na maioria dos casos, mesmo os detectores de propriedades do soluto respondem as propriedades da fase movel, portanto, e preciso a utilizacao de solventes que interfiram o minimo possivel nessa deteccao. (Vogel, 2008). O detector mais utilizado para separacoes por CLAE e o detector de ultravioleta, sendo tambem empregados detectores de fluorescencia, de indice de refracao, e eletroquimicos, entre outros. Detectores de polarimetria para CLAE, recentemente desenvolvidos, diferenciam compostos quirais, atraves da rotacao de seus estereoisomeros frente a luz plano-polarizada. O registro de dados pode ser feito atraves de um registrador, um integrador ou um microcomputador que pode construir o metodo e avaliar os sinais de resposta.Uma serie de parametros cromatograficos sao importantes para serem utilizados naidentificacao dos compostos separados, avaliar o desempenho cromatografico e auxiliar naotimizacao do processo de separacao. Os principais parametros cromatograficos a serem discutidos sao: o fator de retencao, o fator de separacao, o numero de pratos teoricos e a resolucao. O fator de retencao ou capacidade ,k, de um componente e determinado pela razao das quantidades das suas moleculas que ficam retidas na fase estacionaria, nS, ou percorrendo a fase movel, nM. O fator de retencao tambem esta relacionado a razao dos tempos que as moleculas ficam na fase estacionaria e na fase movel ( Collins, et al, 2006). A capacidade em suma, descreve a velocidade com que dado composto migra ao longo da coluna e evidencia o quanto aquele sistema cromatografico pode reter o analito. k = tr / to O fator de separacao ou seletividade, , e a medida de separacao de dois solutos, e pode ser calculada pela razao entre os respectivos fatores de retencao dos solutos, que representam os tempos de retencao ajustados de ambos(Argenton, 2010). O fator de separacao sempre trata com dois picos adjacentes e indica por exemplo se determinado sistema cromatografico (FM e FE) consegue separar efetivamente dois analitos (Collins, et al, 2006).. = tr2 / tr1 O numero de pratos teoricos e o numero indicativo da performance da coluna, ou seja, a medida da largura do pico em relacao ao seu tempo de retencao. Um prato pode ser considerado equivalente a uma etapa de equilibrio entre as duas fases, analogo ao prato da destilacao (Argenton, 2010) .Assim quanto maior o numero de pratos, mais equilibrios existirao, maior sera a eficiencia e, portanto a melhor separacao. Este e o parametro que mais precisamente define a qualidade de um sistema cromatografico (Collins, et al, 2006).. N = 16 ( tr / Wb) 2 O numero de pratos obtidos pode ser afetado por diversos fatores, incluindo as condicoes de analise, o tamanho da amostra, o tipo de soluto, e principalmente, o comprimento da coluna. Para eliminar a influencia dos diferentes tipos de comprimento da coluna na comparacao do numero de pratos em colunas diferentes, utiliza-se para avaliacao comparativa entre as colunas a razao entre o comprimento da coluna, L, e o numero de pratos, N. Desta forma, obtem-se a altura equivalente de um prato, H (Collins, et al, 2006).H = L/NA Resolucao fornece uma medida quantitativa da habilidade da coluna em separar