SR 941.210.3   1   Verordnung des EJPD  über Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen  (VAMF)   vom 22. April 2011 (Stand am 15. März 2019)     Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),  gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 16 Absatz 2, 24 Absatz 3 und 33 der  Messmittelverordnung vom 15. Februar 20061 (Messmittelverordnung),2   verordnet:   1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   Art. 1 Gegenstand  Diese Verordnung regelt:   a. die Anforderungen an Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen;   b. die Verfahren für das Inverkehrbringen dieser Messmittel;   c. die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit dieser Messmittel.   Art. 2 Geltungsbereich  Dieser Verordnung unterstehen Messmittel, die für Emissionsmessungen und  -kontrollen nach Artikel 13 der Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 19853  (LRV) verwendet werden bei:   a. Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung bis 1 MW;   b. Holz- und Kohlefeuerungen4 mit einer Feuerungswärmeleistung bis 70 kW.   Art. 3 Begriffe  In dieser Verordnung bedeuten:   a. Feuerungsanlage: stationäre Anlage zur Energie- oder Wärmegewinnung  durch Verbrennung nach Anhang 3 Ziffer 1 Absatz 1 LRV5;   b. Öl: Heizöl «Extra leicht» nach Anhang 5 Ziffer 11 Absatz 1 LRV;  c. Holz: Holzbrennstoffe nach Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 1 LRV;        AS 2011 2177  1 SR 941.210  2 Fassung gemäss Ziff. I 4 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grund-  lagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).  3 SR 814.318.142.1  4 Ausdruck gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 13. Febr. 2019, in Kraft seit 15. März 2019    (AS 2019 823). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.  5 SR 814.318.142.1   941.210.3    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   2   941.210.3   cbis.6 Kohle: Kohle, Kohlebriketts und Koks;  d. Gas: Gasbrennstoffe und Gastreibstoffe nach Anhang 5 Ziffer 41 Absatz 1   LRV;   e. Abgasmessmittel für Öl- und Gasfeuerungen: tragbares Messgerät, das min- destens eine der folgenden Messgrössen im Abgas von Öl- und Gasfeue- rungsanlagen ermittelt:  1. Volumenkonzentration von Abgasbestandteilen aus einem Teilstrom   des Abgases einer Feuerungsanlage bei vorhandener Feuchtigkeit,  2. Russbelastung (Russzahl),  3. Abgas- und Verbrennungslufttemperatur zur Berechnung der Abgasver-  luste;   f.7 Abgasmessmittel für Holz- und Kohlefeuerungen: tragbares Messgerät, das  die folgenden Messgrössen aus einem Teilstrom des Abgases von dynamisch  betriebenen Holz- und Kohlefeuerungsanlagen ermittelt:   1. Volumenkonzentration an gasförmigen Abgaskomponenten bezogen   auf trockenes Abgas, oder  2. Volumenkonzentration an gasförmigen Abgaskomponenten bezogen   auf trockenes Abgas sowie mittlere Feststoffkonzentration;   g. Volumenkonzentration an gasförmigen Komponenten: Konzentration gas- förmiger Komponenten bezogen auf ein gegebenes Volumen, angegeben in  mL/m3, in ppm (parts per million) oder in Prozent;   gbis.8 Feststoffkonzentration: Konzentration der auf einen Filter bei mindestens  (70±5) °C abscheidbaren Feststoffe bezogen auf ein gegebenes Volumen,  angegeben in mg/m3;   h. Russzahl: Kennzahl für die Schwärzung eines Filterpapiers durch die im Ab- gas enthaltenen Partikel, mit einer empirischen Vergleichsskala ermittelt;   i. Referenzgase: zertifizierte Gasgemische einer akkreditierten Herstellerin, die  für Messungen zu Prüf- oder Kontrollzwecken eingesetzt werden;   j.9 Referenzwert: Mittelwert der Messwerte des Referenzverfahrens oder durch  Prüfstandard erzeugter Wert der zu bestimmenden Messgrösse.       