SR 941.210   1   Messmittelverordnung  (MessMV)1   vom 15. Februar 2006 (Stand am 20. April 2016)     Der Schweizerische Bundesrat,   gestützt auf die Artikel 5, 7 Absatz 2, 8 Absatz 2, 9 Absätze 2 und 3, 11 sowie  13 Absatz 3 des Messgesetzes vom 17. Juni 20112 (MessG)   sowie in Ausführung des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 19953   über die technischen Handelshemmnisse (THG)   und des Abkommens vom 21. Juni 19994 zwischen der Schweizerischen   Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die gegenseitige   Anerkennung von Konformitätsbewertungen,5   verordnet:   1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen   Art. 1 Zweck   Diese Verordnung soll:   a. die Voraussetzungen schaffen für die Messsicherheit bei der Ermittlung von  Messgrössen im Interesse des Schutzes von Mensch und Umwelt und der  Redlichkeit in Handel und Geschäftsverkehr, insbesondere beim Austausch  von Gütern und Dienstleistungen;   b. die Voraussetzungen schaffen für die internationale Anerkennung der Kon- formitätsbewertungen von Messmitteln und für die Vermeidung von Mehr- fachprüfungen;   c.6 …   Art. 2 Gegenstand   Diese Verordnung regelt:   a. die Anforderungen an Messmittel und Messverfahren;   b. die Verfahren für das Inverkehrbringen von Messmitteln;   c. die Kontrolle von Messmitteln nach dem Inverkehrbringen;        AS 2006 1453  1 Abkürzung eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013    (AS 2012 7207).  2 SR 941.20  3 SR 946.51  4 SR 0.946.526.81  5 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).  6 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013    (AS 2012 7207).   941.210    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   2   941.210   d. die Aufgaben und Befugnisse der Vollzugsorgane.   Art. 3 Geltungsbereich  1 Ein Messmittel untersteht dieser Verordnung:   a. wenn es für eine der folgenden Kategorien verwendet wird:  1. Handel und Geschäftsverkehr, insbesondere der Austausch von Gütern   und Dienstleistungen,  2. Gesundheit von Mensch und Tier,  3. Schutz der Umwelt,  4. öffentliche Sicherheit,  5. amtliche Feststellung von Sachverhalten; und   b.7 wenn das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement in einer Verordnung  die notwendigen Bestimmungen, welche die messmittelspezifischen Anfor- derungen enthalten, erlassen hat.   2 …8   Art. 4 Begriffe   In dieser Verordnung bedeuten:   a.9 Messmittel: Massverkörperungen, Referenzmaterialien, Messgeräte und  Systeme zur Bestimmung der Werte einer physikalischen oder chemischen  Messgrösse sowie die verwendeten Messverfahren;   b. Messverfahren: Gesamtheit spezifischer, genau beschriebener Tätigkeiten zur  Ermittlung der Werte einer Messgrösse;   c. Bauart: Ausführung eines Messmittels, die durch wesentliche Merkmale der  Konstruktion, der Wirkungsweise und des Einsatzes gekennzeichnet ist;   d. Zulassung: Freigabe der Messmittel einer Bauart oder eines einzelnen  Messmittels zur Eichung oder zum Gebrauch;   e. Eichung: amtliche Prüfung und Bestätigung, dass ein einzelnes Messmittel  den gesetzlichen Vorschriften entspricht;   f. Fehlergrenzen: höchstzulässige Werte der Abweichung des Messergebnisses  vom Referenzwert   g.10 Bereitstellung auf dem Markt: jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe  eines Messmittels auf dem Schweizer Markt zum Vertrieb oder zur Ver- wendung im Rahmen einer Geschäftstätigkeit;       7 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).  8 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013    (AS 2012 7207).  9 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).  10 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016    (AS 2015 5835).     Messmittelverordnung   3   941.210   h.11 Inverkehrbringen: erstmalige Bereitstellung eines Messmittels auf dem  Schweizer Markt;   i.12 Wirtschaftsakteur: Herstellerin, Vertreterin, Importeurin oder Händlerin;   j.13 Herstellerin: jede natürliche oder juristische Person, die ein Messmittel her- stellt oder entwickeln oder herstellen lässt und die dieses Messmittel unter  ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Handelsmarke vermarktet oder für  ihre eigenen Zwecke in Betrieb nimmt;   k.14 Vertreterin: jede in der Schweiz niedergelassene natürliche oder juristische  Person, die von einer Herstellerin schriftlich beauftragt wurde, in ihrem  Namen bestimmte Aufgaben wahrzunehmen;   l.15 Importeurin: jede in der Schweiz niedergelassene natürliche oder juristische  Person, die ein Messmittel aus einem Drittstaat in der Schweiz in Verkehr  bringt;   m.16 Händlerin: jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein  Messmittel auf dem Markt bereitstellt und die nicht Herstellerin oder Impor- teurin ist;   n.17 Verwenderin: jede juristische oder natürliche Person, die über die Verwen- dung des Messmittels bestimmt, ungeachtet der Eigentumsverhältnisse.   