o correcto. A proximidade de um processo de esterilizacao com qualidade encontra-se na validacao e qualificacao do equipamento, no suprimento de agua do vapor, da manutencao.FlambagemA flambagem e a colocacao do material sobre o fogo ate que o metal fique vermelho.Vantagem: facil execucaoDesvantagem: Nao e seguro, pode nao esterilizar alguns tipos de bacterias pelo baixo tempo de exposicao. Estraga do material tem uma cor preta, e com cheiro forte.Calor secoAtua sobre os microorganismos provocando a oxidacao dos constituintes celulares organicos e a desnaturacao e coagulacao das proteinas. Penetra nas substancias de uma forma mais lenta que o calor umido e por isso exige temperaturas mais elevadas e tempos mais longos, para que haja uma eficaz esterilizacao.Sao utilizadas as estufas. Conforme o calor gerado recomenda-se um certo tempo: a 170 Graus Celsius, sao necessarios 60 minutos. A 120 Graus sao necessarios 12 horas.Vantagens: nao forma ferrugem, nao danifica materiais de corte. E o ideal para vidros, metais, algumas gorduras e substancias em po.Desvantagens: O material deve ser resistente a variacao da temperatura. Nao esteriliza liquidos.Calor umidoAtua tambem desnaturando e coagulando as proteinas das celulas microbianas, mas a agua vai influenciar a destruicao das membranas e enzimas pois pode induzir a destruicao das ligacoes de hidrogenio, o que vai tornar estes processos mais eficazes e diminuir o tempo de exposicao.1.Autoclavagem: e a exposicao do material a vapor de agua sob pressao, a 122 C durante 15min. E o processo mais usado e os materiais devem ser embalados de forma a permitirem o contacto total do material com o vapor de agua. Deve ser realizado no vacuo para permitir que a temperatura nao seja inferior a desejada, permitir a penetracao do vapor nos poros dos corpos porosos e impedir a formacao de uma camada inferior mais fria. Podem ser usados autoclaves de parede simples (que sao mais rudimentares) ou de parede dupla, que permitem melhor extraccao do ar e melhor secagem. E muito usado para o vidro seco e materiais que nao oxidem com agua (os materiais termolabeis nao podem ser esterilizados por esta tecnica). E utilizada ainda para esterilizar tecidos. A sua eficacia e valiada por dois metodos. Indicadores quimicos: mudam de cor consoante a temperatura (ex. tubos de Brown a fita adesiva Bowie-Dick). Indicadores biologicos: tubo com suspensao de esporos de bacterias muito resistente (Bacillus stearothermophylus) que morrem quando expostos por 12 min ou mais a uma temperatura de 122 C. Apos um repouso de 14h, faz-se uma sementeira dos esporos, que deve dar negativa. Ver autoclave. Vantagens: facil uso, custo acessivel para grandes hospitais.Desvantagens: Nao serve para esterilizar pos e liquidos.2.Nota:Hoje ja existem modelos de autoclaves que esterilizam cargas liquidas.3.Ebulicao: Nao e um verdadeiro metodo, pois nao elimina formas resistentes. A sua condicao minima e a fervura a 100 C durante 15 min.4.Tindalizacao: o material e submetido a 3 sessoes de exposicao a vapor de agua a 100 C, durante 20-45min, 45min e 20-45min, com um tempo de repouso entre elas de 24h. Consegue-se a esterilizacao, visto que permite a germinacao dos esporos entre duas sessoes e sua posterior destruicao. E usada