paquimetro: A regua (parte maior contento a escala) e ocursor.Diferentemente de umaregua comum, o paquimetro apresenta alem da regua principal (escala) um cursoronde ha a escala secundaria denominada Nonio ou Vernier.Ha dois tipos deunidades: Milimetros e polegadas.Iniciando a leitura da medida:O primeiro passo paraidentificar uma medida apos a medicao e ler do zero da escala principal para ozero do nonio e em seguida verificar qual traco do nonio coincide com um tracoda escala principal.Na unidade milimetricaconta-se a quantidade de tracos do zero da escala principal para o zero daescala de Vernier. Adicione ao numero de tracos a quantidade de zeros de acordocom a resolucao do paquimetro.Uma dica e observar oencontro do traco zero do nonio indica que o traco 10 tambem coincide com umtraco da escala principal.Quando o traco do zerodo nonio nao coincide com nenhum traco da escala principal, ou seja, fica entredois tracos, o procedimento e contar os tracos entre o zero da escala principalao traco que fica a esquerda do zero do nonio. Para determinar a parte decimalveja qual traco do zero do nonio coincide com um traco da escala principal. Numero de Zeros para adicao na parte decimal.1mm/10 = 0,1 mm -Soma-se 1 zero1mm/20 = 0,05 mm -Soma-se 2 zeros1mm/50 = 0,02 mm -Soma-se 2 zerosCorreta medicao:Nas medicoes dediametros internos e necessario verificar se as orelhas do paquimetro estaoalinhadas corretamente com o furo e que estejam no centro do diametro.Nas medicoes dediametro externo tambem e necessaria a correto alinhamento e esquadrejamento dopaquimetro na superficie externa. Quanto a medicao deprofundidades, a vareta de profundidade deve estar paralela ao sentidolongitudinal da altura a ser medida.As faces de medicaointerna e externa devem abranger o maximo possivel da superficie usinada parahaver uma medida mais exata e uniforme. Pode-se usar as pontas das orelhasapenas para verificar despontamentos.Conservacao e Manipulacao Correta: Diariamente verificar a integridade dopaquimetro da seguinte forma: Verificar se o movimento do cursor e suave portoda a extensao da regua principal Evitar choquer, arranhoes e oxidacoes. Limpar o paquimetro periodicamente evitandodeposito de sujeira que venha a obstruir o movimento do cursor. Nao medir sobre rebarbas. As rebarbas danificamas faces de medicao e as desgastam mais rapidamente. Alem disso altera a medidareal da peca. Usar o paquimetro apenas para medir. Outrosusos como tracar riscos, retirar cavacos entre outros podem danificar o mesmo. Colocar o paquimetro em um local livre decontatos com objetos, principalmente abrasivos como limas e lizas e tambemlonge de locais passiveis de quedas. Isso vale para todos os equipamentos demedicao que exigem o mesmo tratamento. A leitura da medida deve ser feita frontalmenteevitando o "Desvio de Paralaxe", ou seja, o desalinhamento dos tracosvistos em diagonal. Medir mais proximo possivel da regua principalpara evitar a inclinacao do cursor durante a leitura. Levar o paquimetro a peca para medir e nao aocontrario. Nunca deixe o paquimetro com o parafuso defixacao fixo.Tiposde paquimetrosHa uma gama depaquimetros disponiveis para as mais variadas necessidades. Dentre todos o quemais se destaca e o paquimetro quadrimensional. E o mais simples, porem o maisusado por garantir a medicao da maioria das geometrias. O paquimetroquadrimensional possui este nome por oferecer