Searched product:
Brand: Achse (0011338460)[Cla]
Part number: Achse (0011338460)[Cla]
Name: Achse (0011338460)[Cla]
Description: 0011338460 Cla ACHSE 0,00 15.04.2020
Price: 164.12 EUR
Supplier country: AUT

Found product:
Brand: Мультиметр АММ-1014 7 446,00 ₽
Part number: Мультиметр АММ-1014 7 446,00 ₽
Name: Мультиметр АММ-1014
Description: Описание товараПодробное описаниеЦифровой мультиметр АКТАКОМ АММ-1014 предназначен для измерения постоянного и среднеквадратического значения переменного тока и напряжения, сопротивления, ёмкости, частоты синусоидального сигнала, тестирования диодов, проверки сопротивления батарей, проверки целостности электрической цепи, поиска проводников под фазой. Кроме того, прибор позволяет измерять температуру с помощью термопары типа K. Функциональность мультиметра АММ-1014 дополняют возможность проверки сопротивления батарей, бесконтактного определения напряжения и фонарик. Особенности цифрового мультиметра АКТАКОМ АММ-1014 Дисплей ЖК, 6000 отсчетов с подсветкой TrueRMS измерения в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц Базовая погрешность 0,5% Входной импеданс 10 МОм Проверка сопротивления батарей Поиск проводников под фазой Удержание текущих значений Фиксация максимальных и минимальных значений Датчик бесконтактного определения напряжения NCV Индикатор выхода за пределы диапазона Индикатор разряда батареи Скорость измерения: 3 измерения в секунду Категория электробезопасности CAT IV 600В; CAT III 1000В Автовыключение питания (15 минут) Питание: 3 В, 2 батареи типа «АА» Рабочая температура от 0 до 40 °С Габаритные размеры 175х93х55 мм Масса 400 г Технические характеристики Измерение напряжения постоянного тока Диапазон измерений Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности Примечание 600 мВ 0,1 мВ &pm;(0,5%Uизм + 3 е.м.р.) Входной импеданс: 10 МОм Защита: 1000 В пост. или 750 В перем. тока 6 В 0,001 В 60 В 0,01 В 600 В 0,1 В 1000 В 1 В Измерение силы постоянного тока Диапазон измерений Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности Примечание 60 мкА 0,01 мкА &pm;(1,2%Iизм + 3 е.м.р.) Макс. входной ток 600 мА 60 мА 0,01 мА 600 мА 0,1 мА 10 А (не более 15 с) 0,01 А Макс. входной ток 10 А Измерение напряжения переменного тока, TrueRMS (синусоидальный сигнал) Диапазон измерений Диапазон частот Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности Примечание 6 В 10-1000 Гц 0,001 В &pm;(0,8%Uизм + 5 е.м.р.) Входной импеданс: 10 МОм Защита: 1000 В пост. или 750 В перем. тока 60 В 0,01 В 600 В 0,1 В 750 В 1 В Измерение силы переменного тока, TrueRMS (синусоидальный сигнал) Диапазон измерений Диапазон частот Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности Примечание 60 мА 10-1000 Гц 0,01 мА &pm;(1,5%Iизм + 3 е.м.р.) Макс. входной ток 600 мА 600 мА 0,1 мА 10 А 0,01 А Макс. входной ток 10 А Измерение электрического сопротивления постоянному току Диапазон измерений Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности Примечание 600 Ом 0,1 Ом &pm;(1,0%Rизм + 3 е.м.р.) Защита: 250 Впик пост. или перем. тока 6 кОм 0,001 кОм 60 кОм 0,01 кОм 600 кОм 0,1 кОм 6 МОм 0,001 МОм &pm;(1,5%Rизм + 3 е.м.р.) 60 МОм 0,01 МОм Измерение электрической емкости Диапазон измерений Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности Примечание 100 мФ (автоматический выбор) 10 нФ 0,001 нФ &pm;(4,0%Сизм + 5 е.м.р.) Защита: 250 Впик пост. или перем. тока Погрешность не включают ошибки, вызванные емкостью наконечника и контакта. 100 нФ 0,01 нФ 1000 нФ 0,1 нФ 10 мкФ 0,001 мкФ 100 мкФ 0,01 мкФ 1000 мкФ 0,1 мкФ 10 мФ 0,001 мФ &pm;(5,0%Сизм + 5 е.м.р.) 100 мФ 0,01 мФ Измерение частоты Диапазон измерений Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности Входная чувствительность Примечание 10 Гц 0,001 Гц &pm;(1%Fизм + 3 е.м.р.) 0,2&mldr;10 Вскз В диапазоне 0&mldr; 10 МГц Защита: 250 Впик пост. или перем. тока 100 Гц 0,01 Гц 1000 Гц 0,1 Гц 10 кГц 0,001 кГц 100 кГц 0,01 кГц 1000 кГц 0,1 кГц 10 МГц 0,001 МГц &pm;(3%Fизм + 3 е.м.р.) Измерение коэффициента заполнения Диапазон измерений Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 1&mldr;99% 0,1% &pm;(3% + 3 е.м.р.) Измерение температуры Диапазон измерений Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) Примечание -20&mldr;0°C &pm;(5%Tизм + 3 е.м.р.) Погрешность изменения не включает погрешность термопары 0&mldr;400°С &pm;(1%Tизм + 2 е.м.р.) 400&mldr;1000°С &pm;2%Tизм Тест диодов и проверка неразрывности цепи Режим Параметры Примечание Тест диодов Тестовый ток около 2,5 мА, напряжение около 3 В Защита: 250 Впик пост. или перем. тока Проверка неразрывности цепи Звуковой сигнал при сопротивлении 45&pm;15 Ом, напряжение около 3 В Таблицы погрешностей Сервис "Абсолютная погрешность измерения" позволяет оценить точность измерения с учетом неопределенности (погрешности) в абсолютном значении. Это важно, если вы проводите измерения на краю диапазона, когда значение погрешности вносит большой вклад в величину, отображаемую на дисплее прибора. Для получения диапазона значений достаточно ввести оценку измеряемой величины в поле Значение и увидеть диапазон возможных значений 
Category: Комплектные устройства управления, распределения и защиты
Price: 7446 RUB
Supplier country: RUS

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0