que pode ser realizada: a) imersao completa do artigo em solucao desinfetante (acompanhado ou nao de friccao), por 30 minutos; b) imersao do artigo em agua em ebulicao por 30 minutos; ou, c) autoclavagem previa do artigoainda contaminado, sem uso do ciclo de secagem. A seguir, proceder a limpeza,na qual se deve realizar a friccao mecanica dos artigos, utilizando agua esabao, auxiliada por escovas e esponja. Uma alternativa eficiente e o uso de aparelhode ultra-som com detergentes/desencrostantes. Enxaguar abundantemente com com aguapotavel e corrente e secar o material. A secagem dos artigos objetivoevitarem interferencia da umidade nos produtos e podera ser feita em estufa regulada para este fim ou comtoalhas de papel descartavel. Apos acondicionamento adequado, o material devera ser esterilizado ou desinfetado e armazenado em armarios ou gavetas destinados a esse fim, apos esfriamento a temperatura ambiente. Importante lembrar, quando omaterial estiver embrulhado em papel, que o mesmo estaqueimado pelo calor e pode romper-se com muita facilidade. Uma vez rompido opapel, os instrumentos devem ser reembalados e submetidos novamente aesterilizacao. A identificacao e a data de esterilizacao devem ser colocados nopacote antes da esterilizacao, para evitar-se o rompimento do involucro. Evitararmazenamento do material embaixo de pias e em ambientes com muita circulacaode pessoas (corredores). Semanalmente, as gavetas ou armarios devem serdesinfetados.Quando bem empacotados e acondicionados, o involucro mantem os instrumentos estereis por 30 dias com seguranca. Os involucros somentedevem ser abertos pelo profissional imediatamente antes do uso. Aremocao dos instrumentos dos pacotes, para guarda-lo em caixas ou gavetas, assim como mante-los em desinfetantes, mesmo com todos os principios de assepsia deve serevitada.DESINFECCAO OU DESCONTAMINACAO DEEQUIPAMENTOS E ACESSORIOSTodas as superficies doequipamento odontologico nas quais o pessoal odontologico tocou no atendimentoanterior, ou que foram contaminados com os aerossois devem ser desinfetadas. Nadesinfeccao de superficie podem ser utilizados: alcool 70% (ou 770 GL),compostos sinteticos do iodo, solucao alcoolica de clorexidina (2 a 5% em alcool a 70%), compostos fenolicos ou hipoclorito de sodio (0,5%) de acordo com o material da superficie. Preconiza-se a tecnica spray-wipe-spray (MILLER, 1993; SAMARANAYAKE, 1993) que inclui a pre-limpeza e a desinfeccao, e consiste em aplicar o desinfetante na superficie com auxilio de um borrifador; a seguir, limpar a area com toalha de papel erealizar nova aplicacao do desinfetante. Durante o atendimento odontologico,muitos objetos, superficies, instrumentos e equipamentos tornam-se contaminados. O minimo de aparelhos e objetosnecessarios devem ser colocados proximo ao paciente ou incluidos na sala de atendimento. Deve ser previamente estabelecido quais itens doconsultorio serao cobertos, esterilizados ou desinfetados apos cadaatendimento. O uso de barreiras mecanicas que protegem as superficies (folhas de aluminio ou plastico, campos cirurgicos) sao eficazes no controle da infeccao cruzada e devem ser utilizadas sempre que possiveis. Importante tambem, o controle de pe ou eletronicos nascadeiras e torneiras.UTILIZADOS EM PACIENTESA anti-sepsia da cavidadebucal pode reduzir de 50 a 75% a quantidade de microrganismos na boca dopaciente. Uma correta anti-sepsia pre-cirurgica ou pre-tratamento e altamentesatisfatoria, caracterizando uma medida muito eficiente no controle da infeccao cruzada no consultorio odontologico. Na anti-sepsia podem ser utilizados: solucaode clorexidina (de 0,12 a 0,2%), compostos de iodo (Povidona-Iodine, PVP-I, de1 a