, partendo dai valori elementari
acquisiti espressi in unità ingegneristiche di sistema, i valori
medi orari espressi nelle unità di misura richieste e riferiti alle
condizioni fisiche prescritte.
Nel caso in cui è prevista la calibrazione automatica degli
analizzatori, la preelaborazione include anche la correzione dei
valori misurati sulla base dei risultati dell'ultima calibrazione
valida.
Se la misura di concentrazione è effettuata sui fumi umidi, e deve
essere riportata ad un valore riferito ai fumi secchi si applica la
seguente formula:
Cu
Cs = -----------
Uf
1 - _____
100
dove:
- Cs è la concentrazione riferita ai fumi secchi;
- Cu è la concentrazione riferita ai fumi umidi;
- Uf è il contenuto di vapor d'acqua nei fumi espresso come
percentuale in volume (% v/v).
Per i sistemi di misura di tipo estrattivo dotati di apparato di
deumidificazione del campione con umidità residua corrispondente
all'umidità di saturazione ad una temperatura non superiore a 4
gradi centigradi, le concentrazioni misurate possono essere
considerate come già riferite ai fumi secchi e pertanto non è
necessaria la correzione sopra descritta.
Ove le caratteristiche del processo sono tali che la percentuale di
umidità dipende da altri parametri definibili a priori è ammessa la
determinazione del tenore di umidità a mezzo calcolo tramite dati
introdotti nel sistema dall'operatore.
3. TARATURE E VERIFICHE
3.1 VERIFICHE PERIODICHE
Tali verifiche, da effettuarsi a carico dell'esercente, consistono
nel controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura
dei singoli analizzatori, da effettuarsi con periodicità almeno
annuale.
Tale tipo di verifica può essere necessaria anche dopo interventi
manutentivi conseguenti a guasto degli analizzatori.
3.2 TARATURE
Nel caso di analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi la
taratura coincide con le operazioni di calibrazione strumentale.
La periodicità dipende dalle caratteristiche degli analizzatori e
dalle condizioni ambientali di misura, può essere necessaria anche
una calibrazione giornaliera.
Nel caso di analizzatori in situ (per la misura di gas o polveri) che
forniscono una misura indiretta del valore della concentrazione, la
taratura consiste nella determinazione in campo della curva di
correlazione tra risposta strumentale ed i valori forniti da un
secondo sistema manuale o automatico.
In questo caso tale curva di taratura viene definita con riferimento
al volume effluente nelle condizioni di pressione, temperatura e
percentuale di ossigeno effettivamente presenti nel condotto e senza
detrazione della umidità (cioè in mg/m3) e sul tal quale). I valori
determinati automaticamente dal sistema in base a tale curva sono
riportati alle condizioni di riferimento prescritte in fase di
preelaborazione dei dati (cfr. paragrafo. 2.6.3).
La curva di correlazione si ottiene per interpolazione col metodo dei
minimi quadrati (o altri criteri statistici), dei valori rilevati con
più misure su diversi livelli emissivi, tipicamente 9 misure (3
misure x 3 livelli emissivi). A seconda del numero dei livelli
emissivi esaminati, del tipo di inquinante misurato e del tipo di
processo, l'interpolazione può essere di primo grado (lineare) o di
secondo grado (parabolica). La scelta del tipo di curva è dettata
dalla necessità di avere un coefficiente di correlazione quanto più
possibile prossimo all'unità.
Per l'effettuazione delle tarature è richiesta una periodicità
almeno annuale.
Nei casi di analizzatori in situ con misura diretta in occasione
delle fermate degli impianti è necessario verificare la risposta
strumentale sullo zero.
3.3 VERIFICHE IN CAMPO
Le verifiche in campo sono le attività destinate all'accertamento
della correttezza delle operazioni di misura. Esse sono condotte
direttamente dalle Autorità preposte al controllo o effettuate
dall'esercente sotto la loro supervisione.
Per gli analizzatori in situ che forniscono una misura indiretta le
verifiche in campo coincidono con le operazioni di taratura indicate
nel precedente paragrafo 3.2.
Per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori di tipo in
situ con misura diretta e di tipo estrattivo, la verifica in campo
consiste nella determinazione dell'indice di accuratezza relativo da
effettuare come descritto nel paragrafo 3.4 seguente e con
periodicità almeno annuale.
