5 um10 um2 m/s »._____4 mis •'-----6 m/s  ____-------------------------------------95 95 8565 60 401.4 — O caudal de aspiração para a amostragem deve permanecer constante durante todo o período de amostragem, com uma tolerância de ± 5 % do valor nominal.1.5 — A amostragem deve ser contínua sendo, contudo, autorizadas interrupções de alguns minutos em cada dia ou cada semana de modo a permitir a substituição dos filtros. Um valor médio anual calculado só é válido se a amostragem tiver sido realizada durante pelo menos 15 dias úteis por mês.2 — Método de referência para análise:2.1 — O método de referência para análise é o da espectrometria por absorção atómica para o qual o erro analítico para a determinação do chumbo nas partículas recolhidas é inferior ao valor correspondente de 0,1 \lg/m (5 % de 2 u.g/m "3, que é o valor limite da atmosfera).2.2 — Este erro analítico deve ser mantido dentro da gama especificada por uma frequência de calibração apropriada.D) Vigilância da concentração do dióxido de azoto, do monóxido de carbono e do ozono1 — Método de amostragem. — Para amostragem do dióxido de azoto, de monóxido de carbono e do ozono devem ser tomados em consideração os seguintes pontos:1.1 — A tomada de ar deve estar situada a uma distância de pelo menos 0,5 m dos imóveis para evitar o «efeito de ecrã».1.2 — O sistema de amostragem (tubos e ligações) deve ser construído por materiais inertes (por exemplo, vidro, politetraflouretileno, aço inoxidável) que não alterem a concentração dos poluentes em causa.1.3 — O sistema de amostragem entre a tomada de ar e o equipamento deve ser o mais curto possível. O tempo de passagem das amostras do gás no sistema de amostragem não deve ultrapassar os dez segundos.1.4 — A tomada de ar deve ser protegida da chuva e dos insectos; se se utilizar um pré-filtro, a sua escolha e a sua manutenção devem ser feitas de modo a minimizar a sua influência na concentração destes poluentes.1.5 — A condensação no sistema de amostragem deve ser evitada.1.6 — O sistema de amostragem deve ser limpo regularmente, tendo em conta as condições locais.1.7 — Os gases de escape do equipamento e os provenientes do sistema de calibração não devem influenciar a amostragem.1.8 — As instalações anexas (disposições de condicionamento do ar e de transmissão de dados) não devem influenciar a amostra no local da tomada de ar.1.9 — Todas as precauções úteis devem ser tomadas para que as variações de temperatura não induzam a uma percentagem de erro muito importante na medição.1.10 — A calibração dos instrumentos deve ser feita regularmente.1.11 — O sistema de amostragem deve ser estanque e o caudal deve ser controlado regularmente.2 — Métodos de referência. — Para a aeterminação dos óxidos de azoto, do monóxido de carbono e do ozono, os métodos de referência são, respectivamente:á) Para os óxidos de azoto indica-se o método por quimiluminescência descrito no projecto de norma ISO DIS 7996;b) Para o monóxido de carbono indica-se o método por infravermelho não dispersivo ASTM D3162;c) Para o ozono indica-se o método por de absorção de ultravioletas (com normalização em curso na ISO).PROJECTO DE LE! N.fi 249/VIALTERAÇÃO DO DECRETO-LEI N.« 212/92, DE 12 DE OUTUBRO, QUE REGULARIZA A SITUAÇÃO DOS IMIGRANTES CLANDESTINOS.ApresentaçãoConsiderando que o prazo para legalização de imigrantes no nosso país termina no próximo dia 13 de Fevereiro, de acordo com o n.° 1 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 212/92, de 12 de Outubro;