6 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 13. Febr. 2019, in Kraft seit 15. März 2019   (AS 2019 823).   7 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 13. Febr. 2019, in Kraft seit 15. März 2019   (AS 2019 823).   8 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 13. Febr. 2019, in Kraft seit 15. März 2019   (AS 2019 823).   9 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 13. Febr. 2019, in Kraft seit 15. März 2019   (AS 2019 823).     Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen. V des EJPD   3   941.210.3   2. Abschnitt: Abgasmessmittel für Öl- und Gasfeuerungen   Art. 4 Grundlegende Anforderungen  Abgasmessmittel für Öl- und Gasfeuerungen müssen die grundlegenden Anforde- rungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 1 der vorliegen- den Verordnung erfüllen.   Art. 5 Verfahren für das Inverkehrbringen  Abgasmessmittel für Öl- und Gasfeuerungen bedürfen einer ordentlichen Zulassung  durch das Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS)10 und einer Ersteichung  nach Anhang 5 der Messmittelverordnung durch das METAS oder eine ermächtigte  Eichstelle.   Art. 6 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  1 Abgasmessmittel für Öl- und Gasfeuerungen müssen folgenden Verfahren zur  Erhaltung der Messbeständigkeit unterzogen werden:   a. Nacheichung nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung und nach  Anhang 2 Ziffer 1 der vorliegenden Verordnung jährlich durch das METAS  oder eine ermächtigte Eichstelle;   b. Instandhaltung nach Anhang 7 Ziffer 7 der Messmittelverordnung und nach  Anhang 2 Ziffer 2 der vorliegenden Verordnung jährlich durch eine Fach- person; und   c. Justierung nach Anhang 7 Ziffer 8 der Messmittelverordnung und nach An- hang 2 Ziffer 3 der vorliegenden Verordnung jährlich durch eine Fach- person.   2 Das METAS kann die Fristen für einzelne Bauarten bestimmter Herstellerinnen  verlängern oder verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften der verwende- ten Messmittel dies erlauben oder verlangen.   3. Abschnitt: Abgasmessmittel für Holz- und Kohlefeuerungen   Art. 7 Grundlegende Anforderungen  Abgasmessmittel für Holz- und Kohlefeuerungen müssen die grundlegenden Anfor- derungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 3 der vorlie- genden Verordnung erfüllen.       10 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der  Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) auf den 1. Jan. 2013 ange- passt. Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   4   941.210.3   Art. 8 Verfahren für das Inverkehrbringen  Abgasmessmittel für Holz- und Kohlefeuerungen bedürfen einer ordentlichen Zulas- sung durch das METAS und einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelver- ordnung durch das METAS oder eine ermächtigte Eichstelle.    Art. 9 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  1 Abgasmessmittel für Holz- und Kohlefeuerungen müssen folgenden Verfahren zur  Erhaltung der Messbeständigkeit unterzogen werden:   a. Nacheichung nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung und nach  Anhang 4 Ziffer 1 der vorliegenden Verordnung jährlich durch das METAS  oder eine ermächtigte Eichstelle;   b. Instandhaltung nach Anhang 7 Ziffer 7 der Messmittelverordnung und nach  Anhang 4 Ziffer 2 der vorliegenden Verordnung jährlich durch eine Fach- person; und   c. Justierung nach Anhang 7 Ziffer 8 der Messmittelverordnung und nach An- hang 4 Ziffer 3 der vorliegenden Verordnung jährlich durch eine Fach- person.   