e melhor estabilidade e repetibilidade. Mais recentemente, os avancos na tecnologia de microprocessadores tem levado a novos niveis de desempenho de hoje sofisticadas, faceis de utilizar os instrumentos em miniatura.Para qualquer aplicacao de ultra-sons de Medicao, a escolha de um transdutor gage otima e sera baseado no tipo de material de teste, a sua gama de espessura, eo grau de precisao da medicao requerida. Tambem e necessario considerar a geometria da peca, temperatura e outras circunstancias especiais que possam afetar a configuracao de teste. selecao Transdutor e discutido em detalhe na Secao 2 deste tutorial.Comercial calibres de espessura ultra-som sao divididas em dois tipos gerais, medidores de corrosao e calibres de precisao. Talvez a aplicacao mais importante para gaging ultra-sonica e medir a espessura da parede remanescente de tubos metalicos, tanques, pecas estruturais, ou vasos de pressao sujeitos a corrosao interna que nao pode ser detectado a partir do exterior. gages corrosao sao otimizados para este tipo de medicao, e eles usam especializada transdutores de elemento duplo com o transmissor separado e elementos receptor angular em direcao ao outro para criar um caminho em forma de V de som no material de ensaio. manometros de precisao sao usadas normalmente para todos os tipos de medida que pesquisa a corrosao, envolvendo uma ampla variedade de materiais de engenharia e geometrias. Eles usam transdutores de elemento unico.Dentro dessas duas categorias gerais, instrumentos vao do simples ao sofisticado. O mais simples sao pequenos calibres, dispositivos de mao que sao otimizadas para aplicacoes especificas, utilizando um numero limitado de transdutores. Instrumentos mais sofisticados incorporam onda exibe para auxiliar o operador na configuracao do ensaio e interpretacao, bem como mais avancado software de analise de sinal. Capacidade de registro de dados e compatibilidade PC sao universais entre os melhores instrumentos disponiveis atualmente no mercado.As ondas sonoras sao em torno de nos, como vibracoes mecanicas efectuadas por um meio como o ar ou agua. testes de ultra-som envolve frequencias alem do limite superior da audicao humana, superior a 20 KHz e mais comumente na faixa de 500 KHz a 20 MHz, apesar de frequencias mais altas e mais baixas sao por vezes utilizados tambem. A frequencia de teste exato sera selecionado no que diz respeito a aplicacao especifica na mao. Todos os medidores de espessura ultra-sonico trabalho de muita precisao medindo quanto tempo leva para um pulso de som que foi gerado por uma sonda chamado de transdutor ultra-sonico para viajar atraves de uma amostra. As ondas sonoras vao refletir a partir de fronteiras entre materiais dissimilares, tais como o ar ou liquido no interior de uma parede do tubo de aco, por isso esta medida pode normalmente ser feitos a partir de um dos lados em um "pulso / echo" modo.Traducao do ingles para portuguesO transdutor inclui um elemento piezoeletrico, que e animado por um impulso de curto-circuito para gerar uma explosao de ondas ultra-sonicas. As ondas sonoras sao acoplados no material de teste e percorre-lo ate que encontra uma parede traseira ou outro limite. As reflexoes em seguida, viajar de volta para o transdutor, que converte