Searched product:
Brand: INA
Part number: Kettenspannrad KSR16LO12101508 ID 16,2mm AD 99,2mm Breite18,3mm INA
Name: Kettenspannrad KSR16LO12101508 ID 16,2mm AD 99,2mm Breite18,3mm INA
Description: Verpackungseinheit: 1,00 ST
Category: Technischer Handel
Price: 40.89292631985958 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: HTL
Part number: Ref: DV12-10
Name: DV12-10
Description: Micropipeta multicanal (12 canais) com ajuste de volume especialmente desenvolvida para a dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes e que exijam alta reprodutibilidade. Muito utilizada em laboratórios de diversas áreas, tais como, Biologia Molecular, Genética, Biotecnologia etc. APLICAÇÕES:Pesquisas educacionais;Rotinas laboratoriais;Testes com riscos de contaminação cruzada (cultura de células), bem como produtos tóxicos. Nestes casos recomenda-se utilizar ponteiras com filtro ou barreira para evitar a disseminação de aerossóis. NÚMERO DE CANAIS:Permite a aspiração e a dispensação da amostra em 8 canais, de forma simultânea (múltipla). FAIXA DE VOLUME:1 à 10 µL. INCREMENTO:0,02 µL. PRECISÃO:± 6,0 % (em 1 µL)± 1,2 % (em 10 µL). CÂMARA DE AR:Câmara de ar no corpo da micropipeta, proporcionando redução do aquecimento ocasionado pela pressão da mão durante a pipetagem evitando assim transferência de calor para a amostra. CONTROLE DE VOLUME:Controle total de volume, tanto para operações de aspiração quanto de dispensação. Botão de ajuste de volume independente do êmbolo da pipeta, eliminando possíveis alterações do volume. VISOR DIGITAL (NÃO ELETRÔNICO):Sistema de numeração com leitura em display digital (não eletrônico) que permite ótima visualização mesmo que o usuário esteja a uma certa distância da micropipeta. ESTRUTURA:Formato anatômico, leve e estrutura em plástico ABS. AUTOCLAVAGEM / ESTERILIZAÇÃO:Totalmente autoclavável. RESISTÊNCIA À ULTRAVIOLETA:Partes externas fabricadas com materiais resistentes à esterilização com radiação ultra-violeta. CALIBRAÇÃO:A micropipeta já vem calibrada pelo fabricante. Caso necessite de aferição ao longo do tempo, o processo para calibração normalmente é realizado utilizando-se de água destilada a uma temperatura de 20ºC e de uma chave fornecida com a micropipeta. Este procedimento poderá ser feito no próprio laboratório (conforme instruções contidas no manual) ou através do contato com a assistência técnica autorizada pelo fabricante. EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS:O ejetor automático possui uma configuração universal para facilitar o descarte de uma ampla variedade de ponteiras, além de proteger o usuário contra a contaminação. É possível removê-lo para a realização de trabalhos em frascos com pescoço mais estreito e também para facilitar o preenchimento de microplacas. Além disso, pode-se ajustar o ejetor para que o mesmo se adapte às especificações de diferentes marcas de ponteiras, apenas trocando o espaçador da haste de ejeção. PONTEIRAS COMPATÍVEIS:Compatível com ponteiras de 10 µL. PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL:Pistão em aço inoxidável polido. LUBRIFICAÇÃO:Se necessário a micropipeta HTL pode ser lubrificada com silicone anti-fricção diretamente no pistão, melhorando a operação. A lubrificação é necessária para:Diminuir a resistência dos movimentos e para obter uma pipetagem completa;Maior durabilidade: as micropipetas são testadas para 60 mil operações;Vedação adicional: o silicone anti-fricção penetra nos microporos do material. CÓDIGO DE CORES: As respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciadas por cores das partes funcionais (haste, botão de pipetagem, botão ejetor de ponteiras, base da haste de ejeção). A coloração vermelha pode ser observada nesse modelo. SUPORTE PARA FIXAÇÃO:Acompanha um suporte auto-adesivo para fixação da micropipeta sobre a bancada, a fim de que a mesma permaneça sempre na posição correta de armazenamento, o que também aumenta a sua vida útil. NORMA DE SEGURANÇA:Produto fabricado conforme os padrões ISO 9001. COMPOSTO POR:01 Micropipeta 12 canais mecânica com volume variável totalmente autoclavável, modelo DV12-10;01 Chave para calibração;01 Suporte para fixação auto-adesivo;01 Conjunto de etiquetas para identificação;01 Manual de instruções contendo o certificado de calibração. MODELO: DV12-10MARCA: HTL
Category: Multicanal
Price: 2111.57 BRL
Supplier country: BRA

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0