2 Das METAS kann die Fristen für einzelne Bauarten bestimmter Herstellerinnen  verlängern oder verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften der verwende- ten Messmittel dies erlauben oder verlangen.   4. Abschnitt: Schlussbestimmungen   Art. 10 Übergangsbestimmungen  1 Die Ersteichung von Abgasmessmitteln für Öl- und Gasfeuerungen, deren Bauart  nach bisherigem Recht zugelassen wurde, erfolgt durch das METAS oder eine  ermächtigte Eichstelle gemäss den Anforderungen und den Eichfehlergrenzen nach  bisherigem Recht.  2 Abgasmessmittel für Öl- und Gasfeuerungen, die nach bisherigem Recht in Ver- kehr gebracht wurden, können unbefristet gemäss den Anforderungen und Eichfeh- lergrenzen nach bisherigem Recht nachgeeicht werden.   Art. 10a11 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 13. Februar 2019  Die vor Inkrafttreten dieser Änderung zugelassenen Abgasmessmittel für Holzfeue- rungen gelten auch als zugelassen für die Gasmessung von Kohlefeuerungen.   Art. 11 Inkrafttreten  Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2011 in Kraft.       11 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 13. Febr. 2019, in Kraft seit 15. März 2019   (AS 2019 823).     Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen. V des EJPD   5   941.210.3   Anhang 112  (Art. 4)   Spezifische Anforderungen an Abgasmessmittel für Öl- und  Gasfeuerungen   A Massgebende Normen    Sofern keine spezifischen Anforderungen vermerkt sind, gelten die Anforde-  rungen nach den Normen SN EN 50379-1:201213 und SN EN 50379- 2:201214.   B Messtechnische Anforderungen  1 Messbereiche  1.1 Volumenkonzentrationen für Abgaskomponenten   Komponente (Analyt) Messbereich (min. … max.)   Kohlenmonoxid (CO) von 0 bis 2000 ppm   Stickstoffmonoxid (NO) von 0 bis 600 ppm   Sauerstoff (O2) von 0 bis 21 %   gegebenenfalls Stickstoffdioxid (NO2) von 0 bis 200 ppm   gegebenenfalls Kohlendioxid (CO2) von 0 bis 20 %          12 Bereinigt gemäss Ziff. I 4 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundla- gen im Messwesen) (AS 2012 7183) und Ziff. II der V des EJPD vom 13. Febr. 2019, in  Kraft seit 15. März 2019 (AS 2019 823).   13 SN EN 50379-1:2012, Anforderungen an tragbare elektrische Geräte zur Messung von  Verbrennungsparametern von Heizungsanlagen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen und  Prüfverfahren. Die Norm kann kostenlos eingesehen werden beim Eidgenössischen Insti- tut für Metrologie, 3003 Bern oder kann kostenlos eingesehen und gegen Bezahlung be- zogen werden bei der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70,   8404 Winterthur; www.snv.ch.   14 SN EN 50379-2:2012, Anforderungen an tragbare elektrische Geräte zur Messung von  Verbrennungsparametern von Heizungsanlagen. Teil 2: Anforderungen an das Betriebs- verhalten von Geräten für den Einsatz bei gesetzlich geregelten Messungen und Beurtei- lungen. Die Norm kann kostenlos eingesehen werden beim Eidgenössischen Institut für  Metrologie, 3003 Bern oder kann kostenlos eingesehen und gegen Bezahlung bezogen  werden bei der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70,   8404 Winterthur; www.snv.ch.