DISTINGUINDO CORRETAMENTE OS TRES PARAMETROS QUE EXPRESSAM A PRECISAO DE UM METODO ANALITICO Conforme estabelecido, meu objetivo com esta postagem, e tornar perfeitamente claro o exato significado dos 3 parametros que expressam a precisao de um metodo analitico.Como sabemos, esses parametros sao os seguintes: repetitividade, precisao intermediaria e reprodutibilidade.Muita gente tem dificuldade de distinguir corretamente esses parametros.Isso fica evidente no meu contato com o pessoal dos diversos laboratorios quimicos e farmaceuticos a que presto consultoria e assessoria e com os alunos dos cursos que ministro em que abordo esse assunto. As pessoas costumam confundir principalmente precisao intermediaria com reprodutibilidade.Essa confusao e compreensivel, pois ate certo tempo atras, nao se falava em precisao intermediaria. A precisao de um metodo de analise era expressa por dois parametros apenas: repetitividade e reprodutibilidade, as quais costumavamos nos referir como "repe" e "repro". A reprodutibilidade, no entanto, era avaliada sob dois enfoques distintos e um deles correspondia ao que chamamos hoje de precisao intermediaria.Com isso, havia o que denominavamos reprodutibilidade interlaboratorial, que e o que chamamos hoje, simplesmente de reprodutibilidade e a denominada reprodutibilidade intralaboratorial, que correspondia ao que atualmente conhecemos como precisao intermediaria e analisamos, nao mais, como um tipo de reprodutibilidade, mas, como um parametro a parte. Isso justifica a confusao que as pessoas tendem a fazer entre reprodutibilidade e precisao intermediaria.A melhor forma de entendermos a exata diferenca dos 3 parametros: esses dois, reprodutibilidade e precisao intermediaria e repetitividade e a partir das definicoes fornecidas pelo Vocabulario Internacional de Metrologia (VIM) para os mesmos e tambem para precisao.Ao vermos as definicoes apresentadas para esses termos, na edicao brasileira vigente desse documento, que e a 1a edicao brasileira do VIM 2008, publicada em 2009 pelo INMETRO e disponivel para download gratuito no site do orgao, no link abaixo, observamos que todos os 3 parametros devem ser avaliados atraves de execucoes repetidas da analise, que chamamos de replicas ou mais comumente, de replicatas, efetuadas sob condicoes especificas, em cada caso.http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/VIM_2310.pdfDependendo das condicoes adotadas, o que e analisado (material analisado), quem executa a analise (analista), onde e como esta e executada (laboratorio onde e feita e o equipamento utilizado) e o intervalo de tempo entre as replicatas podem variar. Sao esses fatores que definem as condicoes de realizacao da analise, de acordo com qual dos 3 parametros desejamos avaliar.No quadro abaixo, apresento quais sao essas condicoes na avaliacao de cada um dos 3 parametros:Acredito que atraves desse quadro, voces conseguirao entender perfeitamente o que cada parametro representa exatamente e em que um difere do outro e venham assim, a eliminar todas as duvidas que possam ter quanto a isso.Porem, restando ainda alguma duvida, nao hesitem em me contatar e sera para mim, uma grande satisfacao poder esclarece-la.Ate a proxima postagem, que sera neste mesmo campo!Explicarei a exata razao para a avaliacao de precisao intermediaria (como quando queremos testar a performance de um novo equipamento na execucao de uma analise) nao ter necessidade de ser executada com um MRC ou mesmo um MR, como vimos na postagem anterior a esta.Ate la, entao!Abraco forte!Luiz COMO E COM QUE VALIDO