le caratteristiche dei trasduttori utilizzati divergenza come il fascio puo essere riflessa in qualsiasi zona della parte che e alla stessa profondita di discontinuita. La riflessione da pareti, angoli e modifiche alla geometria, possono interferire con riflessi da discontinuita sullo schermo del dispositivo.ACOUSTIC ATTENUAZIONESappiamo che una delle ragioni della diminuzione della pressione e la divergenza del fascio sonoro, l'altro e l'attenuazione.Isolamento acustico non e causato dalla geometria del campo sonoro, e una caratteristica dei materiali.La pressione diminuisce a causa di attenuazione ad ultrasuoni, che viene misurata in dB / mm.Scattering e di assorbimento sono responsabili per l'attenuazione.Dispersione del fascio ultrasonico, e dovuto al dirottamento di parte del fascio di riflettori, entro i materiali esistenti (discontinuita, come dimensione dei grani, vuoti, inclusioni, ecc.), In modo che le onde perdere un po 'di energia e di propagare nel tutte le direzioni.Assorbimento: Una parte di energia ad ultrasuoni e perso per attrito, si trasforma in calore. Questo "attrito interno" aumenta con la frequenza.ULTRASUONI MACCHINE Si trovano sul mercato, i vari tipi e modelli di apparecchiature ad ultrasuoni. Con lo sviluppo dell'elettronica e delle attrezzature informatiche siamo in grado di fornire ottimi risultati, con le strutture di memoria per archiviare i dati di calibrazione ei risultati dei test. Puo essere collegato a stampanti e computer, consentendo la documentazione di prova sono trasferiti alla relazione, con una quantita maggiore di informazioni, come evitare i fallimenti o negligenza dell'operatore.Fondamentalmente, le apparecchiature ad ultrasuoni hanno gli stessi controlli e regolazioni, si differenziano solo in grado di modernizzazione, con le caratteristiche che accelerare il processo.Parleremo i comandi e le impostazioni principali.Scegliere il metodo (pulse-echo o doppio cristallo / trasduttore):Consente di selezionare se il test viene fatto con un singolo trasduttore o due trasduttori verranno utilizzati o se utilizzare un trasduttore a doppio cristallo (S / E).Regolazione del guadagno (dB):E 'considerato il piu importante, insieme con il controllo di scala.Ci sono due controlli di guadagno. Uno che ti permette di aumentare o diminuire il guadagno di 10dB alle posizioni 10 o da 20 a 20 dB e un altro controllo o di fine-tuning che possono aumentare o diminuire di 1 dB o 2 dB alla volta.La sua funzione e di regolare la ricezione del segnale di una riflessione. Confronta con il controllo del volume di una radio.Piu alto e il guadagno, maggiore e l'altezza della eco sul display del ricevitore, che puo essere aumentata o diminuita semplicemente aumentando o diminuendo il guadagno.Determinare l'ampiezza di tutti i riflessi sullo schermo e lasciare i pensieri e quantificare le differenze tra le ampiezze dei segnali ricevuti.L'unita utilizzata in questo controllo e il decibel (dB). Dove il guadagno e detto, sicuramente ci sara un certo numero di decibel.Durante il dispositivo di calibrazione viene utilizzato, una calibrazione del guadagno deve essere sempre osservato.C'e anche un altro valore di guadagno, che e il guadagno operativo, che e la somma della calibrazione, il guadagno dello standard, la correzione e il guadagno del gestore del trasferimento.Quando viene rilevata una discontinuita, avra la sua ampiezza rispetto alla ampiezza di uno standard di riflessione, e questa riflessione viene valutata come la