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   6   941.210.3   1.2 Russzahl  – Die Russzahl bestimmt sich nach Anhang A der Norm SN EN   267+A1:201115. Sie umfasst den Bereich von 0–9 und wird durch Ver- gleich mit einer Skala in ganzen Zahlen angegeben.   – Das Abgasvolumen zur Russzahlbestimmung beträgt 5,7 dm3 bei Um- gebungsbedingungen pro cm2 wirksame Filterfläche.   1.3 Abgas- und Verbrennungslufttemperatur  – Die Abgastemperatur umfasst den Bereich von 0 bis 400 °C;  – Die Verbrennungslufttemperatur umfasst den Bereich von 0 bis 100 °C.   2 Nennbetriebsbedingungen    Die Werte der Nennbetriebsbedingungen sind von der Herstellerin wie folgt   anzugeben:   2.1 Für die klimatischen, mechanischen und elektromagnetischen Einflussgrös- sen:  – Umgebungstemperatur von +5 °C bis +40 °C;  – Umgebungsdruck von 860 hPa bis 1060 hPa;  – mechanische Umgebungsklasse M1;  – elektromagnetische Umgebungsklasse E2.   2.2 Für die elektrische Spannung:  – Spannungs- und Frequenzbereich bei Wechselspannungsversorgung;  – Spannungsbereich bei Gleichspannungsversorgung.   3 Fehlergrenzen    Es gelten folgende Fehlergrenzen:   3.1 Volumenkonzentrationen für Abgaskomponenten    Komponente (Analyt) maximal zulässige Abweichung   Kohlenmonoxid (CO) ±0,10 · Anzeige oder ±12 ppm;  es gilt der grössere Wert.   Stickstoffmonoxid (NO) ±0,10 · Anzeige oder ±10 ppm;  es gilt der grössere Wert.   Sauerstoff (O2) ±0,4 %   Stickstoffdioxid (NO2) ±7 ppm       15 SN EN 267+A1: 2011, Automatische Brenner mit Gebläse für flüssige Brennstoffe. Die  Norm kann kostenlos eingesehen werden beim Eidgenössischen Institut für Metrologie,  3003 Bern oder kann kostenlos eingesehen und gegen Bezahlung bezogen werden bei der  Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;  www.snv.ch.     Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen. V des EJPD   7   941.210.3   Komponente (Analyt) maximal zulässige Abweichung   Kohlendioxid (CO2) ±0,07 · Anzeige oder ±0,35 %;  es gilt der grössere Wert.       3.2 Russzahl     Die Russzahl wird durch Vergleich mit der Russskala nach Ziffer 1.2 ermit- telt. Die Fehlergrenze entspricht der Auflösung der Skala. Im Zweifelsfall  wird die nächsttiefere Russzahl genommen. Es wird nicht interpoliert.     Die Fehlergrenze zur Ermittlung des Russvolumens beträgt ± 0,4 dm3 bei  Umgebungsbedingungen pro cm2 wirksame Filterfläche   3.3 Abgas- und Verbrennungslufttemperatur     Die Fehlergrenze der Abgastemperatur beträgt:  – von 0 °C bis 100 °C: ±3 °C;  – von 100 °C bis 200 °C: ±3 % des Messwerts;  – von 200 °C bis 350 °C: ±6 °C.     Die Fehlergrenze der Verbrennungslufttemperatur beträgt:  – von 0 °C bis 50 °C: ±3 °C.   4 Sonstige Anforderungen  4.1 Die Eigenschaften der Abgasmessmittel dürfen durch zusätzliche Mess-  module nicht beeinträchtigt werden.   4.2 Dichtheitstest: Bei Geräten mit Motorpumpe muss die Dichtheit bei jeder  Inbetriebnahme, mindestens jedoch einmal pro Messtag automatisch geprüft  werden.     Handpumpe: Der Kolben von Handpumpen muss bei verschlossener An- saugleitung nach 3 s aus einer Auslenkung von 1 cm wieder in die Aus- gangsstellung zurückkehren.   4.3 Verbrennungsluftthermometer: Die Kabellänge des Sensors muss eine reprä- sentative Probenahme der Temperatur der Verbrennungsluft erlauben.   4.4 Russmessung: Der durch wechselnde Filterqualität oder durch starke Bele- gung der Filter bedingte doppelte Durchflusswiderstand muss innerhalb der  Fehlergrenzen durch die Pumpe kompensiert werden.