relacionado com a ocorrencia de uma ligacao molecular especifica e reversivel entre o soluto e o ligante fixado a fase estacionaria em determinadas condicoes de pH e temperatura, metodo bastante empregado na separacao de macromoleculas biologicas. (Cromatografia, principios basicos, 2003). A medida que os analitos eluem da coluna cromatografica ocorre a deteccao dos mesmos e e feita uma representacao da eluicao denominada cromatograma, no qual para cada analito e representado um pico. No cromatograma e possivel observar o tempo de retencao de cada componente da amostra, ou seja, o tempo que cada especie quimica levou para eluir, desde a entrada da amostra na coluna cromatografica. Assim, a caracterizacao e a identificacao das substancias presentes na amostra podem ser feitas mediante a comparacao dos tempos de retencao obtidos com o tempo de retencao de uma amostra padrao (conhecida) nas mesmas condicoes experimentais.Entretanto, mesmo as moleculas de uma unica substancia nao eluem de uma mesma coluna cromatografica na mesma velocidade devido a fenomenos de dispersao que ocorrem com as particulas do analito, fazendo com que as mesmas percorram caminhos diferentes durante a corrida e eluam com tempos de retencao diferentes. A diferenca no tempo de retencao entre a primeira e a ultima molecula de uma mesma substancia a sair da coluna e denominada largura de banda do pico. (Slide, Rosangela).Outro fator importante e o tempo de retencao corrigido (Tr )., o qual e obtido a partir da subtracao entre o tempo de retencao total e o tempo gasto para as moleculas da fase movel percorrer a coluna (tempo no qual o analito encontra-se na fase movel e movimenta-se com a mesma velocidade desta, T0), assim, o tempo de retencao corrigido equivale a parte do tempo em que as moleculas do analito ficaram retidas na fase estacionaria. (Slide, Rosangela).Ja a quantificacao de cada componente e feita mediante o emprego de uma curva de calibracao que relacione o sinal analitico com a concentracao dos analitos presentes na amostra.. Esse sinal analitico dependera dos equipamentos acoplados a coluna cromatografica. Os equipamentos basicos utilizados na CLAE estao evidenciados na figura 1.Figura 1 Equipamento basico de CLAE. a) reservatorio da fase movel; b) bomba de alta pressao; c) valvula de injecao; d) coluna; e) detector e f) registrador.O Reservatorio da fase movel e constituido de um ou mais reservatorios de vidro ou plastico inerte, cada um deles contendo 500 mL ou mais de um solvente. Como os gases dissolvidos e os particulados interferem negativamente na reprodutibilidade das analises e no tamanho das bandas de eluicao, geralmente o reservatorio da fase movel esta acoplado com um sistema de desgaseificacao e filtracao(Vogel,2008) . A remocao de gases dissolvidos e realizada a partir de desgaseificadores, os quais podem ser compostos por sistemas de aplicacao de vacuo, sistemas de destilacao, um dispositivo de aquecimento e agitacao ou um sistema de sparging, no qual a provocacao de pequenas bolhas de um gas inerte (em geral helio) insoluvel na fase movel arrasta os gases dissolvidos para fora da solucao. (Skoog, 2009). O sistema de bombeamento da fase movel e formado por uma ou mais bombas