thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
de pressao ou de campos magneticos. No entanto, dada a importancia pratica atribuida aos sensores de temperatura e de deformacao, a maioria das demonstracoes com base nos sensores de Bragg tem sido centradas nessas aplicacoes.A sensibilidade a temperatura dos sensores de Bragg resulta da expansao termica da matriz silica e da dependencia do indice de refracao com a temperatura. O grande atrativo para o uso das redes de Bragg como sensores se deve ao fato da informacao estar contida no espectro, significando uma medida absoluta e facil de ser multiplexada e de alta exatidao.Estes sensores sao muito utilizados em medicoes de temperatura no fundo do poco. ConclusaoVimos atraves deste artigo a importancia da medicao de temperatura na automacao e controle de processos, um pouco da historia da medicao de temperatura e dos avancos tecnologicos dos transmissores de temperatura, assim como as tres tendencias de transmissores, suas aplicacoes e beneficios.Vimos tambem o sensor de temperatura utilizando a rede de Braag que deve trazer novidades no futuro nesta medicao. ReferenciasManuais de Operacao dos Transmissores de Temperatura SMAR: TT301, TT302, TT411, TT421 e TT423 Web: www.smar.com.br e www.smarresearch.com. Controle & Instrumentacao Edicao 82 - "O protocolo digital HART", Cesar Cassiolato. Controle & Instrumentacao Edicao 93 - "Transmissores de Temperatura", Cesar Cassiolato. Mecatronica Edicao 48 - "Transmissores de Temperatura", Cesar Cassiolato. http://www.deetc.isel.ipl.pt/jetc05/JETC99/pdf/art_53.pdf Pesquisas na Internet em diferentes sites sobre o tema Medicao de Temperatura (Todas as ilustracoes, marcas e produtos usados aqui pertencem aos seus respectivos proprietarios, assim como qualquer outra forma de propriedade intelectual). Disponibilidade e Competencia 24hAssistencia TecnicaInstalacao e MontagemPre-Comissionamento e ComissionamentoTestes de MalhasStart - UpOperacao AssistidaRevisoesMetrologiaTreinamentoConsultoria em ProjetosPlano Diretor de Automacao
Wireless e com varias vantagens comparadas aos convencionais SDCDs.A mudanca do controle de processo da tecnologia 4-20 mA para as redes digitais e sistemas abertos ja se encontra num estagio de maturidade tecnologica e usuarios colhendo seus beneficios. Essa mudanca e encarada como um processo natural demandado pelos novos requisitos de qualidade, confiabilidade e seguranca do mercado. A sua utilizacao traz uma vantagem competitiva, no sentido que essa nova tecnologia traz aumentos de produtividade pela reducao das variabilidades dos processos e reducao dos tempos de indisponibilidade das malhas de controle.A linha de produtos Wireless Smar suporta o WirelessHARTTM e atendera tambem ao ISA 100.Aguardem os proximos artigos sobre o Wireless. Referencias:Artigos tecnicos - Cesar Cassiolato Manuais SMAR www.system302.com.br www.smar.com.br http://tinyos.stanford.edu/ttx/2007/viewgraphs/standards-sp100.pdf Pesquisas na internet Disponibilidade e Competencia 24hAssistencia TecnicaInstalacao e MontagemPre-Comissionamento e ComissionamentoTestes de MalhasStart - UpOperacao AssistidaRevisoesMetrologiaTreinamentoConsultoria em ProjetosPlano Diretor de Automacao
caso de discrepancia ou duvida, os padroes IEC 61158 e IEC 61784, perfis, guias tecnicos e manuais de fabricantes prevalecem. Sempre que possivel, consulte a EN50170 para as regulamentacoes fisicas, assim como as praticas de seguranca de cada area.Para mais detalhes veja os artigos:"Sinal Diferencial RS485 - PROFIBUS DP" em http://www.profibus.org.br/detalhe_noticia.php?id=37 "A importancia dos terminadores de barramento a rede PROFIBUS" em http://www.profibus.org.br/news/abril2007/news.php?dentro=1 "Miminizando Ruidos em Instalacoes PROFIBUS" em http://www.smar.com/newsletter/marketing/index30.html Para mais informacao sobre a tecnologia PROFIBUS, veja http://www.smar.com/brasil2/profibus.aspPara detalhes de um sistema de automacao verdadeiramente aberto