- Nivel de ruido com a maquinafuncionando: 100 dB;NIVEL (2) - Nivel de ruido no mesmo local com amaquina desligada: 96 dB;Diferenca entre os niveis (N1-N2): 4 dB;Diferenca a ser subtraida do NIVEL (1): 2,2 dB;Resultante: 100 2,2 =97,8 dB => Esse e o nivel de ruido emitido pela maquina (N1). A Tabela Iacima facilita o calculo, considerando que soma de decibeis se tratar defuncoes logaritmicas e nao de aritmetica. Dai o artificio da Tabela I para sechegar ao resultado.O metodode avaliacao utiliza as medicoes do nivel de pressao sonora equivalente (LAeq),em decibeis ponderados em "A", comumente chamado dB(A), exceto, se onivel corrigido Lc para ruido com caracteristicas impulsivas ou de impacto edeterminado pelo valor maximo medido com o medidor de nivel de pressao sonoraajustado para resposta rapida (fast), acrescido de 5 dB(A).PARAMETROSPARA MEDICAO DO RUIDO DE FUNDO[4]AparelhagemMedidor de Nivel de Pressao Sonora - NPS(decibelimetro) conforme Norma ISSO/IEC 60651 Sonometros, funcionando naescala de compensacao A e circuito de resposta rapida fast. O Medidor deNivel de Pressao Sonora - NPS ou o sistema de medicao deve atender asespecificacoes da IEC 60651 para tipo 0, tipo 1 ou tipo 2.O calibrador acustico conforme especificacoes daIEC 60942, devendo ser classe 2, ou melhor.Procedimentopara medicoes I-Ambientesexternosa) As leituras devem ser tomadas com o microfone doaparelho numa altura entre 1,20 m e 1,50m acima do solo;b) O microfone do aparelho deve ser posicionado auma distancia de ate 3,5 m de qualquer superficie refletiva; c) Medicoes realizadas proximas a edificacoes omicrofone do aparelho deve ser posicionado a uma distancia de 0,50 m em frente aovao de uma janela aberta;d) Dotar o microfone de dispositivo protetor devento;e) Evitar medicoes com ocorrencia de chuvas,trovoes e relampagos;f) Evitar interferencia de outras fontes nos niveisde ruido da fonte em avaliacao.II-AmbientesInternosa) Posicionar o microfone do aparelho numa alturaentre 1,20 m e 1,50 m do piso;b) Posicionar o microfone do aparelho a umadistancia no minimo 1 m de quaisquer superficies, como paredes, teto, pisos emoveis;c) Posicionar o microfone do aparelho a umadistancia das janelas de 1,5 m;d) Realizar no minimo 03 (tres) medicoes separadas de0,5 m de distancia uma da outra ou 01 (uma) medicao a 1,5 m de distancia dajanela. Calcular a media aritmetica das tres medicoes para conhecimento dovalor representativo do local;e) Realizar as medicoes em condicoes normais de utilizacaodas janelas, portas, biombos, anteparos, etcConsideracoessobre ruidosa) Nivel de Pressao Sonora Equivalente (LAeq), emdecibeis ponderados em A [dB (A)] e o nivel obtido a partir do valor medio quadratico da pressao sonora (com aponderacao A) referente a todo o intervalo de medicao;b) Ruido impulsivo ou de impacto e o ruido quecontem impulsos (picos de energia acustica) com duracao menor do que 1 s e quese repetem a intervalos maiores do que 1 s (Ex.: Martelagens, bate-estacas,tiros e explosoes);c) Ruido continuo e o ruido que contem impulsos(picos de energia acustica) com duracao maior do que 1 s e que se repetem aintervalos menores do que 1 s, ou seja. O ruido continuo tambem pode serdefinido como o ruido que no intervalo de tempo de 05 minutos apresenta umavariacao menor ou igual a 6 dB(A),