Ola,Pessoal!Como estarei em viagem para participacao e apresentacao do trabalho de pesquisa ate 04 de junho, venho informar que o blog ficara sem atualizacao ate o meu retorno.Infelizmente parao BLOG, mas felizmente pela viagem que esta sendo proveitosa tanto pelo descanso como pelo lado profissional, so poderei atualiza-lo quando voltar.Obrigado pela consideracao de todos.Jose Rabelo Bioceramicas tradicionais Muitas das mais tradicionais ceramicas sao usadas para aplicacoes de bioceramicas. Por exemplo, aluminio e zirconia sao usados como materiais inertes para uma ampla gama de aplicacoes desde 1960. A alta dureza, baixo coeficiente de friccao e resistencia excelente a corrosao oferece vantagens para o uso em superficies articulares nas aplicacoes ortopedicas. Suas microstruturas sao controladas para inibir a fadiga estatica e o crescimento de rachaduras por desgaste de longo tempo quando submetido a baixas cargas. Ceramica de Alumina com Aplicacoes em Implante A alumina e atualmente usada em implantes dentarios e ortopedicos. Foi utilizado em artroplastias total de quadril (ATQ) com a cabeca femural com particulas de polietileno de peso molecular extremamente-alto (UHMWPE). Outras aplicacoes para a aluminia sao as camadas porosas para cabecas femurais, espacadores de alumina porosa (especificamente em cirurgia de revisao) e no passado como policristalino e formas de cristais simples em aplicacoes dentarios como implantes dentarios.AluminaZirconia parcialmente Estabilizada em Aplicacoes de Implantes Comparado com a alumina, o ZPE tem forca flexural mais alta, dureza a fratura e modulo de Weibull alto (confianca melhor), como tambem baixo modulo Young's e a habilidade de ser polido na superficie. A dureza a fratura mais alta e de importancia em cabecas femurais devido as forcas de tracao.ZirconiaZirconia em Aplicacoes Clinicas A Zirconia parcialmente estabilizada de cabecas femurais compoem aproximadamente 25% do numero total de operacoes por ano na Europa, e 8% dos procedimentos de implantes de quadril nos E.U.A. Foi informado que mais de 400,000 quadris de zirconia foram implantados em cabecas femurais de 1985 ate 2001. A maioria das cabecas femurais (policristal de zirconia tetragonal, PZT) consiste em 97 mol% ZrO2 e 3 mol% Y2O3. Embora nao totalmente tao duro quanto a alumina, o PZT ainda possui resistencia excelente e foi usado para aplicacoes ortopedicas semelhantes aos da alumina.Cabecas femurais de ZirconiaHidroxiapatita O primeiro estudo de difracao de radiografia de osso foi publicado por De Jong em 1926 nos quais a apatita foi identificada como a fase unica de mineral. Ele tambem informou marcando as linhas de difracao da apatita do osso onde ele atribuiu o tamanho do cristalino muito pequeno. Apenas em 1970 que a hidroxiapatita sintetica [Ca10(PO4)6 (OH)2] foi aceita como um biomaterial potencial que forma um laco quimico forte com o osso in vivo, permanecendo-se estavel, sobre condicoes severas encontradas no ambiente fisiologico.Hidroxiapatia em esmalte dentarioBiovidros e Ceramicas de Vidros Bioativos Desde a descoberta dos biovidros que unem o tecido vivo (Bioglass) por Hench e Wilson, varios tipos de oculos bioativos e ceramicas com funcoes diferentes como forca mecanica alta foram desenvolvidas. Os oculos que foram investigados para implantacao estao principalmente baseados em silica (SiO2) que pode conter quantias pequenas de outras fases cristalinas. A aplicacao mais proeminente e prospera