KV = Espessura X 2 + CF + Absorvedores MAs = Espessura X 2 + CF X CMM Para calcular a Kilovoltagem aplicada (kV) e a Miliamperagem por fracao de tempo (mAs), utilizando as formulas descritas, deve-se obedecer aos seguintes padroes tecnicos: A distancia tubo-filme (DTF), para os exames do corpo humano, deve ser aproximadamente 1 m, excetuando-se os exames de torax, que tem a sua DTF em media de 1,80m; A constante do filme (CF), a ser utilizada deve ser de aproximadamente 20 para os filmes de base verde. Formulas Praticas Para Aquisicao de Tecnicas Radiograficas mAs = mA . tmA = mAs : tt = mAs : mATabela de absorvedores para Calculos Radiograficos de maron Fator absorvedorMedia de Absorcao em KVPotter-Bucky horizontal/Vertical05Grade de Lyson05Diafragma delimitado cerca de 50%05Cone simples ou cilindro Acrilico05Cilindro de extensao metalico fechado05Cilindro de extensao metalico aberto10 Constantes Miliamperimetricas de Maron (C.M. M.) Estrutura ou Regiao RadiografadaUnidade de Medida deAbsorcaoCorpo OsseoCintura Escapular0,5Cintura Pelvica, Femur0,5Cranio e Coluna Vertebral0,5ExtremidadesQuirodactilos e Podactilos0,1Mao, Pe, Perna e Ante braco0,1Umero, Cotovelo, Joelho, etc0,1Aparelho RespiratorioTorax (Pulmoes)0,1Aparelho DigestorioEstomago, Intestino etc0,3Aparelho UrinarioAbdomem,Rins0,3Somente Partes MolesRegiao muscular e cartilagem0,01 Para esta tabela, as estruturas devem apresentar uma espessura minima de 10 cm. Caso nao apresentem esta espessura, o valor da Quilovoltagem aplicada sera aproximadamente40/42 kV, ficando a miliamperagem sujeito a aplicacao da formula. A C.F (constante do filme), aplicada na formula de Maron, refere-se a constante ou a sensibilidade do filme utilizado para realizar a radiografia e, consequentemente, do tipo de ecran utilizado. Para os filmes de base verde a constante e 20. Lembrando que essa constante se da pelo fato de que os filmes verdes possuem uma malha cristalina mais consistente e trabalham com ecran de Terras Raras. Obs: Os filmes de base azul utilizavam uma constante ou sensibilidade de aproximadamente 30, mas foram proibidos em meados de 1973 por exporem o paciente a uma dose mais alta de radiacao, devido a sua maior constante.Douglas IanelliTecnologo em Radiologiadouglasianelli@uol.com.brFonte: http://www.tecnologiaradiologica.com/index.html#iniciov O Ciclotron e um acelerador departiculas carregadas que, sob a acao de um campo magnetico estatico eperpendicular a trajetoria do feixe de particulas, estabelece para estasparticulas uma orbita circular em um plano perpendicular ao campo magnetico e cujoraio e proporcional a sua energia cinetica. O ciclotron possui dois eletrodoscom a forma de um "D", estes sao ocos e semicirculares. Sua montageme numa camara de vacuo entre os polos de um grande eletroima. Os ions(positivos ou negativos), comecam a se locomover no interior destes eletrodosem forma de D.Nesta orbita tais particulas saosubmetidas a acao de um campo eletrico, onde sao aceleradas ao passar por estecampo eletrico, ganhando energia e alterando o raio da orbita, levando esta,portanto, a uma forma espiralada.A combinacao dos campos eletricoe magnetico faz com que atue uma forca forbre as particulas, a qual e descritamatematicamente pela equacao ao lado. Esta forca apresenta uma componentetangencial a sua orbita (forca eletrica) e uma componente centripeta (forcamagnetica).Sob tais condicoes, as particulas(ions) ganham energia e sao esmagadas/colididas contra um alvo a uma velocidadequase igual a da luz. Os atomos de uma substancia colocada neste alvo, saotransformados pelo seu bombardeamento em