3.3 VERIFICA DI ACCURATEZZA
La verifica di accuratezza di una misura si effettua confrontando le
misure rilevate dal sistema in esame con le misure rilevate nello
stesso punto o nella stessa zona di campionamento da un altro sistema
di misura assunto come riferimento.
L'accordo tra i due sistemi si valuta, effettuando almeno tre misure
di confronto, tramite l'indice di accuratezza relativo (IAR)
calcolato come segue.
Si ritiene che il sistema in esame abbia un sufficiente grado di
accuratezza relativo se tale indice è superiore all'80%.
L'indice di accuratezza relativo si calcola dopo aver determinato i
valori assoluti delle differenze delle concentrazioni misurate dai
due sistemi nelle N prove effettuate.
Indicato con Xi il valore assoluto di detta differenza nella i-esima
prova si ha:
(X + IC)
IAR = 100 x ( 1 - -------- )
Mr
dove:
M è la media aritmetica degli N valori Xi
Mr è la media dei valori delle concentrazioni rilevate dal
sistema di riferimento;
IC è il valore assoluto dell'intervallo di confidenza
calcolato per la media degli N valori Xi; ossia
S
IC = tn ----------------------
(radice quadrata di N)
N è il numero delle misure effettuate
tn è il t di Student calcolato per un livello di fiducia del 95%
e per (n) gradi di libertà pari a (N-1). I valori di tn sono
riportati nella tabella seguente in funzione del numero N
delle misure effettuate.
S è la deviazione standard dei valori Xi cioè
2
S = (radice quadrata di (sommatoria di (Xi - M) / (N - 1))
__________
i=1
__________________________________________________ ___________
| | | | | | |
| N | tn | N | tn | N | tn |
|________|___________|________|___________|________|___________|
| | | | | | |
| | | 7 | 2.447 | 12 | 2.201 |
| | | | | | |
| 3 | 4.303 | 8 | 2.365 | 13 | 2.179 |
| | | | | | |
| 4 | 3.182 | 9 | 2.306 | 14 | 2.160 |
| | | | | | |
| 5 | 2.776 | 10 | 2.262 | 15 | 2.145 |
| | | | | | |
| 6 | 2.571 | 11 | 2.229 | 16 | 2.131 |
|________|___________|________|___________|________|___________|
4. ELABORAZIONI, PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
4.1. ELABORAZIONI
4.1.1 Criteri generali di elaborazione
Ai fini della elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati
si intende per periodo di osservazione l'intervallo temporale a cui
si riferisce il limite di emissione da rispettare. Tale periodo, a
seconda della normativa da applicare, può quindi essere orario,
giornaliero, di 48 ore, di sette giorni, di un mese, di un anno.
In relazione ad un determinato periodo di osservazione si intende per
ore di normale funzionamento il numero delle ore di funzionamento del
processo produttivo, con l'esclusione dei periodi di avviamento ed
arresto e dei periodi di guasto salvo ove non diversamente
specificato dalle norme o in sede di autorizzazione.
Relativamente ad un valore medio orario di una misura si definisce
disponibilità dei dati elementari la percentuale del numero delle
misure elementari valide acquisite, rispetto al numero dei valori
teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora.
In fase di preelaborazione dei dati la media oraria deve essere
invalidata se la disponibilità dei dati elementari è inferiore al
70% (cfr. le funzioni di preelaborazione automatica descritte nel
paragrafo 2.6.3).
Tutte le elaborazioni finalizzate al calcolo di valori medi da
confrontare con i limiti di legge hanno il dato orario come base di
partenza, salvo diversa disposizione.
I dati medi orari calcolati, sono utilizzabili nelle elaborazioni
successive ai fini della verifica dei limiti, se, oltre ad essere
validi relativamente alla disponibilità dei dati elementari
(maggiore del 70%), sono relativi ad ore di normale funzionamento.
Il sistema di acquisizione e/o elaborazione dati deve essere pertanto
in grado di discriminare automaticamente, in fase di calcolo delle
medie per periodi di osservazione superiori all'ora, la validità o
meno del dato orario in funzione dello stato dell'impianto.
