usabilidade desses equipamentos e percebe-se cada vez mais que ha muitas limitacoes quanto a ergonomia e a qualidade da interface do ventilador mecanico com os usuarios (2,3). Analisando dados relacionados dos danos causados por ventiladores mecanicos aos pacientes, encontram-se indices altos de eventos adversos, e ate mesmo de obitos decorrentes de problemas no suporte ventilatorio. Nos Estados Unidos da America (EUA), somente em 2013, foram reportados 14 obitos causados diretamente por ventiladores mecanicos naquele pais, conforme dados levantados na plataforma MAUDE (Manufacturer and User Facility Device Experience) do FDA (Food and Drug Administration). Os numeros aumentam bastante quando se considera lesoes nao fatais causadas pelo ventilador: 946 relatos de eventos adversos somente no ano passado (dados nao publicados) (4). No nosso pais nao dispomos de dados similares de registro, o que sem duvida e bastante preocupante.Em 2002, uma comissao sentinela alertou que 87% dos casos de lesao e morte relacionados ao uso dos ventiladores mecanicos seriam evitaveis (5). Cabe questionar: o que leva a essa ma utilizacao dos ventiladores mecanicos de UTI pelos profissionais que lidam com estes equipamentos?O principal fator deve-se a problemas com a interacao homem-maquina, ou seja, a maneira como uma pessoa lida e interage com um determinado equipamento. Outro ponto essencial e o que se denomina de usabilidade.Segundo a International Organization for Standartization (ISO 9241) (6), a usabilidade e definida como uma medida pela qual um produto pode ser manejado por usuarios especificos para alcancar determinados objetivos com efetividade, eficiencia e satisfacao em um contexto real. Essa medida pode ser entendida como a qualidade da interface de um equipamento com o seu usuario (7). No campo da ventilacao mecanica, os usuarios especificos, conhecidos tambem como primarios, sao todos os profissionais de saude que lidam com os ventiladores mecanicos em UTIs. Ja os secundarios sao aqueles que usam esse equipamento para outra finalidade que nao o suporte ventilatorio em si. Veja o quadro abaixo.Como abordar esse importante e complexo problema?Talvez, o primeiro passo seria uma melhor unificacao dos conceitos e da linguagem utilizada na ventilacao mecanica. O ventiles nao e facil mesmo. Apesar de muitos profissionais sentirem-se familiarizados com as nomenclaturas existentes, ha uma necessidade de padronizacao da taxonomia utilizada, bem como uma melhor classificacao e descricao dos modos ventilatorios e seus respectivos ajustes (8,9). Alem disso, deveria existir um padrao de organizacao das interfaces e da tela do ventilador que permitissem o seu manuseio por qualquer profissional de saude com experiencia e conhecimento basico em ventilacao mecanica, independente da marca ou do modelo de equipamento utilizado (2). Sabe-se que a memoria de trabalho do ser humano e limitada e reconhece-se que a quantidade de variaveis fisiologicas e funcoes apresentadas nas telas dos ventiladores de ultima geracao sao claramente excessivas. Isso resulta em uma grande carga cognitiva sobre o usuario, o que pode comprometer o processo de analise e tomada de decisao em situacoes criticas, induzindo ao erro (10). A percepcao por boa parte dos profissionais de uso inadequado dos alarmes do ventilador no dia-a-dia das UTIs e de senso comum e corrobora esta ideia.Outro passo importante e a