18,186 e w = 0,5 mm, substituindo os valores:N= 16.(18,2/0,5)2 = 16.(36)2 = 20.736, logo e maior que20.000.Gabarito: CertoQuestao 92 RespostaNestaquestao calcularemos a resolucao da coluna cromatografica baseada nos picos dasprometazina e da ppericiazina.A- Periciazina: trA = 18,186 e wA = 0,5 mm:B- Prometazina: trB = 19,407 s e wB = 0,5Resoluacao(Rs) = (trB - trA)/ 0,5(wA + wB)Rs= (19,407 18,186)/0,5(0,5 + 0,5) = 1,221 / 0,5 = 2,442. OK !!Gabarito: CertoQuestao 93 RespostaFasemovel: v1= 1,5 ml / min.v2= 2,0 ml / minHETP= L / N, onde L = comprimento da coluna = 150 mm e N = numero de pratosteoricos.Naquestao com o aumento da velocidade de eluicao da fase movel e mantendo otamanho da coluna fixo, significa que teoricamente o numero de pratos teorico seramenor (menos etapas de equilibrio a processo mais rapido) e como oprocesso tem menos etapas de equilibrio logo teremos um menor numero de pratosteoricos, ora para diminuir o numero de pratos teoricos temos que aumentar a altura de cada prato e nao diminuir, logo ...Gabarito: ErradoQuestao 94 RespostaQuestaoteorica: Na CG uma das principais forcas motrizes que impulsionam o processo deseparacao e a temperatura (a pressao tambem pode influenciar), devido avolatilidade relativa entre os componentes da mistura (semelhante a destilacao fracionada).Ja na CLAE a forca motriz que promove a separacao e a interacao intermolecularentre os componentes da mistura, dai ser de suma importancia o gradiente deconcentracao da fase movel que pode ser polar ou apolar.Gabarito: CertoQuestao 95 RespostaQuestao teorica: SIM. O uso destespadroes serve para eliminar em parte o efeito dos erros da operacao (errossistematicos), visto que seus tempos de eluicao sao pre-determinados pelaliteratura, sendo possivel compara-los com os resultados praticos obtidos efazer as devidas correcoes.Gabarito: CertoQuestao 96 RespostaQuestao teorica: Correto. Napreparacao da fase movel recomenda-se um pre-tratamento para eliminar ooxigenio dissolvido na solucao ou outros gases, sendo filtrada e desgaseificadaantes do uso. Alem disso, a absorcao do O2 ocorre proxima a 210 nm, portantopoderia realmente interferir no sistema de deteccao UV que varia de 200 a 400nm,Gabarito: CertoQuestao 97 RespostaAideia e manter o pH proximo, mas nao constante. O acido se dissocia de maneiradiversa dependendo do solvente, de forma que o pH nao e identico nos doissolventes colocados.Gabarito: ErradoQuestao 98 RespostaQuestao teorica: Correto. Umdetector de arranjo de fotodiodos consiste em um circuito integrado unico quepossui um sensor de radiacao, um elemento de armazenamento de carga e umelemento de leitura. O arranjo de diodos e fabricado em um unico cristal desilicio, onde cada diodo atua simultaneamente como transdutor de intensidadeluminosa/carga eletrica e como elemento de armazenamento de carga. O PDA(Photodiode Array) e especialmente util em analises onde a simultaneidade naaquisicao de dados pode resultar, em comparacao com um instrumento monocanal emuma analise mais rapida.Gabarito: CertoQuestao 99 RespostaQuestaoteorica: Incorreto. Tanto o CG com o CLAE podem ser acoplados ao espectrometrode massa, porem para o CLAE ha varios agravantes, incluindo o grande volume desolvente a ser empregado que gera na saida da coluna uma solucao contendo osoluto de interesse com o solvente da fase movel, que por sua vez deve serevaporado e uma parte removida do sistema antes de entrar