e tamanho inadequados, o profissional optico confia demais num indice mais alto de lente como o 1.67 para deixar a lente fina mas o resultado fica decepcionante. Numa armacao grande um indice alto de lente nao resolve espessura, apenas ameniza. Agora sim a surfassagem pode fazer diferenca ja que as lentes para hipermetropia podem ficar mais finas do que as prontas se fabricadas sob medida, desde que o laboratorio use a curvatura adequada de materia prima conjugada ao calculo mais "agressivo" para a reducao de espessura da lente em sua regiao central. Caso o laboratorio abra mao do "medinho"em perder a materia prima na producao, as lentes para hipermetropia vao ficar mais finas que as prontas. A excecao a este caso e quando voce pede para surfassar uma lente visando o uso de uma armacao fio de nylon pois o resultado de espessura, neste caso especifico, ficara bem pior do que na lente pronta de fabrica. Vou dar mais detalhes sobre o inconveniente nylon daqui a pouco. Lente positiva com maior concentracao de espessura (centro) na area nasal da armacao. Solucao adequada: quanto maior a hipermetropia maior a necessidade da escolha de uma armacao de aro fechado em tamanho proporcional ao rosto, fazendo com que o olho fique posicionado o mais proximo possivel do meio da lente de demonstracao da peca. Quanto mais ao meio o olho ficar mais homogeneo sera o recorte da lente com melhor distribuicao de espessura. Apos a escolha da armacao adequada, utilizar um indice de lente compativel com a hipermetropia do usuario.Indices compativeis: sao aqueles que proporcionalmente e em conjunto com a armacao adequada vao oferecer a melhor reducao de espessura possivel, sendo que nas faixas de hipermetropia as recomendacoes para maxima performance sao as seguintes...+0,25 a +1,75 indices 1.50 ou 1.53 +2,00 a +3,00 indices 1.56 ou 1.59 ou 1.61+3,25 a +8,00 indice 1.67+8,25 a +9,00 indice 1.74Evite ao maximo as armacoes com lentes presas a fio de nylon pois sao as que apresentam o pior resultado estetico para o encaixe de lentes para hipermetropia. As lentes ficam grossas demais na borda inferior (totalmente exposta na armacao) e muito fina nas temporais, fazendo com que o nylon escape acidentalmente por diversas vezes. 2- Receituario cilindrico ou esfero-cilindricoReceituario plano-cilindrico significa que o usuario possui apenas prescricao para a correcao de graduacao cilindrica, isso e, astigmatismo.Receituario esfero-cilindrico significa que o usuario possui prescricao esferica e cilindrica combinadas, isso e, miopia e astigmatismo ou hipermetropia e astigmatismo. Observe os exemplos abaixo:Receituario plano-cilindrico. Sem graduacao esferica, so astigmatismo.Receituario esfero cilindrico. Graduacao esferica negativa(miopia) e astigmatismo.Receituario esfero cilindrico. Graduacao esferica positiva(hipermetropia) e astigmatismo.Lente esfero-cilindricaAs lentes plano-cilindricas ou esfero-cilindricas sao feitas com duas curvaturas de valores distintos sendo que a curva que determina o grau esferico vai gerar maior espessura e a curva que determina o astigmatismo vai gerar menor espessura, ou seja, lentes plano-cilindricas e esfero-cilindricas possuem espessuras diferentes ao longo de suas bordas.A prescricao de uma graduacao cilindrica e sempre acompanhada do eixo. Eixo e a posicao (rotacao que vai de 1o a 180o) que a lente deve obedecer para