Searched product:
Brand: Record
Part number: T120/6
Name: Record 150mm x 80mm G Clamp
Description: Record 150mm x 80mm G Clamp (T120/6, 4003315699668) in 'Clamps & Vices' > 'Clamps': Order best price offe<supplier> for Record 150mm x 80mm G Clamp direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Hand tool, Clamping tools: G-clamp
Price: 35.7 GBP
Supplier country: GBR

Found product:
Brand: DMM6500 - мультиметр
Part number: DMM6500 - мультиметр
Name: DMM6500 - мультиметр
Description: Описание товараПодробное описаниеНазначение мультиметра DMM6500: Мультиметр DMM6500 предназначен для измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока, электрического сопротивления постоянному току, электрической емкости, частоты и периода. Описание мультиметра DMM6500: DMM6500 имеет 15 встроенных функций измерения. Мультиметр DMM6500 обладает высокой чувствительностью и точностью измерений. Низкие сопротивления необходимо измерять, используя отработанные методики, чтобы исключить тепловые погрешности и сопротивление измерительных щупов. При помощи мультиметра DMM6500 можно: Выполнять измерения с чувствительностью 1 Ом; Измерять сопротивление, используя 4-проводную схему для исключения погрешности, вносимой измерительными щупами; Использовать компенсацию смещения для исключения погрешности, возникающей из-за термического контакта. Прибор позволяет мгновенно получить полную картину измерений, например, за счёт регистрации переходных сигналов просмотра трендов данных и статистики непосредственно на сенсорном экране, чтобы ускорить анализ данных и исключить дополнительные измерения. При этом: Сигналы отображаются на дисплее, в том числе в режиме наложения Функции масштабирования существенно упрощают изучение переходных сигналов и форм сигналов Определение характеристик сигналов при помощи пользовательских курсоров и компьютерной статистики Возможности мультиметра DMM6500 не ограничиваются только отображением показаний. Он может создавать осциллограммы сигналов, зарегистрированных при помощи встроенного 16-ти битного АЦП с частотой дискретизации 1 Мвыб/сек. При необходимости одновременного наблюдения за несколькими устройствами или выполнения многоточечных измерений на одном устройстве, можно установить дополнительную плату мультиплексора, которая обеспечивает до 10 каналов для измерений и исключает покупку дополнительных приборов. Для этих целей используются те же сканерные платы, что и в мультиметре Keithley 2000E: Установив дополнительную плату 2000-SCAN, можно использовать до 10 каналов для измерений напряжения или сопротивления по 2-проводной схеме либо до 5 каналов для измерений сопротивления по 4-проводной схеме; Установив дополнительную плату мультиплексора 2001-TSCAN, можно задействовать до 9 каналов для измерений температуры при помощи термопар. На плате установлен эталонный датчик компенсации холодного спая. DMM6500 позволяет повысить эффективность производственных испытаний. Продолжительность тестирования уменьшается за счёт более быстрых измерений. Кроме того, используя одну схему испытаний, можно протестировать до 10 устройств. При помощи разработанного компанией Keithley и встроенного в прибор процессора сценариев тестирования (TSP®) позволяет свести к минимуму обращения к ПК и сократить время тестирования, а, кроме того, выполнять тестирование и управлять другими приборами с подключением TSP или LAN При этом, длительность сигналов для измерений не короче, чем 0,0005 периода сигнала сети питания или 8,3 мкс (10 мкс) для сети с частотой 60 Гц (50 Гц). Мультиметр DMM6500 имеет широкий спектр интерфейсов. Стандартные интерфейсы установленные в приборе включают LAN LXI и USB, а предлагаемые в качестве опций предлагаются GPIB, RS-232 и TSP-Link®. Эмуляция кода, предоставляемая для популярных приборов Keithley и мультиметров других производителей, позволяет быстро и просто выбрать необходимую систему команд. Технические характеристики мультиметра DMM6500: Верхний предел диапазона 1) Входное сопротивление Пределы допускаемой абсолютной погрешности 2,3) Температурный коэффициент (/°C), не более 2) Измерение постоянного напряжения 100 мВ >10 ГОм (10 ±0,1) МОм ±(3·10-5 ·U + 3,5·10-5 ·DU) 4) ±(1·10-6 ·U + 5·10-6 ·DU) 1 В ±(2,5·10-5 ·U + 6·10-6 ·DU) ±(1·10-6 ·U + 1·10-6 ·DU) 10 В ±(2,5·10-5 ·U + 5·10-6 ·DU) 100 В (10 ±0,1) МОм ±(4·10-5 ·U + 6·10-6 ·DU) ±(6·10-6 ·U + 1·10-6 ·DU) 1000 В 1) Максимальное измеряемое значение на 20 % выше указанных верхних пределов для всех диапазонов, кроме 1000 В, для которого максимальное измеряемое значение выше на 1 %. 2) U – значение измеряемого напряжения; DU – верхний предел диапазона. 3) При температуре (23 ±5) °C, после времени прогрева 30 минут. 4) С функцией относительных измерений (Rel) после установки нуля с короткозамкнутыми наконечниками измерительных проводов. Верхний предел диапазона 1) Сила испытательного тока Пределы допускаемой абсолютной погрешности 2,3,4) Температурный коэффициент (/°C), не более 2) Измерение электрического сопротивления постоянному току 1 Ом 5) 10 мА ±(8,5·10-5 ·R + 2·10-4 ·DR) ±(6·10-6 ·R + 1·10-5 ·DR) 10 Ом 10 мА ±(8,5·10-5 ·R + 2·10-5 ·DR) ±(6·10-6 ·R + 1·10-6 ·DR) 100 Ом 1 мА 1 кОм 1 мА ±(7,5·10-5 ·R + 6·10-6 ·DR) 10 кОм 100 мкА 100 кОм 10 мкА ±(7,5·10-5 ·R + 1·10-5 ·DR) 1 МОм 10 мкА ±(1·10-4 ·R + 6·10-6 ·DR) 10 МОм 6) 0,7 мкА ±(4·10-4 ·R + 1·10-5 ·DR) ±(7·10-5 ·R + 1·10-6 ·DR) 100 МОм 6) 0,7 мкА ±(2·10-3 ·R + 3·10-5 ·DR) ±(3,85·10-4 ·R + 1·10-6 ·DR) 1) Максимальное измеряемое значение на 20 % выше указанных верхних пределов. 2
Category: Программируемые реле
Price: 0 RUB
Supplier country: RUS

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0