dB(A), para exposicoes deate 8 horas/dia. Colocando o Limiar de Integracao situado em 80 dB(A) vai dardiferenca (para mais) no resultado final da dosimetria porque mais valoresserao integralizados. Valores esses que legalmente nao sao considerados e atedescartados no calculo da dosimetria realizado com aparelho decibelimetro.[6]Entao,para dimensionamento das exposicoes dos trabalhadores ao ruido precisamos dosseguintes dados:a) Nivelde ruido em dB(A) ou dose (%);b) Tempode exposicao;Para queseja possivel calcular:a) Nivelde Acao;b) Nivelde Reducao do Ruido NRRsf oferecido pelo aparelho.Apenas deposse desses dados e possivel definir se o trabalhador se encontra exposto aniveis de ruido acima ou nao do Limite de Tolerancia e acima ou nao do Nivel deAcao da NR-09. Isso considerando que o levantamento de ruido foi realizadocorretamente e que ha uma gestao eficaz de EPI (pelo que tenho visto a maioriadas empresas nao possuem nem uma coisa nem outra).Informarque o trabalhador se encontra exposto a um nivel de ruido tal nao significanada. Nao tem nenhum valor tecnico, cientifico ou mesmo legal. Gosto delevantamentos como esse apenas quando atuo como Assistente Tecnico Pericial daparte contraria. Facilmente consigo anular o Laudo Pericial. Portanto,para cumprimento dos dispositivos legais (NR-15 e IN 77 do INSS) e necessarioprogramar o aparelho do seguinte modo:Criteriode Referencia = 85 dB(A);Incrementode Duplicacao de Dose = 5 dB;NivelLimiar de Integracao = 85 dB(A);Limite deExposicao Valor Teto = 115 dB(A);Curva dePonderacao = A;Constantedo Tempo de Integralizacao = Slow.O Manualde Pericias Medicas da Previdencia Social,[7] alem de nao apresentarinformacoes claras ainda esta desatualizado (embasa apenas ate a IN/INSS78/2002), que exige medicao de ruido em tempo integral (100%), por exemplo. Epreciso informar para eles que ja existem formulas para projecao da dose e doLavg para 100% da jornada de trabalho ou do tempo real de exposicao, calculadosa partir da dose medida pelo aparelho. Claro que essa dose de tempo parcial devecompreender todos os ciclos de exposicao (com repeticao) realizados nascondicoes normais de trabalho. Como exemplo, podemos citar o caso da operacaode empilhadeira, que apesar de possuir dinamica operacional complexa, queinabilita medicoes com decibelimetros, possui ciclos de exposicao regulares esemelhantes. Isso permite medicoes em tempo parcial com posterior projecao dadose e do Lavg. Mas e imperativo que a medicao parcial compreenda todos osciclos de exposicao, como por exemplo, maiores distancias percorridas e movimentacaode cargas mais pesadas. E, nao, medir o ruido com a empilhadeira parada e ooperador acelerando em ponto morto nao vale (como tenho visto). O tal Manual aindapossui mecanismo de protecao contra copia. Tentei copiar um trecho para colar ecomentar aqui e nao consegui. Sinceramente e preciso ter uma mentalidade muitomesquinha e limitada para bloquear copia de documento de interesse publico,como e o caso desse documento. Meus Blogs, tanto o HBI quanto o HBS, estao ailiberados para quem quiser copiar. E modestia a parte: sao bem melhores queesse Manual desatualizado. A publicacao desse Manual apenas ressalta aincompetencia dos medicos peritos do INSS em relacao a propria legislacao, quepara cada atendimento de iguais caracteristicas medico-legais, ha conclusoesdiferentes. Como lembrete informo que a IN atual e a 77/2005[4]. O que maisvemos sao dosimetrias realizadas sem obediencia aos parametros cientificos,tecnicos e legais. Os erros mais comuns sao: