radiografia ideal apresentara boa nitidez da imagem. O maior impedimento para a nitidez da imagem relacionado ao posicionamento e o movimento.Outros fatores que influenciam no detalhe sao tamanho do ponto focal, DFoFi (Distancia foco-filme) e DOF (Distancia objeto-filme). O uso de menor ponto focal resulta em menor borramento geometrico, ou seja, em uma imagem mais nitida ou melhores detalhes. Portanto, o pequeno ponto focal selecionado no painel de controle deve ser usado sempre que possivel.A perda de detalhes e causada com maior frequencia por movimento, seja voluntario ou involuntario, basicamente controlado pelo uso de dispositivos de imobilizacao, controle respiratorio e uso de pequenos tempos de exposicao.O uso do pequeno ponto focal, a menor DOF possivel e uma DFoFi maior, tambem melhora os detalhes registrados ou a definicao na radiografia conforme descrito e ilustrado adiante.Sumario para controle de detalhes:1. Pequeno ponto focal usar pequeno ponto focal, sempre que possivel, para melhorar os detalhes.2. Menor tempo de exposicao usar menor tempo de exposicao possivel para controle voluntario e movimento involuntario.3. Velocidade filme/ecran Usar velocidade filme-ecran mais rapida para controlar os movimento voluntario e involuntario.4. DFoFi usar maior DFoFi para melhorar os detalhes.5. DOF usar menor DOF para melhorar os detalhes.D. DistorcaoDefinicao: O quarto fator de qualidade da imagem e a distorcao, que pode ser definida como a representacao errada do tamanho ou do formato do objeto projetado em meio de registro radiografico. A ampliacao algumas vezes e relacionada como um fator separado, mas, como e uma distorcao do tamanho, pode ser incluida com a distorcao do formato. Portanto, a distorcao, seja de formato ou de tamanho, e uma representacao errada do objeto verdadeiro e, como tal, e indesejavel.Entretanto, nenhuma radiografia e uma imagem exata da parte do corpo que esta sendo radiografada. Isso e impossivel porque ha sempre alguma ampliacao e/ou distorcao devido a DFoFi e a divergencia do feixe de raios X. Portanto, a distorcao deve ser minimizada e controlada.Divergencia do feixe de raios XEste e um conceito basico, porem importante, a ser compreendido em um estudo de posicionamento radiografico. A divergencia do feixe de raios X ocorre porque os raios X originam-se de uma fonte estreita no tubo e divergem ou espalham-se para cobrir todo o filme ou receptor de imagem.O tamanho do feixe de raios X e limitado por colimadores ajustaveis, que absorvem os raios X perifericos dos lados, controlando, assim, o tamanho do campo de colimacao. Quanto maior o campo de colimacao e menor o DFoFi, maior o angulo de divergencia nas margens externas. Isso aumenta o potencial de distorcao nestas margens externas.Sumario: A distorcao, que e um erro na representacao do tamanho e do formato da imagem radiografica, pode ser minimizada por quatro fatores de controle:1. DFoFi Aumento da DFoFi diminui a distorcao (tambem aumenta a definicao).Obs.1: A distancia DFoFi padrao e de 102 a 107 cm, apesar de haver estudos flexibilizando essa distancia para ate 122 cm a fim de reduzir a exposicao do paciente e de melhorar os detalhes por minimizar a divergencia do feixe. Mas em funcao do aumento do fator mA (aumento de 50percent na