temperatura, denominada por Lord Kelvin "zero absoluto", foi fixado em -273o C. Kelvin propos uma nova escala que adota as divisoes da escala Celsius, mas deslocando o zero para designar o zero absoluto. Assim, a fusao do gelo passou a ter o valor de 273 K (Kelvin), enquanto fixava-se a ebulicao da agua em 373 K.Tipos de termometroOs termometros a liquido, baseados da propriedade de dilatacao dos corpos, sao os mais empregados pela facilidade de seu manejo. O de mercurio e o mais comum de todos, que consiste basicamente num bulbo cheio de mercurio ligado a um tubo capilar, ambos contidos num recipiente de vidro de forma tubular e graduado. Ao dilatar-se, o mercurio sobe pelo capilar. Para aferir rudimentarmente esse tipo de termometro, mergulha-se o bulbo numa mistura de agua e gelo e marca-se o zero onde a coluna estacionar. Mergulha-se depois o instrumento na agua em ebulicao e faz-se nova marca. Em seguida, divide-se o espaco em cem partes iguais, que passam a representar um intervalo de temperatura igual a um grau Celsius (um grau centesimal ou C).Maximas e minimasNos postos de observacao e controle, empregam-se termometros especiais, que indicam as temperaturas mais elevada e mais baixa registradas num determinado espaco de tempo. Isso se consegue mediante o emprego de um tubo capilar em forma de U, com um bulbo em cada extremidade. O tubo contem mercurio na parte central e alcool nos bulbos, que ficam parcialmente cheios. Em seu interior existem dois indices de ferro, que podem deslizar quando impelidos pelo mercurio, mas que nao caem por acao do proprio peso.Quando a temperatura se eleva, o mercurio sobe num dos tubos, empurrando o respectivo indice, que nao retorna quando o mercurio se contrai. Quando a temperatura baixa, o mercurio e o alcool se contraem, enquanto o outro indice recua ate uma posicao da qual nao volta mais. Para recolocar os indices em contato com o mercurio, basta empregar um pequeno ima, que ao atrair o ferro, leva-o a posicao desejada.PirometrosPara medir temperaturas muito elevadas, empregam-se os pirometros. O pirometro optico consta de uma luneta dotada de filtro (geralmente vermelho), no interior da qual ha uma lampada de filamento de tungstenio. Dirigindo-se a luneta para o objeto que se encontra a temperatura elevada e, portanto, emitindo luz, sua imagem, com a lampada apagada, aparece brilhante e salientando o filamento negro.Acendendo-se a lampada, cujo brilho pode ser controlado por um potenciometro calibrado segundo uma escala termometrica, pode-se fazer com que a silhueta do filamento desapareca, ou seja, com que ele emita uma luz com distribuicao espectral igual a da luz emitida pelo objeto.Termometros metalicosOs mais conhecidos termometros metalicos baseiam-se nos fenomenos de dilatacao e termoeletricidade. Os do primeiro tipo podem ser construidos de modo semelhante aos termometros a liquido: uma barra, retilinea ou nao, ao dilatar-se, move um ponteiro registrador. Os mais usados e precisos termometros desse tipo exploram a diferenca de dilatabilidade entre materiais como prata e platina, ferro e cobre etc. Para isso, constroem-se laminas bimetalicas de forma espiralada que se curvam conforme aumente ou diminua a temperatura. Nesse