baseado em redes, consulte: www.system302.com.brReferencias:Manuais SMAR PROFIBUS Aterramento, Blindagem, Ruidos e dicas de instalacao - Cesar Cassiolato EMI - Interferencia Eletromagnetica - Cesar Cassiolato www.smar.com.br Material de Treinamento e artigos tecnicos PROFIBUS - Cesar Cassiolato Especificacoes tecnicas e Guias de Instalacoes PROFIBUS. http://www.smar.com/brasil2/artigostecnicos/ Revista Mecatronica Atual Edicao 46, Minimizando Ruidos em Instalacoes PROFIBUS, Cesar Cassiolato, 2010. Revista Mecatronica Atual Edicao 47, Raio de Curvatura Minima e Instalacoes PROFIBUS, Cesar Cassiolato, 2010. Revista Saber Eletronica Edicao 452; Ruidos e Interferencias em instalacoes PROFIBUS, Cesar Cassiolato, 2011: http://www.sabereletronica.com.br/files/file/SE452_web.pdf
deve ser levado em conta em paises quentes como o Brasil.Tipo ATipo BTipo CTipo DDescricao do CaboPar trancado com ShieldUm ou mais pares trancados total com ShieldDiversos pares trancados sem ShieldDiversos pares nao-trancados, sem ShieldArea de Secao do Condutor Nominal0,8 mm2 (AWG 18)0,32 mm2 (AWG 22)0,13 mm2 (AWG 26)0,25 mm2 (AWG 16)Maxima Resistencia DC (loop)44 O/Km112 O/Km264 O/Km40 O/KmImpedancia Caracteristica a 31.25 KHz100 O 20%100 O 30%****Maxima Atenuacao a 39 KHz3 dB/Km5 dB/Km8 dB/Km8 dB/KmMaxima Capacitancia Desbalanceada2 nF/Km2 nF/Km****Distorcao de Atraso de Grupo (7.9 a 39 kHz)1,7 seg/Km******Superficie Coberta pelo Shield90%**--Recomendacao para Extensao de Rede (incluindo spurs)1900 m 1200 m 400 m 200 m Tabela 5 - Caracteristicas dos Diversos Cabos Utilizados em PROFIBUS-PA.Comprimento Total do Cabo e Regras de Distribuicao e InstalacaoO comprimento total do cabo PROFIBUS-PA deve ser totalizado desde a saida do ponto de conversao DP/PA ate o ponto mais distante do segmento, considerando as derivacoes. Vale lembrar que bracos menores que 1 m nao entram neste total.O comprimento total do cabeamento e a somatoria do tamanho do trunk (barramento principal) mais todos os spurs (derivacoes maiores que 1 m), sendo que com cabo do tipo A, e de no maximo 1900 m em areas nao seguras. Em areas seguras com cabo tipo A, e de no maximo 1000 m, considerando que os spurs nao podem exceder 30 m.Em termos de instalacao e distribuicao, e recomendado evitar splice, ou seja, qualquer parte da rede que tenha um meio condutor especificado e um comprimento descontinuo menor que 1 m, como por exemplo: remocao de blindagem, troca do diametro do fio, conexao a terminais nus, etc. Em redes com comprimento total maior que 400 m, a somatoria dos comprimentos de todos os splices nao deve ultrapassar 2% do comprimento total e ainda, em comprimentos menores do que 400 m, nao deve exceder 8 m.O comprimento maximo de um segmento PA quando se utiliza cabo de tipos diferentes fica limitado de acordo com a seguinte formula:Onde:LA: Comprimento do cabo A; LB: Comprimento do cabo B; LC: Comprimento do cabo C; LD: Comprimento do cabo D; LA max: Comprimento maximo permitido com o cabo A (1900 m); LB max: Comprimento maximo permitido com o cabo B (1200 m); LC max: Comprimento maximo permitido com o cabo C (400 m); LD max: Comprimento maximo permitido com o cabo D (200 m). Com relacao aos bracos (spurs), e necessario estar atento aos comprimentos dos mesmos. A quantidade de equipamentos PA (deve ser considerado os repetidores quando houver) deve estar de acordo com a Tabela 6. Em areas classificadas o spur maximo e de 30 m.Total de Equipamentos PA por Segmento coupler DP/PAComprimento do Spur (m) com01 EquipamentoComprimento do Spur (m) com02 EquipamentoComprimento do Spur (m) com03 EquipamentoComprimento do Spur (m) com04 EquipamentoComprimento Considerando a Quantidade Maxima de Spurs (m)1-1212090603012 x 120 =144013-14906030114 x 90 = 126015-1860301118 x 60 = 108019-243011124 x 30 = 72025-3211111 x 32 = 32Tabela 6 - Spur x Numero de Equipamentos PA.Observacao: O limite de capacitancia do cabo deve ser considerado desde que o efeito no sinal de um spur seja
