de chips por principiantes. Alem de ser uma operacao muito maisdificil, os chips sao extremamente sensiveis a temperatura. Sua soldagem edessoldagem deve ser feita apenas em laboratorios especializados, equipados comuma estacao de soldagem profissional.Usando um multimetrodigitalUm multimetro digital podeajudar bastante nas atividades de hardware, principalmente em manutencao.Com ele voce pode checar as tensoes da fonte de alimentacao e da rede eletrica,checar o estado da bateria da placa de CPU, verificar se o drive de CD-ROM estareproduzindo CDs de audio, acompanhar sinais sonoros, verificar cabos e variasoutras aplicacoes. Seu custo e menor do que voce pensa. Com cerca de 30reais voce compra um modelo simples, e com cerca de 100 reais e possivelcomprar um modelo mais sofisticado. Figura 3.6Multimetro digital. Um multimetro possui duaspontas de prova, uma vermelha e uma preta. A preta deve ser conectada no pontodo multimetro indicado com GND ou COM (este e o chamado terra). A pontade prova vermelha pode ser ligada em outras entradas, mas para a maioria das medidasrealizadas, a ligacao e feita no ponto indicado com V-W-mA.Uma chave rotativa e usadapara selecionar o tipo de medida eletrica a ser feita: V para voltagem, Wpara resistencia e mA para corrente. Uma chave e usada para a medicao devoltagens em AC (corrente alternada) ou DC (corrente continua). Por exemplo,para medir as tensoes da fonte de alimentacao, ou a tensao da bateria,usamos a chave em DC. Para medir a tensao presente na saida de audio de umdrive de CD-ROM ao tocar um CD musical (um tipo de corrente alteranada), usamosa escala AC. Para medir as tensoes da rede eletrica, tambem utilizamos aescala AC.Alguns multimetros possuemum unico conjunto de escalas para voltagem, e uma chave adicional para escolherentre AC e DC. Outros modelos, como o da figura 6, nao possuem esta chaveAC/DC, e sim grupos independentes de escalas para voltagens e correntes em ACe DC. A maioria dos multimetros nao mede corrente alternada (ACA), apenascorrente continua (DCA), tensao alternada (ACV) e tensao continua (DCV).Para cada grandeza eletricaexistem varias escalas. Por exemplo, entre as varias posicoes da chaverotativa, podem existir algumas especificas para as seguintes faixas devoltagem: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V e 2000 V.Se voce pretende medir atensao da bateria da placa de CPU (em torno de 3 volts), nao use a escala de2V, pois tensoes acima de 2V serao indicadas como 1,9999 V. Escolha entao aescala de 20V, pois tera condicoes de fazer a medida esperada. Da mesmaforma, para medir a tensao de uma rede eletrica de 220 volts (use AC, poistrata-se de tensao alternada), nao escolha a escala de 200 volts, pois a maximatensao medida sera de 199,99 volts. Escolha entao a escala de 2.000 voltsou outra para tensoes elevadas. Como regra geral, sempre que a leitura indicadatem valor maximo ou outra indicacao que esteja fora da escala, devemosutilizar uma escala maior. Quando nao temos ideia aproximada da tensao quevamos medir, devemos comecar com a escala de maior valor possivel, pois semedirmos uma tensao muito elevada usando uma escala baixa, podemos danificar oaparelho. Figura 3.7Medicao de voltagem. Para medir a tensao entredois pontos, selecione a