Fonte: LABRE-RS Ola Pessoal,Informo que ja esta funcionando normalmente o menu de comentarios do Blog. Peco desculpas pelo eventual transtorno e fiquem a vontade para tecer novos comentarios.Abraco. Ola pessoal!Escola Tecnica Monteiro Lobato esta matriculas abertas para cursos tecnicos. Saiba mais acessando o link http://www2.cimol.g12.br/. OlaPessoal!Nodia 18 de junho de 2014 publiquei imagens da montagem de uma ferramenta simples, umacarga resistiva para auxiliar na hora de realizar um conserto ou ate mesmofazer ensaios em um amplificador para identificar sua potencia de saida. Antesde descrever o procedimento de utilizacao da carga, gostaria de fazer um brevecomentario sobre potencia.Quando falamos em potencia de amplificador e comum pensar em potencia RMS ouainda potencia real. Ha tambem, talvez nem tao conhecidas, outras unidades paraexpressar a potencia de um amplificador como potencia IHF, de pico ou musical epotencia de pico a pico ou PMPO. Todas expressam a mesma coisa, potencia, masem unidades diferentes, como por exemplo, uma distancia que pode ser expressaem metro ou centimetros.Mas afinal, como medir a potencia de um amplificador usando uma cargaresistiva?Entao vamos la. Paramedir a potencia RMS de um amplificador precisamos do seguinte: um gerador desinais, osciloscopio, multimetro e carga resistiva.IMPORTANTE: o multimetro deve ser TRUE RMS.Faca a seguinte sequencia: 1 - Ligar na entrada do amplificador um gerador de sinais. Selecionar forma deonda senoidal e frequencia de 1KHz.2 - Ligar na saida do amplificador a carga resistiva (com resistencia igual aimpedancia de saida do amplificador).3 - Conectar a ponteira do osciloscopio junto aos terminais da carga, positivoe negativo respectivamente.4 - Certifique-se de que o amplificador esteja com o volume minimo, que oosciloscopio esteja selecionado para uma tensao de entrada de pelo menos 50V eque a amplitude de saida do gerador esteja no minimo.5 - Ligar os instrumentos e o amplificador. Aguardar alguns segundos para osequipamentos estabilizarem. Em seguida colocar o volume do amplificador nomaximo.6- Aumentar o nivel de amplitude do gerador de sinais, lentamente,observando o aumento do nivel de saida atraves do osciloscopio, ate atingir oponto de maxima excitacao (ligeiramente antes do inicio da saturacao).7- Medir a tensao VAC sobre a carga resistiva com o auxilio do multimetro.Alguns osciloscopios permitem realizar medida de tensao RMS. No caso seutilizar o multimetro, nao esquecer que o mesmo deve ser TRUE RMS.Paracalcular a potencia usaremos a lei de Joule para obter a potencia que estasendo medida.P= (V x V) / ROnde, P= Sera a potencia medida.V= Tensao em volts medida sobre a carga.R= Resistencia em ohms da carga.Exemplo:P = (20 x 20) / 8 = 50WrmsSimples,nao e mesmo?Legal. O objetivo foi apresentar de uma forma simples a verificacao da potenciaRMS de um amplificador. Ainda podem ser utilizadas outras formas de medida, comresultados mais precisos, no entanto, o procedimento descrito e bastanteeficiente.Atelogo!Abraco.Referencias:Braga, Newton C. Som Amplificadores & Cia. Editora Saber Ltda. Sao Paulo - 1994.Vassallo, Francisco R. Manual de Caixas Acusticas e Alto-Falantes: Teoria, Funcionamento, Exemplos Praticos para Profissionais e Amadores. Editora Hemus Ltda. Sao Paulo - 2005. Voces lembram que a Selena faz parceria com a Adidas NEO? A colecao ficou muito perfeita, deem uma olhada: As calcas coloridas ficaram muito lindas!!! A marca