sistema de medidas de angulos. No caso de ser este o modelo escolhido, o Arduino seria programado para comandar o motor de passo que faria o deslocamento angular do detector de luz (um LDR). Espectroscopio DidaticoSegunda AtividadeUtilizando novamente a lampada de Mercurio, experimentamos outro tipo de montagem. Neste, o espectro e projetado sobre uma superficie plana. O detector de luz (LDR) percorreria o espectro, indicando os pontos de maior intensidade luminosa. Verificamos que os distanciamentos entre as raias eram pequenos demais, sendo insuficientes para as medicoes.A lampada de halogeno foi entao substituida por uma ponteira laser vermelha, produzindo pontos luminosos com distanciamentos maiores. Esses testes serviram para se trabalhar as ideias sobre o deslocamento do LDR, ja que o espectro a ser utilizado e continuo e nao discreto.Neste tipo de arranjo o detector seria acoplado a um carro de scanner usado, equipamento barato e facil de se obter.O motor de passo, controlado pelo Arduino, faria a movimentacao do carro ao longo do espectro.Terceira AtividadeTendo sido tomada a decisao de adotar para o espectrometro o tipo que projeta o espectro sobre uma superficie plana, passamos a construir um modelo utilizando materiais simples.Ja que necessitamos de um espectro continuo, testamos uma lampada fluorescente e uma de filamento. A intensidade luminosa da primeira mostrou-se insuficiente, por isso optamos por uma lampada de filamento de 150 W (110 V), que foi colocada dentro de uma lata cilindrica (uma embalagem de achocolatado) no fundo da qual havia sido feito um recorte retangular. Para prover uma fenda de bordas retas e de largura ajustavel, duas laminas de barbear paralelas foram fixadas sobre cada lado do recorte por meio de imas. Caixa de papelao com a lampada sustentada por blocos de madeiraEsse conjunto foi colocado dentro de uma caixa de papelao fechada, permitindo a saida do feixe luminoso por uma extremidade e da fiacao da lampada pela outra.Apos focalizacao em uma lente convergente L, o feixe passava pela rede de difracao R (um CD) incidindo sobre a "cubeta" C (um conta-gotas contendo a amostra liquida). O espectro resultante, do tipo continuo, projetava-se sobre o anteparo A (uma placa de isopor).Esquema do Modelo do EspectrometroArranjo Experimental Decidiu-se, por praticidade, que a placa de isopor se movera ao longo do espectro, tendo sido fixados sobre a mesma tanto a "cubeta" quanto o LDR, cujas ligacoes atravessam o isopor e se ligam do outro lado ao Arduino.Detalhe do arranjo experimental Conta-gotas e LDR (disco escuro) fixados sobre o anteparo Testes Preliminares Os primeiros ensaios, feitos por inspecao visual com solucoes de diversas densidades (contendo agua e corantes alimenticios), mostraram-se inconclusivos.O deslocamento da placa de isopor foi feito manualmente, ja que o motor e o scanner ainda nao foram providenciados.Conta-gotas contendo solucao com corante alimenticio vermelho Proximas Etapas 1) Providenciar o carro de scanner e o motor de passo. 2) Aperfeicoar o arranjo experimental. 3) Fazer a programacao do Arduino. 4) Localizar os dados da literatura referentes a absorcao de luz por contaminantes de solucoes aquosas. 5) Efetuar testes de absorcao com solucoes variadas. 6) Elaborar material escrito para orientacao das aplicacoes didaticas