liquido em vidro; Termometros clinicos digitais; Esfigmomanometros mecanicos; e Esfigmomanometros digitais.Para cada um desses instrumentos, o artigo descrevera suasprincipais caracteristicas tecnicas, como esta estruturado seucontrole legal e qual a regulamentacao aplicavel. Sera discutidatambem a influencia e participacao internacional do Inmetro naarea, evidenciada atraves de sua participacao em treinamentose consultorias em outros paises. Ao final serao sinalizadas propostasde aperfeicoamento e ampliacao do controle metrologicolegal na area.Termometro clinico de liquido em vidroPrimeiro instrumento de medicao da area da saude a serregulamentado pelo Inmetro, o termometro clinico de liquidoem vidro tambem e um dos instrumentos mais simples utilizadosna medicina.Principais caracteristicas tecnicasO termometro clinico e um instrumento destinado a medir atemperatura do corpo humano. E provido de dispositivo de maximae composto de bulbo, ligado a um tubo capilar no interior do qualo liquido termometrico, ao ser aquecido e se dilatar, indica na escalado instrumento a temperatura em graus Celsius (C) [4]. Essetipo de termometro pode ter escala externa ou interna (Fig. 1). Aprincipal diferenca entre um termometro clinico e um termometrode liquido em vidro comum e o dispositivo de maxima. Trata-sede um estreitamento no diametro do tubo capilar, responsavelpor impedir que o liquido termometrico retorne ao bulbo aposresfriar-se. Isso permite que a leitura de sua indicacao possa serfeita sem que o termometro continue em contato com o corpo dapessoa de quem se deseja medir a temperatura.O liquido termometrico utilizado na maioria dos termometrosclinicos e o mercurio. Porem, devido a sua alta toxicidade, existeMETROLOGIA60 www.banasmetrologia.com.br Julho 2011uma tendencia de substitui-lo por outros compostos que possuamdesempenho semelhante e que, em principio, causem menos danosa saude e ao meio ambiente. O controle legal dos termometrosclinicos de liquido em vidro e composto de duas etapas: a ATM ea verificacao inicial.Apreciacao tecnica de modelo:A ATM desse instrumento e realizada atraves do exame de documentose de uma amostra com 10 termometros [5]. No primeiroexame e verificado se a documentacao esta completa e se ela esclarecee define as especificacoes tecnicas e as caracteristicas construtivas emetrologicas. Em seguida, a amostra e submetida ao exame preliminare, posteriormente, a quatro ensaios de desempenho [5]. Para que omodelo de termometro seja considerado aprovado, e necessario quetodos os exemplares da amostra apresentem resultados satisfatoriosna ATM. Caso qualquer um dos exemplares apresente nao-conformidade,toda a amostra e considerada reprovada.Verificacao inicial:A verificacao inicial dos termometros clinicos e composta doexame preliminar e dos ensaios de temperatura e de facilidade dereposicao da coluna de liquido termometrico [4].Ela e realizada por amostragem, utilizando-se um planobaseado na norma ISO 2859, edicao 1989. O plano preve nivelde inspecao para uso geral II, amostragem dupla, inspecao severae nivel de qualidade aceitavel (NQA) 0,40 para o ensaio detemperatura e NQA 2,5 para o exame preliminar e para o ensaiode facilidade de reposicao da coluna de liquido termometrico.Caso a amostra verificada obtenha exito em todas as etapas,considera-se que todos os termometros apresentadospara verificacao foram aprovados. Nesse caso, cada um delesrecebe uma marca de verificacao inicial (Fig. 2) e pode entaoser comercializado.Regulamentacao aplicavelA OIML possui a Recomendacao Internacional R7 ClinicalThermometers (mercury-in-glass, with maximum device). A edicaoatual desse documento e de 1979 e, segundo informacoes daOIML, devera ser revisada em breve