Serie Generale n. 72 del 29-3-2011
SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 gennaio 2011, n. 32
Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (11G0070) (GU Serie Generale n.72 del 29-03-2011 - Suppl. Ordinario n. 83)
Nota: note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2011

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante
attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di
misura;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e
50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici
provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della
normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di
qualità per prodotti e servizi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare
l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero
dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di
commercio;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana
concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei
compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a
decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'articolo 5, comma
2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico
provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto
luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.
532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto il decreto 29 agosto 2007 che incarica le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la
vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
2 febbraio 2007, n. 22;
Visto in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello
sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di
misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;
Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita
con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e
integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2010;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con
nota n. 24774 dell'11 novembre 2010;

Adotta


il seguente regolamento:

Art. 1


Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai controlli successivi relativi
ai sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di
quantità di liquidi diversi dall'acqua, definiti all'allegato MI-005
del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e conformi alle
prescrizioni del medesimo decreto.

Art. 2


Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decreto»: il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
b) «allegato MI-005»: l'allegato MI-005 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22;
c) «sistemi di misura»: i sistemi di misura per la misurazione
continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua
definiti nell'allegato MI-005, immessi in servizio nel rispetto delle
prescrizioni del decreto;
d) «funzione di misura legale»: la funzione di misura
giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica,
sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela
dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle
transazioni commerciali;
e) «verificazione periodica di sistemi di misura»: il controllo
metrologico legale periodico effettuato sui sistemi di misura dopo la
loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del
tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi,
comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di
garanzia anche di tipo elettronico;
f) «controlli metrologici casuali»: i controlli metrologici
legali effettuati su strumenti in servizio diversi da quelli della
lettera e), ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza,
eseguiti su sistemi di misura in servizio intesi ad accertare il loro
corretto funzionamento ed utilizzo;
g) «controlli successivi»: i controlli metrologici legali di cui
alle lettere e) ed f) eseguiti sui sistemi di misura dopo la loro
messa in servizio;
h) «Raccomandazione OIML»: Raccomandazione pubblicata
dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale;
i) «sigilli legali»: i sigilli applicati sui sistemici misura
dagli organismi notificati, dai fabbricanti che accertano la
conformità dei propri strumenti secondo gli allegati D ed H1 del
decreto, dai laboratori autorizzati dall'Unione Italiana delle camere
di commercio e dalle Camere stesse;
l) «Unioncamere»: l'Unione Italiana delle Camere di commercio.

Art. 3


Controlli successivi

1. I sistemi di misura, qualora utilizzati per le funzioni di
misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli metrologici casuali.
2. In sede di controlli successivi ai sistemi di misura non possono
essere aggiunti ulteriori sigilli legali rispetto a quelli già
previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto
rilasciati dagli organismi notificati.

Art. 4


Criteri per la verificazione periodica

1. La periodicità della verificazione dei sistemi di misura è
fissata nell'allegato I.
2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica
dei sistemi di misura sono pari a quelli fissati nell'allegato
MI-005, punto 2, per i tipi di sistema di misurazione riportati al
punto 7, tabella 5, del medesimo allegato.
3. In occasione della prima verificazione periodica i sistemi di
misura sono dotati, senza onere per l'utente metrico, di un libretto
metrologico a cura del laboratorio che esegue detta verificazione,
ove non vi abbia già provveduto il fabbricante.
4. L'utente metrico esibisce, su richiesta degli incaricati dei
controlli metrologici legali, per ogni strumento il relativo libretto
metrologico che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.
5. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono
conformarsi:
a) il contrassegno attestante l'esito positivo della
verificazione periodica;
b) il contrassegno da applicare sugli strumenti riscontrati non
conformi in sede di verificazione periodica o di controlli casuali.
6. Nel caso di strumenti già in uso, il libretto metrologico di
cui al comma 3 è fornito da chi effettua la verificazione periodica
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5


Criteri per i controlli metrologici casuali

1. Nei controlli casuali sono effettuate, secondo i casi, una o
più prove previste per la verificazione periodica di cui
all'articolo 4.
2. Gli errori massimi tollerati nei controlli casuali dei sistemi
di misura dei vari tipi previsti dall'allegato MI-005 sono pari a
quelli fissati per le ispezioni in servizio, in corrispondenza alla
pertinente classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o
Raccomandazione OIML.
3. Nei casi in cui le pertinenti Norme armonizzate o
Raccomandazioni OIML (Documenti normativi) non prevedono errori
specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori
massimi tollerati in sede di controlli casuali sono superiori del 50%
rispetto a quelli fissati nell'allegato MI-005.

