2646II SÉRIE — NÚMERO 66Notas:Relativamente à «zona A», deverão ser emitidos sinais luminosos (idênticos aos requeridos para a «zona C») e sonoro (este podendo ser desligado), sempre que for desactivado qualquer sensor por actuação da função referida no parágrafo 3.°, b), ou por intervenção manual a partir do centro meteorológico;Relativamente à «zona B», a substituição do METAR ou a introdução de um SPECI deverão ser acompanhados de um aviso luminoso e sonoro (este podendo ser desligado);Relativamente à «zona C», qualquer introdução de novos elementos deverá provocar a sua intermitência durante cerca de dez segundos.Na «página secundária», só para uso do centro meteorológico, deverão ser apresentados, por introdução automatizada, os seguintes dados, relativos a todos os sensores, com actualização de dois em dois minutos:Indicador de lugar do aeroporto, data e hora (TMG);Valores médios e extremos da direcção (em rumo magnético) e da intensidade do vento nos últimos dois minutos;Valor máximo de wind shear longitudinal relativamente a cada pista, nos últimos 30 minutos;Valores médios e extremos da direcção (em rumo geográfico) e da intensidade do vento, nos últimos dez minutos;Identificação do sector de variação da direcção do vento nos últimos dez minutos;Valores médios de RVR, no último minuto;Valores médios da altura da base das nuvens, no último minuto;Valor médio da temperatura do ar, no último minuto;Valores extremos da temperatura do ar, na hora anterior;Valor médio da temperatura do ponto de orvalho, no último minuto;Valor médio da humidade relativa do ar, no último minuto;Valor médio do QNH, no último minuto;Valor da quantidade de precipitação nos últimos dez minutos;Valor da quantidade de precipitação na última hora;Valor da quantidade de precipitação nas últimasseis horas; METAR e SPECI.B) Indicadora* anatAolco* • digital*Além da «página principal» da visualização TV deverão existir, nas torres de controle e no Centro de Controle Regional (ACC) de Lisboa, dispositivos de leitura rápida dos seguintes tipos:a) Indicadores analógicos da direcção (rumo magnético) e da intensidade instantânea do vento, com dispositivo de selecção dos sensores desejados;b) Indicadores digitais dos valores médios da direcção (em rumo magnético) e da intensidade do vento e rajada máxima nos últimos dois minutos, com actualização de dez em dez segundos, actuados pelo mesmo dispositivo de selecção de sensores referidos na alínea anterior;c) Indicadores digitais dos valores médios das componentes longitudinal e transversal do vento nos últimos dois minutos, relativamente a cada pista, com actualização de dez em dez segundos, dispondo de selector dos sensores desejados;d) Indicadores digitais dos valores médios de RVR no último minuto, com actualização de quinze em quinze segundos, nos diferentes locais de medição.Notas:Os indicadores analógicos referidos na alínea a) deverão ser ligados directamente aos sensores;Todos os indicadores deverão ser apropriados para leitura diurna e nocturna, com regulação de brilho.O AkjuWo de dadosO arquivo de dados será feito no centro meteorológico em quatro formas distintas:a) Em banda magnética para arquivo permanente (800/1600 bpi, códigos de gravação EBCDIC e ou ASCII);b) Em impressora convencional, sobre papel;c) Em registadores analógicos;d) Em suporte magnético adequado para arquivo temporário recuperável.Serão arquivadas na forma o), de 30 em 30 minutos, todas as informações contidas na «página secundária» da visualização TV, bem como aquelas que deram origem à elaboração de um SPECI e quaisquer outras, por decisão e intervenção do centro meteorológico.Serão arquivadas na forma b) todas as informações que foram arquivadas na forma a), bem como todos os valores de RVR abaixo de limiar a estabelecer, acompanhados de todos os parâmetros utilizados no respectivo cálculo.Serão registados continuamente, na forma c), os seguintes elementos:Direcção e intensidade do vento (anemómetrocentral); RVR (transmissómetro central); Altura da base das nuvens (num dos locais demedição); Pressão atmosférica; Temperatura do ar; Temperatura do ponto de orvalho; Humidade relativa; Quantidade de precipitação.Serão arquivadas na forma d), e mantidas durante seis horas, todas as informações apresentadas na «página principal» da visualização TV, para fir.s de investigação de acidentes e incidentes que, caso ocorram, darão origem à substituição do suporte de arquivo.