de temperatura a 20C, eapresentado os volumes convertidos para cada uma das amostras (da mesma formacomo foi procedido com a bureta de 25 mL, ver paginas 5 e 6). A analise docomportamento estatistico desses dados esta representada na tabela 2.2.Observamos que todos os desvios-padraos obtidos estao abaixo de 1, o que podecaracterizar uma significativa precisao. Os erros relativos apresentados denotamuma boa exatidao dos volumes determinados in vitro em relacao com os volumesteoricos denotados pelas calibracoes dessas pipetas.Os dados obtidos durante a calibracao dos baloesvolumetricos de 50 mL e 100 mL estao apresentados na tabela 3.1.5.1. Calibracao da Bureta de 25ml. Temperatura inicial da agua (oC) Volume transferido (mL) Mr + Massa da agua Massa de agua (g) 26.0 0.0 61.4132 25.0 1.0 62.8517 1.4385 26.5 3.0 64.6929 3.2797 26.5 5.0 66.7631 5.3499 26.5 11.0 72.9322 11.5119 26.5 15.0 77.0706 15.6574 26.5 21.0 83.3362 21.9023 26.0 25.0 87.3341 25.9209 Tabela 1.1: Dadossignificativos encontrados para o experimento 1. Volume transferido (mL) Media das massas (g) Desvio padrao Erro relativo (%) 10.0 9.9514 0.0759 0.1665 20.0 19.9736 0.0340 0.8148 30.0 30.8311 1.5959 3.1002 40.0 39.7338 0.2013 0.3466 Tabela 1.2: Desviopadrao e valores estatisticos do experimento 1.A tabela 1.1 apresenta todos os dadoscoletados durante o processo de afericao da bureta de 25 mL. Observa-se que oprocesso de afericao foi realizado tres vezes para cada uma das transferencias.Os calculos dos volumes corrigidospara 20oC, foram determinados atraves dos valores das densidades da agua nastemperaturas de 20oC, 26oC e 27oC que respectivamente 0.9982g/mL, 0.9968g/mL e0.9965g/mL [2].O desvio padrao dos dados obtidosesta representado na tabela 1.22. Podemos observar que os dados coletados paraa transferencia de 10 mL e de 20 mL sao relativamente precisos por apresentaremdesvio padrao da ordem de grandeza correspondente aos centesimos de variacao.Para a transferencia de 30 mL, a precisao dos dados e relativamente baixa(desvio padrao alto) e representam dados com baixa acuracia. Os volumes de 10mL e 20 mL apresentam uma melhor reprodutibilidade e estes podem ser usadospara comparacao com o volume teorico representado por cada aparelhagem. Oserros relativos apresentados tanto para as transferencias de 10 mL, 20 mL e 40mL estao relativamente baixos e representam uma boa exatidao com os volumes teoricosde afericao da bureta, nao ocorrendo o mesmo na transferencia de 30 mL.Pode-se justificar a baixa exatidaoda transferencia de 30 mL com caracteristicas peculiares da aparelhagem usada.Para se obter um melhor resultado no experimento com a bureta, ou seja,resultado com menor erro relativo e maior precisao, deve-se utilizar uma buretaque contenha a torneira mais sensivel em termos de manuseio, visto que suavazao tem que ser a menor possivel para poder nivelar o menisco na marcadesejada reduzindo-se os erros.As pipetas volumetricas de 25,00 mL e50 mL foram calibradas e os seus dados foram registrados nas tabelas 2.1 e 2.2.1. ConclusoesDe acordo com as informacoes apresentadas e com aanalise dos resultados coletados, o experimento foi realizado com prudencia erigorosidade por apresentar alta precisao e exatidao. Alguns desvios ocorridosem alguns dados denotam imperfeicoes caracteristicas dos instrumentos assimcomo interferencia externa de diversos agentes fisicos. Todos os objetivos noque tange a calibracao de aparelhagem e concepcao de tecnicas para