8 6,3 5,3 4,8 4,2 3,2 com suporte.- Peneiras de aro de latao 8"x2", aberturas: 76 - 63,5 - 50 - 38 - 25 - 19 - 12,7 - 9,5 - 4,8mm3.24 - COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS DE CONCRETO.Normas: ABNT-MB-17 / NBR-6583 / MB-113-EEspecificacao- Prensa hidraulica, eletrica, para tubos de concreto, capacidade maxima 60.000Kgf, 220/380 Volts,com as caracteristicas abaixo:- SISTEMA DE MEDICAO: Atraves de 2 manometros com de 10", escalas de 0/60.000Kg e 0/12.000Kgf, Subdivisoes de100 e 20Kgf.- PRECISAO: + 2%, apos os 10% iniciais da escala.Especificacao - DIMENSOES do equipamento: Altura: 4,5m (Estrutura). Largura: 4,5m (Estrutura). Profundidade: 1,7m (Estrutura). Altura: 850mm (Gabinete). Largura: 700mm (Gabinete). Profundidade: 530mm (Gabinete).- Prensa, hidraulica, para tubos de concreto, capacidade de 100 toneladas, manometros com escala de 0/120.000Kgf a 0/24.000Kgf, subdivisoes de 200 e 40Kgf, maximo do tubo 2,00m, comprimento 2,00m + bolsa.3.25 - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO PARA ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO.Normas: NBR-Especificacao3.26 - DETERMINACAO DA RETENCAO DE AGUA ( FUNIL DE BUCHNER MODIFICADO ).Normas: NBR-9287.Especificacao- Aparelho para retencao de agua (funil e Buchner modificado). I-3003-G 3,150 Kg- Espatula de aco inoxidavel, com lamina flexivel 20 x 2,5cm- Mesa Flow-Table, para consistencia de argamassa. I-3019 32,00 Kg- Misturadora de argamassa capacidade 5 litros com tacho e pa em aco inoxidavel. I-3010 55,00 Kg- Molde tronco conico para consistencia de argamassa. I-3019-A 0,890 Kg- Paquimetro de 8" sensibilidade a 1/20mm- Placa de vidro para ensaio de 300 x 300 x 5mm- Recipiente cilindrico de aco inoxidavel capacidade 500ml com cabo. I-2058 0,300 Kg- Soquete para argamassa. I-3003-B 0,350 Kg3.27 - RESISTENCIA DE AGREGADO AO ESMAGAMENTO. AVALIACAO DA RESISTENCIA MECANICA DE AGREGADO PELO METODO DOS 10% DE FINOS.Normas: DNER-ME-42-71 / NBR-9938 / MB-2699.Especificacao - Balanca com capacidade de 20kg sensivel a 1g- Bandeja Metalica com 60 x 50 x 6mm- Fundo e tampa para peneiras 8" x 2"- Haste de socamento 60 x 5/8mm. I-3006-D 0,930 Kg- Jogo de pesos para balanca mod. 620 de 5 a 10.000g - Total 20.000g. I-4008-A 22,32 Kg- Pa de cabo curto retangular- Peneiras de caixilho cilindrico de 203 x 50mm ( 8 x 2" ), com as seguintes aberturas nominais emmilimetros 12,7 - 9,5 e 2,4.- Prensa hidraulica com capacidade de 100 toneladas, capaz de aplicar carga de modo progressivoe sem choques. Modelo eletrico (110/220 Volts).- Prensa hidraulica com capacidade de 100 toneladas capaz de aplicar carga de modo progressivo e sem choques. Modelo manual.- Recipiente cilindrico para medida de amostras. I-4122 0,800 Kg3.28 - ENSAIO PARA DETERMINACAO DA CARGA DE RUPTURA A FLEXAO EM TELHAS CERAMICAS DE CAPA E CANAL, COLONIAL E FRANCESANormas : MB-2524 / NBR-9602 / MB-54 / NBR-6462 / MB-234 / NBR-6468.EspecificacaoMaquina para determinacao da carga de ruptura a flexao de telhas ceramicas de capa e canal,capacidade 1000Kgf e subdivisoes 0,2Kgf, para aplicacao da carga de modo progressivo e semchoques a 5 N/seg., eletronica, digital.3.29 - ENSAIO PARA DETERMINACAO DA ADERENCIA DE ARGAMASSA.Normas: ABNT NBR-14084 / 13755.Especificacao Aparelho hidraulico para medir aderencia de argamassa, com 06 placas de 100x100mm, espessura1/4", acondicionado em estojo portatil de madeira.3.30 - CONCRETO ENDURECIDO - DETERMINACAO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE A