Serie Generale n. 4 del 7-1-1988
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 1 dicembre 1987, n. 549
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864, recante attuazione delle direttive CEE n. 73/362 e n. 78/629, relative alle misure lineari materializzate, in attuazione della direttiva CEE n. 85/146. (GU Serie Generale n.4 del 07-01-1988)
Nota: note: Entrata in vigore del decreto: 22/01/1988

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
798, che attua la direttiva CEE 26 luglio 1977, n. 71/316, relativa
alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di
controllo metrologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
864, che attua le direttive CEE 19 novembre 1973, n. 73/362, e 19
giugno 1978, n. 78/629, relative alle misure lineari materializzate;
Vista la direttiva CEE 31 gennaio 1985, n. 85/146, che adegua al
progresso tecnico la direttiva CEE n. 73/362;
Considerata la necessità di corrispondentemente modificare ed
integrare le prescrizioni tecniche dell'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica n. 864/1982 richiamato sopra;
Visti l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 864/1982, e l'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 798/1982, concernenti la facoltà del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere con
proprio decreto alle predette modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
1. Nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 864, citato nelle premesse, conformemente
all'allegato del presente decreto sono modificati i punti 2.1, 7,
7.1, 7.4 e 8, ed aggiunti i punti 10, 11 e 12.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addì 1 dicembre 1987
Il Ministro: BATTAGLIA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

