tamanhos inferiores a capacidade visual humana (em torno de 0,1 mm a 0,2 mm).Para estudar estruturas menores que 0,2 mm, voce devera aprender a usar corretamente o microscopio bem como conhecer seu funcionamento e ainda suas limitacoes.A principal finalidade do microscopio e permitir observacao individualizada de pontos que estejam situados bem proximos uns dos outros (poder de resolucao), pois se o microscopio nao tiver capacidade de separar pontos, de nada adiantarao aumentos maiores, pois voce so obtera manchas maiores (ampliadas). Normalmente, o poder de resolucao dos microscopios de luz e de 0,2 mm.Por ser um aparelho que visa fornecer aumento, ele e constituido por tres tipos de conjuntos de lentes: a ocular, que fica proxima do observador, a objetiva, que fica proxima ao objeto a ser observado, e o condensador, que e um cone de luz sobre o objeto. A objetiva projeta uma imagem aumentada do objeto em direcao a ocular, que amplia novamente a imagem e a projeta na retina ou numa chapa fotografica. A ampliacao total e igual ao aumento da objetiva multiplicado pelo aumento da ocular. O condensador nao amplia a imagem mas influi na sua nitidez. Os microscopios podem ter apenas uma ocular (monocular) ou duas oculares (binocular) e 2, 3 ou 4 objetivas.O aumento fornecido por cada peca destas vem marcado na propria peca. Assim, podemos ter na ocular um valor de 10x. Logo, estaremos usando um aumento de 400x.Uma das objetivas pode ter uma tarja preta (100x). Esta e a objetiva de imersao, que mais tarde voce aprendera a usar. As objetivas ficam no revolver, encaixadas na parte de um tubo chamado canhao. No braco do aparelho existem dois parafusos. O maior e chamado macrometrico, para grandes movimentos de platina (onde esta o objeto para ser observado). E o menor e chamado micrometrico, muito util na focalizacao delicada dos objetos, pois realiza pequenos movimentos. Na platina, onde se coloca o material a ser observado, as vezes existem presilhas para prender a lamina.Em alguns microscopios, existe uma peca chamada chariot cujos parafusos movimentam o material a ser observado. Ainda na platina, existe um orificio abaixo do qual esta situado o diafragma, que controla a intensidade da luz.Alguns microscopios tem uma lampada embutida na base do aparelho, enquanto outros tem um espelho que deve ser movimentado, ate conseguirmos que ele reflita a luz em direcao ao orificio da platina.1.5- ObjetivosAo finalizar a pratica de laboratorio, e apos a execucao dos exercicios, voce devera ser capaz de:a) identificar e manusear corretamente as pecas do microscopio de luz;b) determinar o aumento fornecido pelos diferentes jogos: objetiva-ocular;c) iluminar adequadamente diferentes preparacoes;d) fazer escalas relativas aos campos observaveis;e) fazer esquemas relativos as estruturas observadas;f) comprovar pessoalmente como funciona o microscopio.1.6- Material1.6.1- Fornecido pela instituicao:a) microscopio de luz;b) fonte de luz;c) lamina preparada (qualquer que possa eventualmente ser descartada);d) regua plastica transparente;e) lamina e laminula virgens.1.6.2- Adquirido pelos estudantes (grupo):a) Apostila para Laboratorio de Bases em Medicina Veterinaria Ib) Uma (01) folha de Jornal para recortar a Letra e (Jornal);c) Uma folha de papel milimetrado (para recortar 1 cm2 de papel milimetrado);d) Uma