os raios catodicos. Alem disso, os equipamentos de producao dos raios X incluem um controlador eletronico de tempo para regular a duracao do bombardeamento anodico e, por conseguinte, servem para regular o tempo no qual sao produzidos os raios X.Componentes para instalacao dos Raios-X: Transformador Painel de Comando Ampola Mesa para o pacienteAlguns equipamentos detem de Tecnologia de Video para monitoramento de imagens a distancia.Painel de Controle:O painel de Controle dos equipamentos de raios-X possui, alem da chave principal para ligar e desligar o sistema, tres controles que servem para selecionar: a alta tensao, a corrente de aquecimento do filamento e o tempo de exposicao.Para disparar a producao dos Raios-X existe um controle de exposicao chamado de preparo ou stand-by que prepara a ampola fazendo girar o anodo e aquecendo o catodo, e outro que inicia o processo de bombardeamento do anodo. O transformador tem sua armadura aterrada para prevenir acidentes com choque eletrico.Os circuitos primarios e secundarios estao mergulhados em oleo mineral de elevada constante dieletrica. Ele serve para isolar esses circuitos e para refrigera-los. Ha um circuito para baixa tensao e outro para alta tensao.A baixa tensao e entregue ao filamento sob a forma alternada, para aquecer o filamento enquanto a alta tensao e continua, para acelerar o feixe de raios catodicos em um dado sentido.Assim, na saida do secundario de alta tensao existe um circuito retificador para que a alta voltagem seja continua. Os transformadores recebem uma alimentacao de 110/220v, 60Hz e fornecem ao filamento uma diferenca de potencial de aproximadamente 10v e ao catodo- anodo uma tensao variavel entre 40kV e 150 kV.A duracao de tempo a exposicao e controlada por um temporizador eletronico que controla o circuito de alta tensao dos transformadores. Seria pouco eficaz querer controlar o aquecimento do filamento uma vez que ele se aquece e se resfria com retardo. O circuito de Alta tensao, por sua vez, responde quase que instantaneamente aos comandos de ligar e desligar.A Sala de Raios-X:A sala de raios- X e um ambiente especial. Suas paredes sao recobertas por uma camada de chumbo e os vidros de observacao tambem contem chumbo na sua composicao, a fim de reduzir a passagem de radiacoes para os ambientes vizinhos.Alguns dos equipamentos presentes na sala de Raios-X:Negatoscopio para diagnostico - Aparelho dotado de iluminacao especial para perfeita observacao dos negativos ou chapas radiograficas.Processadora Automatica de Raios X3. Identificador Radiografico (Camara Escura)- Identificador radiografico eletronico para utilizacao em camara escura permite identificacao dos filmes atraves de fichas. Com ajuste de luminosidade, acompanha placas de chumbo para isolamento da area identificada. Fornecido em 110 v.Lanterna de Seguranca (Camara Escura)Veneziana (Camara Escura)- Utilizada em camara escura para entrada de ar, trabalhando em conjunto com o exaustor.Exaustor (Camara Escura)- Indicado para circulacao do ar dentro da camara escura. Recomendamos o uso do exaustor com a veneziana para camara escura. Equipamento de uso obrigatorio conforme Portaria 453 do ministerio da saude.Passa Chassis (Camara Escura)- Sistema de abertura seguro permitindo abertura de apenas uma das portas. Utilizacao: Camara escura para transicao de chassis para sala de diagnostico.Sinaleiro Luminoso (Camara Escura)-