de mistura respiratoria de reserva, para o caso de emergencia, apartir de 20,00m (vinte metros) de profundidade;III. relogio, quando em mergulhos autonomos;IV. faca;V. controle de flutuabilidade individual, para trabalhos em profundidade maiordo que 12,00m (doze metros) ou em condicoes perigosas, exceto em profundidadessuperiores a 50,00m (cinquenta metros);VI. luvas de protecao, exceto quando as condicoes nao impuserem seu uso;VII. tabelas de descompressao impermeabilizadas, de modo a permitir suautilizacao em operacoes de mergulho com equipamentos autonomos;VIII. colete inflavel de mergulho, profundimetro, tubo respirador, mascara,nadadeiras e lastro adequado, quando a tecnica empregada for de mergulhoautonomo;IX. lanterna, para mergulhos noturnos ou em locais escuros.2.11.19 Todas as camarashiperbaricas deverao:a) ser construidas:I. com vigias quepermitam que todos os seus ocupantes sejam perfeitamente visiveis do exterior;II. de forma que todas as escotilhas assegurem a manutencao da pressao internadesejada;III. de forma que todas as redes que atravessem seu corpo disponham, interna eexternamente proximo ao ponto de penetracao, de valvulas ou outros dispositivosconvenientes a seguranca;IV. dispondo, em cada compartimento, de valvulas de alivio de pressao internamaxima do trabalho, capazes de serem operadas do exterior;V. com isolamento termico apropriado, de forma a proteger seus ocupantes,quando utilizadas Misturas Respiratorias Artificiais;VI. de modo a minimizar os riscos de incendio interno e externo;VII. de modo a minimizar o ruido interno.b) ser equipadas:I. com dispositivo deseguranca para impedir succao nas extremidades internas das redes, que possampermitir sua despressurizacao;II. de modo que a pressao em seus compartimentos possa ser controlada interna eexternamente;III. com indicadores da profundidade correspondente a pressao interna, no seuinterior e no local de controle na superficie;IV. com estojo de primeiros socorros, contendo medicamentos adequados para otratamento de acidentes tipicos e as instrucoes para sua aplicacao, na ausenciado medico;V. com sistema de iluminacao normal e de emergencia, em todos os seuscompartimentos;VI. com ferramentas adequadas para atender a uma possivel emergencia;VII. com tabelas de descompressao adequadas, bem como regras para procedimentosem emergencia;VIII. nos mergulhos com Misturas Respiratorias Artificiais-MRA, com analisadorda pressao parcial ou de percentagem de oxigenio;IX. nos mergulhos com Misturas Respiratorias Artificiais-MRA, com equipamentoautomatico que registre, grafica e cronologicamente, as variacoes da pressaointerna, desde o inicio da pressurizacao ate o termino da descompressao outratamento hiperbarico.2.11.20 Todas ascamaras de superficie deverao:a) ser construidas:I. com, no minimo, 2(dois) compartimentos estanques, pressurizaveis independentemente;II. de modo a ter espaco suficiente, em um dos compartimentos, para permitirque dois adultos permanecam deitados, com relativo conforto;III. de modo a ter um diametro interno minimo de 1,75m (um metro e setenta ecinco centimetros), exceto aquelas ja em uso no Pais, na data da publicacaodeste Anexo;IV. de modo a ter um diametro minimo de 2 (dois) metros, quando empregadas emoperacoes de duracao superior a 12 (doze) horas, exceto aquelas ja em uso noPais, na data da publicacao deste Anexo;V. com compartimentos proprios que permitam a transferencia, sob pressao, doexterior para o interior e vice-versa, de medicamentos, alimentos eequipamentos necessarios.b) ser equipadas:I. em cadacompartimento, com recursos de combate a incendio adequados;II. com sistema capaz de fornecer a seus ocupantes oxigenoterapia hiperbarica,atraves de mascaras faciais, havendo exaustao direta para o exterior quandoforem utilizadas Misturas Respiratorias Artificiais como atmosfera ambiente;III. quando utilizadas em operacoes que exijam ocupacao