Birmingham Kablo Ölçeği

Birmingham Ölçeği'Page 400 in: bir kablo ölçüm sistemi olup, deri altı iğnelerin ve tüplerin kalınlığı veya çapını belirtmek için de kullanılır. ==Terimce== Birmingham ölçeği, Stubs demir kablo Ölçeği veya Birmingham kablo ölçeği olarak da bilinir. Stubs Çelik Kablo Ölçeği'ne benzemekle birlikte, aynı değildir. Birmingham ölçeği yerine basitçe ölçü de denir ve G ile kısaltılır. Ancak French ölçeği ile karıştırılmamalıdır. ==Sistem== Ölçek, en düşük ölçü numarası olan 5/0 ile başlar ve bu da ölçekte bulunan en büyük boyut olan 0.5 inç yani 12.7 milimetreye denk gelir. Ölçekte bulunan en büyük ölçü numarası 36'dır ve bunun karşılığı ölçekteki en küçük boyut olan 0.004 inç yani 0.1 mm'dir. Ölçekte iki ölçü arasında, büyük ölçülerde 0.0025mm(0.001 inç); küçük ölçülerde 1.2mm(0.046 inç) değişim olur ve bu matematiksel bir örüntüyü takip etmez, bununla birlikte genelde ölçü büyüdükçe ardışık iki ölçü arasındaki fark azalır. Kablo ve ince borularda, ölçü numarası ürünün dış çapını belirtmek için kullanılırken mekanik borularda ölçü numarası borunun boyutunun değil duvar kalınlığını bildirir. Tıp'ta Birmingham ölçüsü deri altı iğnelerin, kateterlerin, kanüllerin ve sütürlerin dış çaplarını belirtir. Ölçek, İngiltere'de 19. yüzyılın başlarında kablo üretiminde kullanılmak üzere geliştirilmiş olup, 20. yüzyılın başlarında tıpta kullanılmaya başlamıştır. Sık kullanılan bir başka iğne ölçü sistemi de French Kateter Ölçeği'dir. ==Deri altı iğnelerin boyutu== Deri altı iğneler çok çeşitli dış çaplarda bulunabilir ve bu çap ölçü numarasıyla ifade edilir. Ölçü numarası küçüldükçe dış çap büyür. İç çap ölçüye ve duvar kalınlığına bağlıdır. Aşağıdaki tablo sıradan iğnelerin iç çapları ve duvar kalınlıklarını gösterir. İnce duvarlı iğnelerin (tabloda gösterilmemiştir) aynı ölçü için dış çapları aynı olup iç çapları daha büyüktür. Ölçü, G Nominal dış çap Nominal dış çap Nominal iç çap Nominal iç çap Nominal duvar kalınlığı Nominal duvar kalınlığı ISO6009 color Publication date: 2016-08 Ölçü, G (inç) (mm) (inç) (mm) (inç) (mm) ISO6009 color Publication date: 2016-08 7 0.180 ± 0.001 4.572 ± 0.025 0.150 ± 0.003 3.810 ± 0.076 0.015 ± 0.001 0.381 ± 0.025 (belirsiz) 8 0.165 ± 0.001 4.191 ± 0.025 0.135 ± 0.003 3.429 ± 0.076 0.015 ± 0.001 0.381 ± 0.025 (belirsiz) 9 0.148 ± 0.001 3.759 ± 0.025 0.118 ± 0.003 2.997 ± 0.076 0.015 ± 0.001 0.381 ± 0.025 (belirsiz) 10 0.134 ± 0.001 3.404 ± 0.025 0.106 ± 0.003 2.692 ± 0.076 0.014 ± 0.001 0.356 ± 0.025 Yeşilimsi kahverengi 11 0.120 ± 0.001 3.048 ± 0.025 0.094 ± 0.003 2.388 ± 0.076 0.013 ± 0.001 0.330 ± 0.025 Yeşil-sarı 12 0.109 ± 0.001 2.769 ± 0.025 0.085 ± 0.003 2.159 ± 0.076 0.012 ± 0.001 0.305 ± 0.025 Soluk mavi 13 0.095 ± 0.001 2.413 ± 0.025 0.071 ± 0.003 1.803 ± 0.076 0.012 ± 0.001 0.305 ± 0.025 Mor 14 0.083 ± 0.001 2.108 ± 0.025 0.063 ± 0.003 1.600 ± 0.076 0.010 ± 0.001 0.254 ± 0.025 Soluk yeşil 15 0.0720 ± 0.0005 1.829 ± 0.013 0.0540 ± 0.0015 1.372 ± 0.038 0.0090 ± 0.0005 0.229 ± 0.013 Mavi-gri 16 0.0650 ± 0.0005 1.651 ± 