دمانگاری

دمانگاری یا ترموگرافی (به انگلیسی: Thermography) از روش‌های تصویربرداری فروسرخ است. گاهی به آن تصویربرداری دمایی نیز گفته می‌شود.
در این روش دوربین‌های دمانگار تابش فروسرخ طیف الکترومغناطیسی (طول موج ۹ تا ۱۴ µm) را دریافت کرده و از آنها دمانگاشت (به انگلیسی: Thermogram) تهیه می‌کنند. بر اساس قانون تابش جسم سیاه، هر جسمی که دمایی بالاتر از صفر مطلق (۰ K) داشته باشد از خود تابش فروسرخ ساطع می‌کند که این امر امکان دیده شدن آن جسم را در صورت وجود یا عدم وجود نور مرئی فراهم می‌سازد. میزان پرتو فروسرخ منتشر شده از هر جسم با تغییرات دما متغیر است و این امر باعث می‌شود تا تغییرات نامحسوس دما نیز در تصویربرداری فروسرخ قابل روئیت باشند. این تصویر می‌تواند مقایسه دما را در سطوح بسیار بزرگ نیز فراهم سازد.
دمانگاری با عکاسی مادون قرمز تفاوت دارد.

دوربین دمانگاری(ترموگرافی)

این وسیله مفید و کارآمد تجهیزی است که انرژی حرارتی منتشر شده از اجسام را جمع‌آوری و آن را به یک تصویر رنگی با کیفیت تبدیل می‌کند. البته باید توجه کرد که تصاویر ایجاد شده توسط دوربین در اصل تصاویری خاکستری هستند که با کمک کامپیوتر داخل دوربین به تصویر رنگی تبدیل می‌شوند. یکی از نکات مهمی که رعایت آن برای دستیابی دمای واقعی در دماسنج‌های مادون قرمز و توزیع دمایی صحیح در عکسهای بدست آمده از دوربینهای مادون قرمز، اهمیت زیادی دارد، تنظیم صحیح پارامتر ضریب تابش سطح مورد اندازه‌گیری است.
به تازگی شرکت FLIR اقدام به ساخت گجتی به نام FLIR ONE نموده‌است که با اتصال به گوشی‌های هوشمند اندروید یا ios می‌توانند آن‌ها را به دوربین ترموگرافی تبدیل کنند.

میدان دید  FOV در دوربین ترموگرافی

میدان دید Field of View یکی از اصلی ترین  ویژگی های دوربین های  ترموویژن است که  که اشاره به وسعت و گستره  دید انسان و تجهیزات دارای لنز فیلم برداری و عکاسی است که اختصارا به صورت  ( FOV )نوشته می شود. میدان دید در انسان ها اصطلاحا به محدودیت های ناشی از دید انسان بر اساس توانایی های شبکیه چشم و یا وجود عینک در چشم و… اطلاق می شود که بنا به تعریف میزان درجه زاویه دید انسان در طول ثابت است که برای تجهیزات  دوربین دار نیز همین تعریف صادق است.

میدان دید لحظه ای (IFOV)  و نسبت فاصله اندازه گیری به نقطه (D:S)

میدان دید لحظه ای اصطلاحا میزان وضوح فضای عکس برداری یا تصویر برداری  از را دور است  که به رزولوشن فضا یا وضوح هندسی و یا میدان دید لحظه ای (IFOV)  شناخته می شود واحد اندازه گیری آن میلی رادیان milliradians (mrad) است که بنا به تعریف منطقه تحت دید یا پوشش یک پیکسل واحد  را در دستگاه گویند و تعداد پیکسل هایی که برای محاسبه درجه حرارت یا حداقل کیفیت تصویر نقطه ای استفاده می شود نسبت فاصله اندازه گیری به نقطه نامیده می شود که به صورت (D:S) ویا (DTS) نوشته می شود.

برای مثال وقتی گفته می شود دوربین ترموویژنی دارای لنز استاندارد با نسبت اندازه گیری 1:200 است این معنی استنباط  می شود که این ترموویژن می تواند دمای یک هدف 5 میلی متری را در فاصله 1000 میلی متری اندازه گیری کند و این نسبت با رابطه 1:100 قابل تعمیم است

وسایل اندازه‌گیری دما (ترموگراف)

دستگاه‌های دمانگاری یا ترموگراف امروزه به صورت گسترده‌ای رایج شده‌اند. به عنوان مثال، می‌توان به دستگاه SD200 اشاره کرد. این دستگاه ویژگی‌هایی از قبیل ذخیره اطلاعات بر روی کارت SD با فرمت اکسل و نمایش دوگانه فشار یا رطوبت و دما را دارا می‌باشد. دستگاه‌های پیشرفته تری همچون دستگاه EXTECH RHT20 قابلیت رسم گراف دما و قابلیت هشدار دهنده دمای بحرانی را دارا می‌باشد. برخی از این وسایل اندازه‌گیری عملکرد چندگانه نیز دارند، علاوه بر اندازه‌گیری دما، فشار و رطوبت را نیز اندازه‌گیری می‌کنند.