menor que 300m e se assemelha a um capacitor. Na ausencia de dados do fabricante do cabo, um valor de 0.15 nF/m pode ser usado para cabos PROFIBUS.Onde:CT: Capacitancia total em nF; LS: Comprimento do spur em m;Cs: Capacitancia do fio por segmento em nF (padrao: 0,15);Cd: Capacitancia do equipamento PA. A atenuacao associada a esta capacitancia e 0, 035 dB/nF. Sendo assim, a atenuacao total vale:Sendo que 14 dB e o que permitira o minimo de sinal necessario para haver condicoes de detecta-lo com integridade.Existem algumas regras que devem ser seguidas em termos do cabeamento e separacao entre outros cabos, quer sejam de sinais ou de potencia. Deve-se preferencialmente utilizar bandejamentos ou calhas metalicas, observando as distancias conforme Tabela 7. Nunca se deve passar o cabo PROFIBUS-PA ao lado de linhas de alta potencia, pois a inducao e uma fonte de ruido e pode afetar o sinal de comunicacao. Alem disso, o sinal fieldbus deve ser isolado de fontes de ruidos, como cabos de forca, motores e inversores de frequencia. Recomenda-se colocar o cabo PROFIBUS em guias e calhas separadas. O ideal e utilizar canaletas de aluminio, onde se tem a blindagem eletromagnetica externa e interna. As correntes de Foucault sao praticamente imunes, devido a boa condutibilidade eletrica do aluminio. Convem lembrar que o cruzamento entre os cabos deve ser feito em angulo de 90o.Cabo de comunicacao PROFIBUS-PACabos com e sem shield: 60Vdc ou 25Vac e < 400VacCabos com e sem shield > 400VacQualquer cabo sujeito a exposicao de raiosCabo de comunicacao PROFIBUS-PA10 cm20 cm50 cmCabos com e sem shield10 cm10 cm50 cm60 Vdc ou 25 Vac e < 400 VacCabos com e sem shield: > 400 Vac20 cm10 cm50 cmQualquer cabo sujeito a exposicao de raios50 cm50 cm50 cmTabela 7 - Distancias Minimas de Separacao entre CabeamentosTerminadores da Rede PROFIBUS-PADois terminadores de barramento devem estar conectados na rede PROFIBUS-PA, sendo um na saida do coupler DP/PA e o outro no ultimo equipamento (normalmente o mais distante do coupler), dependendo da topologia adotada.Se na distribuicao do cabeamento houver uma caixa de juncao no final do tronco principal com varios bracos (spurs), o terminador de campo deve ser colocado neste ponto, o que facilitara na manutencao quando for necessario remover equipamentos.E preciso se certificar da correta conexao do terminador, lembrando que a falta de terminadores proporcionam a intermitencia da comunicacao, uma vez que nao ha casamento de impedancia e ha aumento da reflexao de sinal.A falta de um terminador ou sua conexao em ponto incorreto tambem degrada o sinal, uma vez que tambem ficara parte do cabeamento como uma antena. Esta ausencia pode aumentar em mais de 70% o sinal e um terminador a mais pode atenuar o sinal em ate 30%. A atenuacao e intermitencia podem gerar falhas de comunicacao.O terminador da rede PA e composto de um resistor de 100O 2% e um capacitor de 1F 20% em serie. Figura 5 - Formas de Ondas Tipicas do H1 de Acordo com a TerminacaoSupressor de TransientesToda vez que se tiver uma distancia efetiva maior que 100 m na horizontal ou 10
menor composicao de fabricantes na apresentacao da solucao Profibus. Outra vantagem e que a comunicacao Ethernet chega ate o ponto onde se inicia a comunicacao PA. A SMAR tambem possui o controlador DF95 com as mesmas caracteristicas do DF97, mas com dois canais Profibus-PA.Figura 11- Esquema ilustrativo do DF97 - Mestre Profibus DPV1 com 4 canais PROFIBUS-PA e 1 canal PROFIBUS-DP.ConclusaoVimos neste artigo detalhes do meio fisico IEC61158-2 no Profibus-PA. Este artigo nao substitui os padroes IEC 61158 e IEC 61784 e nem os perfis e guias tecnicos do PROFIBUS. Em caso de discrepancia ou duvida, os padroes IEC 61158 e IEC 61784, perfis, guias tecnicos e manuais de fabricantes prevalecem. Sempre que possivel, consulte a EN50170 para as regulamentacoes fisicas, assim como as praticas de seguranca de cada area.A SMAR possui uma ampla equipe especializada em projetos, certificacoes de redes e