Art. 6


Criteri per i soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione
periodica

1. La verificazione periodica dei sistemi di misura è effettuata
da idonei laboratori autorizzati dall'Unioncamere, a seguito
dell'accertamento dei requisiti gestionali e tecnici desumibili dalla
normativa tecnica internazionale e comunitaria in materia di
laboratori di prova.
2. I laboratori già abilitati ai sensi del decreto ministeriale 10
dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2002,
n. 39, per sistemi di misura appartenenti ai tipi definiti nel citato
allegato MI-005 si intendono abilitati all'esecuzione della
verificazione periodica prevista all'articolo 4 per gli stessi tipi
per i quali sono stati autorizzati, in via transitoria, fino alla
scadenza dell'autorizzazione e comunque per un periodo non superiore
a due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7


Criteri per i soggetti incaricati dei controlli casuali

1. I controlli casuali dei sistemi di misura di cui all'articolo 2,
lettera c), sono effettuati dalle Camere di commercio.
2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e
misure.

Art. 8


Generalità

1. I sistemi di misura utilizzati per una funzione di misura legale
sono sottoposti a verificazione periodica entro sessanta giorni
dall'inizio della loro messa in servizio e successivamente secondo la
periodicità fissata nell'allegato I che decorre dalla data
dell'ultima verificazione effettuata.
2. L'utente metrico richiede una nuova verificazione periodica
entro la scadenza della precedente o entro 5 giorni dall'avvenuta
riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la
rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di protezione anche di
tipo elettronico.
3. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato
mediante il contrassegno di avvenuta verificazione periodica di cui
all'allegato III, punto 2, e il ripristino degli eventuali sigilli
legali rimossi, mentre quello negativo è attestato dal contrassegno
di cui al punto 1 del medesimo allegato.
4. Nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 3, il
laboratorio effettua, in occasione dei controlli successivi
contemplati dal presente decreto, tutte le annotazioni previste.
5. L'allegato II riporta i disegni cui deve conformarsi il libretto
metrologico.

Art. 9


Obbligo del contrassegno di avvenuta verificazione periodica

1. I sistemi di misura utilizzati per una funzione di misura legale
sono muniti, oltre che della marcatura CE e della marcatura
metrologica supplementare M previste dal decreto, anche dei sigilli
legali prescritti dall'attestato di esame CE del tipo o di progetto e
del contrassegno di avvenuta verificazione periodica di cui
all'allegato III, punto 2.

Art. 10


Procedure per la verificazione periodica

1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei
singoli tipi di sistemi di misura sono rivolte ad accertare il
rispetto di specifici requisiti, con esclusione di qualsiasi
operazione che comporta la rimozione di sigilli di protezione o lo
smontaggio di componenti e tenendo presenti i principi desumibili
dalle prescrizioni in materia di verificazione iniziale della
pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla
relativa Raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali
procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi
attestati di esame CE del tipo o di progetto.
2. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le
procedure tecniche da seguire da parte dei laboratori autorizzati e,
nel periodo transitorio, da parte delle Camere di commercio e di
integrare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente
decreto possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico
apposite direttive per effettuare le operazioni di verificazione
periodica sui singoli tipi di sistemi di misura.
3. I serbatoi campione di volume e gli altri sistemi di misura
campione utilizzati nella verifica periodica non devono essere
affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo
tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in
particolare l'incertezza estesa di taratura del campione non deve
essere superiore ad un terzo dell'errore ammesso sul campione stesso.
4. Per la taratura dei campioni di prima linea (di riferimento), il
laboratorio si rivolge al servizio nazionale di taratura di un Paese
membro di EA (European Co-operation for Accreditation) o ad un
laboratorio di taratura da esso accreditato. Detto accreditamento,
inoltre, deve riguardare la grandezza "volume" con specifico
riferimento alla certificazione di serbatoi campione.
5. Se il laboratorio dispone di campioni di lavoro questi sono
inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico annuale nel
rispetto degli errori e delle incertezze secondo quanto previsto ai
commi 3 e 4.
6. Il volume dei suddetti serbatoi campione utilizzati ai sensi dei
commi 3, 4 e 5 è determinato alla temperatura di riferimento di 15
°C ed a partire dallo stato "da vuoto" bagnato e sgocciolato.
7. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato
dall'operatore, mediante il contrassegno di cui all'allegato III. Nel
caso in cui tale contrassegno non può essere applicato direttamente
sullo strumento oggetto della verificazione, è apposto sul documento
di cui all'articolo 20, comma 2.
8. Nel contrassegno di cui al comma 7 sono indicati gli elementi
identificativi, previsti all'articolo 18, comma 2, del laboratorio
autorizzato che ha effettuato la verificazione.
9. In caso di esito negativo della verificazione l'operatore appone
sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III. Il
contrassegno è rimosso all'atto della nuova richiesta di
verificazione periodica o della verificazione stessa.

