O Municipio de Mendes conta com os servicos de meteorologia do SIMERJ (Sistema de Meteorologia do Estado do Rio de Janeiro).A Estacao Agrometeorologica que capta energia solar para seu proprio funcionamento, tem a missao de enviar sinais via satelite para a base meteorologica de Alcantara no Estado do Maranhao que por sua vez envia para a estacao de Cachoeira Paulista, para assim, disponibilizar na internet os dados coletados, a previsao do tempo para o dia e os tres subsequentes.Para ver os dados sobre o clima na regiao, o internauta pode acessar http://www.cptec.inpe.br/. Acessar diretamente o endereco http://tempo.cptec.inpe.br:9080/PCD/ selecionando o estado do RJ e em seguida Mendes, e tambem atraves do site da Prefeitura Municipal de Mendes, pelo link http://www.mendes.rj.gov.br/. Dados da Estacao AgrometeorologicaNome da Estacao MendesTipo da Estacao Agrometeorologica ID 31955 Canal 3Intervalo de Transmissao 03:42Data de Instalacao 25/08/2006Endereco Ladeira Nossa Senhora do Socorro, 300 - Mendes RJ.Equipamentos que Compoe a EstacaoPCD 555ES Serie= 6898 Patrimonio/INPE= 039803PLUVIOMETRO Serie= 4030PAINEL SOLAR Serie= C10206152170944ANTENA Serie= 3302a1845VEL/ VENTO Serie= ULTRASONICO = 01746DIR/ VENTO Serie= ::::::: = ::::RAD/ SOLAR Serie= PY43722 CC = 98,6UMID/ SOLO Serie= 41622T/ SOLO DUPLO Serie= S/NT/ SOLO Serie= S/NUMID/ TEMP Serie= 82747Localizacao = LAT: -022:31:27.8 LONG: -043:43:28.1Alt: 475m DEC. MAG. = -19.8246Parametros coletados, calculados e transmitidos via satelite SCD pelas Plataformas de Coleta de DadosParametroSiglaUnidadeDescricaoTemperatura do ArTempArCValor instantaneo a cada 3 hTemperatura Max. do Ar ult. 24 hTempMaxCValor a cada 3 h com a Max. das ult. 24 h, amostragem a cada 1 minutoTemperatura Min. do Ar ult. 24 hTempMinCValor a cada 3 h com a Min. das ult. 24 h, amostragem a cada 1 minutoUmidade Relativa do ArUmidRel%Valor instantaneo a cada 3 hPressao BarometricaPressaoAtmmBValor instantaneo a cada 3 hVelocidade do VentoVelVentom/sValor a cada 3 h, calculado da media de 200 amostras com 3 s de intervalo, 10 min antes de cada 3 hDirecao do VentoDirVento NVValor a cada 3 h, calculado da media de 200 amostras com 3 s de intervalo, 10 min antes de cada 3 hVelocidade Max. do Vento (Rajada)VelVentoMaxm/sValor maximo (rajada) cada 3 h, amostras cada 3 sDirecao do Vento naVelocidade MaximaDirVelVentoMax NVValor (Dir. da rajada) cada 3 h, amostras cada 3 sRadiacao Solar Global AcumuladaRadSolAcumMJ/m2Valor acumulado a cada 3 h, integracao de 1080 amostras de 10 s de intervalo Radiacao Solar Global MediaRadSolGlobW/m2Valor medio cada 3 h. Periodo de amostragem: 3 h. Intervalo de amostragem: 10 sRadiacao Solar Fotossinteticamente Ativa (PAR)RadSolPARumol/s.m2Valor medio cada 3 h. Periodo de amostragem: 3 h. Intervalo de amostragem: 10 sRadiacao Solar LiquidaRadSolLiqW/m2Valor instantaneo a cada 3 hRadiacao Solar IncidenteRadSolIncW/m2Valor maximo cada 3 h. Periodo de amostragem: 15 min antes de cada 3 h. Intervalo de amostragem: 10 sRadiacao Solar RefletidaRadSolRefW/m2Valor maximo cada 3 h. Periodo de amostragem: 15 min antes de cada 3 h. Intervalo de amostragem: 10 sPrecipitacao AcumuladaPluviommValor acumulado mensal cada 3 h (zera o acum. automat. todo dia 01 de cada mes) Temp. do Solo 60, 100, 120, 180, 200, 300, 400, 500 mm 1TempSolo60 TempSolo100TempSolo120 TempSolo180TempSolo200TempSolo300 TempSolo400TempSolo500CValor instantaneo a cada 3 hConteudo Agua no Solo 100mm, 200mm, 400mm 1ContAguaSolo100ContAguaSolo200ContAguaSolo400(m3/m3)Valor instantaneo a cada 3 hFluxo de Calor no