preparacao. Tubo ou canhao suporta a ocular naextremidade superior. Revolver peca giratoria portadorade objectivas de diferentes ampliacoes. Parafuso macrometrico a suarotacao e responsavel por movimentos verticais da platina, rapidos e de grandeamplitude. Parafuso micrometrico a suarotacao e responsavel por movimentos verticais da platina, lentos e de pequenaamplitude, permitem aperfeicoar a focagem. PorcaoopticaNa parte optica temos:Condensador conjunto de duas oumais lentes convergentes que orientam e espalham regularmente a luz emitidapela fonte luminosa sobre o campo de visao do microscopio. Diafragma e constituido por palhetasque podem ser aproximadas ou afastadas do centro atraves de uma alavanca ouparafuso, permitindo regular a intensidade da luz que incide no campo de visaodo microscopio. Objectivas permitem ampliar aimagem do objecto 10x, 40x, 50x, 90x ou 100x. As objectivas de 10x, 40x e 50x saodesignadas objectivas secas pois entre a preparacao e a objectiva existesomente ar. As objectivas de 90x e 100x saodesignadas objectivas de imersao, uma vez que, para as utilizar, e necessariocolocar uma gota de oleo de imersao entre elas e a preparacao, a qual, por terum indice de refraccao semelhante ao do vidro, evita o desvio do feixe luminosopara fora da objectiva. Oculares sistema de lentes quepermite ampliarem a imagem real fornecida pela objectiva, formando uma imagemvirtual que se situa a aproximadamente 25 cm dos olhos do observador. Asoculares mais utilizadas sao as de ampliacao 10x, mas nos microscopiosbinoculares tambem existem oculares de 12,5, 8x e 6x. Fonte luminosa a mais utilizadaactualmente e a luz artificial, fornecida por uma lampada de tungstenio ou dehalogeneo, incluida no aparelho juntamente com um interruptor com reostato, quepermite regular a intensidade da luz emitida...... OperacaoA intensidade luminosa e regulavel:aumenta-se a intensidade luminosa sobindo-se o condensador e abre-se odiafragma ou diminui-se a intensidade luminosa descendo o condensador ebaixa-se o diafragma.A ampliacao consiste no grau deaumento da imagem em relacao ao objecto. A ampliacao total obtida com omicroscopio optico consiste no produto da ampliacao da objectiva pela ampliacaoda ocular. Esta, sem distorcao, nao ultrapassa as 1200x.O factor mais significativo para aobtencao de uma boa imagem e, contudo, o poder de resolucao, que corresponde adistancia minima que e necessario existir entre dois pontos para que possam serdistinguidos ao microscopio. Para o microscopio optico essa distancia e de 0,2m devido ao comprimento de onda das radiacoes visiveis. Com efeito, apropriedade da ampliacao so tem interesse pratico se for acompanhada de umaumento do poder de resolucao.No que respeita a microscopia opticavulgar existem dois metodos fundamentais de observacao, de acordo com o tipo depreparacao a observar:Se a lamina nao esta corada (exame afresco): a observacao e feita com objectivas secas, do seguinte modo:Desce-se o condensador e sobe-se odiafragma para que a iluminacao nao seja muito intensa, ja que as laminas naoestao coradas. Com a objectiva de 10x escolhe-se opormenor a observar. Seguidamente foca-se com a objectivade 40x, fazendo uma primeira aproximacao da objectiva a lamina por controlovisual externo, e so depois a focagem por afastamento usando o parafusomacrometrico e posteriormente o micrometrico para focagem final. Se a lamina esta corada: aobservacao e feita com objectivas de imersao, procedendo do seguinte modo. Sobe-se o condensador, abre-se odiafragma