2. Kapitel: Inverkehrbringen von Messmitteln   1. Abschnitt: Grundsatz   Art. 5  1 Messmittel nach Artikel 3 dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie:   a. die grundlegenden Anforderungen, die in Anhang 1 und in den messmittel- spezifischen Verordnungen geregelt sind, erfüllen;   b. ein Konformitätsbewertungsverfahren (3. Abschnitt) oder ein Zulassungs- verfahren (4. Abschnitt) durchlaufen haben;   c. die entsprechenden Kennzeichen tragen.       11 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).   12 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).   13 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).   14 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).   15 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).   16 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).   17 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   4   941.210   2 Die messmittelspezifischen Verordnungen legen fest, für welche Fälle Konformi- tätsbewertungsverfahren und für welche Fälle Zulassungsverfahren durchzuführen  sind.  3 Die Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 gelten auch als erfüllt, wenn ein  Messmittel jene Anforderungen erfüllt, die im Rahmen einer internationalen Ver- einbarung über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen als  gleichwertig beurteilt werden.   2. Abschnitt: Anforderungen   Art. 6 Erfüllung der grundlegenden Anforderungen  1 Wer ein Messmittel in Verkehr bringt, muss nachweisen können, dass es den  grundlegenden Anforderungen genügt.  2 Wenn ein Messmittel aus mehreren Teilgeräten besteht, die unabhängig arbeiten,  und wenn die messmittelspezifischen Anforderungen für jedes dieser Teilgeräte  festgelegt sind, muss jedes Teilgerät die Bestimmungen dieser Verordnung erfüllen.  3 Entspricht ein Messmittel den technischen Normen oder normativen Dokumenten  nach Artikel 7, so wird vermutet, dass es die grundlegenden Anforderungen erfüllt.  4 Wenn ein Messmittel den technischen Normen und normativen Dokumenten nur  teilweise entspricht, gilt die Vermutung der Konformität mit den grundlegenden  Anforderungen nur für jene Teile der Normen und normativen Dokumente, denen das  Messmittel entspricht.  5 Wer ein Messmittel, das den technischen Normen und normativen Dokumenten  nach Artikel 7 nicht entspricht, in Verkehr bringt, muss auf andere Art nachweisen  können, dass das Messmittel die grundlegenden Anforderungen erfüllt.   Art. 7 Technische Normen und normative Dokumente  1 Das Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS) bezeichnet nach Anhörung  der mitbetroffenen Bundesstellen und im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat für  Wirtschaft die technischen Normen und normativen Dokumente, die geeignet sind,  die Anforderungen für eine bestimmte Messmittelkategorie zu konkretisieren.18  2 Titel und Fundstelle der technischen Normen und normativen Dokumente werden  im Bundesblatt veröffentlicht.   Art. 8 Fehlergrenzen und Bezugsbedingungen  1 Die in den messmittelspezifischen Verordnungen festgelegten Fehlergrenzen dürfen  nicht systematisch ausgenutzt werden.       18 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).     Messmittelverordnung   5   941.210   2 Die messmittelspezifischen Verordnungen legen zudem die Bedingungen, ins- besondere Temperatur, Druck oder Dichte, fest, auf welche die Messergebnisse zu  beziehen sind.   Art. 919 Rückführbarkeit  1 Für die Überprüfung des Messmittels müssen Referenznormale verwendet werden,  die auf das internationale Einheitensystem (SI) rückführbar sind.  2 Falls keine SI-Einheiten vorhanden sind, müssen die Messmittel auf nationale und  internationale Referenznormale rückführbar sein.   Art. 10 Messmittelinformation   Die für die Verwenderin bestimmten Messmittelinformationen nach Anhang 1  Ziffer 9.3 müssen in den Amtssprachen der Landesteile abgefasst sein, in denen das  Messmittel voraussichtlich zum Einsatz kommt. Das METAS20 kann im Einzelfall  Ausnahmen gewähren, wenn diese Anforderung mit einem unverhältnismässigen  Aufwand verbunden wäre und die richtige Verwendung des Messmittels offensicht- lich ist und auch ohne eine entsprechende Übersetzung in die Amtssprachen  gewährleistet werden kann.   3. Abschnitt: Konformitätsbewertung   Art. 11 Konformitätsbewertungsverfahren  1 Die Bewertung der Konformität eines Messmittels mit den grundlegenden Anfor- derungen erfolgt nach den Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang 2.  