resultado, foi inevitavel que eles fossem logo aplicados em sistemas quimicosa elevadas temperaturas. Entao, LeChatelier (1887), um estudioso tanto demineralogia quanto de pirometria, introduziu o uso de curvas apresentandomudancas nas taxas de aquecimento como uma funcao do tempo, dTs / dt versus t,para identificar argilas. O metodo diferencial de temperatura, no qual atemperatura da amostra e comparada a uma amostra inerte de referencia, foiconcebido por um metalurgista Ingles, Roberts-Austin (1889). Esta tecnicaeliminava os efeitos da taxa de aquecimento e outros disturbios externos que poderiammudar a temperatura da amostra. Ele tambem suprime a alta temperatura de ambosos materiais, possibilitando a captacao e ampliacao de sinais menores.Um segundo termopar foi colocado nasubstancia inerte estando suficientemente afastado da amostra de modo a naosofrer sua influencia. A diferenca de temperatura, T ouT - Ti, era observada diretamente no galvanometro enquanto um segundogalvanometro mostrava a temperatura da amostra. Saladin (1904) aperfeicoou estemetodo atraves do desenvolvimento de um gravador fotografico da Tversus Ti. Um gravador fotografico versatil baseado em um cilindro em rotacaofoi desenvolvido por Kurnakov (1904). Este instrumento foi extensivamente utilizadopor trabalhadores Russos por muitos anos colaborando para a formacao de seugrupo ativo em DTA. Argilas e minerais de silicato formavam o assunto principaldos estudos iniciais baseados na DTA, entendendo-se pelos proximos 40 anos. Porcausa das aplicacoes predominantemente geologicas a DTA foi desenvolvidaprimeiramente por ceramistas, mineralogistas, cientistas do solo, e outrosgeologistas. A era moderna da instrumentacao para a DTA comecou com aintroducao por Stone (1951) de um instrumento de controle dinamico deatmosferas. Este sistema permitiu o fluxo de um gas ou vapor atraves do suporteda amostra durante o processo de aquecimento ou resfriamento. As pressoesparciais dos componentes ativos na fase gasosa podiam ser controladas durante oensaio de DTA. O efeito da atmosfera em relacao a uma reacao podia agora ser efetivamenteestudado. Em tempos mais recentes a rapida evolucao dos polimeros e plasticos,em particular, foi impulsionada pelo desenvolvimento da tecnica e instrumentos.Medidas precisas, rapidas, e simples de fenomenos como temperatura de fusao,transicao vitrea, e cristalizacao, bem como a habilidade de acompanharprocessos de cura, degradacao, e oxidacao de polimeros e materiais associadostem levado a uma ampla aceitacao das analises termicas.DefinicaoDTA e a tecnica na qual a diferenca detemperatura entre uma substancia e um material de referencia e medida em funcaoda temperatura enquanto a substancia e o material de referencia sao submetidosa uma programacao controlada de temperatura. Esta tecnica pode ser descritatomando como base a analise de um programa de aquecimento. A figura a seguir,mostra o diagrama do compartimento de DTA no qual sao colocados dois cadinhos(da amostra a ser analisada (A) e do material referencia (R)), e dois sensoresde temperatura (um sensor em cada cadinho), em um sistema aquecido por apenasuma fonte de calor. Diagramaesquematico do compartimento da amostra na analise DTAA amostra e o material de referencia saosubmetidos a mesma programacao de aquecimento monitorada pelos sensores detemperatura, geralmente termopares. A referencia pode ser alumina em po, ousimplesmente a capsula vazia. Ao longo do programa de aquecimento a temperaturada amostra e da referencia se mantem iguais ate que ocorra alguma alteracaofisica ou quimica na amostra. Se a reacao for