Os CT s estao sujeitos a todas as dificuldades de desalinhamento, descalibracao e funcionamento defeituoso dos equipamentos de raios X convencionais. Eles ainda tem as complexidades adicionais de um gantry com multiplos movimentos, um console interativo e um computador associado. Cada um desses subsistemas aumenta o risco de flutuacao e instabilidade, o que pode acarretar na degradacao da qualidade da imagem. Consequentemente , um programa de controle de qualidade (CQ) e essencial para cada tomografo . Tal programa deve incluir monitoracoes diarias, semanais, mensais e anuais, alem de programa de manuntecoes preventivas.Ruido e Uniformidade - Um objeto preenchido com agua deve ser examinado semanalmente; o valor medio para a agua deve estar entre + ou - 10UH em torno do zero. Alem disso, a uniformidade entre o centro e a periferia.Praticamente todos os CT s atingem essas especificacoes de desempenho. Se o sistema for utilizado em CT quantitativa, no entanto, especificacoes mais rigidas sao mais apropriadas. Quando esses testes forem realizados, deve -se variar um ou mais dos seguintes fatores: parametros de varredura do CT, espessura do corte, diametro de recpnstrucao ou algoritmo de reconstrucao. Kit de Controle de qualidade para Tomografia Computadorizada Linearidade Testa-se a linearidade com uma imagem do objeto de cinco pinos da AAPM. A analise dos valores dos cinco pinos deve mostrar uma relacao linear entre a unidade de Hounsfield e a densidade eletronica. O coeficiente de correlacao dessa relacao linear deve ser de, pelo menos, 0,96%, ou 2 vezes o desvio padrao.Convem realizar esse teste semestralmente. E particularmente importante para os sistemas utilizados em CT quantitativa, que necessitam de determinacao precisa do valor do tecido em unidades Hounsfield.Resolucao Espacial Monitorar a resolucao espacial e o componente mais importante desse programa de CQ. Uma resolucao espacial constante garante um desempenho adequado do arranjo de detectores, da eletronica de reconstrucao e dos componentes mecanicos.A resolucao espacial e testada por meio do exame de um fio ou uma ponta para obter a funcao de propagacao do ponto ou funcao resposta de borda, respectivamente. Essas funcoes sao, entao, transformadas matematicamente para obtencao da funcao de transferencia de modulacao (MTF).Entretanto, determinar a MTF requer tempo e atencao consideraveis. A maioria dos profissionais de fisica medica considera aceitavel a imagem de um padrao de barras ou de um padrao de buracos. A resolucao espacial deve ser testada semestralmente e deve estar conforme as especificacoes do fabricante.Resolucao de Contraste O CT sobressai como modalidade de exame devido a sua superior resolucao de contraste. As especificacoes de desempenho de varios CT variam de fabricante e de modelo para modelo, dependendo do projeto do sistema. Todos os CT s devem ter capacidade de produzir objetos de 5mm com 0,5% de contraste.A resolucao de contraste deve ser testada de seis em seis meses. Ela pode ser realizada com qualquer numero de objetos para testes de baixo contraste com sistemas analiticos internos que estao disponiveis para todos os CT s.Espessura de Corte A espessura de corte (perfil de sensibilidade) e medida com a utilizacao de um objeto de teste especialmente desenvolvido que incorpora uma rampa, uma espiral ou