2 Die messmittelspezifischen Verordnungen bestimmen, welche Konformitäts- bewertungsverfahren nach Anhang 2 für das jeweilige Messmittel anwendbar sind.   Art. 1221 Konformitätsbewertungsstellen  1 Konformitätsbewertungsstellen, die an Konformitätsbewertungen mitwirken, die im  Rahmen einer internationalen Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung von  Konformitätsbewertungen erfolgen, müssen nachweisen, dass sie die Voraussetzun- gen nach Artikel 25 der Akkreditierungs- und Bezeichnungsverordnung vom 17. Juni  199622 (AkkBV) erfüllen.  2 Konformitätsbewertungsstellen, die an Konformitätsbewertungen mitwirken, die  sich ausschliesslich nach schweizerischem Recht richten, müssen nachweisen, dass  sie die Voraussetzungen nach Anhang 5 AkkBV erfüllen.       19 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).  20 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013    (AS 2012 7207). Die Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.  21 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016    (AS 2015 5835).  22 SR 946.512     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   6   941.210   Art. 12a23 Akkreditierte interne Stellen  1 Eine interne Stelle kann für das Unternehmen, dem sie angehört, Konformitätsbe- wertungsverfahren nach Anhang 2 Ziffer I Modul A2 und C2 durchführen, sofern sie  folgende Kriterien erfüllt:   a. Sie ist gemäss der AkkBV24 akkreditiert.   b. Sie und ihre Mitarbeitenden sind vom Unternehmen, dem sie angehören, or- ganisatorisch unterscheidbar und verfügen darin über Berichtsverfahren, die  ihre Unparteilichkeit gewährleisten.   c. Weder sie noch ihre Mitarbeitenden sind für Konstruktion, Herstellung, Lie- ferung, Installation, Betrieb oder Wartung der von ihnen zu bewertenden  Messmittel verantwortlich oder gehen einer Tätigkeit nach, die der Unab- hängigkeit ihres Urteils oder ihrer Integrität im Zusammenhang mit den Be- wertungsaufgaben schaden kann.   d. Sie erbringt ihre Leistungen ausschliesslich für das Unternehmen, dem sie  angehört.   2 Die Stelle muss die Unparteilichkeit nach Absatz 1 Buchstabe b gegenüber der  Akkreditierungsstelle nachweisen.  3 Das Unternehmen, dem eine akkreditierte interne Stelle angehört, und die Akkredi- tierungsstelle müssen der für die Benennung von Konformitätsbewertungsstellen  nach Artikel 12 zuständigen Behörde auf deren Verlangen Informationen über die  Akkreditierung übermitteln.   Art. 13 Konformitätserklärung  1 Wer ein Messmittel in Verkehr bringt, muss eine Konformitätserklärung vorlegen  können, aus der hervorgeht, dass das Messmittel den grundlegenden Anforderungen  entspricht und die Konformitätsbewertungsverfahren nach Artikel 11 durchgeführt  worden sind.  2 Die Konformitätserklärung muss in einer schweizerischen Amtssprache oder in  Englisch abgefasst sein.  3 Sie muss mindestens folgende Angaben enthalten:   a.25 Name und Adresse der Herstellerin oder ihrer in der Schweiz niedergelasse- nen Vertreterin, welche die Konformitätserklärung ausstellt, und Name und  Funktion der Person, welche die Konformitätserklärung unterzeichnet;   b. die Bezeichnung des Messmittels (Name, Typ- oder Modellnummer sowie  weitere für die Messmittelkategorie wichtige zusätzliche Angaben);   c. eine Erklärung, dass das Messmittel die rechtlichen Anforderungen erfüllt;       23 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).   24 SR 946.512  25 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016    (AS 2015 5835).     Messmittelverordnung   7   941.210   d. gegebenenfalls die angewandten Normen oder normativen Dokumente;   e. gegebenenfalls Hinweise auf eine besondere Art der Verwendung;   f. gegebenenfalls Name und Adresse der Konformitätsbewertungsstelle.  4 …26   Art. 14 Technische Unterlagen  1 …27  2 Die technischen Unterlagen nach Anhang 2 Ziffer II müssen in einer schweizeri- schen Amtssprache oder in Englisch abgefasst sein. Sie können in einer anderen  Sprache abgefasst sein, sofern die zu ihrer Beurteilung erforderlichen Auskünfte in  einer schweizerischen Amtssprache oder in Englisch erteilt werden.28  3 Sie müssen mindestens Folgendes enthalten:   a. eine allgemeine Beschreibung des Messmittels;   b. eine Darlegung der Massnahmen, welche die Konformität des Messmittels  mit den grundlegenden Anforderungen gewährleisten;   c. die für das jeweilige Konformitätsbewertungsverfahren notwendige Doku- mentation.   