Art. 11


Esecuzione della verificazione periodica

1. La verificazione periodica è eseguita da laboratori autorizzati
dall'Unioncamere, che offrono garanzia di indipendenza e di
qualificazione tecnico-professionale. I laboratori possono
appartenere anche alle Camere di commercio.
2. Ai fini dell'autorizzazione Unioncamere accerta l'indipendenza
del laboratorio e di tutto il relativo personale riscontrando la
sussistenza dei requisiti applicabili descritti nella norma UNI CEI
EN ISO/IEC17025, con particolare riferimento al punto 4.1
(Organizzazione), nonchè alla dotazione di strumenti e
apparecchiature idonei, anche in comodato d'uso o con altre forme di
idonea disponibilità rispondenti alle esigenze delle norme
applicabili.
3. Le condizioni e le modalità di autorizzazione dei laboratori di
cui al comma 1 sono riportate al Capo III.
4. L'Unioncamere forma l'elenco dei laboratori autorizzati. Tale
elenco è reso pubblico e contiene almeno i seguenti dati:
a) nome, denominazione o ragione sociale del laboratorio
autorizzato;
b) nome e cognome del responsabile delle attività di
verificazione periodica;
c) indirizzo completo della sede operativa del laboratorio;
d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli legali
utilizzati;
e) tipi di strumenti per i quali è autorizzato alla
verificazione periodica;
f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta
elettronica.

Art. 12


Verificazione periodica eseguita dai fabbricanti di sistemi di misura

1. Il fabbricante di sistemi di misura munito di un'approvazione
del proprio sistema di qualità ai sensi degli allegati D ed H1 del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, può eseguire la prima
verificazione periodica nello stabilimento o sul luogo di
utilizzazione.
2. Nei casi in cui il fabbricante si avvale della facoltà di cui
al comma 1, il documento di cui all'articolo 4, comma 3, è fornito
dallo stesso fabbricante.

Art. 13


Strumenti difettosi - Strumenti riparati

1. Gli strumenti che in sede di verificazione periodica risultano
non conformi ai requisiti prescritti, possono essere detenuti
dall'utente nel luogo dell'attività purchè muniti del contrassegno
previsto all'articolo 4, comma 5, lettera b) e non utilizzati. Gli
stessi strumenti possono essere riutilizzati, previa richiesta di una
nuova verificazione periodica, purchè muniti di sigilli provvisori
applicati, a richiesta dell'utente, dal riparatore in sostituzione di
quelli rimossi, fino all'esecuzione della verificazione periodica.
2. L'utente metrico richiede una nuova verificazione periodica nei
casi in cui provvede a riparazioni dei propri strumenti, che
comportano la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo legale
di protezione anche di tipo elettronico. Gli strumenti possono essere
utilizzati con i sigilli provvisori, applicati a richiesta
dell'utente dal riparatore, fino all'esecuzione della verificazione
periodica.
3. La verificazione periodica è eseguita entro 30 giorni dalla
data di ricezione della richiesta da parte del laboratorio.

Art. 14


Obblighi degli utenti metrici

1. Gli utenti metrici soggetti all'obbligo della verificazione
periodica:
a) comunicano alla Camera di commercio competente la data di
inizio dell'utilizzo dei sistemi di misura;
b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro sistemi di
misura, conservando la documentazione a corredo dello strumento
prevista dal decreto, il libretto metrologico che deve contenere
almeno gli elementi informativi riportati nel modello di cui
all'allegato II;
c) mantengono l'integrità dell'etichetta apposta in sede di
verificazione periodica, nonchè di ogni altro marchio, sigillo di
garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione;
d) eseguono le riparazioni necessarie ad adeguare i sistemi di
misura alle norme regolamentari, qualora intendano continuare ad
utilizzarli;
e) curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono
l'applicazione al riparatore.