I valori di concentrazione che devono essere riportati a determinate
condizioni di riferimento sono ritenuti validi se sono valide
contemporaneamente tutte le grandezze necessarie alla loro
determinazione, fatto salvo quanto precisato nel paragrafo 2.6.3.
I periodi temporali di riferimento sono i seguenti:
a) Ora, Valore orario: va sempre considerata l'ora solare, la media
oraria si riferisce alla media aritmetica delle misure istantanee
valide campionate nel corso dell'ora trascorsa: ad esempio la media
oraria delle ore 24 di una determinata grandezza va intesa come la
media aritmetica dei dati istantanei validi campionati tra le
23:00:01 e le 24:00:00 (hh:mm:ss).
b) Giorno, Valore giornaliero, Media di 24 ore: per giorno si intende
il giorno di calendario. Il valore medio giornaliero (o la media di
24 ore) di una determinata grandezza è inteso come la media
aritmetica dei valori orari validi rilevati dalle ore 00: 00: 01 alle
ore 24: 00: 00 (hh: mm: ss).
c) Valore di 48 ore. Il valore medio di 48 ore è inteso come la
media aritmetica dei dati orari validi rilevati nel corso di 48 ore
di normale funzionamento anche non consecutive.
d) Mese, Valore mensile: per mese, ove non diversamente specificato,
si intende il mese di calendario. Per valore medio mensile si intende
la media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso
del mese.
e) Anno, Valore annuale: per anno si intende il periodo dal 1o
Gennaio al 31 Dicembre successivo. Per valor medio annuale si intende
la media aritmetica dei valori medii orari rilevati nell'arco
dell'anno.
f) Periodi "mobili": In alcuni casi sono richieste elaborazioni su
periodi di tempo mobili. Nel caso di periodi mobili plurigiornalieri,
le elaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno
Ad esempio la media mensile "mobile" viene determinata a partire
dagli ultimi 30 giorni interi, vale a dire alle ore 24 di ogni giorno
è possibile calcolare una media mobile ottenuta come media
aritmetica dei valori orari validi rilevati durante gli ultimi 30
giorni interi. La media mobile di 7 giorni deve essere calcolata alle
24 di ogni giorno utilizzando i dati orari validi rilevati durante
gli ultimi 7 giorni interi.
4.1.2 Elaborazioni secondo DPR 24 maggio 1988, n. 203
In funzione del tipo di impianto i limiti all'emissione si
applicano alle concentrazioni mediate su periodi temporali
differenti (medie mobili di 7 giorni, mensili, giornaliere ecc).
Medie giornaliere
Allo scadere di ogni giorno devono essere calcolati ed archiviati
i valori di concentrazione medi giornalieri (medie di 24 ore). Nel
caso che la disponibilità dei dati nel giorno sia inferiore al
70% il valore medio è invalidato. La media giornaliera non deve
essere calcolata nel caso che le ore di normale funzionamento nel
giorno sono inferiore a 6. In tali casi si ritiene non
significativo il valore della media.
Allo scadere di ogni giorno devono essere altresì aggiornate, ove
specificamente richiesto, le variabili che registrano i casi di
eventuali superamenti dei limiti massimi definiti come percentuali
di incremento rispetto al limite medio fissato su periodi
temporali inferiori al mese (è il caso ad esempio della media
mobile di 7 giorni per gli inceneritori).
Media mobile di 7 giorni
Allo scadere di ogni giorno devono essere calcolati ed archiviati
i dati di concentrazione media degli ultimi sette giorni trascorsi
(media mobile di sette giorni). Nel caso che la disponibilità dei
dati relativa ai sette giorni sia inferiore al 70% il valore medio
viene invalidato. La media dei sette giorni non deve essere
calcolata nel caso che le ore di normale funzionamento nei 7
giorni sono inferiori a 42. In tali casi si ritiene non
significativo il valore della media.
Media mensile
Allo scadere di ogni mese da gennaio a dicembre devono essere
calcolati ed archiviati il valore limite relativo al mese
trascorso (ove applicabile) ed il valore medio di emissione
relativo allo stesso periodo. La media mensile non deve essere
calcolata nel caso che le ore di normale funzionamento nel mese
civile siano inferiori a 144. In tali casi si ritiene non
significativo il valore di media mensile.