Art. 1529 Konformitätskennzeichen  1 Die Messmittel, die in der Schweiz im Rahmen einer Vereinbarung über die ge- genseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen in Verkehr gebracht werden,  müssen die nach der betreffenden Vereinbarung anerkannten internationalen Kon- formitätskennzeichen tragen. Die Konformitätskennzeichen sind in Anhang 4 auf- geführt.  2 Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement sieht Konformitätskennzeichen  vor für Messmittel, die nicht im Rahmen einer Vereinbarung über die gegenseitige  Anerkennung von Konformitätsbewertungen in Verkehr gebracht werden.   Art. 15a30 Pflichten der Wirtschaftsakteure   Die Pflichten der Wirtschaftsakteure im Zusammenhang mit Messmitteln, die auf- grund eines Konformitätsbewertungsverfahrens in Verkehr gebracht werden, richten  sich insbesondere nach Anhang 3.       26 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, mit Wirkung seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).   27 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, mit Wirkung seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).   28 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).   29 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Aug. 2015, in Kraft seit 1. Okt. 2015   (AS 2015 3083).   30 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   8   941.210   4. Abschnitt: Zulassung, Ersteichung   Art. 16 Zulassung von Messmitteln  1 Die Zulassung eines Messmittels erfolgt nach einem der folgenden in Anhang 5  Ziffer 1 geregelten Zulassungsverfahren:   a. ordentliche Zulassung auf Grund einer Bauartprüfung oder Verfahrens- prüfung;   b. allgemeine Zulassung;   c. Einzelzulassung.  2 Die messmittelspezifischen Verordnungen legen fest, welche Verfahren nach  Absatz 1 zur Anwendung kommen.  3 Zur Erprobung der Betriebstauglichkeit oder wenn besondere Betriebsverhältnisse  es verlangen, kann das METAS eine begrenzte Zulassung erteilen.   Art. 17 Ersteichung  1 Messmittel, die ein Zulassungsverfahren nach Artikel 16 durchlaufen haben, sind in  der Regel vor der Verwendung von der Herstellerin oder der Verkäuferin zur Erst- eichung nach Anhang 5 Ziffer 2 zu stellen.  2 Die messmittelspezifischen Verordnungen regeln die Ausnahmen.   Art. 18 Zulassungs- und Eichzeichen  1 Die Zulassung und die Ersteichung eines Messmittels werden durch das Anbringen  der entsprechenden Zeichen nach Anhang 6 bestätigt.  2 Statt der Zeichen nach Absatz 1 können auch in der Schweiz im Rahmen einer  internationalen Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung von Konformi- tätsbewertungen anerkannte ausländische Zulassungs- und Eichzeichen angebracht  werden.   5. Abschnitt:   Anerkennung ausländischer Konformitätsbewertungen, Zulassungen  und Ersteichungen   Art. 19  1 Das METAS kann ausländische Konformitätsbewertungen, Zulassungen und  Ersteichungen anerkennen, sofern diese den schweizerischen Anforderungen ent- sprechen. In der Regel muss die Gegenseitigkeit der Anerkennung gewährleistet sein.  2 Wer auf Grund von Absatz 1 oder auf Grund von internationalen Abkommen  Messmittel in Verkehr bringt, muss dem METAS die technischen Unterlagen nach  Anhang 2 Ziffer II auf Anfrage vorlegen können.     Messmittelverordnung   9   941.210   3. Kapitel: Nachträgliche Kontrolle31   Art. 20 Grundsatz   Die in Verkehr gebrachten Messmittel müssen die Anforderungen der Artikel 5–9  während ihrer gesamten Verwendungsdauer erfüllen.   Art. 21 Pflichten der Verwenderin  1 Die Verwenderin ist dafür verantwortlich, dass das von ihr verwendete Messmittel  den rechtlichen Anforderungen entspricht und die Verfahren zur Erhaltung der  Messbeständigkeit nach Artikel 24 durchgeführt werden.  2 Sie muss der zuständigen Vollzugsbehörde den Einsatz eines neuen Messmittels  melden und ihr jederzeit Auskunft über die von ihr verwendeten Messmittel geben  können.   Art. 22 Melde- und Informationspflicht   Wer Messmittel gewerbsmässig in Verkehr bringt, muss:   a. dem METAS spätestens zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens seinen Namen,  seine Adresse sowie die Messmittelkategorie angeben;   b. die Verwenderin über die Pflichten nach Artikel 21 informieren.   