Searched product:
Brand: DANA
Part number: 005.10.4102
Description: DANA
Price: 135.12 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Г4-102 12 960,00 ₽
Part number: Г4-102 12 960,00 ₽
Name: Г4-102
Description: Описание товараПодробное описаниеГенератор сигналов высокочастотный Г4-102Также этот прибор может называться: Г4 102, Г4102, Гч-102, Гч102, Гч 102, g4-102, g4 102, g4102. Г4-102 генератор сигналов высокочастотный предназначен для настройки, регулировки и контроля радиоприемной аппаратуры радиовещательного диапазона. Генераторы Г4-102 обеспечивают измерение частотных и амплитудных характеристик различных устройств, реальной чувствительности и кривой верности приемников. Генераторы могут служить источником немодулированного и некалиброванного сигнала и использоваться в качестве гетеродина при различных преобразованиях частоты. Технические характеристики Г4-102: Диапазон частот - от 0,1 МГц до 50 МГц.Основная погрешность установки частоты - не более 1%.Поддиапазоны частот с граничными частотами - от 0,1 МГц до 0,18 МГц; от 0,18 МГц до 0,35 МГц; от 0,35 МГц до 0,75 МГц; от 0,75 МГц до 1,7 МГц; от 1,7 МГц до 4 МГц; от 4 МГц до 10 МГц; от 10 МГц до 20 МГц; от 20 МГц до 50 МГц.Запас по краям диапазона - не менее 2%.Запас на краях между поддиапазонами - не менее 1%.Нестабильность частоты за любые 15 минут работы генератора после самопрогрева в течение 30 минут в нормальных условиях - не более (250?10-6?f + 50 Гц), где f - несущая частота.Паразитная девиация частоты в режиме непрерывной генерации - не более (10-6?f + 50 Гц).Дополнительная погрешность установки частоты генератора Г4-102 при изменениях температуры на 10 С в пределах рабочих условий - не более (3000?10-6?f + 250 Гц).Выходное напряжение генератора сигналов - от 5?105 мкВ до 0,5 мкВ.Выходное напряжение генератора с выносным аттенюатором ослаблением 20 дБ - до 0,1 мкВ.Регулировка производится ступенями по 10 дБ, при этом КСВ нагрузки должен быть не более 1,10 - от 0 до 110 дБ.Основная погрешность установки опорного значения напряжения 5?105 мкВ - не более 1 дБ.Погрешность установки напряжения по шкале плавной регулировки, при работе на нагрузку до 51 Ом - не более 1 дБ.Основная погрешность установки ослабления ступенчатого аттенюатора - не более 1,5 дБ.Основная погрешность ослабления выносного аттенюатора - не более 1 дБ. Дополнительная погрешность установки выходного напряжения за счет остаточного сигнала:- при работе без выносного аттенюатора - 0,25 мкВ;- при работе с выносным аттенюатором - 0,05 мкВ. Дополнительная погрешность установки опорного значения выходного напряжения для генераторов сигналов Г4-102, при изменениях температуры на 10 С в пределах рабочих условий - не более 0,3 дБ.Дополнительная погрешность ослабления аттенюатора, обеспечивающего плавную регулировку выходного напряжения при изменениях температуры на 10 С в пределах рабочих условий - не более 0,4 дБ. Дополнительная погрешность установки опорного значения выходного напряжения и значений выходного напряжения по шкалам плавной регулировки выхода при включении амплитудной модуляции для прибора Г4-102:- на частотах модуляции до 10 кГц и глубине модуляции до 80% - не более 0,5 дБ;- на частотах модуляции свыше 10 кГц и глубине модуляции не более 50% - не более 0,5 дБ. Нестабильность уровня выходного сигнала за 15 минут после самопрогрева генератора в течение 30 минут - 0,1 дБ. Коэффициент любой из гармоник сигнала на основном выходе приборов Г4-102 - 5% (-26 дБ).Паразитная амплитудная модуляция сигнала на основном выходе генератора в режиме непрерывной генерации - 0,5%.Коэффициент стоячей волны напряжения по основному выходу генератора Г4-102 - 1,25.Номинальное значение выходного сопротивления при работе без выносного делителя - 50 Ом.Номинальное значение выходного сопротивления при работе с выносным делителем - 75 Ом 2%; 50 Ом 2%; 7 Ом 2%.Выходное некалиброванное напряжение по вспомогательному выходу на полной нагрузке 50 Ом, при КСВ 1,1 - от 1 В до 3 В. Амплитудная модуляция Г4-102 сигнала с частотой:- от внутреннего источника модуляции - 1000 Гц 10%;- от внешнего источника модуляции - от 50 Гц до 15 000 Гц. Погрешность частоты внутреннего модулирующего источника - не более 10%.Глубина модуляции генераторов Г4-102 регулируется ступенями по 10% в пределах - от 0 до 90%. Основная погрешность установки, при частоте модуляции 1000 Гц:- при глубине модуляции от 10% до 80% - не более 10%;- при глубине модуляции свыше 80% - погрешность не нормируется. Дополнительная погрешность установки глубины модуляции для Г4-102 в диапазоне частот модуляции до 10 кГц - не более 5% (абс).Погрешность установки коэффициента модуляции в диапазоне частот модуляции свыше 10 кГц - не более 10% (абс).Дополнительная погрешность установки коэффициента глубины модуляции, обусловленная изменением температуры окружающего воздуха, на каждые 10 С в пределах рабочих условий для Г4-102 - не более 5%.Коэффициент нелинейных искажений огибающей модулированного сигнала при глубине модуляции 80% - не более 5%.Коэффициент нелинейных искажений внешнего модулирующего сигнала - не более 1%.Напряжение внешнего модулирующего генератора, необходимое для обеспечения глубины модуляции 90%, при сопротивлении входа модулятора 600 Ом 20% -
Category: Генераторы импульсов и сигналов
Price: 12960 RUB
Supplier country: RUS

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0