blocchi V1 e V2.Blocco di riferimento:Sono i blocchi specifici per fare il confronto tra le riflessioni di discontinuita rilevate o qualche altra caratteristica particolare della parte in prova. Puo essere il punto di riferimento per la discontinuita, la struttura interna del materiale (attenuazione), spessore, ecc ..Il blocco migliore e fatto riferimento con un numero pari alla quota da testare e contiene forse la discontinuita naturali.Quando sono per riferimento e confronto di discontinuita riflessione, hanno dei fori a fondo piatto con diametri standard e vario. Essi sono utilizzati per tracciare le curve di riferimento.Rilevando una discontinuita, e necessario confrontare con un po 'di riferimento, ma non ha un idea delle dimensioni approssimative. Essi sono necessari perche tutti i risultati ottenuti in questa prova deve essere confrontato con un riferimento tarato.Prima di iniziare il test viene fatto per verificare le condizioni dei trasduttori, la taratura della scala e poi la curva e disegnata per riferimento.Le attrezzature devono essere controllati per linearita linearita verticale e orizzontale.Linearita verticaleL'unita fornisce linearita verticale, che devono essere controllati prima di ogni prova, a presentare gli echi in quota corrispondente con i cambiamenti nel controllo di decibel.Linearita orizzontaleIl dispositivo deve avere linearita orizzontale in piu o in meno del 2% della scala a distanza impiegata. Il controllo puo essere fatto mettendo almeno quattro echi sullo schermo del dispositivo da un blocco standard, e verificare il posizionamento di noi stessi in relazione al campo di tolleranza di cui sopra. Block V1 puo essere utilizzato, utilizzando una scala di 100,0 mm di spessore e trasduttore di 25,0 mm. Si dovrebbe ottenere una calibrazione, posizionamento nei echi: iniziale echo "0" - 2.5 - 5 - 7,5 - e 10.Verificare le caratteristiche dei trasduttori normale.A seconda della sua frequenza, il trasduttore ha alcune caratteristiche, come la divergenza, il potere di risoluzione e di rilevabilita.Altre caratteristiche possono essere controllati in un blocco di calibrazione o di riferimento.I trasduttori di frequenza piu alta sono aumentate rilevabilita / sensibilita rispetto alla frequenza piu bassa.Alcuni produttori forniscono una ecografia, che e la rappresentazione dei trasduttori ad ultrasuoni fascio caratteristica in piu diverse profondita, che indica la dimensione minima delle discontinuita puo essere rilevato.Verifica della encoder angolari:Per gli encoder angolo, le caratteristiche da verificare sono le stesse normale, ma noi siamo raggiunti da altri relativi al punto di uscita e l'angolo del fascio.Con l'usura del pattino, il punto di uscita del fascio ultrasonico verra cambiato e questo punto deve essere determinata in modo che la precisione della posizione di una discontinuita non e compromessa.Verifica del punto di uscita del fascio di ultrasuoni:Per determinare il punto di uscita, il trasduttore e rivolto verso il raggio di 100 mm dal blocco V1, si coltiva l'eco di raggiungere la massima ampiezza. Tenere il trasduttore in questa posizione e utilizzare un marchio esistente sul blocco come riferimento per la mappatura di un marchio di alloggiamento del trasduttore che corrisponde al parametro di riferimento del blocco.Verifica l'angolo del trasduttore:Con la scarpa indossare e cambiare al punto di uscita del fascio sonoro, ci saranno anche modificare l'angolo.Conoscendo l'angolo del trasduttore e importante perche per calcolare