Clique na imagem para ler Clique nas imagens para ler Clique na imagem para ver o video Clique na imagem para ler Clique na imagem para ler Clique na imagem para ler Clique na imagem para ler Clique na imagem para ler Clique na imagem para ler Clique na imagem para ler Parecer da CNTSA/SBA - 2008 - Membros:Carlos Rogerio Degrandi, TSA/SBA, SP Marcio Augusto Lacerda, TSA/SBA, RJ Neuber Martins Fonseca, TSA/SBA, MGInformacoes sobre os requisitos de limpeza e sanitizacao devem seguir as normas contidas no manual Processamento de Artigos e Superficies em Estabelecimentos de Saude - 2a edicao, Ministerio da Saude / Coordenacao de Controle de Infeccao Hospitalar, que pode ser obtido no endereco eletronico:www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/processamento_artigos.pdfMateriais cujo reprocessamento e proibido por lei se encontram nos enderecos: http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2005/010605_3RDC.pdfhttp://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2005/010605_3lista.pdf e tambem na lista de pareceres da CNTSA/SBA no endereco:http://www.sba.com.br/home/reservado/par_cntsa.aspRecomendacao especifica para circuitos respiratorios respondida pelos tecnicos da anvisa pode ser obtida no seguinte endereco eletronico:http://www.anvisa.gov.br/faqdinamica/asp/usuario.asp?usersecoes=30&userassunto=51 e transcrita abaixo:_________________________________________________________________Como proceder na desinfeccao de alto nivel nos circuitos de respiradores?Indicamos o Hipoclorito de Sodio na concentracao de 0,5% e tempo de contato de 60 minutos para material de inaloterapia e oxigenoterapia.Outra possibilidade e a adocao da rotina preconizada pela FIOCRUZ que se encontra no endereco eletronico:http://www.ipec.fiocruz.br/publicacao/ccih/Inaloterapia.pdfROTINA PARA TROCAS DE ARTIGOS HOSPITALARES ENVOLVIDOS NA PATOGENESE DAS INFECCOES HOSPITALARES. ARTIGOS TEMPO RECOMENDADO PARA TROCACircuito do respirador Trocar e reprocessar entre pacientes. No mesmo paciente trocar se visivelmente sujo. Esvaziar o condensado sempre que necessario e evitar que retorne para o paciente.Quando o paciente for desconectado do respirador por periodo inferior a 6 horas, como em caso de desmame, o mesmo circuito podera ser reconectado desde que tenha sido protegido.Filtros internos do respirador Consultar manual do aparelhoMascara de oxigenio (Hudson) Trocar entre pacientes e fazer desinfeccao de alto nivel.Umidificador para cateter nasal de O2 Trocar entre pacientes, usar agua destilada para o preenchimento.Umidificador do respirador Trocar entre pacientes, usar agua esteril para o preenchimento.Macronebulizador e circuito acessorio Trocar de 24 em 24 horas e realizar desinfeccao de alto nivel. Usar agua esteril.Nebulizador do respirador Apos cada uso, realizar desinfeccao de alto nivel.Micronebulizador de mao Apos cada uso, realizar desinfeccao de alto nivel.Frasco de aspiracao de vidro Esvaziar quando necessario e lavar. Autoclavar entre pacientes.Frasco de aspiracao descartavel Trocar quando necessario, nao reutilizar.Borrachas de aspiracao Trocar diariamente, autoclavar entre as trocas.Ambu Uso individual Realizar desinfeccao de alto nivel na alta do paciente ou quando visivelmente sujo.Lamina, cabo do laringoscopio e guia metalico de entubacao Limpeza e friccao com alcool a 70% antes e apos cada usoCanulas de traqueostomia metalica ou plastica Realizar limpeza da subcanula com agua destilada sempre que necessario. Nao e necessaria a troca de rotina.Como as recomendacoes anteriores nao especificam o manuseio de determinados componentes do aparelho de anestesia, como o circuito circular ou o canister e nao ha outra fonte nacional, poderao ser utilizadas as recomendacoes da Associacao Americana de Enfermagem Cirurgica (AORN Association of Perioperative Registered Nurses www.aorn.org), obtidas diretamente no endereco (http://www.aorn.org/journal/columns.htm ) conforme descricao abaixo.# Circuitos Circulares: a AORN nao cita os circuitos reutilizaveis, ja que eles nao sao mais utilizados nos EUA.