nylon trancado substituto da seda * Descricao A sutura de Poliamida Nylon Monofilamento, e um fio cirurgico de origem sintetica, nao absorvivel no organismo. Pertence ao grupo das poliamidas e sua obtencao e do sal de nylon pol imerizado composto de polimeros alifaticos do nylon 6, 6.6. Podem ser tingidos na cor preta, azul e violeta e tambem pode ser fornecido na forma incolor (transparente). * Indicacao Utilizado no afrontamento de bordos de feridas. Sao indicadas em suturas de pele, plastica cosmetica, e aproximacoes gerais de tecidos incluindo procedimentos cardiovasculares, oftalmicos, tenorrafias, miorrafias e neurorrafias. * Acao O fio de sutura de Nylon monofilamentar, quando implantado no organismo nao e absorvido permanecendo por tempo indeterminado. Contudo o nylon pode ser considerado uma substancia hidrofobica (repelente a agua) porque quando implantado no organismo absorve 10% de agua, sendo que no espaco de 2 anos perde maior parte de sua resistencia. O nylon e um material inerte , atoxico e de alta flexibilidade. Causa uma resposta inflamatoria nos tecidos, seguida por encapsulamento gradual da sutura pelo tecido conjuntivo. A sutura do Nylon nao e absorvida, e nao ocorre qualquer mudanca significante na retencao da forca tensil in vivo. * Contra-Indicacao O nylon monofilamentar nao deve ser utilizado onde seja considerado a retencao permanente da forca tensil e onde se requeira mais coeficiente de friccao. O produto tambem e contra indicado em procedimentos onde haja o contato prolongado com solucoes salinas como as encontradas no trato biliar e urinario, podendo resultar na formacao de calculos. * Cuidados/ advertencias O dispositivo so podera ser utilizado com orientacao de cirurgiao segundo tecnicas cirurgicas aplicaveis e so devera ser manipulado por pessoal qualificado. Nao re-esterilizar. Nao re-utilizar apos abertura da embalagem, violada ou molhada.Orientar-se por medida de biosseguranca, descarte, risco de contaminacao, a manipulacao desse produto deve ser em ambiente asseptico. * Precaucoes Deve-se tomar c uidado em manipular o fio em ambiente asseptico. Recomenda-se o manuseio adequado para evitar danos ao material de sutura. A abertura do envelope primario e secundario devem ser adequadamente manipulados por profissionais de saude evitando dobramento e esmagamento dos fios. Na manipulacao desta ou qualquer outro tipo de sutura cirurgica, deve-se tomar cuidados para nao contaminar os fios, manipular em local asseptico, para nao danificar a sutura. Evitando o dobramento e esmagamento do fio pelo manuseio inadequado de pincas e porta agulhas. * Instrucoes de Uso Utilizar a quantidade de sutura necessaria, de acordo com a extensao da ferida cirurgica e tecnica adotada pelo cirurgiao. O diametro e a quantidade de fios utilizados podem variar conforme as tecnicas e procedimentos cirurgicos. * Reacoes Adversas Devido ao seu ba ixo coeficiente de friccao o produto pode causar deiscencia da ferida e perda gradual da forca tensil. O nylon nao segura bem os nos, podendo desatar apos varias lacadas. O nylon nao e aceito na sutura de fascia (aponeurose) ou ferimento sob tensao onde o ferimento sofre deiscencia ou evisceracao. Podem ocorrer formacao de calculos nos tratos urinarios e biliar causando infeccao e reacao inflamatoria aguda minima do tecido e irritacao temporaria no local