instalacoes em Profibus. Para mais detalhes, acesse o canal direto de comunicacao com os engenheiros especialistas em instalacoes e tecnologia PROFIBUS e AS-i da SMAR: http://www.smar.com/brasil2/especialistas_profibus.asp Consulte a solucao completa SMAR Profibus: http://www.smar.com/brasil2/profibus.asphttp://www.smar.com/brasil2/system302/ Referencias:Manuais SMAR Profibus Aterramento, Blindagem, Ruidos e dicas de instalacao - Cesar Cassiolato EMI - Interferencia Eletromagnetica - Cesar Cassiolato www.smar.com.br Especificacoes tecnicas e Guias de Instalacoes Profibus. Material de Treinamento e artigos tecnicos Profibus - Cesar Cassiolato Revista Mecatronica Atual, "Profibus Meio Fisico IEC 61158-2", - Cesar Cassiolato, Edicao 49, 2011: http://www.mecatronicaatual.com.br/files/file/MA49web.pdf http://www.smar.com/brasil2/artigostecnicos/
fechar os contatos. Quando a bobina e percorrida por uma corrente eletrica e criado um campo magnetico que atua sobre esta armadura, atraindo-a, e ativando os contatos. Figura 1 - Simbolo do ReleFigura 2 - Esquema de um ReleAtraves de uma corrente de controle aplicada a bobina do rele, podemos abrir, fechar ou comutar os contatos de tal forma a controlar as correntes que circulam por circuitos externos(cargas). Quando a corrente deixa de circular pela bobina do rele, o campo magnetico criado desaparece, e com isso com a acao da mola, a armadura volta a sua posicao natural.A aplicacao mais simples de um rele com contato simples e no controle de ligar desligar de uma carga, por exemplo, na aplicacao de controlar uma bomba, ligando-a ou nao, de acordo com o nivel de um tanque. Observe o simbolo usado para representar este componente na figura 1.Podemos ter reles com contatos normalmente abertos, normalmente fechados e mistos.Mas ha tambem reles eletronicos, formados por transistores ligados entre si tao engenhosamente que basta aplicar um potencial eletrico a um terminal de controle para fechar o circuito por eles controlado.Alem disso, existem os reles de estado solido, que veremos a seguir mais detalhes.Em termos de projetos utilizando reles, existem algumas caracteristicas eletricas e mecanicas que devem ser atentadas:Tensao nominal, tensao de operacao e tensao maxima de trabalho Corrente nominal Resistencia ohmica Potencia nominal dissipada Caracteristicas dos contatos(a superficie dos contatos; a tensao e corrente maximas que os circuitos do contato podem admitir e controlar; resistencia e materiais dos contatos(o cobre, a prata e o tungstenio); o numero de contatos e sua disposicao que vai depender das aplicacoes a que se destinam os reles; capacitancia entre contatos,etc.) Tempo que o rele leva para fechar e/ou abrir seus contatos. Tipo de carga: AC ou DC. Lembrando que em aplicacoes com cargas indutivas, o tempo de abertura aumenta. Vida mecanica. Etc. A corrente que aciona o rele e denominada corrente de acionamento. Esta e a corrente necessaria para se criar uma intensidade de campo magnetico que atraia a armadura para perto da bobina. Uma vez vencida esta inercia, o campo magnetico ja nao precisa ser tao intenso para mante-la junto a bobina. A corrente que mantem o rele fechado e conhecida como corrente de manutencao.A corrente que vai circular por sua bobina e funcao da resistencia do enrolamento, o que pode ser calculado pela lei de Ohm, assim como a potencia a ser dissipada no mesmo.A utilizacao de reles na pratica requer alguns cuidados durante sua desativacao (remocao do controle de comando), onde se tem uma tensao de polaridade oposta aquela que criou o campo magnetico e que devido a caracteristica de variacoes bruscas em um indutor, atinge valores altos. Este valor esta relacionado a taxa de variacao di/dt e com a indutancia(L) da bobina (V=Ldi/dt). Se o circuito de controle de ativacao do rele nao for protegido pode-se ter o seu mau funcionamento ou sua total danificacao. A tecnica mais comumente usada e a do diodo reverso ou a do varistor em paralelo com a bobina do rele.