Art. 23 Marktüberwachung32  1 Im Rahmen der Marktüberwachung kontrollieren die Vollzugsorgane, ob die nach  den Verfahren nach dem 2. Kapitel 3. Abschnitt in Verkehr gebrachten und in Betrieb  genommenen Messmittel den Vorschriften dieser Verordnung entsprechen.33  2 Die Marktüberwachung erfolgt in Form von Stichproben oder auf Grund begründe- ter Hinweise, dass ein Messmittel den Vorschriften nicht entspricht.   Art. 24 Prüfung der Messbeständigkeit  1 Die gemäss der messmittelspezifischen Verordnung zuständigen Stellen prüfen  während der ganzen Verwendungsdauer eines Messmittels periodisch dessen Mess- beständigkeit. Die Messbeständigkeit wird zusätzlich immer dann geprüft, wenn  Anzeichen dafür bestehen, dass das Messmittel nicht mehr den rechtlichen Anfor- derungen entspricht, Sicherungsmechanismen verletzt sind oder messrelevante Teile  repariert wurden. Die Messmittel müssen in einem einwandfreien Zustand zur Prü- fung gestellt werden.  2 Die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit sind in Anhang 7 geregelt.       31 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).  32 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).  33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   10   941.210   3 Die messmittelspezifischen Verordnungen legen fest, welche Verfahren für welche  Messmittel anwendbar sind und regeln die Häufigkeit der Prüfung.  4 Das METAS kann ausländische Prüfungen zur Erhaltung der Messbeständigkeit  anerkennen.   Art. 25 Nachschau   Die Vollzugsorgane kontrollieren während der ganzen Verwendungsdauer des  Messmittels in unregelmässigen Zeitabständen:   a. ob das Messmittel für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist und ob dessen  Verwendung gemäss den rechtlichen Vorschriften erfolgt;   b. ob das Messmittel die vorgeschriebenen Konformitätskennzeichen und  Eichzeichen aufweist;   c. ob die vorgeschriebenen Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  fristgemäss durchgeführt wurden.   Art. 26 Vollzugsorgane  1 Die nach den Absätzen 2 und 3 zuständige Stelle ist für die Durchführung der  Marktüberwachung, für die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit sowie für  die Nachschau verantwortlich.  2 Die Kantone vollziehen die Kontrollen der in Verkehr gebrachten Messmittel,  sofern sie nach Bundesrecht zuständig sind.  3 Das METAS vollzieht die Kontrollen der in Verkehr gebrachten Messmittel, soweit  die Kontrollen nicht von den Kantonen wahrgenommen werden. Es kann für die  Durchführung der einzelnen Kontrolltätigkeiten unter seiner Verantwortung dritte  Stellen hinzuziehen.34   4. Kapitel: Massnahmen35   Art. 2736   Art. 28 Massnahmen  1 Wird im Rahmen der Marktüberwachung festgestellt, dass ein Messmittel den  Vorschriften nicht entspricht, so informiert das METAS die für das Inverkehrbringen  verantwortliche Person über das Ergebnis und gibt ihr Gelegenheit zur Stellung- nahme. Hierauf ordnet das METAS geeignete Massnahmen an und räumt für deren  Befolgung eine angemessene Frist ein. Es kann insbesondere das weitere Inverkehr-      34 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).  35 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).  36 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013    (AS 2012 7207).     Messmittelverordnung   11   941.210   bringen verbieten, den Rückruf, die Beschlagnahme oder die Einziehung verfügen  sowie die von ihm getroffenen Massnahmen veröffentlichen.37  2 Das METAS informiert:38   a. die zuständigen Vollzugsbehörden und -organe über die national und inter- national getroffenen Massnahmen;   b. die zuständigen Stellen der wichtigsten Handelspartner der Schweiz über  Massnahmen, die das weitere Anbieten, das Inverkehrbringen, die Inbetrieb- nahme oder den Rückruf von in Verkehr gebrachten oder in Betrieb  genommenen Messmitteln betreffen.   3 Entspricht anlässlich der Nachschau ein Messmittel oder dessen Verwendung nicht  den Vorschriften, so veranlasst das zuständige Vollzugsorgan zweckdienliche Mass- nahmen, um den rechtmässigen Zustand wieder herzustellen.  4 Für die im Rahmen der Marktüberwachung und der Nachschau durchgeführten  Kontrollen, bei denen sich herausstellt, dass ein Messmittel nicht den Vorschriften  entspricht, werden Verstösse gemäss den Strafbestimmungen der Artikel 20–24  MessG, der Artikel 23–30 THG und von Artikel 248 des Strafgesetzbuches39 sank- tioniert. Die Kontrollbehörde erhebt eine Gebühr nach Zeitaufwand.40   Art. 29 Vorgehen bei Beanstandung von Messergebnissen  1 Wird ein Messergebnis von jemandem, der von der Messung betroffen ist, bestritten,  hat die für die Prüfung der Messbeständigkeit zuständige Stelle nachzuprüfen, ob die  Vorschriften eingehalten wurden. Die Kosten gehen zulasten der Partei, die im  Unrecht ist.41  2 Die Nachprüfung beeinflusst die Frist für die Durchführung des Verfahrens zur  Erhaltung der Messbeständigkeit nicht.   