quantita di dB sopra o sotto il riflesso di riferimento.Scala:Questo controllo e cio che permette di posizionare il riflesso di un certo spessore o viaggio sonico, lo schermo orizzontale del dispositivo, cioe la distanza percorsa dal fascio di ultrasuoni all'interno del materiale.Se il fascio di ultrasuoni sta attraversando uno spessore di 300 mm e la scala e tarata a 100 mm, non mostrera l'eco di questo spessore (echo), sul display del ricevitore.A seconda del dispositivo, la gamma puo raggiungere i 5 metri, ma il limite piu alto della scala si trovano in dispositivi portatili, non superiore a 2 metri.Ci sono due comandi o regolazioni di scala, uno dei quali e chiamato grossolana, che ha le posizioni di 25, 50, 100, 250, 500, 1500mm, salendo verso il soffitto della scala. L'accordatura altri esistenti, tweaking, permette che sia possibile stabilire esattamente il livello desiderato, il posizionamento e l'eco delle eco o di sfondo o di qualsiasi altra considerazione, in qualsiasi posizione sulla scala orizzontale dello schermo, che consente di calibrare le scale per esempio, 157 , 0 mm, 975 mm. Questa impostazione consente di ingrandire o rimpicciolire gli echi.Consente di regolare l'unita in modo da poter lavorare con uno o piu echi in sottofondo.L'asse orizzontale dello schermo mostra di solito un grado che va da '0 'a '10' nel mese di dicembreQuando abbiamo un tale spessore di 273 mm e posizionato sul display del ricevitore, l'originale echo e echo zero in fondo, che corrisponde ad uno spessore di 273 mm in 10, quindi abbiamo una gamma di 273 mm.Regolazione del punto zero:E 'il controllo che muove gli echi a destra ea sinistra, senza cambiare la distanza tra loro. Permette il posizionamento iniziale eco a zero e con l'aiuto di ridimensionamento, che elimina o vicino gli echi, e possibile posizionare altri echi secondo la taratura utilizzataImpostazione della frequenza:Consente di selezionare il dispositivo, la frequenza del trasduttore utilizzato.Nei dispositivi attuali, questa regolazione e automatica.Regolare la velocita di propagazione:Quando l'unita cambiato la velocita di propagazione, vi e chiaramente sullo schermo che l'eco riflesso, prodotta da un interfaccia, cambia posizione sullo schermo, cambiando ben poco la posizione iniziale dell'eco.Con questa impostazione si possono confrontare i tassi di vari materiali.L'apparecchio ad ultrasuoni e impostato per misurare il tempo di propagazione del suono ad una data distanza.La marmitta di:Ha la funzione di un filtro, elimina l'eco portatile piccolo schermo i riflessi causati dal giunto e le strutture interne dei materiali a grana grossa (erba).Dovrebbe essere un sacco di attenzione nell'uso di cancellazione del rumore, perche se ci sono piccole riflessioni da discontinuita molto piccole, corre il rischio di eliminarli dallo schermo.Blocco di taratura:Sono blocchi che possono essere utilizzati per verificare le caratteristiche dei trasduttori e di calibrare le scale che vengono utilizzati nel test.Deve essere fatta o acquistati con lo stesso materiale o di un materiale simile ad ultrasuoni al materiale da testare. Deve avere calibrato la loro dimensione e possono o non possono avere discontinuita naturali o artificiali. Due blocchi ampiamente usato nella taratura delle caratteristiche di scala e gli angoli di incidenza sono conosciuti per bloccare bloccare i