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   8   941.210.3   Anhang 2  (Art. 6)   Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  für Abgasmessmittel für Öl- und Gasfeuerungen   1 Nacheichung    Abgasmessmittel für Öl- und Gasfeuerungen werden unter Laborbedingun-  gen geeicht. Das METAS legt das Vorgehen bei der Eichung im Einzelfall  fest.     Für die Gasmessung gelten folgende Eichfehlergrenzen:   Komponente (Analyt) maximal zulässige Abweichung   Kohlenmonoxid (CO) ±0,07 · Anzeige oder ±8 ppm;  es gilt der grössere Wert.   Stickstoffmonoxid (NO) ±0,07 · Anzeige oder ±6 ppm;  es gilt der grössere Wert.   Kohlendioxid (CO2) ±0,05 · Anzeige oder ±0,30 %;  es gilt der grössere Wert.         Für Sauerstoff (O2) und Stickstoffdioxid (NO2) gelten die Fehlergrenzen  nach Anhang 1 Buchstabe B Ziffer 3.     Für die Russmessung gelten die Fehlergrenzen nach Anhang 1 Buchstabe B  Ziffer 3.2. Für die Kontrolle des Durchflusswiderstandes gilt die 1,5-fache  Fehlergrenze.     Für die Temperaturmessungen gelten die Fehlergrenzen nach Anhang 1  Buchstabe B Ziffer 3.3.   2 Instandhaltung  2.1 Die Informationen über die Funktionsweise der Abgasmessmittel enthalten   nach Anhang 1 Ziffer 9.3 der Messmittelverordnung insbesondere detail- lierte Angaben über die Instandhaltungspflicht des Halters oder der Halterin,  alle Instandhaltungsarbeiten, deren Intervalle und den Nachweis, dass sie  durchgeführt wurden.   2.2 Alle Instandhaltungsarbeiten gemäss den Informationen über die Funktions- weise sind korrekt durchzuführen. Dabei sind sowohl Umfang als auch Ter- mine einzuhalten.   2.3 Alle Instandhaltungsarbeiten sind mit Hilfe eines Instandhaltungsdokuments  nachzuweisen. Es muss insbesondere die Geräteidentifikation, das Datum,  die ausgeführten Arbeiten, die Person, welche die Instandhaltung durchge- führt hat, die verwendeten Mess- und Prüfmittel und die Unterschrift ent- halten.     Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen. V des EJPD   9   941.210.3   2.4 Mess- und Prüfmittel, die bei der Instandhaltung der Abgasmessmittel zur  Anwendung kommen, müssen auf nationale Normale rückführbar sein.   3 Justierung  3.1 Die Justierung der Abgasmessmittel muss von einer Fachperson mit einem   zertifizierten Referenzgas erfolgen. Dieses Gasgemisch muss eine zertifi- zierte Unsicherheit von < 2 % rel. aufweisen.   3.2 Die Herstellerin legt die Periodizität der Justierung und deren Vorgehens- weise in der Bedienungsanleitung fest. Sie erfolgt mindestens jährlich.   3.3 Falls die Bauart dies vorsieht und die Sicherung des Abgasmessmittels nicht  verletzt werden muss, können auch einzelne Sensoren justiert werden und  nachträglich vom Verwender oder von der Verwenderin eingebaut werden.  Diese Sensoren tragen als Zeichen der Justierung eine Markierung der Fach- person, die zur Sicherung der Messmittel ermächtigt ist.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   10   941.210.3   Anhang 316  (Art. 7)   Spezifische Anforderungen an Abgasmessmittel für Holz- und  Kohlefeuerungen   A Massgebende Normen    Sofern keine spezifischen Anforderungen vermerkt sind, gelten die Anforde-  rungen nach den Normen SN EN 50379-1:201217, SN EN 50379-2:201218  und VDI 4206 Blatt 2:201519.   B Messtechnische Anforderungen  1 Messbereiche  1.1 Volumen- und Feststoffkonzentrationen für Abgaskomponenten   Komponente (Analyt) Messbereich (min. … max.)   