Nel caso che la disponibilità delle medie orarie nel mese sia
inferiore all'80%, il valore medio mensile calcolato
automaticamente non deve essere considerato direttamente
utilizzabile per la verifica del rispetto del valore limite. In
questi casi la verifica del rispetto del limite mensile deve
essere effettuata come precisato nel seguente paragrafo 4.3.
Media mensile (lettere A e B Allegato 3 al DM 12. 7. 90)
Per mese, salvo diversa specifica prescrizione, si intende una
sequenza di 720 ore di normale funzionamento (30 giorni). Il
valore medio mensile è la media aritmetica dei valori medi orari
validi rilevati nel corso delle 720 ore considerate.
A scopo esemplificativo si riporta di seguito una possibile
procedura di calcolo. Si attiva un apposito contatore (variabile
del data-base) di ore di normale funzionamento. Quando tale
contatore raggiunge il valore di 720 si calcola la media dei
valori validi relativi alle ultime 720 ore di normale
funzionamento e si azzera il contatore. I valori medi mensili cosi
calcolati sono archiviati (e/o presentati) unitamente ai
riferimenti di inizio e fine periodo del calcolo nonchè al numero
dei dati validi che concorrono al calcolo stesso.
Nel caso che la disponibilità delle medie orarie valide nelle 720
ore considerate sia inferiore all'80%, il valore medio mensile
calcolato automaticamente non è considerato direttamente
utilizzabile per la verifica del rispetto del valore limite. In
questi casi la verifica del rispetto del limite mensile è
effettuata come precisato nel seguente paragrafo 4.3.
4.1.3 Elaborazioni secondo il DM 8/5/ 89
Relativamente agli inquinanti SO2 ed NOx e polveri si procede sia
al calcolo dei valori medi di concentrazione rilevati da
confrontare con i limiti, sia, ove necessario, al calcolo dei
limiti stessi con la procedura di calcolo riportata nell'articolo
9 del DM 8.5.89.
Detto decreto prevede infatti per i nuovi impianti una
differenziazione dei limiti in funzione del tipo di combustibile
utilizzato e nei casi di contemporanea utilizzazione di diversi
tipi di combustibile un limite proporzionale alle quantità di
combustibili effettivamente impiegate. Il limite di riferimento è
pertanto funzione dell'assetto di combustione nel periodo di
osservazione considerato, può cioè risultare diverso nel
succedersi dei periodi di 48 ore e dei mesi.
Media mensile
Allo scadere di ogni mese da gennaio a dicembre sono calcolati ed
archiviati il valore limite relativo al mese trascorso ed il
valore medio di emissione relativo allo stesso periodo. Fermo
restando il calcolo delle medie delle 48 ore e salvo diversa
disposizione, la media mensile non viene calcolata nel caso che le
ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a
240. In tali casi si ritiene non significativo il valore di media
mensile.
Nel caso che la disponibilità delle medie orarie nel mese sia
inferiore all'80%, il valore medio mensile calcolato
automaticamente non è considerato direttamente utilizzabile per
la verifica del rispetto del valore limite. In questi casi la
verifica del rispetto del limite mensile è effettuata come
precisato nel seguente paragrafo 4.3.
Medie di 48 ore
Il calcolo delle medie di 48 ore farà riferimento ad una sequenza
di 48 ore di normale funzionamento.
A scopo esemplificativo si riporta di seguito una possibile
procedura di calcolo. Si attiva un contatore (variabile del
data-base) di ore di normale funzionamento. Quando tale contatore
raggiunge il valore 48 si calcola la media aritmetica dei valori
validi relativi alle ultime 48 ore di normale funzionamento e si
azzera il contatore. Tale media è archiviata in corrispondenza
del giorno in cui il calcolo è stato effettuato. Contestualmente
viene calcolato ed archiviato il valore limite relativo alle 48
ore di normale funzionamento che hanno concorso al calcolo del
valore medio di emissione.
Nel caso che la disponibilità delle medie orarie nelle 48 ore
considerate sia inferiore al 70% il valore medio non è
considerato valido ai fini della verifica del rispetto del limite
sulle medie di 48 ore.
Contemporaneamente ai calcoli sopra indicati si provvede ad
aggiornare le variabili che dall'inizio dell'anno registrano il
numero dei casi in cui le medie di 48 ore hanno superato il 110%
del limite corrispondente ed il numero totale delle medie di 48
ore valide nel periodo.