5. Kapitel: Information42   Art. 3043   Art. 31 Information durch das METAS   Das METAS sammelt Informationen über die Messmittelkategorien und Bauarten  und informiert die zuständigen Stellen.       37 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).  38 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).  39 SR 311.0  40 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).  41 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).  42 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).  43 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013    (AS 2012 7207).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   12   941.210   Art. 3244   6. Kapitel: Vollzugs- und Schlussbestimmungen   Art. 3345 Departement   Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement regelt die spezifischen Anforde- rungen an das Inverkehrbringen und die Verwendung von Messmitteln. Es kann dabei  von dieser Verordnung abweichen, soweit dies erforderlich ist, um Verpflichtungen  aus internationalen Vereinbarungen über die gegenseitige Anerkennung von Kon- formitätsbewertungen zu erfüllen.   Art. 34 und 3546   Art. 36 Aufhebung bisherigen Rechts   Die Eichverordnung vom 17. Dezember 198447 wird aufgehoben.   Art. 37 Übergangsbestimmungen   Die auf Grund der Eichverordnung vom 17. Dezember 198448 erteilten Zulassungen  behalten ihre Gültigkeit. Gestützt auf diese Zulassungen dürfen neue Messmittel noch  während zehn Jahren in Verkehr gebracht und erstgeeicht werden.   Art. 37a49 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 25. November 2015   Bescheinigungen von Konformitätsbewertungsstellen, wie Bauartprüfzertifikate und  Entwurfsprüfzertifikate, die vor Inkrafttreten der Änderung vom 25. November 2015  dieser Verordnung ausgestellt wurden, bleiben bis zu ihrem Ablauf gültig.   Art. 38 Inkrafttreten   Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 2006 in Kraft.       44 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013   (AS 2012 7207).   45 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).   46 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013   (AS 2012 7207).   47 [AS 1985 56, 1996 987 Art. 20 Abs. 2, 1997 2761 Ziff. II Bst. b, 1999 133 Ziff. III 1]  48 [AS 1985 56, 1996 987 Art. 20 Abs. 2, 1997 2761 Ziff. II Bst. b, 1999 133 Ziff. III 1]  49 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016    (AS 2015 5835).     Messmittelverordnung   13   941.210   Anhang 150  (Art. 5 Abs. 1)   Grundlegende Anforderungen an die Messmittel   Ein Messmittel muss ein hohes Niveau an Messsicherheit gewährleisten, damit  Betroffene den Messergebnissen vertrauen können. Entwurf und Herstellung müssen  hinsichtlich der Messtechnik und der Sicherheit der Messdaten ein hohes Qualitäts- niveau aufweisen.   Die auf Grund der Anforderungen gewählten Lösungen müssen der beabsichtigten  Verwendung des Messmittels und jeder vorhersehbaren unsachgemässen Verwen- dung Rechnung tragen.   Begriffe   Messgrösse   Grösse, die Gegenstand einer Messung ist.   Einflussgrösse   Grösse, die nicht die Messgrösse ist, jedoch das Messergebnis beeinflusst.   Nennbetriebsbedingungen   Werte für die Messgrösse und die Einflussgrösse für die normalen Betriebsbedin- gungen eines Messmittels.   Störgrösse   Einflussgrösse, deren Wert innerhalb der von der jeweiligen Anforderung vorgege- benen Grenzen, aber ausserhalb der vorgegebenen Nennbetriebsbedingungen des  Messmittels liegt. Eine Einflussgrösse ist eine Störgrösse, wenn für diese Einfluss- grösse die Nennbetriebsbedingungen nicht angegeben sind.   Grenzwert   Wert, bei dem die Veränderung des Messergebnisses als nicht wünschenswert  erachtet wird.   Massverkörperung   Messmittel, mit dem während seiner Benutzung ein oder mehrere bekannte Werte  einer gegebenen Grösse permanent reproduziert oder bereitgestellt werden sollen.   Direktverkauf   Geschäftsvorgang, bei dem:   – das Messergebnis als Grundlage für den zu zahlenden Preis dient;    – es sich mindestens bei einer der Parteien, die von dem mit einer Messung       50 Bereinigt gemäss Ziff. I der V vom 26. Aug. 2015, in Kraft seit 1. Okt. 2015   (AS 2015 3083).