BATIMETRIA - LEVANTAMENTOS BATIMETRICOSComenteEnvie por E-mailCompartilheLevantamentos BatimetricosPor MundoGEO | 0h00, 27 de Setembro de 2005Saiba mais sobre essa atividade essencial a navegacao e ao posicionamento de embarcacoes.Os levantamentos batimetricos sao a principal tarefa de um levantamento hidrografico.Entende-se como Levantamento Hidrografico (LH), o conjunto de trabalhos executados na obtencao de dados batimetricos, geologicos, maregraficos, fluviometricos, topo-geodesicos, de ondas, de correntes e outros, em areas maritimas, fluviais, lacustres e em canais naturais ou artificiais, navegaveis ou nao, desde que nao tenham como finalidade a pesquisa e a investigacao cientifica, de que trata o Decreto n 96.000, de 02 de maio de 1998. As especificacoes visando a realizacao destes levantamentos, no Brasil, sao apresentadas pela DHN Diretoria de Hidrografia e Navegacao (Marinha do Brasil) (2a edicao de 1998) traduzidas de uma publicacao especial numero 44, 4a. Edicao da IHO (International Hydrographic Organization IHO S44, 1997). A diretoria apresenta uma coletanea de instrucoes tecnicas que devem ser seguidas pelos que almejam realizar tais levantamentos.Os levantamentos batimetricos tem por objetivo realizar as medicoes de profundidades associadas a uma posicao da embarcacao na superficie da agua, necessarias em areas maritimas, fluviais, em lagoas e em canais naturais ou artificiais, navegaveis ou nao, visando a representacao destas areas em uma carta.As profundidades sao de extrema importancia para que seja possivel representar as linhas isobaticas, as quais permitirao a visualizacao da topografia submersa. As medicoes de profundidade podem ser realizadas de forma direta ou indireta. No primeiro caso, os equipamentos que podem ser empregados sao, por exemplo, o prumo de mao, a maquina de sondar e as estadias. No segundo caso emprega-se, por exemplo, sensores acusticos (ecobatimetro mono-feixe ou multi-feixe), sensores eletromagnetico espacial ou aerotransportado. Atualmente sao amplamente empregados os sensores acusticos (ecobatimetros).O principio fundamental de um ecobatimetro consiste em que um feixe de ondas sonoras (frequencia menor que 18 KHz) ou ultra sonoras (frequencia maior que 18 KHz) seja transmitida verticalmente por um emissor instalado na embarcacao, atravessando o meio liquido ate atingir o fundo submerso e ai se reflete, retornando a superficie, onde e detectado por um receptor. O tempo decorrido entre a emissao do sinal e a recepcao do eco refletido do fundo submerso e convertido em profundidade, visto que a velocidade do som na agua e conhecida (@ 1500 m/s). Basicamente, os ecobatimetros compoem-se dos seguintes componentes: transmissor, receptor, amplificador, registrados, transdutor e comando de transmissao (Figura 01). A intervalos de tempos constantes, o comando de transmissao envia um pulso ao transmissor, que recebendo este sinal, envia um pulso de energia eletrica de potencia muito maior que a recebida, ao transdutor. O transdutor de recepcao transforma energia eletrica em sonora (pelo principio da magnetostricao ou da piezo-eletricidade). O eco refletido pelo fundo submerso impressiona o transdutor de recepcao, que transforma energia sonora em eletrica, que e, por sua vez, enviada ao medidor de intervalo de tempo. Nele, e medido o intervalo entre a emissao do pulso e a recepcao do eco, que e transformado diretamente em profundidade e apresentado, visualmente ou graficamente, no registrador (MIGUENS, 1996).FIGURA 01 PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DO ECOBATIMETROFONTE: Adaptado de MIGUENS (1996)Os