realizado o ensaio de determinacaodo erro de indicacao e os esfigmomanometros aprovadosrecebem uma marca de verificacao (Fig. 6).Regulamentacao aplicavelA OIML possui a Recomendacao Internacional R16-2 Noninvasiveautomated sphygmomanometers. A edicao atual dessedocumento e de 2002 e sua revisao esta prevista para o final de2009, visando compatibiliza-la com os requisitos da norma ISOsobre esfigmomanometros que sera publicada em breve.O primeiro RTM do Inmetro sobre esfigmomanometros digitaisfoi publicado em dezembro de 2006 atraves da Portaria Inmetrono 336. Durante sua implementacao foram detectadas diversasoportunidades de melhoria, culminando numa revisao total doRTM, publicada atraves da Portaria Inmetro no 096/2008.Os procedimentos para a realizacao dos ensaios de verificacao dosesfigmomanometros digitais estao determinados na norma NIE-Dimel-097. Atualmente essa norma esta na sua primeira revisao (fevereiro/2009)e e utilizada pelos Orgaos da RBMLQ-I de todo o Brasil.Dessa forma, as acoes do Inmetro na metrologia legal costumamser pioneiras na America Latina. Por este motivo, constantementetecnicos do Inmetro viajam para outros paises a fim deauxilia-los na implementacao do controle metrologico de diversosinstrumentos. Tambem e comum o Inmetro receber tecnicos estrangeirospara serem treinados no Brasil.Especificamente na area da saude, foram realizados diversoscontatos, treinamentos e consultorias. Os principais foram: Laboratorio Tecnologico do Uruguai (Latu): seus tecnicosforam treinados no Inmetro no final dos anos 1990, para o controleMETROLOGIAwww.banasmetrologia.com.br Julho 2011 67legal de termometros clinicos de liquido em vidro, e novamenteem outubro/2008, desta vez para termometros clinicos digitais eesfigmomanometros digitais; Laboratorio Costarriquense de Metrologia (Lacomet): em2004 foi firmado um convenio de cooperacao tecnica para auxiliara Costa Rica na implantacao do controle metrologico nas areas dasaude (termometros de vidro e esfigmomanometros mecanicos) emeio ambiente (medicao de emissoes veiculares). Foram realizadostreinamentos no Brasil e visitas de tecnicos do Inmetro ao Lacometpara orientar na adequacao de instalacoes. Considerando o exitodas acoes, a Costa Rica demonstrou interesse em estender a cooperacaoaos termometros digitais e esfigmomanometros digitais; Sistema Interamericano de Metrologia (SIM): em junho de2004 o SIM organizou um seminario na Bolivia, reunindo representantesdos orgaos metrologicos de diversos paises da Americado Sul, que foram treinados por tecnicos do Inmetro (termometros)e do Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB (esfigmomanometros),orgao metrologico da Alemanha.Em 2008 o SIM organizou outro seminario, desta vez no Inmetro,quando foi repetida a parceria Brasil/Alemanha; Recentemente oInmetro foi consultado sobre a possibilidade de enviar um instrutorpara um seminario sobre esfigmomanometros na Tailandia, que serarealizado em breve pela Alemanha para os paises da regiao.Em um curto prazo, estao previstas as seguintes acoes paraaperfeicoamento e ampliacao do controle legal dos instrumentosde medicao na area da saude: Participar da revisao das OIML R16-1 e R16-2, visando aatualizacao dos RTM; Participar das discussoes sobre a revisao da OIML R7 e dapreparacao de Recomendacao Internacional OIML sobre termometrosclinicos de infravermelho; Realizar uma analise da confiabilidade das medicoes deglicose sanguinea, tanto as realizadas em laboratorios clinicosquanto as realizadas por equipamentos portateis (glicosimetros).Os resultados da analise servirao de orientacao para uma possivelimplantacao de controle metrologico na area; Realizar uma pesquisa de campo sobre a qualidade dosesfigmomanometros mecanicos em uso nos hospitais, clinicas econsultorios medicos, visando aumentar a adesao da classe medicaa verificacao subsequente desse instrumento.Conforme pode ser percebido, ao longo dos ultimos 20 anoso Inmetro tem trabalhado incessantemente no desenvolvimentodo controle