28 DE SETEMBRO DE 1996218-(85)de. 1999. O edifício a construir incluirá um espaço coberto multiusos para a prática da educação física e do desporto escolar.Lisboa, 13 de Agosto de 1996. — Pela Chefe do Gabinete, Rita Bustorff Vinhas.MINISTÉRIO DA SAÚDEGABINETE DA MINISTRAAssunto: Resposta ao requerimento n.° 1091/VTJ (l.°)-AC, dos Deputados Cardoso Ferreira e Lucília Ferra (PSD), sobre0 encerramento da unidade de cuidados intensivos (UCI) do Hospital Distrital do Barreiro.Em resposta ao solicitado no requerimento acima referido e remetido a este Gabinete através do ofício n.° 4155, de 9 de Julho de 1996, encarrega-me S. Ex.' a Ministra da Saúde de levar ao conhecimento de V. Ex.*, na sequência da informação colhida na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, conselho de administração do Hospital Distrital do Barreiro, o seguinte:1 — No decurso de uma revisão normal dos ventiladores, foi detectado pelo técnico da empresa Engstroms Ibérica (representante da marca) algum óleo nos tubos que ligam as diferentes válvulas e sensores. Ainda que tal não fosse indicativo da existência de óleo nas rampas de ar comprimido, foi decidido suspender a actividade da unidade, realizar doseamento de óleo em spray em vários pontos do circuito e, simultaneamente, aproveitar para proceder à desinfestação da UCI e pequenos arranjos.2 — Os valores detectados foram valorizados face a normas internacionais existentes, na ausência de uma norma nacional. Os valores registados são francamente inferiores aos teores estipulados pela norma ISO 7386 e norma inglesa BS 4275 e ligeiramente superiores aos da. norma francesa NSF 90-140, normas que regulam a qualidade requerida para os gases e ar usados para fins medicinais.3 — Apesar de os valores estarem dentro dos recomendados pelas normas internacionais (International Organizati-on of Standardization e British Sandards Institution), foi decidido tomar um conjunto de medidas tendentes a reduzir ao máximo o teor de óleo vaporizado no sistema, incluindo a revisão da rede e do compressor pela respectiva firma que procedeu à sua instalação e assegurou a respectiva manutenção.4 — Mais importa observar que tais medidas foram programadas para serem executadas até ao dia 22 de Julho, reabrindo então a UCI em condições de funcionamento máximo.5 — Acresce, por fim, esclarecer V. Ex.° de que durante o período em que a UCI esteve fechada foi montado um sistema de emergência no SO do banco e feita a articulação com as restantes unidades dos hospitais próximos, por forma a assegurar os cuidados aos doentes.Lisboa, 27 de Agosto de 1996. — O Chefe do Gabinete, Mário Correia de Aguiar.MINISTÉRIO DA SAÚDEGABINETE DA MINISTRAAssunto: Resposta ao requerimento n.° 1093/VTI (l.')-AC, do Deputado Bernardino Vasconcelos (PSD), sobre a situação financeira dos hospitais centrais e do Instituto Português de Oncologia.Em resposta ao ofício de V. Ex.° n.° 4158, de 9 de Julho de 1996, e relativamente ao requerido pelo Sr. Deputado Bernardino Vasconcelos através do requerimento em epígrafe, encarrega-me S. Ex.* a Ministra da Saúde de junto remeter em anexo a informação solicitada.Lisboa, 20 de Agosto de 1996. — O Chefe do Gabinete, Mário Correia de Aguiar.ANEXOINSTITUTO DE GESTÃO INFORMÁTICA E FINANCEIRA DA SAÚDEHospitais centrais — Elementos financeiros de 1995"VER DIÁRIO ORIGINAL"(•) Inclui pnxslaç&es de serviços, outros proveitos e receita cobrada de anos anteriores.IPO — Elementos financeiros de 1995"VER DIÁRIO ORIGINAL"