na norma ISO2859, edicao 1999 [7]. O plano preve nivel geral de inspecao II,amostragem simples, inspecao normal e nivel de qualidade aceitavel(NQA) 1,0.METROLOGIAwww.banasmetrologia.com.br Julho 2011 63Caso os esfigmomanometros verificados obtenham exito emtodas as etapas, considera-se que eles foram aprovados. Nessecaso, cada um deles recebe uma marca de verificacao inicial (Fig.5) e pode entao ser comercializado.Verificacoes subsequentes:Dividem-se em verificacao periodica e verificacao apos reparo [1].A verificacao periodica deve ser realizada uma vez por ano [6]. Elae composta do exame administrativo e dos ensaios de determinacaodo erro de indicacao e de determinacao do escapamento de ar.A verificacao apos reparos deve ser realizada sempre que umesfigmomanometro e submetido a um reparo, o que invalida averificacao realizada anteriormente. E composta dos mesmosexames e ensaios da verificacao inicial [7].Os esfigmomanometros aprovados em verificacao subsequenterecebem a marca de verificacao apresentada na Fig. 6.Regulamentacao aplicavelA OIML possui a Recomendacao Internacional R16-1 Noninvasivemechanical sphygmomanometers. A edicao atual dessedocumento e de 2002 e no comeco de 2009 foi iniciado um trabalhode revisao para compatibiliza-la com os requisitos da norma ISOsobre esfigmomanometros que sera publicada em breve.O primeiro RTM do Inmetro sobre esfigmomanometros mecanicosfoi publicado em 1996, atraves da Portaria Inmetro no 24, regulamentandoapenas os esfigmomanometros do tipo aneroide. O RTM foi confeccionadocom base na Norma EN 1060, Non-invasive sphygmomanometers,partes 1 e 2, versao 1995. Na epoca, a versao vigente da OIML R16-1datava de 1973, por isso foi utilizada como referencia a EN 1060.A segunda versao do RTM foi publicada atraves da PortariaInmetro no 153/2005, que passou a tratar tambem dos esfigmomanometrosde liquido manometrico. Esse RTM foi baseado naOIML R16-1 e revogou a Portaria Inmetro no 24/1996.64 www.banasmetrologia.com.br Julho 2011METROLOGIAEm 2008 foi publicada a Portaria Inmetro no 216, que alteravadeterminados itens do RTM visando torna-lo mais claro e adequadoaos seus propositos.No mesmo ano foi publicada a Portaria Inmetro no 217, determinandoque a partir de janeiro de 2009 somente fossem realizadasverificacoes subsequentes de esfigmomanometros aneroides quetenham modelo aprovado pelo Inmetro. O objetivo dessa determinacaoe dificultar a utilizacao de esfigmomanometros aneroidesque nao atendem a legislacao metrologica vigente e que, dessaforma, poem em risco a saude dos seus usuarios.Os procedimentos para a realizacao dos ensaios de verificacaodos esfigmomanometros mecanicos estao determinados na normaNIE-Dimel-006. Atualmente essa norma esta na sua segunda revisao(maio/2008) e e utilizada pelos Orgaos da RBMLQ-I de todo o Brasil.Termometro clinico digitalPrincipais caracteristicas tecnicasO termometro clinico digital e considerado uma evolucao dotermometro clinico de liquido em vidro. Basicamente e compostode uma sonda de temperatura conectada a uma unidade indicadoradigital, sendo destinado a medir a temperatura atraves do contatocom as cavidades da boca ou do reto, ou com o tecido da axila [8].Tambem possui um dispositivo de maxima, o que permite a leitura daindicacao apos retirar o termometro do corpo do paciente. Dentre algumasconfiguracoes possiveis, o tipo mais conhecido e denominadotermometro clinico digital fixo de dimensoes reduzidas (Fig. 7), ondea sonda de temperatura esta conectada permanentemente a unidadeindicadora, formando um so corpo [9].Sao previstas duas classes de exatidao (I e II), com resolucoesde 0,01 C ou 0,1 C, respectivamente. Alem disso, baseado naforma que realizam a medicao, os termometros clinicos digitaisdividem-se ainda em dois