decibelimetros,deve-se tomar o maior numero possivel de medicoes e aplicar na formula:NPS2 = NPS1 + 20log (d1/d2), onde:NPS1 =Nivel de pressao sonora medido no ponto 1;NPS2 =Nivel de pressao sonora procurado no ponto 2;d1 =Distancia ao centro teorico da fonte do ponto 1;d2 =Distancia ao centro teorico da fonte do ponto 2. Todas ascurvas devem ser paralelas ao piso de trabalho e situar-se a uma altura deentre 1,40 m e 1,55 m (altura do ouvido medio estatistico dos trabalhadores).Ou seja, o aparelho deve ser posicionado nessa altura em relacao ao piso e emtodos os pontos de medicao. Para melhor cobertura, os pontos de medicao escolhidosdevem contemplar no minimo todos os postos de trabalho do recinto e o local deacesso ao mesmo. A Espiral de Arquimedes pode ser utilizada como balizador dospontos de medicao, mas os postos de trabalho nao cortados pela curva (sempontos de medicao) devem ter seus niveis de ruido calculados pela formulaacima. As medicoes dos niveis de ruido dos postos de trabalho sao obrigatorias.Com os valores em maos, jogar na formula Cn/Tn[9] e calcular a dose.Mas em minha opiniao e importante colocar tambem os valores minimos e maximosde cada setor.Noentanto, ja existem aparelhos e softs que facilitam na elaboracao do Mapa deRuido. Ha dosimetros que especificam a frequencia predominante em cada area. OMapa de Ruido tem o objetivo de demarcar as areas de risco, em cumprimento asNR 06, 09 e 26.[10] Somente demarcando as areas de risco e possiveldeflagrar o Nivel de Acao Preventiva da NR-09.[11] Por exemplo, seno Mapa de Ruido aparece uma area com nivel de ruido de acima de 80 dB(A) para8 horas/dia de exposicao, todos os trabalhadores que desenvolverem atividadesna area devem utilizar EPI. Tambem, no caso do Mapa contar em determinada areaum nivel de ruido de 100 dB(A), legalmente todos os trabalhadores que permaneceremna area por mais de 30 minutos devem fazer uso de protetores auriculares. Maspreventivamente todos que adentrarem areas com niveis de ruido superiores a 80dB(A) devem fazer uso de protetores auditivos.O que osoft faz e pegar todos os valores de ruido medidos no local e informados ecalcular sua propagacao no entorno de cada ponto de medicao, bem como, somar osvalores dos niveis de ruido que se sobrepoem. Isso resulta numa enorme area colorida,sendo que cada cor representa um intervalo de nivel de ruido (geralmente de 5dB). Manualmente isso tambem pode ser feito, mas e muito trabalhoso e apresentaerros maiores. Basicamenteo Mapa de Ruido pode ser realizado mais facilmente por meio de um dosimetro deruido. Nesse caso nao vao aparecer os picos, mas apenas a dose estimada deruido dentro do recinto considerado. Desse modo, para picos de ruido comdiferenca superior a 5 dB(A) entre os pontos de medicao constituidos por postosde trabalho fixos, nao deve ser utilizado o processo de dosimetria. O idealseria mesmo um decibelimetro dotado por filtro de bandas de oitava, paraverificacao das frequencias.[12] Emambientes fechados o ruido se comporta de forma diferente em relacao a ambientesabertos. Algumas variaveis devem ser compreendidas e estudadas, variaveis comoa geometria do ambiente, absorcao, reflexao e caracteristicas das fontessonoras, assim como, as relacoes de contribuicoes