stimolato da impulsi elettrici provenienti da impulsi di driver di una periferica, che si trova sulla macchina ad ultrasuoni. Gli impulsi elettrici ai trasduttori sono guidati da cavi coassiali.I trasduttori sono accessori fragili. Deve essere maneggiato con cura, evitando cadute, colpi e colpisce anche la superficie piu secca parte in prova.Sono classificati come accessori per il consumo di materiale, si usurano facilmente se maneggiato senza la dovuta attenzione. Se utilizzato correttamente e con attenzione il lavoro per molti anni non mostrano problemi seri. Sono costosi.Ci sono trasduttori di mercato varie forme, dimensioni, angoli e frequenze.I trasduttori sono suddivisi in categorie che sono: trasduttori normale, trasduttori di pressione o cristallo doppio (S / E), encoder angolari, trasduttori di onde di superficie e di quelli speciali per applicazioni specifiche.trasduttori standard: chi lavora con le onde longitudinali nelle zone interne. Si trovano in vari diametri e delle frequenze. Il cristallo e circolare.All'interno di questa categoria, troviamo i trasduttori normale per il test per contatto diretto ed i trasduttori normale schermato, che sono applicati per immersione nel test.La gamma del diametro dei cristalli comunemente utilizzati, varia 6,25-30,0 mm ed e in questa fascia di norme aeronautiche raccomandare. Ci sono trasduttori miniatura con cristalli di diametro ridotto e il diametro e maggiore di 30.0.Essi sono utilizzati per rilevare la discontinuita la cui principale area di riflessione e parallela alla superficie di contatto.Essi sono montati con un singolo cristallo, che agisce come un mittente e ricevente.I trasduttori di prova normale per immersione, si trovano in vari diametri e delle frequenze. Cio che li differenzia dai trasduttori a contatto diretto, lo scudo e necessario lavorare sott'acqua e alcuni cambiamenti nel fascio dell'uscita della regione, dal momento che non ci sara un contatto diretto con la superficie del pezzo.Trasduttori con doppio cristallo (S / E o T / R) sono trasduttori che lavorano con onde longitudinali nelle zone interne. Si trovano in vari diametri e delle frequenze. I cristalli su un pendio di piccole dimensioni.OS / E e stato progettato per affrontare le carenze del trasduttore normale. E 'spesso usato quando un trasduttore con un trasduttore di scansione normale non e possibile a causa del campo vicino, comune a un solo trasduttori di cristallo.* Vicino campo e una regione in cui i disturbi non sono indicazioni affidabili.Questi trasduttori sono montati con due cristalli che funzionano separatamente. Un cristallo e il mittente e il destinatario e un altro cristallo. E 'come se ci fossero due trasduttori completamente isolati, disposti in uno stesso involucro aumentato.Hanno contatti e jack separati per ogni cristallo e uno scudo interiore che impedisce le onde ultrasoniche emesse dal cristallo emette raggiunge il ricevitore, senza passare attraverso il pezzo di cristallo. EE ampiamente usato nella misurazione di spessori e pezzi con pareti sottili.Hanno una minore sensibilita rispetto ai trasduttori normale.Questi trasduttori non sono campo vicino, ma hanno una zona simile alla zona morta, che ha 1-3 profondita mm. Nulla e rilevata in questa regione, che richiedono un ulteriore test per verificare la superficie e di sottosuolo.Non viene applicato nel processo di notevole spessore per il suo campo utile