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   14   941.210    verbundenen Vorgang betroffen sind, um eine Konsumentin oder einen  Konsumenten oder eine andere Partei handelt, die eines vergleichbaren Schut- zes bedarf; und   – alle von dem Vorgang betroffenen Parteien das Messergebnis an Ort und  Stelle anerkennen.   Klimatische Umgebungsbedingungen   Bedingungen, unter denen Messmittel verwendet werden dürfen. Zur Berücksichti- gung klimatischer Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten wurden verschiedene  Temperaturgrenzen festgelegt.   Versorgungsunternehmen   Unternehmen, die die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Fernwärme oder Wasser  sicherstellen.   Anforderungen   1 Fehlergrenzen   1.1 Unter Nennbetriebsbedingungen und ohne das Auftreten einer Störgrösse darf  die Messabweichung die in den entsprechenden messmittelspezifischen  Verordnungen zugelassenen äussersten Abweichungen (Fehlergrenzen) nicht  überschreiten.     Sofern in den messmittelspezifischen Verordnungen nicht anders angegeben,  wird eine Fehlergrenze als zweiseitiger Wert der Abweichung vom wahren  Wert der Messgrösse ausgedrückt.   1.2 Unter Nennbetriebsbedingungen und bei Auftreten einer Störgrösse ent- spricht die Leistungsanforderung für das Messmittel der Festlegung in den  entsprechenden messmittelspezifischen Verordnungen.     Soll das Messmittel in einem vorgegebenen kontinuierlichen elektromagneti- schen Feld eingesetzt werden, so müssen die erlaubten Messeigenschaften  während der Prüfung in einem amplitudenmodulierten elektromagnetischen  HF-Feld innerhalb der Fehlergrenzen liegen.   1.3 Die Herstellerin hat die klimatischen, mechanischen und elektromagnetischen  Umgebungsbedingungen, unter denen das Messmittel eingesetzt werden soll,  sowie die Stromversorgung und andere Einflussgrössen, die seine Genauig- keit beeinträchtigen können, anzugeben und dabei die in den entsprechen- den messmittelspezifischen Verordnungen festgelegten Anforderungen zu  berücksichtigen.   1.3.1 Klimatische Umgebungsbedingungen     Die Herstellerin muss unter Verwendung der in Tabelle 1 ausgewiesenen  Werte die obere und die untere Temperaturgrenze festlegen, sofern in den  messmittelspezifischen Verordnungen nichts anderes bestimmt ist, und an     geben, für welche Feuchtigkeitsbedingungen (Betauung bzw. keine Betau- ung) und welchen Einsatzort (offen bzw. geschlossen) das Messmittel ausge- legt ist.     Messmittelverordnung   15   941.210   Tabelle 1   Temperaturgrenzen   Temperaturgrenzen   Obere Temperaturgrenze +30 °C +40 °C +55 °C +70 °C  Untere Temperaturgrenze +5 °C –10 °C –25 °C –40 °C    1.3.2 a. Die mechanischen Umgebungsbedingungen werden wie folgt in die  Klassen M1 bis M3 unterteilt:  M1 Diese Klasse gilt für Messmittel, die an Einsatzorten verwendet   werden, an denen unbedeutende Schwingungen und Erschütterun- gen auftreten können, z.B. an leichten Stützkonstruktionen ange- brachte Messmittel, die geringfügigen, von örtlichen Spreng- bzw.  Ramm-Arbeiten, zuschlagenden Türen usw. ausgehenden  Schwingungen und Erschütterungen ausgesetzt sind.   M2 Diese Klasse gilt für Messmittel, die an Einsatzorten verwendet  werden, an denen erhebliche bis starke Schwingungen und Er- schütterungen auftreten können, verursacht z.B. von in der Nähe  befindlichen Maschinen und vorbeifahrenden Fahrzeugen oder  ausgehend von angrenzenden Schwermaschinen, Förderbändern  usw.   M3 Diese Klasse gilt für Messmittel, die an Einsatzorten verwendet  werden, an denen starke bis sehr starke Schwingungen und  Erschütterungen auftreten können, z.B. bei Messmitteln, die direkt  an Maschinen, Förderbändern usw. angebracht sind.   b. In Bezug auf die mechanischen Umgebungsbedingungen sind folgende  Einflussgrössen zu berücksichtigen:  – Schwingungen;  – Erschütterungen.   1.3.3 a. Die elektromagnetischen Umgebungsbedingungen werden wie folgt in  die Klassen E1, E2 oder E3 unterteilt, sofern in den entsprechenden  messmittelspezifischen Verordnungen nichts anderes festgelegt ist.  E1 Diese Klasse gilt für Messmittel, die an Einsatzorten verwendet   werden, an denen elektromagnetische Störungen wie in Wohn- und  Gewerbegebäuden sowie Gebäuden der Leichtindustrie auftreten  können.   E2 Diese Klasse gilt für Messmittel, die an Einsatzorten verwendet  werden, an denen elektromagnetische Störungen wie in anderen  Industriegebäuden auftreten können.   