Art. 15


Elenco utenti metrici

1. Le Camere di commercio integrano l'elenco degli utenti metrici,
previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 28 marzo 2000, n.
182, con i dati degli utenti dei sistemi di misura, seguendo le
stesse modalità e procedure fissate dal citato decreto ministeriale
n. 182 del 2000. In esso sono indicati, oltre le generalità e il
luogo di esercizio di ogni utente, l'attività ed ogni altra
informazione in funzione delle scadenze della verificazione periodica
degli strumenti.
2. L'elenco è consultabile dal pubblico. Con successivo decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi
dalla pubblicazione del presente regolamento, sono indicate le
informazioni da rendere pubbliche e le modalità con cui sono resi
accessibili i dati.
3. I dati consultati sono utilizzabili ai soli fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto e della
vigente normativa in materia di metrologia legale.

Art. 16


Vigilanza

1. Le camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla
corretta applicazione delle norme del presente decreto.
2. La vigilanza sui sistemi di misura in servizio presso gli utenti
metrici si esercita ad intervalli casuali, senza determinata
periodicità e senza preavviso.

Art. 17


Condizioni

1. È consentito ai laboratori autorizzati di effettuare sia la
verificazione periodica, sia l'assistenza e la riparazione dei
sistemi di misura alle condizioni di cui all'articolo 22.
2. I laboratori sono tenuti ad osservare le disposizioni del
presente decreto ed attenersi ai requisiti gestionali e tecnici della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - Requisiti generali per la competenza
dei laboratori di prova e di taratura, in quanto compatibili con le
predette disposizioni.
3. Si intendono soddisfatti i requisiti generali di competenza dei
laboratori di prova e taratura per i laboratori che, con specifico
riferimento all'attività per la quale viene richiesta
l'autorizzazione, rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sono accreditati da un Organismo aderente all'E.A. (European
Co-operation for Accreditation) firmatario dell'accordo multilaterale
di mutuo riconoscimento;
b) dispongono di un sistema di gestione della qualità
certificato da organismi accreditati a livello nazionale o
comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o
equivalente nel quale sia presente l'attività di prova di strumenti
di misura.
4. I laboratori di cui al comma 1 nominano un responsabile per
l'attività di verificazione periodica disciplinata dal presente
decreto.

Art. 18


Modalità di autorizzazione

1. Ai fini dell'autorizzazione, i laboratori interessati presentano
domanda di autorizzazione a Unioncamere che, per il relativo
procedimento di valutazione, si avvale di norma della camera di
commercio della provincia in cui i laboratori stessi hanno la sede
operativa dell'attività di verifica, anche sulla base delle
eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La domanda
contiene:
a) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di
sistemi di misura per le quali si chiede l'autorizzazione ad
effettuare la verificazione periodica;
b) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale
per l'esecuzione della verificazione;
c) la dichiarazione con cui si impegnano ad adempiere agli
obblighi derivanti dall'autorizzazione;
d) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche
e delle eventuali operazioni di riparazione degli strumenti di
misura;
e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della
documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le
operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative
registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verifiche
periodiche effettuate;
f) documentazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo
17.
2. Unioncamere entro novanta giorni dalla richiesta, a seguito
dell'accertamento documentale dei requisiti prescritti all'articolo
17 ed anche di un eventuale sopralluogo o dell'esito positivo delle
ulteriori verifiche previste dal decreto ministeriale di cui al comma
1, emette il provvedimento di autorizzazione nel quale sono riportate
le caratteristiche metrologiche dei sistemi di misura per le quali il
laboratorio è autorizzato. L'Unioncamere assegna contestualmente il
numero identificativo, preceduto dalla sigla della provincia in cui
il laboratorio ha la sede operativa e comunica alle Camere di
commercio il rilascio dell'autorizzazione ed il nome del
responsabile.
3. Il provvedimento di diniego, da emettere entro novanta giorni
dalla richiesta, è motivato e contiene l'indicazione del termine e
dell'organo cui l'eventuale ricorso deve essere presentato.
4. I costi relativi alle procedure di autorizzazione e alla
vigilanza sul laboratorio, di cui all'articolo 19, sono a carico del
laboratorio richiedente l'autorizzazione.
5. Presso Unioncamere e ogni camera di commercio è tenuto un
registro pubblico dei laboratori autorizzati consultabile anche per
via informatica e telematica.
6. L'autorizzazione di ogni laboratorio ha valenza operativa
nazionale, validità triennale ed è rinnovabile.

