a medicao do tempo de intervalo.Se ecos sao detectados, o circuito de sincronismo vai medir com precisao um intervalo de tempo em um dos modos discutido na Secao 3, e depois normalmente repetir este processo varias vezes para obter uma leitura media. O microprocessador entao usa esse intervalo de tempo de medicao, juntamente com a velocidade do som programadas e zero para calcular valores de deslocamento de espessura. Finalmente, a espessura e exibida e atualizou a uma taxa selecionada.Todos os transdutores que sao comumente usados com medidores de espessura ultra-som incorporam um elemento de vibracao de ceramica em um caso, mas seus desenhos sao classificados em quatro categorias gerais.transdutores de Contato: Como o nome indica, transdutores de contato sao usadas em contacto directo com a peca de teste. A wearplate fina e dura protege o elemento ativo de danos no uso normal. Medidas com transdutores de contato sao geralmente mais simples de implementar e que sao geralmente a primeira escolha para a maioria de espessura comum gaging outras aplicacoes que nao gaging corrosao.transdutores Delay Line: transdutores linha Delay incorporar um cilindro de plastico, epoxi, ou silica fundida conhecida como uma linha de atraso entre o elemento ativo e do corpo de prova. Uma das principais razoes para usa-los e para medicoes de material fino, onde e importante separar a cobranca do pulso de excitacao ecos backwall. Uma linha de atraso pode ser utilizado como um isolante termico, protegendo o elemento transdutor sensivel ao calor do contato direto com corpos de prova quente, e linhas de atraso tambem pode ser moldada ou de contorno para melhorar o acoplamento de som em espacos acentuadamente curvos ou confinados.transdutores de imersao: transdutores de imersao usar uma coluna ou banheira de agua a energia sonora casal na peca de teste. Elas podem ser usadas para on-line ou em processo de medicao de movimento de produtos, digitalizados medicoes, ou para otimizar o acoplamento de som em raios afiada, sulcos, ou canais.transdutores de elemento duplo: transdutores de elemento duplo, ou simplesmente "duais", sao usadas principalmente para medicoes envolvendo bruto, superficies corroidas. Eles incorporam separado transmissao e recepcao de elementos montados em uma linha de atraso em um pequeno angulo de foco de energia sonora a uma distancia selecionados abaixo da superficie de uma peca de teste. Embora a medida com duals as vezes nao e tao preciso quanto com outros tipos de transdutores, eles geralmente fornecem um desempenho significativamente melhor em aplicacoes de pesquisa de corrosao.OuvirLer foneticamentetransdutores de ultra-som para a espessura gaging vem em uma ampla variedade de tamanhos, frequencias e estilos caso, mas a maioria tem uma estrutura interna comum. Normalmente, o elemento ativo do transdutor e um disco fino, quadrado ou retangulo de ceramica piezoeletrico que converte energia eletrica em energia mecanica (vibracoes ultra-sonicas), e vice-versa. Quando ele e animado por um impulso eletrico que gera ondas sonoras, e quando e vibrada por ecos de retorno gera uma tensao. O elemento ativo, que e muitas vezes referida informalmente como o cristal, e protegida contra danos por um wearplate ou lente acustica, e apoiado por um bloco