Provador de ContinuidadeEste e um circuito muito simples, facil de montar e de baixo consumo que nao exige comentarios respeito a seu funcionamento. Observe a figura: By fegargaiFevereiro 2015 Autor: < fegargai@gmail.com >Re atualizado o 28/03/2017 Como medir Capacitores com o MultimetroAntes que nada, deve-sedestacar que para os testes de um bom estado de um Capacitor, usamos oMultimetro. Com ele poderemos saber o capacitor esta bom ou com problemas. Jase queremos saber o valor da capacidade simplesmente e usado o Capacimetro. !!! CAPACITOR =CONDENSADORPASSOS PREVIOS PARA PODER MEDIR UM CAPACITOR COM OMULTIMETROPASSOOBSERVACAO1Antes que nada cada um dos capacitores/condensadores a testar devem ser descarregados. Usar chave de fenda com cabo isolado se a tensao acumulada e baixa. Se a tensao deste for mais de 25v recomenda-se usar um descarregador de Condensadores.2Deve-se agora escolher no multimetro a escala a utilizar segundo a capacidade do condensador.3Calibrar a zero a escala com as pontas em curto-circuito ajustando com o preset ou potenciometro (Resistencia variavel) ao maximo possivel o zero.4Uma vez calibrado o instrumento, com as pontas medimos apoiando cada ponta em cada terminal do condensador sem tocar com os dedos, pois estes podem alterar a medicao, principalmente podendo acusar uma possivel fuga quando nao ha.5Apos realizadas as medicoes correspondentes, recomenda-se verificar o calibrado novamente.6Se desejamos verificar novamente o estado do capacitor, deve-se novamente descarregar mais uma vez o C. 7 Quando vamos medir capacitores eletroliticos polarizados, deve-se medir o positivo deste com a ponta vermelha e o terminal negativo com a ponta preta.PASSOS PARA UMA BOA LEITURA DO ESTADO DOCAPACITORAntes damos por certoo bom funcionamento do multimetro e que foi escolhida a escala de resistenciacorrecta. Como ja falado encostamos as pontas de prova, uma em cada terminal doCap. Antes de medir observe se ao curto-circuitar as pontas estas se mexem.Se quando medimos o ponteiro sube e logo desce significa que esta em bom estado.Se o ponteiro acusa uma leitura ou seja se mexe e nao volta para o inicio da escala ou seja fica estatico significa que esta com fugas.Quando e realizada a medicao e o ponteiro vai ate o final da escaa (zero) e nao volta significa que este esta em curto-circuito.Se o ponteiro nao se mexer, ficando em infinito (inicio da escala) indica que o capacitor esta aberto , sua capacitancia e nula.OBSERVACAO: Quanto mais alto o valor do capacitor, mais tempotarda o ponteiro em acusar e tambem em retroceder.QUAL e o motivo do ponteiro se mexer?Quando medimos um capacitor em bom estado o ponteiro do multimetro acusa uma leitura ate determinado valor e logo retrocede ate a posicao inicial. Isto significa simplesmente que ao medir, circula uma corrente eletrica que carregara o capacitor. Logo ja carregado o elemento nao circula mais uma corrente provocando assim que o ponteiro volte a sua posicao inicial.Se medimos um condensador com fugas, significa que esta circulando constantemente uma corrente eletrica, por isso o ponteiro nao volta.O capacitor que esta em curto, indica uma resistencia de valor zero ou proximo, por este motivo o ponteiro vai e fica no valor da escala correspondente a zero.ESCALAUSADA ACORDO A CAPACIDADE