RESUMOA escanometria pelo "metodo de Farill" e exame rotineiro na maioria dos servicos radiologicos. Ela permanece, ha mais de meio seculo, como um metodo amplamente utilizado para diagnostico da diferenca entre os membros inferiores e seu respectivo tratamento pelos especialistas de diversas areas. Contudo, detalhes na tecnica do exame e na avaliacao das medidas costumam ser ignorados ou negligenciados, comprometendo o resultado final. Este trabalho tem por objetivo divulgar os detalhes preconizados pelo autor, restaurando a precisao do metodo, bem como discuti-lo em relacao aos demais metodos.Unitermos: Farill; Escanometria; Membros inferiores; Diferenca.INTRODUCAOA maneira mais precisa de se avaliar a diferenca entre os membros inferiores e por exames de imagem(1). O primeiro metodo de escanografia foi descrito por Merrill em 1942(2). Em 1953, o Dr. Juan Farill descreveu uma tecnica pratica para medir diferencas entre os comprimentos dos membros inferiores(3). O principio em que este metodo se baseia e muito simples: na medida da diferenca entre duas distancias, a eliminacao de iguais segmentos de cada uma nao altera o resultado final. Sendo um metodo de facil execucao e que nao exige nenhum equipamento especifico, e realizado diariamente em qualquer servico de radiologia geral. Porem, poucos especialistas tiveram a oportunidade de ler o artigo original do Dr. Juan Farill, e quase sempre aprenderam o metodo com alguem que tambem nao o leu. Consequentemente, a forma de medir nao e padronizada e resultados incorretos sao obtidos, comprometendo o tratamento dos pacientes, o qual varia conforme o tipo e o grau da deformidade constatada(4). Este metodo, como os demais, tem limitacoes e esta contra-indicado em alguns casos.O objetivo deste trabalho e restaurar e divulgar a tecnica de afericao preconizada pelo autor, bem como comparar sua eficiencia com os demais metodos (escanografia com regua milimetrada, radiografia panoramica e tomografia computadorizada).ESCANOGRAFIA (TECNICA)O paciente deitado em posicao supina na mesa Potter-Bucky, coloca-se um pe junto ao outro, e seus maiores eixos formando um angulo de aproximadamente 90 com a mesa (Figura 1); alinha-se o feixe central longitudinal do colimador, de maneira que ele passe exatamente entre os tornozelos e na sinfise pubica do individuo (Figura 2). O paciente deve permanecer imovel ate o termino do exame. Utilizando-se duas placas de chumbo, divide-se o filme em tres segmentos, que sao radiografados separadamente: no primeiro, realiza-se a radiografia dos quadris; no segundo, a dos joelhos; e no terceiro, a dos tornozelos. O numerador, posicionado a direita do paciente, indica o lado. Entre as radiografias, apenas a gaveta pode ser movida. Em nenhuma hipotese o chassis pode ser removido da gaveta ate o termino das tres exposicoes.ESCANOMETRIA (MEDIDAS)A primeira medida e feita na escanografia, entre o ponto mais alto da cabeca femoral e a projecao do centro da incisura intercondiliana, em uma linha que tangencia os condilos femorais (Figura 5a). Procedimento identico e feito no membro contralateral (Figura 5a'); a diferenca entre estas duas medidas representa o encurtamento femoral.A segunda medida e a distancia do mesmo ponto da linha entre os condilos femorais, ate o ponto mais baixo da superficie articular da tibia, no tornozelo (Figura 5b). Repete-se esta medida no osso