e confiabilidade, possuem auto-diagnose, sensor matching (Callendar Van Dusen), comunicacao digital e sao utilizados com os mais diversos sensores em medicoes simples, dupla, maxima, minima, media, diferencial, etc. Exemplo: TT411 da SMAR. Transmissores para montagem em cabecote (poco) Sua principal aplicacao e a montagem em cabecotes, permitindo facil instalacao e conexoes com sensores, alta flexibilidade de instalacao e manutencao, dando seguranca e confiabilidade, possuem auto-diagnose, sensor matching (Callendar Van Dusen), comunicacao digital e sao utilizados com os mais diversos sensores em medicoes simples, dupla, maxima, minima, media, diferencial, etc. Exemplo: TT421 da SMAR.Em termos de protocolos, como com qualquer outro equipamento de campo, o predominio no mercado e por protocolos abertos, como HART, Foundation Fieldbus e Profibus PA. Exemplos de Transmissores HART (4-20mA)Vejamos a figura 2, onde temos o diagrama de blocos do transmissor de temperatura HART TT301 da SMAR.Figura 2 - Diagrama de blocos do transmissor TT301 Este transmissor possui as seguintes caracteristicas:Entrada Universal com ampla escolha de sensores: RTDs padroes, Termopares padroes, ohm, mV e Sensor Especial Medicao Simples ou Diferencial: 2 , 3 ou 4 fios e sensor backup Isolado Compensacao de junta fria Compensacao de resistencia de linha Linerarizacao 0.02% de precisao basica 4-20mA + Protocolo HART Re-range Bloco PID e Gerador de SetPoint Autodiagnosticos Deteccao de Burn-out Facil upgrade para Foundation Fieldbus e Profibus PA Display (permite 4 posicoes de montagem) Montagem em campo A prova de explosao e tempo Intrinsecamente Seguro Alta Imunidade a EMI e RF Robusto Ajuste local simples e completo Corrente de saida de acordo com a NAMUR-NE43 Protecao de escrita Verdadeira carcaca com duplo compartimento Co-processador matematico de alta performance Beneficios:Baixo custo com manutencao Auto diagnostico remoto Somente um modelo de sobressalente para estoque: um unico transmissor para qualquer aplicacao e ampla faixa e tipo de sensores Baixo custo de instalacao Configuracao remota ou local e facil calibracao (re-range) Flexibilidade, um unico transmissor para qualquer aplicacao e ampla faixa e tipo de sensores Reducao dos custos de producao Reducao do tempo de paradas (process downtime) Melhor uniformidade da producao Reducao da variabilidade dos processos: economia de materia-prima e melhor qualidade final do produto devido a alta exatidao e estabilidade. A figura 3 mostra o diagrama de blocos dos transmissores de temperatura HART, TT411 e TT421. Figura 3 - Diagrama de blocos do transmissor TT411 e TT421 Estes transmissores possuem as mesmas caracteristicas basicas do TT301. Veja detalhes e beneficios nas figuras 4 e 5. Figura 4 - TT411 montagem em trilho DIN Figura 5 - TT421 montagem em cabecote Novidades em medicoes de Temperatura Sensore OticosSao ainda pouco difundidos mas vejamos abaixo alguns marcos da evolucao da fibra otica:Foi inventada em 1952 pelo fisico indiano Narinder Singh Kanpany. 1970: Corning Glass produziu alguns metros de fibra otica com perdas de 20 db/km. 1973: Um link telefonico de fibras oticas foi instalado no EUA. 1976: Bell Laboratories instalou um link telefonico em Atlanta de 1 km e provou ser praticamente possivel a fibra otica para telefonia. 1978: Comeca em varios pontos do mundo a fabricacao de fibras oticas com perdas menores do que