(ETP) e consequentemente a variabilidade do processo. Ideais para aplicacoes de vazao. Por sua resposta linear, permite alta rangeabilidade com exatidao. Figura 1 - LD1.0 com sensor capacitivo Mantendo o sinal totalmente digital desde o sensor ate a aquisicao e leitura pela CPU permite infinitamente maior qualidade dos sinais, ficando livre de derivas termicas e degradacoes associadas aos metodos analogicos e que sao usados pela maioria dos fabricantes de transmissores de pressao. A medicao digital, portanto, reduz o Erro Total Provavel (ETP).Este principio de medicao direta e digital e usado em todos os transmissores SMAR da Serie 300 e Serie 400 (LD301, LD302, LD303, LD291, LD292, LD293 e LD400) e o LD1.0 (Sensor Economico). Desde 1988, quando a SMAR introduziu no mercado o LD300, este principio ja era usado e com isto a SMAR se tornou a primeira empresa em nivel mundial a ter um sensor de pressao com leitura direta e totalmente digital, garantindo medicoes com altas exatidoes e proporcionando menores variabilidades de processos. Como funciona o sensor capacitivo da SMAR?O sensor capacitivo e composto por uma parte mecanica que e a chamada celula capacitiva e uma parte eletronica que e basicamente um circuito ressonante.Veja a figura 2. Figura 2 - Sensor de Pressao Capacitivo SMARNo centro da celula esta o diafragma sensor. Este diafragma flexiona-se em funcao da diferenca de pressoes aplicadas ao lado direito e esquerdo da celula.Essas pressoes sao aplicadas diretamente aos diafragmas isoladores, os quais fornecem resistencia contra corrosao provocada por fluidos de processos. A pressao e diretamente transmitida ao diafragma sensor atraves do fluido de enchimento, provocando a sua deflexao.O diafragma sensor e um eletrodo movel. As duas superficies metalizadas sao eletrodos fixos. A deflexao do diafragma sensor e percebida atraves da variacao da capacitancia entre os dois eletrodos fixos e o movel.Uma vez que o movimento do diafragma sensor e minimo, a histerese e praticamente nula. O projeto do sensor, com tecnologia de ponta da SMAR, garante a linearidade e repetibilidade, tornando o sensor altamente confiavel em termos de leitura e exatidao.Figura 3 - Exemplo de um Transmissor Capacitivo SMAR: LD1.0 (HART/4-20mA)O circuito eletronico ressonante le a variacao da capacitancia entre a placa movel e a fixa. A CPU condiciona o sinal e comunica de acordo com o protocolo do transmissor. Como nao ha conversao A/D, os erros e desvios sao eliminadosdurante a conversao. O sensor de temperatura fornece a compensacao da temperatura que, combinada com a precisao do sensor de pressao, resulta em uma alta exatidao e rangeabilidade para as diversas series e modelos de transmissores SMAR.A variavel de processo, assim como a monitoracao e a informacao de diagnostico, e fornecida atraves do protocolo de comunicacao digital HART. LD1.0 - O transmissor de pressao economico capacitivo SMARO transmissor de pressao economico capacitivo SMAR LD1.0 foi projetado para medicoes de pressao manometrica e absoluta de liquidos, gases e vapores em muitas aplicacoes industriais. Este transmissor de baixo custo e o unico da categoria no mercado a utilizar a tecnologia da celula capacitiva como sensor de pressao fazendo a leitura de pressao de forma completamente digital.