Art. 19


Vigilanza sui laboratori

1. La vigilanza presso la sede operativa del laboratorio è
esercitata da Unioncamere, che si avvale di norma della camera di
commercio competente per territorio, con una frequenza di norma
annuale, ed è finalizzata a verificare nel tempo che detto
laboratorio opera secondo quanto stabilito dal presente decreto.
2. La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai
laboratori autorizzati viene effettuata dalla camera di commercio
competente per territorio, sul 5% degli strumenti verificati dai
laboratori computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari
alla verifica sono messi a disposizione della camera di commercio dal
laboratorio che ha eseguito la verifica.
3. La disposizione di cui al comma 2 e non si applica nel caso in
cui il laboratorio comunica alla camera di commercio competente per
territorio l'utente presso cui effettua la verificazione periodica
con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.
4. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle
camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere.

Art. 20


Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. I laboratori autorizzati trasmettono per via telematica entro
sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di
ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di
verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo
degli strumenti verificati con i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'utente ed il luogo di installazione
dello strumento;
b) categoria, marca, modello, numero di serie e caratteristiche
metrologiche dello strumento;
c) data dell'intervento della verifica;
d) l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate.
2. Il laboratorio aggiorna il libretto metrologico di cui
all'articolo 4, comma 3, e tiene un registro sul quale riporta, in
ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica
pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito, positivo
o negativo.

Art. 21


Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Nel caso in cui una camera di commercio riscontra violazioni
alle disposizioni del presente decreto nell'operato di un laboratorio
autorizzato lo comunica immediatamente a Unioncamere.
2. L'autorizzazione per la verificazione periodica è sospesa
dall'Unioncamere qualora siano accertate una o più delle seguenti
circostanze:
a) violazioni alle disposizioni del presente decreto;
b) esecuzione, oltre i termini previsti, delle richieste di
verificazione periodica;
c) difetto dei requisiti previsti all'articolo 17;
d) difetto delle condizioni alle quali è stato rilasciato il
provvedimento di autorizzazione;
e) accettazioni o rifiuti indebitamente adottati in sede di
verificazione periodica per una quantità superiore al 5%, su base
annuale, degli strumenti di misura complessivamente verificati a
seguito della vigilanza prevista all'articolo 19, comma 2.
3. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha
determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali,
qualora non sia cessata la causa, è revocata l'autorizzazione.
4. L'autorizzazione viene altresì revocata qualora siano accertate
ripetute violazioni.
5. Il provvedimento di sospensione o di revoca è adottato, sentito
il laboratorio, da Unioncamere e contiene le motivazioni della
decisione adottata nonchè, l'indicazione del termine e dell'organo
cui presentare l'eventuale ricorso.
6. La revoca viene comunicata a tutte le camere di commercio a cura
di Uniocamere.

Art. 22


Indipendenza del laboratorio

1. Nei casi in cui il laboratorio esercita anche l'attività di
assistenza o riparazione, la funzione di verificazione periodica è
svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di assistenza e
di riparazione; il responsabile del laboratorio della verifica
periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa
di cui fa parte il laboratorio.
2. I sigilli applicati su un sistema di misura in sede di
verificazione periodica da parte del laboratorio incaricato al fine
di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra
qualsiasi causa già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli
organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti, ai
fini della legalizzazione dello strumento, a quelli apposti dagli
organismi notificati o dal fabbricante secondo le procedure di cui
all'articolo 12, comma 1.
3. L'incaricato di effettuare la verificazione periodica, nei casi
in cui svolge contestualmente anche le funzioni di assistenza o
riparazione, dà evidenza delle operazioni svolte.

Art. 23


Disposizioni transitorie

1. Per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
anche le Camere di commercio continuano, direttamente o avvalendosi
dei laboratori di cui all'articolo 6, comma 2, ad effettuare la
verificazione periodica dei sistemi di misura di cui al presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 gennaio 2011

Il Ministro: Romani
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 1, foglio n. 255

Allegato I



Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II



Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III



Parte di provvedimento in formato grafico