O uso do paquimetro com nonio, calibre ou craveira; em milimetro com resolucao 0,05mm (cinco centesimos de milimetro) O paquimetro com nonio e um instrumento de medida dotado de uma escala e um cursor que deslisa nela. No cursor esta gravada uma segunda escala chamada nonio, tambem conhecida como vernier. Ele foi concebido para tomar dimensoes lineares externas por contato. Com menor acuracia, o paquimetro tambem mede dimensoes internas, profundidades, ressaltos dentre outras. Este paquimetro virtual e uma replica do instrumento de metrologia utilizado na area metal mecanica. A escala principal deste simulador esta graduada em centimetros, que esta dividido por dez (milimetro). O nonio divide o milimetro por vinte (1/20), marcando 0,05mm (cinco centesimos de milimetro).Conheca os componentes principais do paquimetro clicando aqui. Para compreender a mecanica da medicao com paquimetro com nonio em milimetro, leia e interaja com a pagina: Simulador de leitura e interpretacao nonio ou vernier em milimetro, resolucao decimalpaquimetro virtual: como usar o instrumento de medicao paquimetro em milimetro com resolucao 0,05mm - simulador de pratica de leitura e interpretacaoPaquimetro com nonio em milimetro resolucao 0,05mm (cinco centesimos de milimetro) No paquimetro virtual (abaixo), arraste e solte o cursor (nonio) na horizontal AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0','width','770','height','360','title','Paquimetro com resolucao 0,05mm','src','arq_swf/paquimetro-05','quality','high','pluginspage','http://www.macromedia.com/go/getflashplayer','bgcolor','#FFFFFF','movie','arq_swf/paquimetro-05' ); //end AC codeavalie seu progresso: Auto avaliacao: paquimetro em milimetro com resolucao 0,05mm (cinco centesimos)resolva lista de exercicios de leitura e interpretacao de paquimetro com nonio em milimetro conheca outras tecnologias de paquimetros em milimetro centesimal: paquimetro digital paquimetro com relogio Veja tambem: Nonio ou vernier texto explicativo e simulador de leitura e interpretacao em milimetro, resolucao decimal (0,1mm) texto explicativo e simulador de leitura e interpretacao em polegada fracionaria resolucao 1/128" texto explicativo e simulador de leitura e interpretacao em polegada milesimal resolucao 0.001 Paquimetro virtual simulador de uso e interpretacao paquimetro em milimetro, resolucao 0,05mm simulador de uso e interpretacao paquimetro em milimetro, resolucao 0,02mm simulador de uso e interpretacao de paquimetro em polegada fracionaria simulador de uso e interpretacao de paquimetro em polegada milesimal simulador de uso e leitura de paquimetro digital em milimetro centesimal simulador de uso e leitura de paquimetro digital em polegada decimos de milesimo simulador de uso e interpretacao de paquimetro com relogio em milimetro centesimal simulador de uso e interpretacao de paquimetro com relogio em polegada milesimal Micrometro virtual simulador de uso e interpretacao de micrometro em milimetro resolucao centesimal simulador de uso e interpretacao de micrometro em milimetro resolucao milesimal simulador de uso e interpretacao de micrometro em polegada resolucao milesimal simulador de uso e interpretacao de micrometro em polegada com resolucao decimo de milesimo (0.0001") simulador de uso e interpretacao de imicro - micrometro interno em milimetro centesimal Relogio Comparador virtual simulador de uso e interpretacao de relogio comparador em milimetro com resolucao centesimal (0,01mm) simulador de uso e interpretacao de relogio comparador em polegada milesimal (0.001in) Goniometro virtual simulador de uso de goniometro em grau decimal (45,3) simulador de uso de goniometro em grau e minuto com resolucao 5' (4525) Conversao de milimetro em polegada fracionaria, milesimal e o contrario - Texto explicativo e conversor interativo Fonte: http://www.stefanelli.eng.br/webpage/p_paq_05.html