Searched product:
Brand: Jumo
Part number: 00582221
Name: Jumo Messumformer dTRANS T05 T 707051/8-07
Description: Beschreibung Jumo Messumformer 707051/8-07Abbildung ähnlich.Bitte achten Sie auf die technischen Daten und die EAN des Produkts.Hersteller: JumoBezeichnung: Messumformer dTRANS T05 TTyp: 707051/8-07Ausführung des elektrischen Anschlusses: FederzuganschlussBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 11..35 VSpannungsart zur Betätigung: DCMit abnehmbaren Klemmen: neinAnzahl der Messkreise: 1Fehlerspeicherung möglich: neinExterner Reset möglich: neinTemperaturmessbereich: 0..100 °CWiderstandsmessbereich: 0..3000 OhmBreite: 6,2 mmHöhe: 93,1 mmTiefe: 102,5 mmJumo Messumformer 707051/8-07: weitere DetailsDie Messumformer erfassen Sensorsignale von Widerstandsthermometern, Thermoelementen, Widerstandspotenziometern/WFG oder Widerständen/Potis. Bei Einsatz eines Widerstands/Potis oder Widerstandsthermometers kann der eingangsseitige Sensoranschluss in Zwei-, Drei- oder Vierleiterschaltung erfolgen. Spannungssignale im Bereich von -100 ... +1100 mV können ebenfalls erfasst werden. Je nach Wahl des Messeingangs stehen die Linearisierungsvarianten linear, temperaturlinear sowie die Möglichkeit einer komfortabel konfigurierbaren kundenspezifischen Linearisierung zur Verfügung. Als Ausgangssignal liefert der Messumformer 4 ... 20 mA. Der Messeingang und das Ausgangssignal sind voneinander galvanisch getrennt. Bei beiden Typen ist eine Reversion des Ausgangssignals möglich. Die Konfiguration des Messumformers hinsichtlich Fühlerart, Anschlusstechnik des Fühlers, Messbereich (frei einstellbar) und Linearisierung erfolgt mit Hilfe eines Setup-Programms am PC. Die Verbindung mit dem PC wird über eine USB-Schnittstelle, welche keine zusätzliche Hilfsspannung benötigt, hergestellt. Über die USB-Schnittstelle kann der vom Messumformer erfasste Min.-/Max.-Prozesswert, die Min.-/Max. -Betriebstemperatur ausgelesen und die Sensorverdrahtung online überprüft werden. Der Betriebszustand des Messumformers wird über eine zweifarbige Kontroll-LED (rot/grün) signalisiert. Im störungsfreien Betrieb leuchtet diese grün. Tritt eine Störung auf, wie z. B. Fühlerbruch, wird dies mit einem Blinkcode angezeigt. EAN: 4053877000730Geliefert wird: Jumo Messumformer dTRANS T05 T 707051/8-07, Verpackungseinheit: 1 Stück, EAN: 4053877000730 Technische Daten Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 VBemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 11..35 VSpannungsart zur Betätigung: DC Inhalt 1 St. Typ Jumo
Price: 189.45 EUR
Supplier country: DEU

Found product:
Brand: Jumo
Part number: 00582221
Name: Jumo Messumformer dTRANS T05 T 707051/8-07
Description: Jumo Messumformer dTRANS T05 T 707051/8-07 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 11 ...35V, Spannungsart zur Betätigung DC, Anzahl der Messkreise 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Breite 7mm, Höhe 93mm, Tiefe 103mm, Die Messumformer erfassen Sensorsignale von Widerstandsthermometern, Thermoelementen, Widerstandspotenziometern/WFG oder Widerständen/Potis.Bei Einsatz eines Widerstands/Potis oder Widerstandsthermometers kann der eingangsseitige Sensoranschluss in Zwei-, Drei- oder Vierleiterschaltung erfolgen.Spannungssignale im Bereich von -100 ...+1100 mV können ebenfalls erfasst werden
Category: Trennverstärker
Price: 152.08 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 1