duvidas nos leitores e que espero poder dirimir algumas dessasduvidas com a publicacao deste novo artigo. Importante lembrar que o calculo doruido de fundo e aplicado geralmente para fins ambientais, em avaliacoes deincomodidade. Tambem e utilizado para fins ocupacionais, para definicao deprioridades de medidas redutoras de ruido e definicao da fonte de ruidopoluidora dentre outras, por exemplo. Para fins ambientais e de incomodidade, enecessario conhecer a NBR 10151 da ABNT[2], que esta para seralterada.[3] Esta NBR e demais aplicaveis (avocada na NBR) sao de utilizacaoobrigatoria por empreendimentos de qualquer natureza, para obtencao delicenciamento ambiental, por forca de Resolucao do Conselho Nacional do MeioAmbiente (CONAMA). Do ponto de vista da NBR 10151, todos os niveis de ruidoregistrados pelo aparelho provenientes de fontes adversas da fonte de ruido emanalise sao considerados ruido de fundo. Esses ruidos nao sao provenientes dasfontes acusticas existentes na empresa e nem inerentes a atividade da empresa,como por exemplo: a) Ruido do trafego externo;b) Ruido de pedestres em via publica;c) Ruido da empresa vizinha;d) Outros ruidos nao eventuais gerados poratividades externas. Ou seja, qualquer ruido registrado pelo aparelho nohorario das medicoes e sem relacao com as atividades da empresa.A avaliacao do ruido de fundo e importante paradeterminacao dos niveis de interferencia de uma fonte considerada dentro de umaempresa, por exemplo, ou para fins de avaliacao da incomodidade ou de confortoacustico. O ruido de fundo e na verdade, a media dos niveis de ruido minimos nolocal e no tempo previamente determinados e na ausencia da fonte emissora emestudo. Pode ser obtido pela leitura dos niveis minimos repetidamente noaparelho decibelimetro. O nivel de ruido de fundo deve ser considerado como onivel que e superado em 90% do tempo de medicao (05 minutos). Deve ser levadoem consideracao a localizacao da empresa, a estacao do ano, o periodo do dia, aposicao das janelas e portas, a permanencia da fonte emissora do ruido de fundonas proximidades, etc A avaliacao deve considerartambem a fonte em estudo funcionando e desligada, respectivamente. Se aodesligar a fonte em estudo o nivel de ruido se mantiver praticamente o mesmo,significa que o ruido emitido pela fonte encontra-se mascarado pelo ruido defundo. Uma variacao de ate 2 dB representa um nivel de ruido de fundo taointenso que o ruido da fonte nao e significativo. Para esse tipo de situacao,um controle na fonte nao tera sucesso. O controle efetivo devera ocorrer na(s)fonte(s) causadora(s) do ruido de fundo.Mas se a diferenca entre as leituras com e sem afonte em estudo for maior que 10 dB, nesse caso, ira predominar o ruido dafonte em estudo e medidas efetivas nessa fonte resolvera o problema do ruido noambiente. Porem, para diferenca de niveis de ruido situada entre 2 dB e 10 dBdevera ser utilizada a Tabela I a seguir, juntamente com o calculo apresentado,para obtencao do nivel de ruido resultante apenas da fonte em estudo.Considerando o NIVEL (1) o nivel de ruido medidocom a fonte funcionando e o NIVEL (2) o nivel de ruido medido com a fontedesligada, ou seja, medidos apenas o ruido de fundo, fazemos a diferenca pormeio da Tabela I da seguinte forma:Exemplo:NIVEL (1)