Protecao IP65. LD1.0 - Simplicidade ate na especificacaoO LD1.0 possui um codigo muito facil, tornado sua especificacao pelo usuario muito simples.Veja a figura a abaixo:Figura 4 - Codigo de Pedido do LD1.0 LD1.0 - Facil configuracaoO LD1.0 possui comunicacao HART e pode facilmente ser configurado por qualquer ferramenta HART que trabalhe com DD, EDDL e DTM.O Transmissor Inteligente de Pressao LD1.0 e um instrumento digital que oferece as mais avancadas caracteristicas que um aparelho de medicao pode oferecer. A disponibilidade de um protocolo de comunicacao digital (HART) permite que o instrumento possa ser conectado a um computador externo e ser configurado de forma bastante simples e completa. Estes computadores que se conectam ao transmissores sao chamados de HOST e eles podem ser tanto um Mestre Primario ou Secundario.Assim, embora o protocolo HART seja do tipo mestre escravo, na realidade, ele pode conviver com ate dois mestres em um barramento. Geralmente, o HOST Primario e usado no papel de um Supervisorio e o HOST Secundario, no papel de Configurador.Quanto aos transmissores, eles podem estar conectados em uma rede do tipo ponto a ponto ou multiponto. Em rede ponto a ponto, o equipamento devera estar com o seu endereco em "0", para que a corrente de saida seja modulada em 4 a 20 mA, conforme a medida efetuada. Em rede multiponto, se o mecanismo de reconhecimento dos dispositivos for via endereco, os transmissores deverao estar configurados com endereco de rede variando de "1" a "15". Neste caso, a corrente de saida dos transmissores e mantida constante, consumindo 4 mA cada um. Se o mecanismo de reconhecimento for via Tag, os transmissores poderao estar com os seus enderecos em "0" e continuar controlando a sua corrente de saida, mesmo em configuracao multiponto.No caso do LD1.0, o endereco "0" do HART faz com que o LD1.0 controle a sua saida de corrente e os enderecos "1" a "15" colocam o LD1.0 em modo multiponto sem controle da corrente de saida.O LD1.0 apresenta um conjunto bastante abrangente de Comandos HART que permite acessar qualquer funcionalidade nele implementado. Estes comandos obedecem as especificacoes do protocolo HART e eles estao agrupados em Comandos Universais, Comandos de Praticas Comum e Comandos Especificos.A seguir vemos na figura 5, uma tela de configuracao do CONF401, configurador HART SMAR:Figura 5 - Tela de configuracao do CONF401Alem disso, o LD1.0 pode ser facilmente configurado usando o HPC401, o programador de mao HART da SMAR. Veja a figura 6. Para mais detalhes veja:http://www.smar.com/newsletter/marketing/index65.htmlFigura 6 - HPC401 - Configurador Portatil HART em plataforma Palm LD1.0 - Ajuste LocalPara a disponibilidade da funcao de ajuste local e necessario um multimetro inserido em serie com a alimentacao do equipamento na escala de corrente ou a utilizacao de um acessorio (veja figura 9) que foi projetado para a ligacao do equipamento ao multimetro sem a necessidade de desconectar os cabos de alimentacao.O transmissor possui dois orificios, que permitem acionar os sensores da placa principal com a introducao do cabo da chave magnetica (veja Figura 7).Figura 7 - Ajuste Local de Zero e Span e Chave de Ajuste localOs orificios