Kohlenmonoxid (CO) von 0 bis 20 000 ppm   Sauerstoff (O2) von 0 bis 21 %   Feststoff von 10 bis 200 mg/m3      2 Nennbetriebsbedingungen    Die Werte der Nennbetriebsbedingungen sind von der Herstellerin wie folgt   anzugeben:       16 Bereinigt gemäss Ziff. II der V des EJPD vom 13. Febr. 2019, in Kraft seit 15. März 2019  (AS 2019 823).   17 SN EN 50379-1:2012, Anforderungen an tragbare elektrische Geräte zur Messung von  Verbrennungsparametern von Heizungsanlagen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen und  Prüfverfahren. Die Norm kann kostenlos eingesehen werden beim Eidgenössischen Insti- tut für Metrologie, 3003 Bern oder kann kostenlos eingesehen und gegen Bezahlung be- zogen werden bei der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70,   8404 Winterthur; www.snv.ch.   18 SN EN 50379-2:2012, Anforderungen an tragbare elektrische Geräte zur Messung von  Verbrennungsparametern von Heizungsanlagen. Teil 2: Anforderungen an das Betriebs- verhalten von Geräten für den Einsatz bei gesetzlich geregelten Messungen und Beurtei- lungen. Die Norm kann kostenlos eingesehen werden beim Eidgenössischen Institut für  Metrologie, 3003 Bern oder kann kostenlos eingesehen und gegen Bezahlung bezogen  werden bei der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70,   8404 Winterthur; www.snv.ch.   19 VDI 4206 Blatt 2:2015, Mindestanforderungen und Prüfpläne für Messgeräte zur Über- wachung der Emissionen an Kleinfeuerungsanlagen: Messgeräte zur Ermittlung von par- tikelförmigen Emissionen. Die Norm kann beim Eidgenössischen Institut für Metrologie,  3003 Bern kostenlos eingesehen oder beim Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Postfach  10 11 39, 40002 Düsseldorf, www.vdi.de, gegen Bezahlung bezogen werden.     Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen. V des EJPD   11   941.210.3   2.1 Für die klimatischen, mechanischen und elektromagnetischen Einfluss- grössen:  – Umgebungstemperatur von +5 °C bis +40 °C;  – Umgebungsdruck von 860 hPa bis 1060 hPa;  – mechanische Umgebungsklasse M1;  – elektromagnetische Umgebungsklasse E2.   2.2 Für die elektrische Spannung:  – Spannungs- und Frequenzbereich bei Wechselspannungsversorgung;  – Spannungsbereich bei Gleichspannungsversorgung.   3 Fehlergrenzen    Es gelten folgende Fehlergrenzen:   3.1 Volumen- und Feststoffkonzentrationen für Abgaskomponenten   Komponente (Analyt) maximal zulässige Abweichung   Kohlenmonoxid (CO) ±0,10 · Anzeige oder ±100 ppm;  es gilt der grössere Wert.   Sauerstoff (O2) ±0,3 %   Feststoff – 10 mg/m3 für Referenzwerte unter 20 mg/m3  – 50 % des Referenzwerts für Referenzwerte   zwischen 20 mg/m3 und 150 mg/m3  – 75 mg/m3 für Referenzwerte über 150 mg/m3       4 Sonstige Anforderungen  4.1 Die Eigenschaften der Abgasmessmittel dürfen durch zusätzliche Mess-  module nicht beeinflusst werden.   4.2 Die in der Norm SN EN 50379-1:201220 vermerkten Ansprechzeiten gelten  für sprunghafte positive und negative Änderungen der Volumenkonzentra- tion.   4.3 Die Abgasmessmittel müssen eine Berechnung von Mittelwerten über einen  variablen Zeitraum erlauben.     Während der Dauer der Mittelwertbildung darf kein Nullabgleich erfolgen.       20 SN EN 50379-1:2012, Anforderungen an tragbare elektrische Geräte zur Messung von  Verbrennungsparametern von Heizungsanlagen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen und  Prüfverfahren. Die Norm kann kostenlos eingesehen werden beim Eidgenössischen Insti- tut für Metrologie, 3003 Bern oder kann kostenlos eingesehen und gegen Bezahlung be- zogen werden bei der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70,   8404 Winterthur; www.snv.ch.