"cabecas" dos misseis terra-ar, sensores de satelites espioes e dos satelites de observacao meteorologica. Este cerceamento, ao uso civil e medico da termografia, contribuiu para um menor emprego e evolucao da termografia no campo medico. A partir de meados dos anos oitenta, com o advento dos computadores mais velozes e de programas mais poderosos no processamento de dados e principalmente de imagens complexas foi possivel compreender que o termograma deveria ser visto como um exame funcional e dinamico e nao como um exame radiologico convencional que e anatomico e estatico. Os Estados Unidos da America atraves da FDA (Food and Drug Administration) reconhecem a teletermografia por infravermelhos, como um meio auxiliar diagnostico valido para a pratica medica. Modalidades de exames termograficos Temos dois tipos de equipamentos para obtermos imagens termograficas: termografia de contato e por infravermelhos; a termografia de contato utiliza-se de membranas flexiveis em camadas duplas preenchidas com cristais de colesterol liquido, presas a uma moldura, que quando em contato com a pele mudam a coloracao dos cristais de acordo com a temperatura da regiao examinada. A termografia de contato nao e muito aceita devido ao exame estar muito sujeito a artefatos e erros, sendo dificil a reproducao dos posicionamentos da membrana em contato com a area examinada e uniformidade da pressao exercida pelo examinador, o que nao acontece com a teletermografia por infravermelhos que e a outra modalidade e a mais utilizada. Esta ultima recebe o nome de teletermografia devido a mensuracao termica das regioes examinadas ser feita a distancia do paciente. Principios Fisicos da teletermografia O exame teletermografico e feito a partir de imagens produzidas por uma camara de TV com capacidade de varredura de toda, ou de segmentos da superficie corporal, captando a irradiacao do infravermelho, com detetores especiais, na faixa de 3-5, ou 8-12 micrometros (ao nivel da pele na faixa de 30 a 34 graus Celsius). A sensibilidade termica do sistema e para variacoes de 0,05 a 0,1 grau Celsius da temperatura corporal. O grande valor do exame reside no fato das imagens serem funcionais e dinamicas, pois o exame possibilita o estudo da fisiologia ou fisiopatologia do paciente no momento que esta sendo "filmado". Os detetores de infravermelho utilizados, nas camaras, atualmente sao: de antimoneto de Indiun, arceneto de Galiun, telureto de Mercurio e os mais recentes sao, na verdade, "chips carregados" (CCD coupled charged divice), sensiveis ao infravermelho, extremamente rapidos, que possibilitam varredura em tempo real e consequentemente necessitam de computadores, ou sistemas acoplados com video tape que possibilitem tambem a analise das imagens em tempo real. Analise computacional das imagens obtidas O programa, (software de termografia medica), faz o arquivamento das imagens em sequencias dinamicas (tipo filmes) com 16 imagens na frequencia de 2 segundos, no caso de serem obtidas com os detetores de antimoneto de Indiun, com posterior possibilidade de analise estatica (qualitativa e quantitativa) e tambem dinamica das imagens por pontos ou por area das regioes corporais de interesse, ou que apresentem alguma anomalia ou suspeita de alteracao termica (disturbio da emissividade do infravermelho). Os programas (softwares) mais novos possibilitam analises