Searched product:
Brand: LINDE
Part number: 2943209900
Name: LINDE 2943209900 SATZ DICHTUNGEN
Description: Beschreibung REPLACEMENT part for LINDE 2943209900 SET OF SEALS Zusätzliche Informationen Marke: LINDE Gewicht: 0,04 KGS Informationen zur Garantie 1 Jahr Garantie auf Herstellungsfehler. Verschleiß und Abnutzung sind ausgeschlossen. A02
Price: 125 EUR
Supplier country: NLD

Found product:
Brand: Ф294-2 20 957,20 ₽
Part number: Ф294-2 20 957,20 ₽
Name: Ф294-2
Description: Описание товараПодробное описаниеВольтметр, миллиамперметр цифровой щитовой Ф294-2 Также этот прибор может называться: Ф 294-2, Ф-294-2, Ф2942, Ф 294 2. Ф294-2 вольтметр, миллиамперметр цифровой щитовой однопредельный предназначен для измерения напряжения и тока в цепях постоянного тока. Габаритные размеры - 80х160х250 мм. Класс точности - 0,2/0,1. Масса - 1,8 кг. В основу работы приборов вольтметры, миллиамперметры Ф294-2 положен метод время-импульсного преобразования с двухтактным интегрированием измеряемого сигнала и образцового напряжения. Электрическая схема прибора реализована на интегральных схемах и полупроводниковых элементах и размещена на трех печатных платах, соединенных жгутами. Прибор выполнен в пластмассовом корпусе. Отсчетное устройство выполнено на газоразрядных индикаторах и закрыто съемным обрамлением. Технические характеристики вольтметра, миллиамперметра Ф294-2: Способ включения Предел измерения Ступень квантования Входное сопротивление Класс точности Непосредственно 20 мкА 0,010 мкА - 0,2/0,1 С индивидуальным добавочным сопротивлением 1 МОм 20 В 0,010 В 1±0,01 МОм 0,2/0,1 С индивидуальным добавочным сопротивлением 10 МОм 200 В 0,100 В 10±0,10 МОм 0,2/0,1 Время установления рабочего режима - не более 30 мин. Выбор полярности - автоматический. Время измерения при периодическом запуске - 40±0,8 мс. Отсчетное устройство вольтметра Ф294-2 обеспечивает индикацию результата измерения с максимальными показаниями - 1999. Вольтметры, миллиамперметры обеспечивают внешнее управление включением индикаторных ламп отсчетного устройства. В вольтметре, миллиамперметре предусмотрен выход на внешний разъем: - значения измеряемого сигнала в двоично-десятичном коде 8-4-2-1; - сигнала цикла измерения; - сигнала знака полярности; - сигнала перезагрузки. Параметры импульсных выходных сигналов: - диапазон напряжений, соответствующий высокому уровню сигнала - от 2,4 В до 5,25 В; - диапазон напряжений, соответствующий низкому уровню сигнала - от 0 до 0,5 В. Длительность импульса сигнала цикла измерения - не менее 2 мкс. Прибор Ф294-2 обеспечивает периодический и разовый режим измерений. Запуск прибора в режиме разового измерения осуществляется дистанционно подачей на контакт «Внешний запуск» разъема внешних периодических запускающих импульсов с параметрами: - диапазон напряжений, соответствующий высокому уровню сигнала - от 2 В до 5,25 В; - диапазон напряжений, соответствующий низкому уровню сигнала - от -0,4 В до +0,8 В; - длительность импульса - не менее 2 мкс; - интервал времени между запускающими импульсами с временем измерения 40 мс - 80,8 мс; с временем измерения 80 мс - 161,6 мс; с временем измерения 320 мс - 646,4 мс. Неограниченная продолжительность непрерывной работы. Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания - не менее 18000 ч. Средний срок службы - 10 лет. Условия эксплуатации вольтметров, миллиамперметров Ф294-2: Напряжение сети питания - 220 Гц ± 10%. Частота сети питания - 50±1 Гц. Потребляемая мощность - 10 Вт. Температура окружающего воздуха - от +5°С до +50°С. Относительная влажность при температуре +25°С - 90%. Вольтметры Ф294-2 комплектуются индивидуальными добавочными сопротивлениями, которые выполнены в виде самостоятельных устройств и крепятся на задней стенке с помощью двух верхних винтов. Крепление прибора к щиту или панели производится четырьмя винтами, расположенными на лицевой панели. Условия оплаты и доставки ↓ Варианты оплаты: – Безналичный расчётСпособы доставки: – Самовывоз– Доставка почтой– Транспортная компания– Доставка курьером Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях от продавца. Товарное предложение №14969956558 обновлено Сегодня в 01:48.
Category: Ампервольтметры щитовые
Price: 20957.2 RUB
Supplier country: RUS

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0