Searched product:
Brand: Baumer 11208701 99% 11208701 - GXMMS.4205PA2 (1 Angebot) BAUMER GXMMS.4205PA2, Herstellernummer: 11208701 nicht lagernd
Part number: Baumer 11208701 99% 11208701 - GXMMS.4205PA2 (1 Angebot) BAUMER GXMMS.4205PA2, Herstellernummer: 11208701 nicht lagernd
Name: 11208701 - GXMMS.4205PA2
Description: Baumer: 11208701 - GXMMS.4205PA2 (11208701) in 'Baumer-Artikel' > 'Zubehör': Order best price offe<supplier> for 11208701 - GXMMS.4205PA2 direct at <supplier>, the procurement platform for business customers.
Category: Sensors, Rotary encoders: Absolute rotary encoders
Price: 915.3 EUR
Supplier country: AUT

Found product:
Brand: A&D Instruments
Part number: GX-203A-EC
Name: Präzisionswaage A&D GX-A
Description: Fortschrittliche und multifunktionale Präzisionswaage A&D GX-A — mit elektronischem Selbsttest und automatischer Berechnung der Mindesteinwaage unter realen Arbeitsbedingungen am Aufstellort. Jetzt auch geeicht ab Werk verfügbar.Die neue Präzisionswaage GX-A von A&D Instruments überzeugt durch eine robuste Konstruktion aus Alu-Druckgussgehäuse und Edelstahl-Unterseite und — dank des bewährten und weiter optimierten Super-Hybrid-Sensors (SHS) — durch ein superschnelles Wägesystem. Bei schockartigen Belastungen, die das Wägesystem überlasten könnten, erhält der Nutzer direkt eine Warnung im Display.Ein großer Speicher, das hervorragend ablesbare Reverse Backlit LCD-Display und viele nützliche und leicht bedienbare Funktionen runden das Gesamtpaket ab. Produktdetails: Weitere Schnittstellen, Fußtaster, Ionisator, etc. bieten wir gern auf Anfrage an. Konstruktion: Stabiles Gehäuse aus Aluminuim-Druckguss, Edelstahl Unterseite mit intergriertem Überlastschutz, bewährte Wägezelle (Super-Hybrid-Sensor / SHS) mit elektromagnetischer Kraftkompensation für genaue und reproduzierbare Wägeergebnisse, statischer Überlastungsschutz gegen quer oder vertikal auftretende Kräfte, Edelstahl-Wägefläche, abnehmbar zur leichten Reinigung Sehr schnelle Wägeergebnisse durch eine Einschwingzeit von unter 1 Sekunde! (umgebungsabhängig) Display: Hervorragend ablesbares Reverse Backlit LCD, d.h. weiß leuchtende Ziffern auf schwarzem Grund, für optimale Ablesbarkeit auch unter schwierigen Lichtverhältnissen und von allen Blickwinkeln. Ziffernhöhe 18 mm. Eine Kapazitätsanzeige zeigt die momentane Belastung im Verhältnis zur Höchstlast in Prozent an. Überlasterkennung: Impact Shock Detection (ISD), erkennt schock- oder stoßartige Belastungen der Waage und zeigt diese in 4 Stufen im Display an. Ab der dritten Stufe ertönt zudem ein akustisches Warnsignal. Diese Belastungen werden in der Waage gespeichert und können später angezeigt und über eine Schnittstelle ausgegeben werden. Mindesteinwaagenberechnung: Mit Hilfe einer elektronisch gesteuerten Belastung (Electronically Controlled Load = ECL) durch das interne Justiergewicht, wird auf Tastendruck innerhalb von 1,5 Minuten die Wiederholbarkeit (Standardabweichung) unter den vor Ort herrschenden Umgebungsbedingungen gemessen und errechnet. Daraus kann die GX-A Waage selbstständig die Mindesteinwaage nach USP (United States Pharmacopeia) berechnen und den Anwender bei Unterschreitung der Mindesteinwaage durch ein blinkendes Signal im Display warnen. Bei Bedarf kann auch ein eigener Wert für die Mindestlast eingegeben werden. Durchflussmengenanzeige (Flow Rate Display = FRD): Durchflussmessungen müssen nicht mehr mühsam per Stoppuhr oder über den PC durchgeführt werden. Durch die interne Durchflussmengenberechnung in Verbindung mit der internen Uhr der Waage, kann die Berechnung ohne Zeitverzögerung angezeigt und über die Schnittstelle und das kostenlose Programm WinCT-FRD aufgezeichnet, dargestellt und weiter verarbeitet werden. Interne Justierautomatik: Ein internes Justiergewicht stellt die Waage manuell auf Knopfdruck oder zeit- und temperaturgesteuert neu ein und sorgt somit stets für hohe Genauigkeit, auch bei wechselnden Umgebungsbedingungen. Eine beleuchtete Libelle an der Vorderseite der Waage und leicht erreichbare Nivellierfüße helfen bei der genauen, waagerechten Ausrichtung der GX-A. Interner Speicher für bis zu 200 Wägeergebnisse und 50 Kalibrierergebnisse Funktionen: Wägen Tara, mit Speicherung des Tarawertes auch nach einem Stromausfall Stückzählung mit automatischer Zähloptimierung Prozentwägen Tierwägefunktion / Durchschnittswägung Mindesteinwaage und Wiederholbarkeit berechnen Kontrollwägen, Grenzwertermittlung von Wägungen oder Durchflussraten und mehrstufige Ausgabe über das Display, ein Tonsignal oder ein optional erhältliches Komparator-Relais Durchflussmesung Dichtebestimmung, optionales Dichtebestimmungsset erhältlich Unterflurwägung (Öse auf der Unterseite) einstellbares Ansprechverhalten (fast, mid, slow) Verschiedene Wägeeinheiten einstellbar: g, oz, lb, lb-oz, zt, ct, mom, dwt, pcs und SG (spezifisches Gewicht), frei definierbare Einheit, bei geeichter Waage nur g Auto Power-On, Auto Power-Off, einstellbar Inkl. Glaswindschutz bei 0,001g und 0,01g Modellen (Innenraum BxTxH: 144x144x77mm), optional größerer Glaswindschutz alternativ auch mit integriertem Ionisator verfügbar Schnittstellen: RS-232C (D-Sub 9) und USB (Mini B USB 2.0) inkl. USB-Kabel im Lieferumfang, die USB-Schnittstelle eignet sich als Quick-USB (HID = Human Interface Device) Schnittstelle zur direkten Datenübertragung in EDV-Programme (z.B. Excel) ohne zusätzliche Software oder Treiberinstallation, oder als virtueller COM-Port. Weitere Schnittstellen optional. Stromversorgung: Steckernetzteil (inkl.), optional erhältlicher Akku Inkl. Arbeitsschutzhaube über Gehäuse und Display, nachbestellbar Gesamtabmessungen (ohne Windschutz): BxTxH 212 x317 x 93 mm Eigengewicht: ca. 5 kg Wägen Tara, mit Speich
Category: Präzisionswaagen: GX-A Waagen
Price: 1634.4 EUR
Supplier country: DEU

Same real-world product (1 = yes, 0 = no): 0