firmwareSalvamento de dados durante shutdownAlimentacao: Via H1: 9-32Vdc Consumo de corrente quiescente: 17mA Figura 4 - Conexao Fisica das Saidas Conexao Fisica com o Bloco Funcional DOAtraves de dois blocos funcionais Digital Output (DO), pode-se comandar duas cargas DCs ou ACs.Figura 5 - Conexao Fisica com DOs Conexao Fisica com o Bloco Funcional PID_STEPAtraves de um blocos funcional PID SETP, pode-se ter uma aplicacao interessante com atuadores eletricos.Qualquer atuador eletrico, incluindo a serie SMAR AD/AR/AL se torna um Atuador Fieldbus, fazendo do FR302, um equipamento ideal em atualizacoes e reinstrumentacao de plantas.O bloco PID Step e ideal nestes casos, onde se pode modular a valvula sem a necessidade da posicao real (feedback). Figura 6 - Conexao Fisica com o PID STEP Exemplo de Aplicacao: Controle de NivelSuponha a situacao, onde em uma rede fieldbus tenhamos um controle de nivel onde um transmissor de nivel FR302 esta medindo o nivel de um tanque.O sinal do nivel e disponibilizado via bloco de Entrada Analogica (AI) a um bloco de Alarme Analogico (AALM) instanciado no FR302. Ao se atingir um valor pre-configurado de nivel, atraves de um bloco de saida discreta (DO), pode-se desligar a bomba que alimenta o tanque e tambem liga-la assim que o nivel e inferior ao limite configurado.Veja a figura 7.Figura 7 - Aplicacao do FR302 em controle de nivel Veremos a seguir o detalhamento de um sensor de pressao do tipo capacitivo, utilizado na serie de transmissores de pressao da SMAR, incluindo o FR302, citado na aplicacao do Fieldbus Rele.O sensor de pressao utilizado pelos transmissores de pressao SMAR, e do tipo capacitivo (celula capacitiva), mostrado esquematicamente na Figura 8.Figura 8 - Sensor CapacitivoOnde:P1 e P2 sao pressoes aplicadas nas camaras H e L.CH = capacitancia medida entre a placa fixa do lado de P1 e o diafragma sensor.CL = capacitancia medida entre a placa fixa do lado de P2 e o diafragma sensor.d = distancia entre as placas fixas de CH e CL.= deflexao sofrida pelo diafragma sensor devido a aplicacao da pressao diferencial DP = P1 - P2.Sabe-se que a capacitancia de um capacitor de placas planas e paralelas pode ser expressa em funcao da area (A) das placas e da distancia (d) que as separa como:Onde,= constante dieletrica do meio existente entre as placas do capacitor.Se considerar CH e CL como capacitancias de placas planas de mesma area e paralelas, quando P1 > P2 tem-se:Por outro lado, se a pressao diferencial (DP) aplicada a celula capacitiva, nao defletir o diafragma sensor alem de d/4, podemos admitir proporcional a , ou seja:Se desenvolvermos a expressao (CL-CH) / (CL+CH) obteremos:como a distancia (d) entre as placas fixas de CH e CL e constante, percebe-se que a expressao (CL-CH) / (CL+CH) e proporcional a e, portanto, a pressao diferencial que se deseja medir.Assim, conclui-se que a celula capacitiva e um sensor de pressao constituido por dois capacitores de capacitancias variaveis, conforme a pressao diferencial aplicada.Estes capacitores fazem parte de um circuito oscilador que tem sua frequencia dependente da pressao diferencial aplicada. Esta frequencia e medida pela CPU do transmissor de
