Verificacoes Intermediarias e CEPVoce pode utilizar os dados das verificacoes intermediarias para estudar a estabildade do equipamento com o tempo. A pergunta e: o equipamento que utilizo e estavel com o tempo? A verificacao intermediaria nos ajuda a identificar os problemas de funcionamento do equipamento de medicao, pois se algo aconteceu com ele, ou seja, a sua resposta em termos de curva de calibracao mudou, sera detectado nos graficos de controle sugeridos pelo CEP.Portanto, o ControleEstatistico de Processo (CEP)confirma a sua caracteristica de ser um metodo preventivode se comparar, continuamente, os resultados de um processo de medicao,identificando a partir de dados estatisticos as tendencias para variacoessignificativas, a fim de eliminar/controlar essas variacoes. O objetivoprincipal no CEP e reduzir cada vez mais a variabilidade de um processo. - Quando se expressa o resultado de uma medicao, alem do valor estimado do mensurando, e necessario avaliar e expressar a incerteza da medicao como variacao da qualidade do resultado de uma medicao. A incerteza da medicao e considerada como uma informacao fundamental, um indice de qualidade da medicao realizada que proporciona uma base para a comparacao dos resultados da medicao, dando uma medida da confiabilidade aos resultados.- O resultado de uma medicao nao esta completo quando falta a declaracao da incerteza do resultado da medicao com um nivel de confianca ou probabilidade de abrangencia determinada. A incerteza do resultado da medicao nao e equivalente ou sinonimo de erro de medicao ou da precisao da mesma sob condicoes de repetitividade ou de reprodutibilidade.- A incerteza do resultado da medicao e muitas vezes qualificada como um grande problema, por alguns ate julgada como extremamente complicada de se determinar. Verdadeiramente nao e assim e nao existe situacao real alguma onde seja, embora tenhamos que concordar que algumas vezes a sua determinacao seja trabalhosa.Fonte: Incerteza de Medicao para Iniciantes, de Gilberto Carlos Fidelis. Livro publicado pelo CECT. Os resultados de uma calibracao sao geralmente destinados:a) Para verificar que o instrumento de medicao esta em conformidade com uma norma, especificacao legal ou tolerancia definida para o produto a ser medido, b) visando determinar dados e parametros para a operacao de ajuste;c) Levantamento detalhado da curva de erros e tabelas com valores da correcao e sua incerteza, com o objetivo de corrigir tendencias, visando assegurar resultados de medicao confiaveis; Nao confunda resolucao com precisao.A resolucao e o menor valor que voce pode medir com um instrumento de medicao. Nos instrumentos digitais e a variacao que ocorre no ultimo digito.Exemplo, uma balanca com resolucao de 0,0001 g significa que podemos medir uma massa ate a quarta casa da grama, ou seja 0,1 mg, e que e possivel medir diferencas de massa ate 0,1 mg. A precisao esta relacionada com a dispersao dos resultados em torno de um valor medio e pode ser quantificada atraves do desvio padrao das medicoes.Por exemplo, se com uma balanca de resolucao 0,01 g voce medir uma mesma massa 3 vezes e obter os resultados 0,25 g, 0,23g e 0,27 g o desvio padrao sera igual a 0,02 g e voce podera relatar que a precisao dessa medicao