dados da mecanica respiratoria foram armazenados de forma continua pelo software Analysis Plus em um computador, por periodo de tres minutos e repetidos por mais de trinta vezes. Ao final deste periodo, os dados foram processados e analisados.A segunda fase da pesquisa, denominada de estudo piloto-experimental, foi realizada com porcos da raca Large-White para comparar ambos os tubos endotraqueais o convencional e o modificado e a possivel ocorrencia de lesoes na mucosa traqueal. O diametro dos tubos utilizados foi de 7,5 mm para ambos os modelos. Foi utilizado o mesmo ventilador mecanico da primeira fase da pesquisa e a pressao no novo modelo de balonete foi ajustada para 25 cm H2O. Os dois animais permaneceram anestesiados, sob ventilacao mecanica, por um periodo continuo de 48 horas. Apos o termino do experimento, os animais foram induzidos a obito e ambas as traqueias foram analisadas quanto a possiveis lesoes macroscopicas e histologicas.ResultadoO novo modelo de tubo endotraqueal mostrou no estudo de bancada menor pressao do balonete quando comparado com o modelo atualmente em uso. Segundo os pesquisadores, isto nao dependeu da fase do ciclo respiratorio. No estudo piloto-experimental em animal foi observado que o modelo desenvolvido pelos pesquisadores da Unicamp proporcionou menor lesao traqueal, tanto macro como microscopicamente.De acordo com os estudos, os furos feitos no interior do tubo ocasionaram a passagem e a saida do ar tanto na inspiracao quanto na expiracao durante a ventilacao mecanica no balonete distal. Por nao estar sempre insuflado, o contato com a mucosa traqueal foi menor e, consequentemente, as possiveis lesoes foram praticamente insignificantes.Uma das preocupacoes dos pesquisadores ao desenvolverem o novo modelo foi com relacao a protecao das vias respiratorias de secrecoes gastricas que podem comprometer os alveolos pulmonares. Por isso, o tubo endotraqueal desenvolvido pelos pesquisadores dispoe, externamente, de um canal para o uso de uma sonda de aspiracao continua para as possiveis secrecoes acumuladas ao redor do balonete.Segundo Tincani, antigamente acreditava-se que so existia a interrupcao do fluxo sanguineo na traqueia de quem ficava quatro, cinco ou mais dias entubado. Hoje, os estudos comprovam que lesoes de laringe podem ocorrer em entubacoes por periodos curtos, que variam entre 24 e 48 horas. Este balonete que desenvolvemos pode evitar isso. E, para os anestesiologistas, fica tudo mais simples: entubou, pode ventilar, disse Tincani.A partir da comprovacao da eficiencia do novo modelo, os pesquisadores patentearam o novo modelo no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) com o nome de Dispositivo de intubacao orotraqueal de baixa pressao intermitente. Segundo Tincani e Gilson, a producao em escala comeca ainda este ano. O preco de custo do tubo endotraqueal convencional e de R$ 3,00 a R$ 10,00. De acordo com os medicos-inventores, o novo tubo nao devera ter acrescimo no custo final. A patente internacional ja foi requerida. Gilson Barreto ressaltou que existem varias patentes mundiais tentando resolver esse problema, que ate hoje nao foi sanado. E o gasto com pesquisas nessa area sao da ordem de milhoes de dolares. Este modelo e muito mais simples que o normal e vai melhorar o trabalho de medicos e a qualidade