pressao em alta resolucao, alta exatidao e velocidade de processamento. Esta frequencia sera inversamente proporcional a pressao aplicada.A figura 9 mostra o diagrama de hardware do LD302 e a figura 10, os diversos modelos de sensores conforme varias aplicacoes.Figura 9 - LD302 - Diagrama de hardware Figura 10 - Modelos de Sensores CONCLUSAO Vimos atraves deste artigo a importancia dos reles e sensores, aliados aos avancos tecnologicos dos microprocessadores na automacao e controle de processos, assim como detalhes de um equipamento microprocessado para acionamento discreto e de um sensor de pressao capacitivo. REFERENCIAS:Manuais de Operacao do FR302 e do LD302 www.smar.com.br Artigos tecnicos, Cesar Cassiolato Saber Eletronica Edicao 449, Reles x Sensores - Cesar Cassiolato e Edson de Oliveira Emboaba Controle & Instrumentacao Edicao 92, Reles x Sensores, Cesar Cassiolato e Edson de Oliveira Emboaba Disponibilidade e Competencia 24hAssistencia TecnicaInstalacao e MontagemPre-Comissionamento e ComissionamentoTestes de MalhasStart - UpOperacao AssistidaRevisoesMetrologiaTreinamentoConsultoria em ProjetosPlano Diretor de Automacao
prevencao de problemas relacionados com a gravidez?Sim. Felizmente sao poucas as mulheres com complicacoes graves durante a gravidez. A maioria tem apenas de enfrentar problemas menores, como obstipacao, cansaco e alteracoes de humor. Pode facilmente minimizar estes problemas mantendo uma dieta equilibrada. Consulte um Nutricionsta.Porque e importante uma boa alimentacao antes mesmo da gravidez?Nas primeiras semanas que se seguem a concepcao, o bebe desenvolve-se rapidamente e os seus orgaos vitais estao a formar-se a toda a velocidade.Antes de perceber que esta gravida, ja foram ultrapassadas diversas fases importantes no seu desenvolvimento: e, pois, melhor estar preparada em termos nutricionais de forma a dar ao seu bebe todos os elementos de que ele necessita.Comer bem antes de engravidar vai garantir-lhe que o bebe se desenvolva de forma satisfatoria ao longo dos nove meses.Quando voce engravidar, esta e, sem duvida, a altura ideal para rever o seu equilibrio alimentar.Agora voce podera tirar varias duvidas sobre gravidez. Fique ligado nas dicas semanais que estarei postando aqui no blog!
de fitoterapicos. A crenca popular de que as plantas nao fazem mal, estimuladas a fortes apelos de marketing, faz com que o quadro fique um tanto distorcido. Deve-se tomar cuidado com as interacoes que podem ser geradas ao misturar ervas de diferentes especies, por exemplo. Um outro exemplo muito comum sao os chas. Chas que parecem inofensivos podem ser prejudiciais e ha ainda muitas plantas, cujos efeitos nao sao bem conhecidos e seu uso indiscriminado pode prejudicar sua saude. Por outro lado, varios estudos comprovam que a fitoterapia pode oferecer solucoes eficazes para diversas doencas e o uso adequado traz uma serie de beneficios, ajudando a combater diversas doencas alergicas, infecciosas, disfuncoes metabolicas, entre outros.Vale a pena conferir! Visitem o site!! Dicas e muita informacao sobre Nutricao. http://www.meunutricionista.com.br/colunas.exibir.php?id=901Dra. Simone DutraEspecialista em Nutricao Clinica e Fitoterapica.Personal Estetic Diet