e limitata.trasduttori angolari, sono coloro che lavorano con onde di taglio nelle zone interne. Si trovano in varie taglie e cristalli. Il cristallo del trasduttore e rettangolare.La sua costruzione e molto simile ad altri, che hanno all'interno dei dispositivi stessi. Cio che cambia e la forma di cristallo e la sua posizione deve quindi essere inclinata con un angolo prestabilito, cosi che quando il raggio per trovare l'interfaccia "trasduttore _ - la superficie di parte (Mid 1 e Mid-2), viene rifratta e la forma con la normale, l'angolo indicato.codificatori di angolo si trovano nella gamma di angoli da 30 a 80 anni. I piu utilizzati sono dalla 45a, 60a e 70a.Quando di recente acquisizione, questi trasduttori hanno generalmente molto vicino l'angolo indicato nel suo caso, ma con l'usura del pattino acrilico, l'angolo puo aumentare o diminuire. Richiede la costante di taratura del punto di uscita e l'angolo di incidenza del fascio sonoro.Il suo utilizzo non e semplice come normale, perche il trasduttore, il fascio si muove ad un angolo poi c'e un'eco dal fondo (spessore Echo). Mentre vi e una interfaccia per riflettere il fascio sonoro, egli sara in tour l'interno del materiale per essere pienamente mitigati.Trasduttori di onde di superficie: chi lavora con le onde di superficie. Si trovano in varie taglie e cristalli. Il cristallo e rettangolare.Sono simili a encoder angolari.Il cristallo del trasduttore e montato con un angolo di inclinazione rispetto al normale, che provoca l'onda rifratta trasversale, viene portata alla superficie (il secondo angolo critico)FREQUENZAPer la rilevazione di discontinuita, sono comunemente usati frequenze comprese tra 2.25 e 10 MHzFrequenze superiori a 10 MHz, consentendo una maggiore sensibilita per la rilevazione di piccole discontinuita, ma ha un basso potere penetrante.Le alte frequenze sono influenzate dalla struttura del materiale metallico, formato di grano vale a dire, composti intermetallici, precipitati o altre caratteristiche del processo di fabbricazione.I segnali da questi piccoli riflettori possono interferire con il rilevamento di piccole discontinuita e sono conosciuti come "rumore" o "erba".Se la dimensione della discontinuita o difetto da rilevare deve essere il primo fattore da considerare quando si seleziona la frequenza dei controlli.Se l'obiettivo e quello di rilevare discontinuita importanti, si puo optare per le frequenze piu basse, soprattutto quando la penetrazione e richiesto.CouplantLiquido o sostanza pastosa, che mira a favorire la trasmissione delle onde ultrasoniche dal trasduttore per la provetta, senza lasciare aria tra la media 1 e 2.La scelta del couplant dipendera dalla superficie del pezzo e del tipo di materiale da testare.Una superficie con buona finitura, solo un sottile strato di olio. Nelle aree con rugosita eccessiva, avrete bisogno di un couplant piu viscoso, e puo anche essere necessario utilizzare gel o grasso.Il tipico couplant sono: acqua, olio, in generale, gel, grasso, gelatina di petrolio e incolla o una miscela di due metilcellulosa (non per i metalli ferrosi), ecc ..Si dovrebbe verificare la compatibilita tra la couplant e il materiale da testare. Questa cautela e giustificata da possibili reazioni e attacchi, portando a corrosione.Dopo aver terminato la prova, la parte deve essere completamente pulita, eliminando lo spreco di couplant.Nella prova di immersione,