Nel calcolare le percentuali dei valori medi di 48 ore da
sottoporre a verifica; segnatamente il 97% per SO2 e polveri e il
95% per l'NOx, si fa riferimento alle medie di 48 ore valide e si
approssima il numero risultante per eccesso o per difetto al
numero intero più vicino.
4.2 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
L'Esercente è tenuto a conservare a disposizione dell'Autorità
preposta al controllo, per un periodo minimo di 5 anni, salvo diversa
disposizione autorizzativa, i dati rilevati ed elaborati secondo
quanto previsto al punto 4.1 con appositi formati concordati con le
Autorità preposte al controllo.
Si riporta di seguito un esempio di massima di rappresentazione dei
dati per gli impianti di combustione disciplinati dal DM 8.5.89.
TABELLA DEI DATI GIORNALIERI
Dati di riferimento:
- numero delle ore di normale funzionamento nelle 48 ore
trascorse (dalle 24 del giorno corrente alle ore del giorno 0
precedente;
- frazione della potenza media generata (elettrica o termica)
con i diversi combustibili nel giorno e nelle 48 ore trascorse
(proporzione in ragione del calore prodotto dai diversi
combustibili);
- tenore di ossigeno di riferimento nelle 48 ore trascorse;
- tenore medio di ossigeno misurato nelle 48 ore trascorse;
Dati per inquinante;
- limiti applicabili nelle 48 ore;
- concentrazione media nelle 48 ore trascorse;
- numero delle medie orarie valide nelle 48 ore trascorse;
TABELLA DEI DATI MENSILI E DI SINTESI
La tabella riporta i valori medi mensili di consuntivo e i dati di
sintesi per i parametri da valutare su base annuale.
Dati di riferimento:
- numero delle ore di normale funzionamento nel mese;
- tenore di ossigeno di riferimento (può essere variabile nel
caso di impianti policombustibile);
- tenore medio di ossigeno misurato;
- frazione della potenza generata (elettrica o termica) con i
diversi combustibili nel mese.
Dati per inquinante:
- concentrazioni medie mensili rilevate;
- numero delle medie orarie valide rilevate nel mese;
- limiti applicabili nel mese;
- numero delle 48 ore caratterizzate da media valida;
- numero delle medie di 48 ore che nel mese hanno superato il
110% del limite corrispondente.
TABELLA DEI DATI ANNUALI
la tabella riporta il riepilogo di tutti i valori mensili
consuntivati ed il consuntivo per inquinante dei dati da valutare su
base annuale.
Dati su base annuale:
- numero delle ore di normale funzionamento nell'anno;
- numero delle 48 ore caratterizzate da media valida ed il
calcolo del 5% o del 3% di tale numero (cioè del complemento al
95 e 97%);
- numero delle medie di 48 ore che nell'anno hanno superato il
110% del limite corrispondente.
4.3 VALUTAZIONE DEI RISULTATI
4.3.1 Valutazione della disponibilità dei dati
L'indice di disponibilità mensile delle medie orarie del singolo
inquinante, si calcola nel seguente modo:
Ns
Id = 100 x ----------------
Onf
Dove
Ns è il numero delle medie orarie valide registrate dal
sistema di acquisizione
Onf sono le ore di normale funzionamento dell'impianto nel
mese
L'esercente è tenuto a riportare su un apposito registro le cause di
indisponibilità dei dati.
4.3.2 Verifica del rispetto dei limiti
I criteri di seguito riportati si riferiscono alle valutazioni da
effettuare esclusivamente sulla base delle misure in continuo, non
riguardano cioè le misure discontinue effettuate o fatte effettuare
dalle autorità competenti.
Per tutti gli impianti, qualsiasi sia la disciplina applicabile, nel
caso che per uno o più inquinanti l'indice di disponibilità mensile
sia inferiore all'80%, la verifica del rispetto dei valori limite
deve essere effettuata integrando i dati rilevati automaticamente con
i dati e le informazioni raccolti ai sensi dei commi 3 e 4
dell'articolo 2 del presente decreto. A tale scopo l'esercente può
redigere un proprio rapporto da sottoporre alle Autorità competenti
per il controllo. Tale procedura può essere estesa, ove del caso, ai
limiti giornalieri.