Por mais de cinquenta anos, medidores de espessura ultra-som tem sido utilizados por profissionais de controle de qualidade para medir a espessura de uma grande variedade de produtos na industria transformadora, por inspectores testar partes criticas, como laminas de turbinas de aviao para o desgaste, e por equipes de manutencao para verificar as tubulacoes e tanques no servico de corrosao. Nos ultimos anos, como hardware e desenvolvimento de software tem Calibracao, ultra-avancada tem vindo a tornar-se uma ferramenta mais poderosa, confiavel e amigavel. Este tutorial descreve como eles funcionam e como elas podem ser usadas.Medidor de Espessura ultra-sonicos sao frequentemente empregadas em situacoes em que um inspector tem acesso a apenas um lado de uma peca cuja espessura deve ser determinada, como e o caso de um cano ou tubo, ou em que a medicao mecanica simples e impossivel ou inviavel por outros motivos, tais como limitacoes de tamanho de parte ou de acesso. O fato de que medidas de espessura pode rapidamente e facilmente ser feito de um lado, sem a necessidade de cortar as pecas, e uma das grandes vantagens desta tecnologia.Praticamente todo o material de engenharia comum pode ser medido por ultra-som. Medidor de Espessura ultra-sonico pode ser configurado para metais, plasticos, compositos, fibra de vidro, ceramica, vidro e. On-line ou em processo de medicao de plasticos extrudados e laminados de metal sempre e possivel, como medida de camadas individuais ou revestimentos em multicamadas fabricacoes. Niveis de liquido e amostras biologicas tambem pode ser medido. calibrando ultra-sonica e sempre completamente nao destrutivo, sem corte ou corte necessario. A gama de medicao pode ser tao grande quanto 0,08 milimetros (0,003 ") a 635 mm (25"), dependendo do material e selecao do transdutor. (Materiais que geralmente nao sao adequados para medicoes com ultra-som convencional gages incluem madeira, cimento, papel e produtos de espuma).Todos os medidores de espessura ultra-sonico trabalho de muita precisao medindo quanto tempo leva para um pulso de som que foi gerado por uma sonda chamado de transdutor ultra-sonico para viajar atraves de uma amostra. Porque as ondas sonoras refletem de limites materiais, de tempo o eco do outro lado do corpo de prova pode ser usado para calibrar sua espessura, da mesma forma que o radar ou sonar medem a distancia. A resolucao pode ser tao fina como 0,001 mm ou 0,0001 ".A maioria das aplicacoes usam pequenos, transdutores de mao, mas algumas geometrias complexas, bem como testes on-line requerem transdutores sem contato que focalizam um feixe de som atraves de uma coluna de agua ou de banho. As medicoes sao essencialmente instantaneos, e pode ser gravado em dados instrumento interno madeireiros para documentacao e analiseMedidor de Espessura ultra oferecem uma variedade de numero de beneficios em relacao as tecnicas de medicao mecanicos e opticos em uma variedade de aplicacoes comuns de fabricacao e em servico de ensaio, o apoio ao controlo de qualidade, confiabilidade e monitoramento da condicao de uma forma rentavel e de facil utilizacaoMedicao de um lado: medidores de ultra-som requerem acesso a apenas um lado das tubulacoes, tanques, tubos, containers, fundicao de oca, de