O micrometro e uminstrumento que usa o principio de porca e parafuso para a medicao de dimensoesmenores. Sua historia remonta ao seculo 19. Em 1848, ou seja, a mais de 150anos, o parisiense Jean Louis Palmer requereu uma patente para uma invencao deum instrumento de medicao que usava o sistema de porca e parafuso. Era o iniciodo micrometro, um instrumento que media com uma precisao de centesimos demilimetro.Ele foi aperfeicoado com o tempo e passou a ser mais preciso que umpaquimetro e hoje conta com resolucoes de 0,01 a 0,001mm. Consiste no movimentoaxial do parafuso dentro de uma porca.Nomenclaturado micrometroO micrometro ecomposto de mais partes que um paquimetro, inclusive possui partes maisdelicadas e menores para possibilitar medicoes mais precisas. Segue abaixo asprincipais partes que constituem esse instrumento: Arco - Principal parte. Abrange todas as partes epossui fixo em si o isolamento termico. Contatofixo - Parte que possui umadas duas superficies de contato. Contatomovel - Uma das duas partesque entram em contato com a peca. Fuso - Parte cilindrica que gira alternando aabertura do micrometro. Em sua extreminade esta o contato movel. Bainhaou Cilindro - Como o proprionome diz, e por onde percorre o fuso. Nela esta contido a escala principal poronde percorre o tambor. Nos micrometros milesimais possui o nonio milesimal. Buchainterna - fornece oalinhamento e folga adequada ao fuso. Porcade ajuste - para calibrar oinstrumento. Catraca - Na regulagem correta permite a pressaoadequada de contado na peca. ParafusoMicrometrico - E um pequenoparafuso no interior da bainha. Alem de possuir filetes micrometricos tambempossui uma precisao muito grande para garantir a precisao do micrometro. Tambor- Parte cilindrica onde em seuinterior estao a maioria das partes. Em sua superficie externa esta gravado ononio. Permite leituras menores que a menor divisao da escala principal gravadana bainha. Travade Parafuso Micrometrico - Euma pequena trava do tipo alavanca para fixar o movimento de abertura domicrometro. Utilizada para evitar a alteracao da medida durante o manuseio. Isolamentotermico - E uma coberturasobre o arco para evitar que o contato da mao do usuario nao aqueca oinstrumento causando sua dilatacao e possivel variacao na medida. Leitura das MedidasO movimento doparafuso micrometrico e axial em relacao a porca, que e ajustavel. Lembrandoque um micrometro com nonio possui duas escalas (Principal e do tambor) mais ononio.Se o tambor possuir 50divisoes (estas estao envolvendo o tambor numa volta completa) significa que acada volta a abertura do micrometro aterara 0,50mm. e que cada divisaocorresponde a 0,01mm.Passo 1 - Conta-se o numero de tracos a partir do zero da bainha ate o ultimotraco antes do inicio do tambor.Passo 2 - Verifica-se se algum traco do tambor coincide com o traco dereferencia da escala principal. Se a extremidade do tambor estiver acima dametade de uma divisao da escala principal significa que o valor obtido notambor e acima de 50. Ou seja, se estiver acima da metade e no tamborapresentar 12 divisoes entao os decimos da medida e na verdade 0,62 e nao 0,12.Passo 3 - Soma-se o valor da escala principal (mm) ao do tambor (decimos ecentesimos).Milesimos: Os micrometros que possuem o nonio permitem resolucoes de