geometrica (ideal, de projeto), pode-se distinguir os seguintes erros: Erros macro-geometricos ou erros de forma: Podem ser medidos com instrumentos de medicao convencionais. Erros micro-geometricos: Podem ser medidos somente com instrumentos especiais tais como rugosimetros, perfilografos. Estes instrumentos podem ser oticos, a laser ou eletromecanicos.SISTEMAS DE MEDICAO DE RUGOSIDADE: Existem basicamente dois sistemas de medicao de rugosidade: O sistema da linha media M e O sistema da envolvente E. O sistema da linha media e o mais utilizado. A norma ABNT NBR 6405-1985 adota no Brasil o sistema M. Alem do Brasil, os EUA, Inglaterra, Japao e Russia adotam o sistema M. A Alemanha e Italia adotam o sistema E. A Franca adota ambos os sistemasRugosidade e Ondulacoes: Filtragem As superficies reais distinguem-se das superficies geometricas (teoricas ou ideais) atraves dos erros de forma, sejam eles macro ou micro-geometricos. Quando se mede a rugosidade, o instrumento mostrara o perfil da peca composto da rugosidade e da ondulacao.: Ondulacoes ou textura secundaria: E o conjunto das irregularidades repetidas em ondas de comprimento bem maior que sua amplitude. A frequencia destas ondas e pequena. Rugosidade superficial ou textura primaria: E o conjunto das irregularidades repetidas em ondas de comprimento semelhantes a sua amplitude. A frequencia destas ondas sao bastantes elevadas. Quando se mede a rugosidade, o aparelho mostrara o perfil composto da rugosidade e das ondulacoes. Figura 1 .Figura 1 -- Perfil da peca : rugosidade + ondulacoesPara a medicao da rugosidade, esta deve ser separada da ondulacao e dos desvios macro-geometricos. Esta separacao e realizada atraves da filtragem. Um filtro de rugosidade separa o perfil de rugosidade dos demais desvios de forma. O comprimento de onda do filtro, chamado de "cutt-off", determina o que deve passar e o que nao deve passar. O sinal da rugosidade apresenta altas frequencias (pequenos comprimentos de onda) e as ondulacoes e demais erros de forma apresentam sinais com baixas frequencias (altos comprimentos de ondas). Os rugosimetros utilizam assim, filtros que deixam passar os sinais de altas frequencia e eliminam os sinais de baixa frequencias.Sistemas de Medicao da Rugosidade Superficial pelo Metodo da Linha Media - M No sistema da linha Media, ou sistema M, todas as grandezas sao definidas a partir de uma linha de referencia, a linha media. Linha Media: E definida como uma linha disposta paralelamente a direcao geral do perfil, dentro do percurso de medicao, de tal modo que a soma das areas superiores, compreendida entre ela e o perfil efetivo seja igual a soma das areas inferiores.Simbologia e Indicacao em Desenhos Tecnicos A caracteristica principal da rugosidade media Ra pode ser indicada pelos numeros de classe de rugosidade correspondente conforme a Tab.1 Para indicacao da rugosidade superficial nos desenhos, deve-se indicar o simbolo da Fig. 2a .A indicacao da rugosidade, sempre expressa em m, deve ser colocada no interior do simbolo, conforme mostra a Fig.2b. De acordo com a ABNT, a medida de rugosidade sera sempre indicada pelo valor de Ra, a menos que haja indicacao em contrario. Para indicacoes complementares, deve-se acrescentar uma linha horizontal ao traco maior do simbolo (Fig. 2c,