sao marcados com Z (Zero) e S (Span). Ajuste Local SimplesO LD1.0permite somente a calibracao dos valores inferior e superior nesta configuracao.Calibracao do Zero e do SPANO LD1.0calibra de forma bastante simples o ajuste do Zero e do Span de acordo com a sua faixa de trabalho. Como este equipamento nao possui display, sera necessario o uso de um multimetro para o acompanhamento da calibracao.A calibracao de zero com referencia deve ser feita do seguinte modo:Aplique a pressao correspondente ao valor inferior;Espere a pressao estabilizar;Insira a chave magnetica em (Z) (veja Figura 7);Espere aproximadamente 2 segundosEm seguida, insira a chave magnetica em (S);Espere aproximadamente 2 segundos;Observe no multimetro que a corrente indicada e de 8 mA (veja Figura 8a);Insira novamente a chave magnetica em (Z) e, logo o transmissor passa a indicar 4 mA (veja Figura 8b);Remova a chave magnetica. Figura 8a - Configuracao do Zero Figura 8b - Configuracao do ZeroA calibracao de zero com referencia mantem o span inalterado. Para alterar o span, o seguinte procedimento deve ser executado:Aplique a pressao de valor superior;Espere a pressao estabilizar;Insira a chave magnetica em (S);Espere aproximadamente 2 segundos;Em seguida, insira a chave magnetica em (Z);Espere aproximadamente 2 segundos;Observe no multimetro que a corrente indicada e de 16 mA (veja Figura 8.c);Insira novamente a chave magnetica em (S) e, logo o transmissor passa a indicar 20 mA (veja Figura 8.d);Remova a chave magnetica. Figura 8c - Configuracao do SpanFigura 8d - Configuracao do Span Figura 9 - Conector para calibracao via ajuste localQuando o ajuste de zero e realizado, ocorre uma supressao/elevacao de zero e um novo valor superior (URV) e calculado de acordo com o span vigente. Se o URV resultante ultrapassar o valor limite superior (URL), o URV sera limitado ao valor URL e o span sera afetado automaticamente. Exemplo de aplicacao em Usinas de Acucar e Etanol As fotos a seguir mostram uma aplicacao com LD1.0 na medicao de pressao de oleo nos turbo-geradores. Figura 10 - LD1.0 na medicao de pressao de oleo nos turbo-geradores - Usina Santa Tereza. ConclusaoOs transmissores SMAR foram desenvolvidos para ser uma solucao robusta e altamente confiavel para a medicao de pressao. Apresenta grande flexibilidade nas aplicacoes devido ao uso de um sensor capacitivo que mantem o sinal digital desde a leitura do sensor ate a saida do transmissor, resultando em uma resolucao alta e eficaz.Com o LD1.0, usuarios podem economicamente aplicar em seus processos um transmissor robusto e confiavel, diferente dos transmissores descartaveis em sua categoria.E muito simples e facil.Para mais detalhes consulte: http://www.smar.com/brasil2/products/ld10.asp ReferenciasArtigos Tecnicos Cesar Cassiolato Artigos Tecnicos Evaristo O. Alves Material de Treinamento em Transmissores de Presao - Cesar Cassiolato Material de Treinamento em Transmissores de Presao - Evaristo O. Alves http://www.SMAR.com/Brasil2/products/LD300Series.asp http://www.SMAR.com/Brasil2/products/LD400Series.asp http://www.SMAR.com/brasil2/products/ld10.asp http://www.SMAR.com/brasil2/shownews.asp?Id=723 http://www.SMAR.com/newsletter/marketing/index21.html http://www.smar.com/brasil2/artigostecnicos/