2.1. Nell'impiego normale a temperature che si scostano di (Più o
Meno) 8 °C dalla temperatura di riferimento, le variazioni di
lunghezza non superino gli errori massimi tollerati;
7. ERRORI MASSIMI TOLLERATI.
Le misure lineari definite nel presente decreto sono ripartite, a
seconda del loro grado di precisione, in tre classi, designate con i
simboli I, II e III.
7.1. L'errore massimo tollerato in più o in meno
a) sulla lunghezza nominale e
b) su ogni altra distanza compresa tra due riferimenti qualsiasi
non consecutivi
è espresso in millimetri, in funzione della lunghezza considerata,
mediante la formula a + bL, in cui:
L è il valore della lunghezza considerata, arrotondato al
numero intero di metri per eccesso,
a e b sono coefficienti fissati per ogni classe di precisione
nella tabella seguente:
Classe di precisione a b
I 0,1 0,1
II 0,3 0,2
III 0,6 0,4
7.4. L'errore massimo tollerato in servizio è pari al doppio
dell'errore massimo tollerato in verifica prima CEE.
8. MARCHI DI VERIFICA PRIMA CEE.
8.1. Sulla parte iniziale della misura o su un dispositivo
complementare inamovibile deve essere previsto lo spazio per
l'apposizione dei marchi di verifica prima CEE.
8.2. Detti marchi devono essere apposti conformemente alle
prescizioni del punto 3.1. dell'allegato II del decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive
modificazioni.
8.3. In deroga al punto 3.1. richiamato al precedente punto 8.2., il
marchio di verifica prima apposto in altri Stati membri può essere
costituito da un esagono che contiene all'interno la lettera
minuscola "e". In tal caso la lettera "e" contiene, nella metà
superiore, la lettera maiuscola distintiva dello Stato membro nel
quale ha avuto luogo la verifica prima CEE e, nella metà inferiore,
il millesimo dell'anno di verifica. Un esempio di tale marchio figura
al punto 12.
10. APPROVAZIONE CEE DEL MODELLO E VERIFICA PRIMA CEE.
L'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE delle
misure lineari materializzate sono eseguite secondo la procedura del
decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e
successive modificazioni.
10.1. Esame per approvazione CEE del modello.
Oltre allo studio dei documenti, l'esame comporta un controllo
della conformità del modello presentato con le prescrizioni di cui
ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 (ad eccezione del punto 6.4), 7, 8
e 9.
10.2. Controlli in sede di verifica prima CEE.
10.2.1. I controlli in sede di verifica prima CEE sono eseguiti
sia su tutte le misure lineari presentate, sia su lotti di tali
misure conformemente al punto 11.
10.2.2. I controlli in sede di verifica prima CEE consistono in un
esame a vista della conformità della misura lineare con il modello
approvato, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui ai punti
3.6., 4.1., 4.3.
10.2.3. Si deve inoltre verificare che la misura lineare rispetti
gli errori massimi tollerati sulla lunghezza nominale, tenendo conto,
all'occorrenza, del punto 9.5.
10.2.4. In cinque punti diversi distribuiti a caso sulla misura
lineare si controlla inoltre:
la distanza compresa tra due riferimenti non consecutivi,
la lunghezza di una divisione,
la differenza tra due lunghezze di due divisioni consecutive, al
fine di verificarne la conformità con i punti 7.1.b), 7.2.1. e
7.2.2., tenendo conto, all'occorrenza, dei punti 7.3. e 9.3.
Se i risultati dell'esame lo giustificano, il servizio competente
può ridurre o aumentare il numero dei controlli.
10.2.5. La serie dei suddetti controlli è eseguita nelle
condizioni di riferimento di cui al punto 7.5.
11. CONTROLLO STATISTICO APPLICATO IN SEDE DI VERIFICA CEE.
Nel caso di misure lineari fabbricate in serie e quanto il
responsabile della loro presentazione alla verifica prima CEE
dichiari che sono state controllate in modo valido, i lotti così
presentati sono sottoposti, a sua richiesta, ad un controllo
statistico per attributi nelle condizioni specificate in seguito.
11.1. Definizioni.
11.1.1. Lotto.
I lotti sono costituiti da misure lineari che presentano le
seguenti caratteristiche:
sono di uno stesso modello,
appartengono ad una stessa classe di precisione,
sono state fabbricate con uno stesso procedimento.
La grandezza del lotto è il numero di misure lineari contenute
nel lotto. Per i lotti sottoposti alla verifica CEE la grandezza è
limitata ad un massimo di 10.000 unità.
11.1.2. Campione.
Un campione è costituito da misure lineari prelevate a caso in un
lotto. Il numero di misure lineari per campione è detto numerosità
del campione.
11.1.3. Controllo statistico per attribuiti.
Il controllo statistico per attributi è un controllo nel quale le
misure lineari componenti il campione sono classificate come
difettose o non difettose conformemente alle prescrizioni della
presente direttiva.
11.1.4. Criterio di accettazione.
In un controllo statistico per attributi, il criterio di
accettazione è il valore massimo del numero di misure difettose
riscontrate nel campione controllato che comporta l'accettazione del
lotto.
11.1.5. Criterio di rifiuto.
In un controllo statistico per attributi, il criterio di rifiuto
è il valore minimo del numero di misure difettose riscontrate nel
campione controllato che comporta il rifiuto del lotto.
11.1.6. Piano di campionamento.
Il numero di misure controllate deve essere pari alla numerosità
del campione data dal piano. Se il numero di misure difettose
riscontrate nel campione è inferiore o pari al criterio di
accettazione, il lotto deve essere accettato. Se il numero di misure
difettose è superiore o pari al criterio di rifiuto, il lotto deve
essere rifiutato.
11.2. Procedure di controllo.
Il metodo di controllo da applicare prevede uno schema di
presentazioni multiple, conformemente ai piani di campionamento di
cui al punto 11.2.1. successivo.
Il controllo applicato è un controllo per conteggio del numero di
misure difettose nel campione prelevato.
11.2.1. Piani di campionamento:
Ordine Numerosità Criterio Criterio
di presentazione del campione di accettazione di rifiuto
1 70 0 1
2 85 0 1
3 105 0 1
4 120 0 1
Dopo accettazione di un lotto, il lotto presentato successivamente
deve essere controllato iniziando dalla presentazione di 1 ordine.
Dopo il rifiuto di un lotto, l'ufficio provinciale metrico
competente prende i provvedimenti necessari per impedire che il lotto
rifiutato sia messo in commercio nello stato in cui si trova ed il
responsabile della presentazione delle misure alla verifica prima CEE
può sottoporre lo stesso lotto oppure presentare un altro lotto.
Quest'ultimo lotto viene in tal caso sottoposto ad un controllo
dell'ordine di presentazione immediatamente superiore. Tuttavia, se
dopo un controllo dell'ordine di presentazione 4, il lotto non è
accettato, il servizio competente deve eseguire un controllo al 100%
di tale lotto.
11.3. Conseguenze dei rifiuti frequenti dei lotti.
Nel caso in cui si constatino frequenti rifiuti di lotti,
l'ufficio provinciale metrico informa la Direzione generale del
commercio interno e dei consumi industriali che può decidere la
sospensione del controllo statistico. Se, dopo aver avvertito il
beneficiario dell'approvazione CEE di modello, il livello di qualità
non presenta alcun miglioramento, si può avviare la procedura di
revoca dell'approvazione CEE di modello, conformemente alle
prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1982, n. 798, e successive modifiche.
12. ESEMPIO DI MARCHIO DI VERIFICA PRIMA CEE DI CUI AL PUNTO 8.3.:




Parte di provvedimento in formato grafico