configurado para fazer a captura a cada borda de subida durante 1 (um) segundo. Para definir este 1 segundo com precisao, utilizamos o modulo TIMER1, configurado no modo temporizador. Assim temos o numero de pulsos ocorridos em um segundo, que multiplicados por 60 (sessenta), obtemos o numero de eventos ocorridos durante um minuto. De posse deste valor utilizamos um simples Display LCD 16x2, no qual exibimos a cada 1 (um) segundo, o numero de rotacoes por minuto.O Display LCD 16x2 torna o projeto muito mais amigavel ao usuario, alem de aumentar a gama de funcoes e operacoes com um custo relativamente baixo.Por ultimo temos os sensores que neste caso foi desenvolvido de duas maneiras: deteccao por reflexao e deteccao por interrupcao de feixe. Para maiores informacoes acesse: Sensor Infravermelho /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Tabela com grade"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Dados tecnicos Designacao Tacometro Digital Mostrador Display LCD 16x2 Faixa de velocidades de rotacao Modo optico: 60 a 60.000 rpm (ou equivalente mecanico) Fonte de alimentacao 6 a 30 Volts (possui regulador interno) Sensor Reflexao e Interrupcao A lista de componentes necessarios: /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Tabela com grade"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Componentes somente para Tacometro Quantidade Componente Codigo 1 Capacitor 100 uF / 50v 1 Conector Jack J4 (2,1 x 5,5 mm) 1 Placa 6 x 10 cm 1 Regulador LM 7805 1 Trimpot 10 K ohms 2 Capacitor 0.1 uF 2 Led 5 mm 1 Diodo 1N4004 1 Microcontrolador PIC16f628A 1 Cristal 4 MHz 2 Capacitor 22 pF 2 Resistor 470 ohms 1 Resistor 150 ohms 2 Resistor 10 K ohms 2 Push-button 5 mm 1 Soquete de Barra 180 Graus 2,54mm 1 Barra de Pinos 11,2mm 180 graus 1 Conector KK 3 Vias Macho 1 Display Display LCD 16x2 Componentes somente para sensor ( reflexao ) Quantidade Componente Codigo 1 Resistor 470 ohms 1 Resistor 47 K ohms 1 Receptor infra-red TIL78 ( 5mm ) 1 Emissor infra-red TIL32 ( 5mm ) 1 Capacitor 1 nF Componentes somente para sensor ( interrupcao ) Quantidade Componente Codigo 1 Resistor 470 ohms 1 Resistor 47 K ohms 1 Capacitor 1 nF 1 Sensor Phct203 ou Itr8102 E por fim o esquematico, para isso foi utilizado o EAGLE Software Design PCB disponivel para download no site: www.cadsoftusa.com Ferramenta facil de usar, e muito poderosa para projetar placas de circuito impresso. Este e o Schematic do Tacometro ( conta-giros ) elaborado no