Erlenmeyer de 50 mL. Com o pipetador de succaoajustada adequadamente na pipeta, injetava-se nesta agua destilada (que estavacontida no bequer) suficiente para encher ate a sua marca de calibracao. Aposessa etapa, pipetava-se todo o seu conteudo em um Erlenmeyer de 50 mL, ja pesado,e sua temperatura era registrada. Com isso, determinava-se a massa do conjuntoErlenmeyer-agua obtido. 3.3. Calibracao da Bureta de 25ml. Para o processo de calibracao da bureta, foiutilizada uma bureta de 25 mL com marca de afericao a 20 oC. A primeira etapado experimento consiste em preenche-la com agua destilada ate a marca de 25 mL(marca de caliracao). Determinou-se a massa de um Erlenmeyer de 125 mL(61,4732g) e foi transferido para este, 10 mL da agua contida na bureta.Aferiu-se a temperatura da agua contida no bequer. Essa amostra de agua foipesada em uma balanca semi-analitica com precisao de 0,0001 g. Todo esseprocedimento foi realizado para uma transferencia progressiva de volumesequivalentes a 1 mL, 3 mL, 5 mL, 11 mL, 15mL, 21mLe 25mL. 4. Resultados e Discussoes 4.1. Calibracao de Balao volumetrico de 100ml Volume transferido (mL) Correcao volume para 20oC (mL) Massa agua (g) 27.0 100.0 99.5952 99.5952 27.0 100.0 99.5950 99.5950 27.0 100.0 99.5948 99.5948 27.0 100.0 99.5949 99.5949 Tabela 3.1: Dados significativos encontrados para oexperimento 3. Volume transferido (mL) Media das massas (g) Desvio Padrao Erro relativo (%) 100.0 99.4157 0.0002 0.2511 Tabela 3.2: Desviopadrao e valores estatisticos do experimento 3.Em relacao aos dados apresentados de massa de agua, avariancia estatistica entre os mesmos e muito baixa e os seus volumes tambemforam determinados levando em conta o valor da densidade de agua destilada a 20C.Os comportamentos estatisticos desses dados estaoapresentados na tabela 3.2. Nessa tabela constam os valores de desvio padrao emedia aritmetica para a afericao do balao volumetrico de 100 mL. Observa-se queos volumes dados pela afericao do balao volumetrico apresentam uma boareprodutibilidade. Os seus desvios padraos determinados sao da ordem de 0,0001(o desvio padrao apresentado pela calibracao do balao volumetrico de 50 mLforam aproximados para 4 algarismos decimais sendo que o seu valor para 7algarismos decimais e). Todos os erros relativos obtidos estao abaixo de 0,3 %.Devido a alta acuracia dessas informacoes, existe uma maior confianca dos dadosobtidos por apresentarem uma boa exatidao e isso comprova um bom estado deconservacao desses baloes.4.2. Calibracao das Pipetas 5. Temperatura inicial(oC) Volume transferido (mL) Correcao volume para 20oC (mL) Massa agua (g) 27.0 25.0 24.9060 24.8612 27.0 25.0 24.0441 24.999 27.0 25.0 24.9632 24.9183 27.0 25.0 26.5 50.0 50.2730 50.1825 27.0 50.0 50.0922 50.0020 27.0 50.0 50.0942 50.0040 26.5 50.0 50.5544 50.4634 Tabela 2.1: Dadossignificativos encontrados para o experimento 2. Volume transferido (mL) Media das massas (g) Desvio Padrao Erro relativo (%) 25.0 24.9262 0.0691 0.0550 50.0 50.1616 0.2186 0.6756 Tabela 2.2: Desviopadrao e valores estatisticos do experimento 2.Na tabela 2.1 estao apresentados todos os dadosreferentes as massas de agua destilada que foram transferidas com as pipetasvolumetricas de 25 mL e 50 mL. Observa-se que as temperaturas onde essas massasforam aferidas estao em torno de 26,75 C. Uma vez que a marca de calibracaodessas pipetas foram gravadas para condicao