farmaceutico realizado. Orientar o cliente sobre o resultado do exame. Se apresentar por seguidas vezes valores fora da normalidade (abaixo de 70mg/dL e acima de 100mg/dL), deve ser orientado a consultar um medico, seguir a prescricao medica, fazer dieta adequada e/ou fazer atividade fisica moderada. Resultados elevados ou baixos de glicose no sangue podem indicar problemas medicos potencialmente graves. O sensor Optium MiniTM exibe resultados de 20 mg/dL a 500 mg/dL. Se o resultado do teste for inferior a 20 mg/dL, a mensagem LO (Baixo) sera exibida na tela do visor. Esse resultado indica hipoglicemia grave (nivel baixo de glicose no sangue). Se obtiver resultado LO (Baixo) e apresentar sintomas como fraqueza, sudorese, nervosismo, dor de cabeca ou confusao, seguir as recomendacoes do medico para o tratamento de hipoglicemia. Se obtiver resultado LO (Baixo), porem nao apresentar sintomas de nivel baixo de glicose, repitir o teste com uma nova tira-teste. Se obtiver um resultado LO (Baixo) na repeticao do teste, seguir as recomendacoes do medico para o tratamento de hipoglicemia. Se o resultado do teste for superior a 500 mg/dL, a mensagem Hl (Elevado) sera exibida na tela do visor. Esse resultado indica hiperglicemia grave (nivel elevado de glicose no sangue). Se obtiver resultado Hl (Elevado) e apresentar sintomas como fadiga, sede, excesso de urina ou visao turva, seguir as recomendacoes do medico para o tratamento de hiperglicemia. Se obtiver resultado Hl (Elevado), porem nao apresentar sintomas de niveis elevados de glicose no sangue, repitir o teste com uma nova tira-teste. Se obtiver um resultado Hl (Elevado) na repeticao do teste, seguir as recomendacoes do medico para o tratamento de hiperglicemia. Usar alcool isopropilico ou alcool 70% para limpar a parte externa do lancetador. Se desejar, remover a tampa, lavar com agua morna e enxaguar bem. OBS.: Nao mergulhar o lancetador em agua ou em qualquer outro tipo de liquido. 9.5. VERIFICACAO DE TEMPERATURA E PRESSAO ARTERIAL (PA) A verificacao da temperatura corporal e da pressao arterial e realizada na area de atencao farmaceutica, pelo farmaceutico ou sob sua supervisao. Os aparelhos utilizados sao levados para calibracao periodicamente (semestralmente).VERIFICACAO DA TEMPERATURA CORPORAL Realizar a assepsia das maos conforme descrito anteriormente no inicio do capitulo 9 em tecnicas de lavagem das maos e calcar as luvas cirurgicas. Explicar o procedimento ao cliente. Ligar o Termometro Clinico Digital G-Tech pressionando o botao Liga/Desliga localizado ao lado do visor de cristal liquido. Um curto sinal sonoro sera ouvido indicando que o termometro esta ligado. O termometro realiza entao um pequeno teste de funcionamento. Se a temperatura ambiente for inferior a 32C, aparecerao um L e um C intermitentes, na parte superior direita do visor. O Termometro Clinico Digital G-Tech pode agora ser utilizado. OBS.: Durante a medicao, a temperatura verificada aparece continuamente no visor e a letra C aparece piscando. Colocar o sensor do termometro na regiao axilar do cliente, debaixo do braco, no centro da axila. Aguardar o sinal sonoro que indica que a medicao terminou. Retirar o termometro da axila do cliente e proceder a leitura da temperatura. Se a temperatura axilar encontrar-se