material a ser submetido aoprocesso, considerando sua natureza e a resistencia do mesmo a calor, vapor ouambos. A esterilizacao pode acontecer portres metodos distintos, que sao fisicos, quimicos e fisico-quimicos.Metodos Fisicos:Sao aqueles que utilizam calor nas mais variadas formas e radiacoes, dependendoda unidade hospitalar. O metodo mais utilizado e o de vapor saturado sobpressao (autoclave). Os materiais que podem ser autoclavados sao: metais,tecidos, latex, borrachas, artigos termo-resistentes e liquidos.Metodos Quimicos: Ometodo consiste em imersao dos artigos em liquidos esterilizantes, requerendocuidados especiais. Esterilizantes quimicos cujos principios ativos saoautorizados pela Portaria no. 930/92 do Ministerio da Saude. Sao os aldeidos(glutaraldeido, formaldeido), acido peracetico (utilizado no reprocessamento dedialisadores); e outros, desde que atendam a legislacao especifica. Metodos Fisico-Quimicos: Esterilizadorasa oxido de etileno, e plasma de peroxido de hidrogenio. Uma das formas maisusadas para esterilizacao e o oxido de etileno (ETO), indicada para osmateriais termossensiveis, que sao aqueles cujas caracteristicas fisicas sejamincompativeis com os processos convencionais de esterilizacao por vapor e altatemperatura. Neste perfil se encaixam artigos respiratorios, cateteres,conexoes plasticas de equipamentos medicos, seringas, embalagens de produtosestereis, entre outros.Embalagensdos Produtos a Serem EsterilizadosTodo artigo a ser esterilizado,armazenado e transportado, devera ser acondicionado em embalagemcriteriosamente selecionada, para a seguranca do processo. Existem umadiversidade de embalagens para os produtos a serem esterilizados nos servicos esaude.O objetivodas Embalagens e fornecer a manutencao da esterilidade, protecaopara transporte e armazenagem, providenciar a transferencia asseptica dosartigos. E existem basicamente dois tipos de embalagens, que sao asdescartaveis e as reutilizaveis.Asdescartaveis podem ser de papel grau cirurgico, papelcrepado, manta de polipropileno 100% que e formada por fibras longas econtinuas que proporcionam resistencia mecanica, maleabilidade e por uma tramadensa de microfibras que age como barreira microbiana, Tyvek que e uma laminade polietileno entrelacado de alta densidade (PEAD), que suporta altas temperaturas,alta resistencia a tracao e perfuracao, barreira microbiana, seu uso e limitadodevido ao alto custo.Asreutilizaveis podem ser de tecido de algodao, estojometalico, vidro refratario, container rigido. Cada CME ira escolher o tipo de embalagem adequada aos produtos a serem esterilizados, bem como viabilidade depreco, qualidade e que atenda as normas tecnicas da instituicao e dos orgaosde controle, como por exemplo a ANVISA.Validacaoe Monitoracao do Processo de Limpeza e Esterilizacao dentro da CMEEntre asregulamentacoes regressadas ao processamento e reprocessamento de artigosmedico-hospitalares temos a RDC 156 publicada pela ANVISA em 11 de agosto de2006, que dispoe sobre o registro, rotulagem e reprocessamento de produtosmedicos, a RE 2605/06 que estabelece a lista de produtos medicos enquadradoscomo de uso unico proibidos de serem reprocessados e a RE 2606/06 que dispoe sobreas diretrizes para elaboracao, validacao e implantacao de protocolos dereprocessamento de produtos medicos.Um progressoextraordinario na acao regulatoria foi a publicacao da RDC 15 pela ANVISA, emmarco de 2012, que dispoe sobre requisitos de boas praticas para oprocessamento de produtos para saude, gerando tambem a normatizacao dasatribuicoes dos profissionais de enfermagem na CME e em empresas processadorasde produtos para saude atraves da resolucao 424 pelo COFEN em abril de 2012.A validacaopode ser delineada, sucintamente, como um conjunto de praticas com afinalidade de confirmar que o metodo regularizado responde totalmente a suafinalidade e e um procedimento preciso e unico, retomado com