Por ser um sensor de alta confiabilidade e robustez e utilizado em mais de 80% das medicoes de pressao de alto desempenho em todo o mundo, pois proporciona excelente precisao, repetibilidade e linearidade para a medicao. As caracteristicas de producao e montagem do Transmissor de Pressao LD1.0 proporcionam resistencia a vibracao, choque, grandes variacoes de temperatura, imunidade a interferencia eletromagnetica e outras condicoes ambientais extremas que sao tipicas de aplicacoes industriais. O alto desempenho e confiabilidade deste transmissor, alem de longa durabilidade sao assegurados pela utilizacao de materiais nobres como o 17-4PH e o AISI 316L no involucro totalmente soldado a celula de medicao que elimina a necessidade de selagem com o'ring que pode deteriorar-se com o tempo. A opcao da utilizacao do Hastelloy C276 em todas as partes molhadas proporcionam a utilizacao deste transmissor em muitos processos que contenham sais e acidos corrosivos. O modelo com a conexao ao processo selada propicia a utilizacao do LD1.0 em processos incrustantes e com solidos em suspensao. O LD1.0 oferece varias faixas de medicao de pressao ate 150 bar com uma exatidao de 0,2%, conexao eletrica DIN 43650 com alimentacao de 24 Vdc a 2 fios e protetor de transiente embutido, sem custo adicional. Varias opcoes de conexao ao processo sao disponiveis.O sinal de saida deste transmissor e uma corrente de 4 a 20 mA conforme a norma NAMUR NE43, que fornece o diagnostico de corrente de falha e de saturacao. O LD1.0 utiliza o protocolo HART V5 com recursos EDDL para comunicacao remota e pode ser usado para configuracao e monitoracao das variaveis. Desta forma atraves de um configurador HART, como o HPC 401 SMAR, o CONF 401 SMAR ou ferramentas FDT/DTM pode-se: configurar a unidade de medicao, alterar os limites de medicao (4 - 20 mA), fazer o ajuste de zero e span com e sem referencia, simular a corrente de saida, ajustar o damping, fazer a monitoracao de ate quatro variaveis HART como: PV, PV%, Temperatura, Saida de Corrente, etc.Alem da configuracao remota e possivel fazer-se a calibracao de zero e span com pressao aplicada atraves do ajuste local utilizando-se uma chave magnetica com atuacao em um sensor Hall.LD1.0 - AplicacoesMedicao e Controle de Processos Industriais; Sistemas Hidraulicos e Pneumaticos; Bombas e Compressores; Maquinas e Ferramentas de Usinagem; Plantas de Producao de Polietilenos; Etc. <![if !vml]><![endif]>LD1.0 Principais CaracteristicasExatidao de 0.2%; Sinal de Saida 4 - 20 mA conforme NAMUR NE43; Protocolo de Comunicacao HART V5; Varias Opcoes de Conexao ao Processo; Conexao Eletrica DIN 43650 - Sem Polaridade; Varias Faixas de Pressao ate 150 bar; Rangeabilidade de 50:1; Sobrepressao de 70 bar (Faixa 1), 138 bar (Faixas 2, 3 e 4) e 310 bar (Faixa 5); Temperatura de Operacao de - 40 a 100 oC; Tempo de resposta de 200 ms; Ajuste Local de Zero e Span com Chave Magnetica; Intrinsecamente Seguro - Certificacao Pendente; Protecao da Configuracao por Senha; Material do Corpo 17-4PH / AISI316L; Material do Diafragma Hastelloy C276; Fluido de Enchimento em Silicone; Leve e Compacto; Configuracao via HPC401, CONF401 e outros; Suporta FDT/DTM e DD/EDDL; Grau de