la posizione di una discontinuita, e necessario conoscere l', seno e coseno tangente di questo angolo.Per utilizzare questa verifica per i blocchi di V1 e V2, alla ricerca di se contiene la marcatura dell'angolo corrispondente all'angolo del trasduttore, il motivo di questa verifica.E 'raro trovare un trasduttore angolo che e esattamente l'angolo indicato. Per questo motivo si dovrebbe fare di un diritto di controllo presso il trasduttore di ricezione e l'angolo e deviato da? In secondo luogo, si raccomanda di non accettare il trasduttore e richiedono la sostituzione.La determinazione e la calibrazione della scala per trasduttori normale:Sullo schermo del dispositivo di avere un primo eco, che noi chiamiamo eco di trasmissione. Esiste anche senza essere collegato ad un cavo del trasduttore coassiale. Quando ci connettiamo il trasduttore e posizionato sulla superficie in prova, la prima chiamata anche echo echo ingresso sara nello stesso luogo, come l'eco di trasmissione, con una piccola differenza nella larghezza della ecoLa scala dipende dallo spessore e quanti sfondo echi si desidera ottenere.Determinazione della scala di calibrazione per encoder e l'angolo:La calibrazione con un trasduttore angolare non e semplice come un trasduttore di taratura standard, perche il fascio di ultrasuoni non rileva uno spessore di interfaccia, ma in un viaggio sonico.produttori di aeromobili hanno adottato kit di taratura specifica, spesso utilizzando una riproduzione della parte in fase di test.Ci sono blocchi per essere utilizzati da coloro che svolgono qualsiasi tipo di prova. Sono i blocchi di V1 e V2.Per la taratura della scala di un trasduttore angolare, il V2 blocco e eccellente.Curva di riferimento:Poiche il test ad ultrasuoni si basa sul confronto delle riflessioni ottenuto da calibrata con discontinuita di riferimento, tracciare una curva o utilizzare un altro mezzo di confronto simile e necessario., Le procedure standard e dei manuali del velivolo deve indicare la dimensione massima della discontinuita accettabile, se puo esistere (spesso rotti) e posizione approssimativa.Nei casi in cui le curve disegnate con fori piatto fondo, i criteri di accettazione stabiliti quanta parte del discontinuita deve avere un'ampiezza di riflessione o di segnale (ECHO) in relazione a questa curva.Correzione di trasferimento:Si compone di una correzione di guadagno (dB) a causa di alcune differenze tra il blocco e il gioco, per esempio, la finitura della superficie.Temperatura:Il sistema dovrebbe permettere il funzionamento in condizioni soddisfacenti, i seguenti intervalli di temperatura:- Elettrodomestici: da 5 a 40 C- Trasduttori: da 5 a 85 CTemperature al di sopra o al di sotto del range indicato sono ammessi solo se comprovata da prove e dettagliate specifiche tecniche, manuali e norme.Si consiglia di mantenere l'unita, il trasduttore, il blocco di calibrazione e la parte in prova, alla stessa temperatura.Bisogna fare attenzione in modo che nessuna fonte di calore o di freddo o interferire con il test di calibrazione.Vibrazione:Bisogna evitare che il dispositivo sotto test e il gioco, soffrono le vibrazioni durante la prova.Determinazione della misura o area di una grande discontinuita.La curva di riferimento viene utilizzato per piccole discontinuita. Per i grandi, dove hai bisogno di una mappa e disegnare una linea o una discontinuita lineare, in cui e necessario misurare la sua