A CONTRIBUICAO PROVENIENTE DA DETERMINACAO DOS PONTOS DA CURVARetomarei agora um assunto que comecei a abordar algumas postagens atras: a incerteza de medicao de analises quimicas instrumentais em que sao utilizadas curvas analiticas ou de calibracao.Dependo do analito avaliado, em vez de um MRC, em alguns casos, usamos como solucao estoque, o analito na forma de reagente. Nesses casos, precisamos saber a pureza do reagente usado e a incerteza da mesma. Para isso, o fabricante do produto precisa nos fornecer tais informacoes. Em geral, as apresenta em um laudo tecnico do produto, que envia junto com este.Ja esclareci uma das muitas duvidas que as pessoas tem sobre esse assunto. Mostrei que a curva contribui de duas formas para a incerteza da analise e nao de apenas uma, como a maioria das pessoas costuma achar. Expliquei quais sao essas duas contribuicoes e de onde provem. Devem estar lembrados.So para relembrar:Uma das contribuicoes e relativa ao trabalho experimental que e executado para a obtencao dos pontos da curva, que envolve o preparo e a medicao de algumas solucoes padrao do analito.A outra e proveniente do procedimento matematico que em seguida, precisamos adotar, para tracar a curva a partir desses pontos: uma regressao linear, atraves da qual, definimos a curva que melhor se ajusta aos mesmos. Agora, como havia prometido, explicarei como o valor de cada uma dessas incertezas oriundas da curva analitica e determinado.Comecarei , falando nesta postagem, do valor da incerteza decorrente do procedimento de obtencao dos pontos da curva.Como sabemos, para obtermos os pontos da curva, preparamos e a seguir, medimos, algumas solucoes padrao do analito, em geral, 5 ou 6. Usamos como solucao estoque para o preparo dessas solucoes, um material, do qual conhecamos a concentracao do analito, assim como, tambem, a incerteza desta.Esse material pode ser entao, um material de referencia certificado do analito (MRC), pois no certificado de um MRC, temos essas duas informacoes que precisamos conhecer.Dependo do analito avaliado, em vez de um MRC, em alguns casos, usamos como solucao estoque, o analito na forma de reagente. Nesses casos, precisamos saber a pureza do reagente usado e a incerteza da mesma. Para isso, o fabricante do produto precisa nos fornecer tais informacoes. Em geral, as apresenta em um laudo tecnico do produto, que envia junto com este.Essa primeira contribuicao da curva para a incerteza da analise, relativa aos pontos que definimos para a mesma a partir das solucoes padrao do analito, e gerada pela incerteza que a concentracao de cada uma dessas solucoes apresenta. O valor global dessa contribuicao sera assim, a combinacao das incertezas das concentracoes de todas as solucoes padrao empregadas.Para determinarmos o valor da incerteza da concentracao de cada solucao, precisamos estabelecer quais sao as fontes dessa incerteza.Uma dessas fontes sera a incerteza da concentracao do analito na solucao estoque usada como ponto de partida, ou seja, a incerteza do material de referencia, declarada em seu certificado ou a incerteza da pureza do reagente, apresentada no laudo fornecido por seu fabricante, dependendo do que se empregar como solucao estoque.A outra fonte da incerteza da concentracao