Lentes de alta resistenciaO plastico policarbonato tem sido longamente utilizado emoutros setores industriais e, so recentemente, esse produto foi adaptado paraproducao de lentes oftalmicas tendo como caracteristica a sua resistencia a impacto.O fabricante Ophbras lanca no mercado otico uma alternativa aouso do policarbonato, sua nova linha de lentes oftalmicas "linha Impactus", de facil surfacagemcomo CR39 e sem cheiro desagradavel nos processos de corte. Lente com indice derefracao de n=1.560 podendo ficar com 1.0mm de centro em altas miopias. Como mostra figura abaixo:Quando surfacamos as lentes Impactus positivas para "hipermetropia" devemos considerar como ponto critico para afinamento as bordas, usando como limitador o tamanho da armacao e seu tipo. O tamanho da armacao definira o diametro final da lente, e o tipo da mesma, a sua espessura de bordos.Como mostra figura abaixo:Nessa pagina mostrara como devemos calcular o diametro ideal de uma lente usando os dados da armacao como referencia : Clique Aqui ! Comparacao de espessurasComparacao de espessuras entre as lentes Impactus x Resina CR39 ( comum ) :Dados Impactus Resina comum CR39Base 0,75 0,75Indice 1,560 1,498Diametro 65 mm 65 mm ( Reduzida )Esp. Centro 1,0 mm 2,0 mm Dioptrias -6,00 -6,00O material desenvolvido pela Ophbras proporciona uma lente resistente a oscilacoes na surfassagem beneficiando o tecnico surfacagista no ato do afinamento da lente. O mesmo processo sendo feito nas lentes de resina comum limita o profissional baixar a espessura central nas altas miopias, por causar deformacoes geradas nos processos de desbaste, lixamento e polimento. Todos os Laboratoriosbrasileiros trabalham com o indice do ferramental de 1,530. Esse indicee o que usamos no projeto de fabricacao das formas na qual as lentes sao surfacadas,segue foto abaixo: Moldes de Aluminio CM, comindice de 1,530 Como as lentes sao surfacadasem cima da superficie dos mesmos devemos correlacionar o indice de refracao domaterial com o indice do ferramental, isso e uma regra ! O mercado trabalha comvarios tipos de materiais de indices diferentes, na qual torna os fabricantesde lentes obrigados a fornecer o indice do produto vendido ao seu cliente.Exemplo : SMART G17 BASE 6,00 = 1,498Os Laboratorios possuem a opcao de surfacar os blocosutilizando a base real ou o raio de curvatura nos calculos. Sabendo-se desse procedimento os fabricantes informampara o mercado a base real no indice do ferramental ( 1,530 ). Ex:Base nominal Base real(1,530)4,00 4,546,00 6,08Formula : Raio da curva => 530 / 4,54 = 116,740 mmFormula: Base real => 530/ 116,740 = 4,54 diop. Onde:Indice ferramental = 1,530Base real = 4,54Raio encontrado = 116,740 mm Lentes Oftalmica ( Bloco Semi-acabado ) = Indice de refracaoMultifocal Espace Orma / Ne = 1.502Multifocal Espace Plus / Ne = 1.502Multifocal Vip70 CR39 / Ne = 1.499Multifocal Smart-17 CR39 / Ne = 1.498Multifocal Hoya Lux GP CR39 / Ne = 1.490Multifocal Vip Gold Spectralite / Ne = 1.537 VIDEO SOBRE AS LENTES IMPACTUS 1.56Explicacoes basicas das lentes oftalmicas com o material produzido pelo fabricante Ophbras, material Impactus. MULTIFOCAL PROGRESSIVO SEMI-ACABADOSMART 17RESINA = CR-39 ( incolor )INDICE e= 1,498BASES NOMINAIS = 4,00 / 6,00ADICOES = 1,00 a 3,50 DioptriasBASES REAIS ( 1,530 ) = 4,54 / 6,08DIAMETRO