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   12   941.210.3     Die Messfrequenz für die Mittelwertbildung beträgt 1/s.     Die Mittelwertbildung darf von allfälligen Messbereichsumschaltungen um  nicht mehr als ein Drittel der Fehlergrenze beeinflusst werden.     Die Berechnung von einer auf eine Sauerstoffkonzentration bezogenen  Massenkonzentration von CO geschieht nach der Mittelwertbildung.   4.4 Die aus dem Gerät austretenden Gase müssen weggeführt werden können,  ohne dass dadurch die Messwerte beeinflusst werden.   4.5 Im Anschluss an eine Messung und vor jeder Abschaltung müssen die Sen- soren ausreichend mit Frischluft gespült werden.        Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen. V des EJPD   13   941.210.3   Anhang 421  (Art. 9)   Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  für Abgasmessmittel für Holz- und Kohlefeuerungen   1 Nacheichung    Abgasmessmittel für Holz- und Kohlefeuerungen werden unter Laborbedin-  gungen geeicht. Das METAS legt das Vorgehen bei der Eichung im Einzel- fall fest.     Für die Gas- und die Feststoffmessung gelten folgende Eichfehlergrenzen:   Komponente (Analyt) maximal zulässige Abweichung   Kohlenmonoxid (CO) ±0,07 · Anzeige oder ±70 ppm;  es gilt der grössere Wert.   Feststoff ±0,35 · Referenzwert oder ±7 mg/m3;  es gilt der grössere Wert.         Für Sauerstoff (O2) gilt die Fehlergrenze nach Anhang 3 Buchstabe B Zif- fer 3.   2 Instandhaltung  2.1 Die Informationen über die Funktionsweise der Abgasmessmittel enthalten   nach Anhang 1 Ziffer 9.3 der Messmittelverordnung insbesondere detail- lierte Angaben über die Instandhaltungspflicht des Halters oder der Halterin,  alle Instandhaltungsarbeiten, deren Intervalle und den Nachweis, dass sie  durchgeführt wurden.   2.2 Alle Instandhaltungsarbeiten gemäss den Informationen über die Funktions- weise sind korrekt durchzuführen. Dabei sind sowohl Umfang als auch Ter- mine einzuhalten.   2.3 Alle Instandhaltungsarbeiten sind mit Hilfe eines Instandhaltungsdokuments  nachzuweisen. Es muss insbesondere die Geräteidentifikation, das Datum,  die ausgeführten Arbeiten, die Person, welche die Instandhaltung durchge- führt hat, die verwendeten Mess- und Prüfmittel und die Unterschrift ent- halten.   2.4 Mess- und Prüfmittel, die bei der Instandhaltung der Abgasmessmittel zur  Anwendung kommen, müssen auf nationale Normale rückführbar sein.       21 Bereinigt gemäss Ziff. II der V des EJPD vom 13. Febr. 2019, in Kraft seit 15. März 2019  (AS 2019 823).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   14   941.210.3   3 Justierung  3.1 Die Justierung des Abgasmessmittels für die Gasmessung muss von einer   Fachperson mit einem zertifizierten Referenzgas erfolgen. Dieses Gasge- misch muss eine zertifizierte Unsicherheit von ≤2 % rel. aufweisen.   3.2 Die Justierung des Abgasmessmittels für die Feststoffmessung muss von  einer Fachperson gemäss den Angaben der Herstellerin erfolgen.   3.3 Die Herstellerin legt die Periodizität der Justierung und deren Vorgehens- weise in der Bedienungsanleitung fest. Die Justierung erfolgt mindestens  jährlich.   3.4 Falls die Bauart dies vorsieht und die Sicherung des Abgasmessmittels nicht  verletzt werden muss, können auch einzelne Sensoren justiert werden und  nachträglich vom Verwender oder von der Verwenderin eingebaut werden.  Diese Sensoren tragen als Zeichen der Justierung eine Markierung der Fach- person, die zur Sicherung der Messmittel ermächtigt ist.