0.013 0.0470 ± 0.0015 1.194 ± 0.038 0.0090 ± 0.0005 0.229 ± 0.013 Beyaz 17 0.0580 ± 0.0005 1.473 ± 0.013 0.0420 ± 0.0015 1.067 ± 0.038 0.0080 ± 0.0005 0.203 ± 0.013 Kırmızı-menekşe 18 0.0500 ± 0.0005 1.270 ± 0.013 0.0330 ± 0.0015 0.838 ± 0.038 0.0085 ± 0.0005 0.216 ± 0.013 Pembe 19 0.0420 ± 0.0005 1.067 ± 0.013 0.0270 ± 0.0015 0.686 ± 0.038 0.0075 ± 0.0005 0.191 ± 0.013 Krem 20 0.03575 ± 0.00025 0.9081 ± 0.0064 0.02375 ± 0.00075 0.603 ± 0.019 0.00600 ± 0.00025 0.1524 ± 0.0064 Sarı 21 0.03225 ± 0.00025 0.8192 ± 0.0064 0.02025 ± 0.00075 0.514 ± 0.019 0.00600 ± 0.00025 0.1524 ± 0.0064 Koyu yeşil 22 0.02825 ± 0.00025 0.7176 ± 0.0064 0.01625 ± 0.00075 0.413 ± 0.019 0.00600 ± 0.00025 0.1524 ± 0.0064 Siyah 22s 0.02825 ± 0.00025 0.7176 ± 0.0064 0.00600 ± 0.00075 0.152 ± 0.019 0.01110 ± 0.00025 0.2826 ± 0.0064 (belirsiz) 23 0.02525 ± 0.00025 0.6414 ± 0.0064 0.01325 ± 0.00075 0.337 ± 0.019 0.00600 ± 0.00025 0.1524 ± 0.0064 Koyu mavi 24 0.02225 ± 0.00025 0.5652 ± 0.0064 0.01225 ± 0.00075 0.311 ± 0.019 0.00500 ± 0.00025 0.1270 ± 0.0064 Orta koyulukta mor 25 0.02025 ± 0.00025 0.5144 ± 0.0064 0.01025 ± 0.00075 0.260 ± 0.019 0.00500 ± 0.00025 0.1270 ± 0.0064 Turuncu 26 0.01825 ± 0.00025 0.4636 ± 0.0064 0.01025 ± 0.00075 0.260 ± 0.019 0.00400 ± 0.00025 0.1016 ± 0.0064 Kahverengi 26s 0.01865 ± 0.00025 0.4737 ± 0.0064 0.00500 ± 0.00075 0.127 ± 0.019 0.00680 ± 0.00025 0.1734 ± 0.0064 (belirsiz) 27 0.01625 ± 0.00025 0.4128 ± 0.0064 0.00825 ± 0.00075 0.210 ± 0.019 0.00400 ± 0.00025 0.1016 ± 0.0064 Orta koyulukta gri 28 0.01425 ± 0.00025 0.3620 ± 0.0064 0.00725 ± 0.00075 0.184 ± 0.019 0.00350 ± 0.00025 0.0889 ± 0.0064 Mavi-yeşil 29 0.01325 ± 0.00025 0.3366 ± 0.0064 0.00725 ± 0.00075 0.184 ± 0.019 0.00300 ± 0.00025 0.0762 ± 0.0064 Kırmızı 30 0.01225 ± 0.00025 0.3112 ± 0.0064 0.00625 ± 0.00075 0.159 ± 0.019 0.00300 ± 0.00025 0.0762 ± 0.0064 Sarı 31 0.01025 ± 0.00025 0.2604 ± 0.0064 0.00525 ± 0.00075 0.133 ± 0.019 0.00250 ± 0.00025 0.0635 ± 0.0064 Beyaz 32 0.00925 ± 0.00025 0.2350 ± 0.0064 0.00425 ± 0.00075 0.108 ± 0.019 0.00250 ± 0.00025 0.0635 ± 0.0064 Koyu yeşil 33 0.00825 ± 0.00025 0.2096 ± 0.0064 0.00425 ± 0.00075 0.108 ± 0.019 0.00200 ± 0.00025 0.0508 ± 0.0064 Siyah 34 0.00725 ± 0.00025 0.1842 ± 0.0064 0.00325 ± 0.00075 0.0826 ± 0.019 0.00200 ± 0.00025 0.0508 ± 0.0064 Turuncu 23G veya daha küçük iğnelerle hızlı kan nakli, hemolize sebep olabilir. ==Kateter boyutları== Bu periferik venöz kateterleri ve merkezi venöz kateterleri kapsar. Ölçü ve dış çaplar iğnelerle uyuşur ancak renk kodları farklıdır. Ölçü Dış çap (mm) Azami akış hızı (ml/min) Renk 14 2.10 250–300 Turuncu 16 1.65 200 Gri 18 1.27 75–120 Yeşil 20 0.90 40–80 Pembe 22 0.71 55 Mavi 24 0.56 35 Sarı 26 0.46 13–15Page 110 in: Siyah ==Ayrıca bakınız== *Kablo ölçüsü, diğer sistemleri de içerir :*Kablo ölçekleri karşılaştırma tablosu *French ölçeği, esasen kateterler için *American Kablo Ölçeği ==Kaynakça== ==Dış bağlantılar== * Türk Standartları Enstitüsü ISO 9626 * * * Metal Levha Ölçü Tablosu - Engineers Edge Kategori:Kablo ölçekleri