Na edicao de videoestudamos os fundamentos das producoes audiovisuais, como o roteiro, decupagem e as etapas da gravacao. Neste semestre eles desenvolveram um curta, ondeaplicaram toda a teoria dada e utilizaram o Movie Maker para fazer a edicao,aprendendo como fazer cortes, inserir musica, efeitos, entre outros. Ola Fisionautas, Minhas saudacoes a todos os seres inteligentes desteplaneta, e tambem as pessoas que tem conta no facebook. Dando prosseguimento a missao do Guia do Fisioterapeutade compartilhar informacoes relevantes, e algumas irrelevantes tambem, prepareiuma postagem para explicar como funciona o dreno de torax.Nao entrarei no merito de indicacoes, complicacoes ou monitoramentodos drenos. Porem, quem desejar se aprofundar no tema, no final da postagemexiste um link para artigos e textos que utilizei como referencias.Relembrando:Em situacoes normais, a cavidade pleural e um espacovirtual, isto e, um espaco praticamente inexistente, ocupado por uma pequenaquantidade de liquido suficiente apenas para lubrificacao das pleuras. Porem, emsituacoes patologicas ou apos cirurgias em que ocorra a abertura da pleura, esseespaco pode ser ocupado por ar ou fluidos. A drenagem pleural e um procedimento utilizadobasicamente para eliminar o acumulo de fluidos (agua ou ar) no espaco pleural. Apresenca de ar ou fluidos dentro da cavidade toracica anula a negatividade doespaco pleural e colapsa o pulmao. Assim, a drenagem destes fluidos e necessariapara promover a re-expansao pulmonar.DISPOSITIVOSPARA DRENAGEM PLEURALDrenagemcom um unico frascoTrata-se do uso de um frasco para coletar (drenar) osfluidos pleurais. A montagem do dispositivo consiste em submergir a extremidadedo dreno que sai do torax do paciente em um frasco com agua (o mesmo mecanismoque usamos para fazer a PEEP em selo d agua). Esse frasco deve ter uma tampa comum respiro para o meio externo que nao sera conectado com a agua. Assim, o selodagua funciona como uma valvula unidirecional, drenando os fluidos pleurais emdirecao ao frasco, sem permitir o seu retorno a cavidade pleural. Veja a figuraabaixo: Alguns detalhes:Um selo d'agua de 2 cm, como o da figura acima determinaque para que haja saida de liquido/ar da cavidade pleural em direcao ao frascoe necessaria uma pressao pleural positiva superior a 2 cmH2O. Esta pressao efacilmente alcancada durante uma expiracao, fala, tosse, etc.Por outro lado, durante a inspiracao, mesmo que profunda,a pressao intrapleural (por ser sempre menor que 2 cm de agua) e insuficientepara aspirar de volta a cavidade o conteudo do frasco. Desta forma, estesistema cria uma valvula unidirecional - que promove a saida de conteudo dacavidade pleural e impede o retorno deste -, permitindo que o pulmao sere-expanda progressivamente.O inconveniente deste metodo de drenagem e que em havendodrenagem de liquido, este ira se acumular-se na garrafa, aumentando gradativamentea coluna d agua e consequentemente a pressao necessaria para forcar o liquidopara fora da cavidade toracica. Dependendo do volume de liquido drenado, isso podecomprometer a eficiencia do sistema de drenagem. Na drenagem exclusiva de ar, como ocorre no pneumotorax,esta complicacao nao e observada, pois o ar drenado nao acumula no frasco (naoalterando, portanto, a altura da coluna liquida), sendo lancado no meioambiente atraves do respirador do sistema.Drenagemcom sistema de succao (aspirativo). Sistemacom 2 frascos Como visto anteriormente, a utilizacao de um unico