depressao cronica. Outras regioes do cerebro tambem podem receber implantes ceramicos para ajudar a tratar de enxaquecas e de desordens obssessivo-compulsivo. Estes implantes crescem com confiabilidade nos componentes ceramicos "feed-thrus" com uma interface funcional entre o dispositivo e tecido corporal. Um "feed-thrus" e um sistema ceramico-metal que contem metal fixo ou pequenos tubos que atravessam um componente ceramico. Os alfinetes deixam passar eletricidade dentro ou fora do dispositivo implantado para poder ter conexoes sensoriais.Produtos da Alberox de Ceramicas "feedthru" para neuro-estimuladores que pulsa varios nervos para tratar condicoes medicas, inclusive epilepsia, depressao, enxaquecas, e obesidade. O "feed-thrus" tambem pode administrar drogas em pacientes. O substrato ceramico do "feed-thrus" age como um isolador eletrico, isolando os alfinetes de cada lado. O lugar de alojamento das ceramicas prendem um "feed-thrus" que tambem sirve como dispositivo eletronico anexo. Um "feed-thrus" para dispositivos implantaveis deve ser hermetico, com um isolamento contra vazamento ao redor de cada alfinete. O isolamento assegura que os fluidos corporais nao entrarao em contato com o dispositivo e destrua a eletronica interna. Tambem assegura que substancias quimicas no dispositivos de distribuicao de drogas nao escapem inadvertidamente. Uma solda do material, tipicamente 99.99% de ouro, une cada alfinete de metal ao isolador ceramico.Ceramica "feed-thrus". Um processo assegura que a solda adira com firmeza. Aqui a superficie ceramica esta preparada para soldar atraves de deposicao de vapor fisico (PVD) de um filme fino feito de um metal biocompaivel como a platina, niobio, ou titanio. Os desenvolvedores dos dispositivos medicos implantaveis procuram desenvolver componentes menores e mais complexos. Por exemplo, existe agora uma ceramica com diametro para o "feed-thrus" disponivel para aplicacoes de distribuicao de drogas com 104 alfinetes separados. Passagens eletricas atuais por cada alfinete, ativa combinacoes diferentes dos interruptores. Esta acao deixa o dispositivo administrar um maior numero (ou combinacoes mais complexas) de drogas em determinado momento. A aplicacao do molde de injecao de po (PIM) avancou na miniaturizacao do componente. Este metodo e fundamental na producao de caracteristicas complicadas e geometrias incomuns, notavelmente para dispositivos auditivos, parafusos osseos, e bombas de coracao implantaveis.Ceramica "feed-thrus" deixa passagem de eletricidade interna e externamente ao dispositivo implantado para administrar um custo eletrico. A metal por molde de injecao MIM e outra alternativa barata. Uma maquina de MIM pode moldar partes tipicamente em aproximadamente 10 segundos comparados a minutos ou ate mesmo horas por tecnicas convencionais. O MIM pode produzir componentes complicados que variam de instrumentos de laparoscopia a ate mandibulas de biopsia e aparelhos dentarios. Uma area importante adicional de tecnologia ceramica para o desenvolvimento de implantes medicos sao as superficies baseada em ceramicas com o carbono de diamente (DLC). Estas camadas proveem uma biocompatibilidade, esterilizacao-compativel e superficie resistente para pontos de pivo de chave e superficies. Sao usadas camadas de DLC para reduzir friccao, fazendo superficies mais duras, e previnem a transferencia de ion dos componentes de implantes de metais. Ha um mercado rapidamente se expandindo e evoluindo nos implantes medicos. Os cientistas de materiais e fabricantes de componentes ceramicos continuarao desenvolvendo novos materiais e processos para implantes menores, mais sofisticados, e com duracao