HACHURASNorma NBR 12298 (pontos importantes).As hachuras sao feitas numa mesma direcao na mesmapeca, caso se tenha um conjunto devem ser apresentadas emdirecoes opostas ou espacamentos diferentes.Pinos, parafusos e rebites nao devem ser hachurados.Para areas de corte muito grande, as hachuras podem ser limitadas avizinhanca do contorno.As hachuras tem sempre a mesma direcao mesmo para cortescompostos. Caso haja necessidade de representar dois elementosalinhados manter a direcao das hachuras porem com linhasdesencontradas.Caso haja necessidade de se inscreverna area hachurada a mesma deve serinterrompida.Pode-se utilizar as hachuras paraindicar o tipo de material O paquimetro e um instrumento usado para medir as dimensoes lineares internas, externas e de profundidade de uma peca. Consiste em uma regua graduada, com encosto fixo, sobre a qual desliza um cursor.1. orelha fixa 8. encosto fixo2. orelha movel 9. encosto movel3. nonio ou vernier (polegada) 10. bico movel4. parafuso de trava 11. nonio ou vernier (milimetro)5. cursor 12. impulsor6. escala fixa de polegadas 13. escala fixa de milimetros7. bico fixo 14. haste de profundidadeO cursor ajusta-se a regua e permite sua livre movimentacao, com um minimo de folga. Ele e dotado de uma escala auxiliar, chamada nonio ou vernier. Essa escala permite a leitura de fracoes da menor divisao da escala fixa.O paquimetro e usado quando a quantidade de pecas que se quer medir e pequena.Os instrumentos mais utilizados apresentam uma resolucao de:0,05 mm, 0,02 mm, 1/128" ou 0,001"As superficies do paquimetro sao planas e polidas, e o instrumento geralmente e feito de aco inoxidavel. Suas graduacoes sao calibradas a 20oC.Ha varios tipos de paquimetros para possibilitar medidas em pecas de caracteristicas diferentes. Alguns exemplos sao:Tipo de paquimetroUtilizacaoPaquimetro universalE utilizado em medicoes internas, externas, de profundidade e de ressaltos.Trata-se do tipo mais usado.Paquimetro universal com relogioO relogio acoplado ao cursor facilita a leitura, agilizando a medicao.Paquimetro com bico movel (basculante)Empregado para medir pecas conicas ou pecas com rebaixos de diametros diferentes.Paquimetro de profundidadeServe para medir a profundidade de furos nao vazados, rasgos, rebaixos etc.Esse tipo de paquimetro pode apresentar haste simples ou haste comgancho.Paquimetro duploServe para medir dentes de engrenagens.Paquimetro digitalUtilizado para leitura rapida, livre de erro de paralaxe, e ideal para controleestatistico.NONIO:O nonio e a parte do paquimetro cuja finalidade e proporcionar uma medida com uma resolucao menor (mais precisa) do que a feita somente com a escala fixa.A escala do cursor e chamada de nonio ou vernier, em homenagem ao portugues Pedro Nunes e ao frances Pierre Vernier, considerados seus inventores.O nonio possui uma escala com n divisoes para X mm da escala fixa.No caso da figura ao lado, o nonio esta dividido em 10 partes iguais para 9 mm. Cada divisao do nonio possui 9/10 mm, portanto o 1o traco do nonio esta a 1/10 mm do proximo traco na escala fixa (comprimento esse que e a resolucao do paquimetro), o 2o traco do nonio esta a 2/10 mm do seu proximo traco na escala fixa e assim sucessivamente.CALCULO DE RESOLUCAO:A resolucao de um paquimetro e a distancia compreendida entre a 1a subdivisao do nonio e a subdivisao subsequente na escala fixa.Se o nonio mede X mm, e