google imagensProvavelmente, muitosprofissionais nao se dao conta disso, mas, certamente, as curvaturas sao oprincipal desafio a ser superado durante a negociacao e instrumentacao dosistema de canais radiculares. Para se lidar adequadamente com uma curvatura(principalmente com instrumentos de aco-inox), serao necessarios : treinamento, sensibilidade, conhecimento da anatomia erespeito das limitacoes dos instrumentos utilizados. O diametro dosinstrumentos relaciona-se intimamente com sua flexibilidade, o que implicadiretamente em ate que ponto do conduto essa lima pode penetrar e cortar.Inicialmente e necessario que sejafeita uma distincao importante : negociar um canal curvo e diferente deinstrumentar um canal curvo. Chamamos de negociar o canal, basicamente, atingira patencia deste, ou seja, levar um instrumento delicado ate o terminus,mantendo limpa a saida foraminal principal. Instrumentar o canal demanda suaampliacao, cortar adequadamente as paredes dentinarias nas areas corretas, semexcessos ou desvios, de acordo com os principios de Schilder*. Para a maioria dos profissionais, anegociacao deve ser executada com instrumentos finos de aco-inox que aliam boaflexibilidade (pelo pequeno diametro) com boa resistencia axial (necessaria acarga utilizada para transposicao de trechos constritos dos condutos). Deacordo com a maioria dos trabalhos atuais, nao faz sentido instrumentar umcanal curvo com instrumentos que nao sejam de NiTi. Essa liga metalica permiteque os instrumentos acompanhem centralizadamente os condutos curvos, diminuindosensivelmente os erros iatrogenicos inerentes as curvaturas como zips,desgastes excessivos, degraus e transportes.As observacoes a seguir valem,principalmente para limas de aco. Os instrumentos de NiTi atuais possuem umcomportamento sensivelmente diferente. O fenomeno curvatura apresenta uma seriede implicacoes fisicas na dinamica de trabalho dos instrumentos. Em geral, quantomais rigido um instrumento, menos propenso a acompanhar um conduto curvo ele setorna. Quando determinado instrumento nao acompanha adequadamente umacurvatura, a tendencia e ele ser forcado de encontro a uma parede e cortar(muitas vezes indesejadamente) uma regiao do canal que nao deve ser desgastada.A solucao comumente empregada para que um instrumento de aco possa transpor umacurvatura e pre-curva-lo. Dessa forma, na maioria dos casos a lima ultrapassaregioes curvas com relativa tranquilidade. Entretanto, como ja discutimos,ultrapassar determinada regiao (negociar) e uma coisa, cortar (instrumentar) eoutra. Um instrumento de aco um pouco mais espesso, destinado a instrumentacao,normalmente sofre grande influencia da curvatura e corta em pontos, muitasvezes, fora do controle do operador. Nas situacoes anatomicas, por exemplo deduplas curvaturas, nao ha como precisar com seguranca onde determinada lima deaco esta cortando na segunda curvatura. Nesse ponto o instrumento sai docontrole do profissional e sera influenciado exclusivamente pela resultantefisica das forcas impostas a ele pelas paredes no canal. Como um instrumento deaco possui rigidez inerente ao material, nao e natural que ele permanecacentralizado no conduto, acompanhando equilibradamente seu caminho. Sua tendencia e cortar acentuadamente uma dasparedes, mantendo as outras quase intocadas. Se estivermos trabalhando a poucosmilimetros do forame apical, estarao ai estabelecidas todas as condicoes paraformarmos um degrau apical, que dificilmente sera ultrapassado. Assim, conclui-se que, da mesmaforma que afirmamos no capitulo anterior, nao se deve instrumentar osmilimetros apicais de condutos (principalmente curvos) com instrumentos de acoacima de determinada espessura (.20, .25 ou .30). A possibilidade de formacaode degraus aumenta acentuadamente. Os novos instrumentos de NiTi surgiram exatamentepara instrumentar de forma mais centralizada essas regioes.