l'acqua e il couplant. Pertanto, quando i pezzi recitati di rottami ferrosi, con l'aggiunta di acqua e additivi per impedire la corrosione del pezzo di prova oltre al anti-schiuma e antibatterico.Caratteristiche e variabili del fascio di ultrasuoniIl fascio di ultrasuoni non e uniformemente presente quando si propaga in un mezzo. Si differenzia e la loro intensita varia con la distanza dal trasduttore.La velocita di propagazione e la frequenza non cambiano con la distanza.Il piu lontano dal trasduttore, minore e l'intensita. Piu ci si allontana dalla linea di 100%, che e la linea del massimo di pressione sonora, minore l'intensita.Il fascio sonoro perde la sua intensita con la distanza e la divergenza, e quindi diminuisce anche l'ampiezza del segnale.Il fascio di ultrasuoni e suddiviso in tre zone distinte che sono: zona morta, campo vicino e campo lontano.Zona morta: la zona appena sotto il trasduttore, che non puo essere testato.Questa zona ha una profondita variabile da 1 a 3 mm, a seconda della frequenza utilizzata. Questa striscia sottile di spessore che e la zona morta dovrebbero essere testati mettendo il trasduttore sulla superficie opposta o un altro tipo di prova. Ad esempio, con liquidi penetranti, particelle magnetiche o correnti parassite.Vicino al campo (Fresnel Zone) e una regione di grande pressione e grande variazione dell'intensita sonora del fascio sonoro, causando grande turbolenza e di disordini.Questa regione e inaffidabile. Non e consigliabile prendere in considerazione o affidamento sulle informazioni ottenute.Per calcolare il campo vicino di trasduttori usiamo la seguente formula:N = D2. F / 4. VLDove:N = campo vicinoD = diametro del cristallo trasduttoreF = frequenza del trasduttoreVL = velocita longitudinale del materiale in prova4 = costantePer calcolare il campo vicino di trasduttori angolari si usa la seguente formula:N D = eq2. F / 4. VTDove:N = campo vicinoEq2 D = diametro equivalente del trasduttore angolo di cristallo (che e rettangolare).F = frequenza del trasduttoreVT = velocita di spostamento del materiale in prova.Prima e necessario calcolare il diametro equivalente come gli encoder angolo di cristallo e rettangolare e non circolare come in trasduttori normale.Calcolo del diametro equivalente:l'. b = (?. EQ2 D) / 4? Eq2 = D (a. B. 4) /?Dove:Eq2 D = diametro equivalente= Lato minore del cristallob = lato lungo del cristallo? = 3.14164 = costantecampo lontano: inizia quando si completa il campo vicino.In questa regione dove e considerato il test fascio di ultrasuoni affidabile. Sembra che e dall'inizio del lontano dal campo che inizia divergenza del fascio sonoro.SONIC BEAM DIVERGENZANear-field divergenza del fascio non mostra, ma a partire dall'inizio del campo lontano e l'intensita del fascio di ultrasuoni diminuisce all'aumentare della distanza. Oltre alla distanza, la divergenza e un altro fattore da tenere in considerazione durante la prova, perche, a seconda della posizione del trasduttore in relazione alla discontinuita, il segnale corrispondente a questa discontinuita possono essere visualizzati sullo schermo con ampiezza ridotta.- Piu alta e la frequenza, minore e la divergenza;- Il piu piccolo e il diametro del cristallo, maggiore e la divergenza.I trasduttori a bassa frequenza sono inferiori alla rilevabilita di alta frequenza, e ancora maggiore divergenza.E 'importante considerare e comprendere