E3 Diese Klasse gilt für Messmittel mit Stromversorgung durch die  Fahrzeugbatterie. Diese Messmittel müssen den Anforderungen der  Klasse E2 und folgenden zusätzlichen Anforderungen entsprechen:  – Spannungsabfälle, die durch das Einschalten der Starter-  motor-Stromkreise von Verbrennungsmotoren verursacht  werden;     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   16   941.210   – Transienten bei Lastabfall, die dann auftreten, wenn eine entla- dene Batterie bei laufendem Motor abgeklemmt wird.   b. In Bezug auf die elektromagnetischen Umgebungsbedingungen sind die  folgenden Einflussgrössen zu berücksichtigen:  – Spannungsunterbrechungen;  – kurzzeitige Spannungsabfälle;  – Spannungstransienten in Versorgungs- und/oder Signalleitungen;  – Entladung statischer Elektrizität;  – elektromagnetische HF-Felder;  – leitungsgeführte elektromagnetische HF-Felder in Versorgungs-   und/oder Signalleitungen;  – Stossspannungen in Versorgungs- und/oder Signalleitungen.   1.3.4 Andere gegebenenfalls zu berücksichtigende Einflussgrössen sind:  – Spannungsschwankungen;  – Schwankungen der Netzfrequenz;  – netzfrequente magnetische Felder;  – sonstige Grössen, die die Genauigkeit des Messmittels erheblich beein-  flussen können.   1.4 Für die Durchführung der Prüfungen gemäss dieser Verordnung gelten  folgende Vorschriften:   1.4.1 Grundlegende Vorschriften für die Bestimmung von Fehlern     Die grundlegenden Anforderungen nach den Ziffern 1.1 und 1.2 sind für jede  relevante Einflussgrösse zu überprüfen. Sofern in der entsprechenden mess- mittelspezifischen Verordnung nichts anderes bestimmt ist, gelten diese  grundlegenden Anforderungen, wenn das Anlegen der Einflussgrösse und die  Bestimmung ihrer Wirkung für jede einzelne Einflussgrösse gesondert  erfolgen, wobei alle anderen Einflussgrössen relativ konstant auf ihren  Referenzwert gehalten werden.     Die messtechnische Prüfung ist während oder nach dem Anlegen der Ein- flussgrösse auszuführen, wobei der Zustand zu berücksichtigen ist, der dem  üblichen Betriebszustand des Messmittels entspricht, bei dem die Wahr- scheinlichkeit des Auftretens dieser Einflussgrösse besteht.   1.4.2 Umgebungsfeuchte  – In Abhängigkeit von der klimatischen Umgebung, in der das Messmittel   zum Einsatz kommen soll, kann entweder eine Prüfung bei feuchter  Wärme und konstanter Temperatur (keine Betauung) oder eine Prüfung  bei feuchter Wärme und zyklischer Temperaturänderung (Betauung)  durchgeführt werden.   – Die Prüfung bei feuchter Wärme und zyklischer Temperaturänderung ist  dann geeignet, wenn die Betauung von Bedeutung ist oder das Ein- dringen von Dampf durch den Atmungseffekt beschleunigt wird. Unter  Bedingungen, bei denen es auf eine betauungsfreie Feuchte ankommt,  kann die Prüfung bei feuchter Wärme und konstanter Temperatur  gewählt werden.     Messmittelverordnung   17   941.210   2 Reproduzierbarkeit     Die Bestimmung der identischen Messgrösse an unterschiedlichen Orten und  durch unterschiedliche Benutzerinnen und Benutzer muss unter ansonsten  unveränderten Bedingungen eine enge Übereinstimmung aufeinander  folgender Messergebnisse ergeben. Im Vergleich zu den Fehlergrenzen  dürfen sich die einzelnen Messergebnisse nur geringfügig voneinander  unterscheiden.   3 Wiederholbarkeit     Die Messung einer identischen Messgrösse unter identischen Messbedingun- gen muss eine enge Übereinstimmung aufeinander folgender Messergebnisse  ergeben. Im Vergleich zu den Fehlergrenzen dürfen sich die einzelnen Mess- ergebnisse nur geringfügig voneinander unterscheiden.   4 Ansprechschwelle und Empfindlichkeit     Ein Messmittel muss für die jeweils beabsichtigten Messungen ausreichend  empfindlich sein und eine ausreichend niedrige Ansprechschwelle besitzen.   5 Beständigkeit     Ein Messmittel ist so auszulegen, dass seine messtechnischen Eigenschaften  über einen von der Herstellerin angegebenen Zeitraum hinweg ausreichend  stabil bleiben, sofern es ordnungsgemäss installiert und gewartet sowie ent- sprechend der Bedienungsanleitung unter den vorgesehenen Umgebungs- bedingungen eingesetzt wird.   6 Zuverlässigkeit     Ein Messmittel ist so auszulegen, dass der Einfluss eines Fehlers, der zu  einem ungenauen Messergebnis führen würde, möglichst vermindert wird,  sofern ein derartiger Fehler nicht offensichtlich ist.   7 Eignung   7.1 Ein Messmittel darf keine Merkmale aufweisen, die eine Benutzung in  betrügerischer Absicht erleichtern, und die Möglichkeit der ungewollten  Falschbedienung ist so gering wie möglich zu halten.   7.2 Ein Messmittel muss unter Berücksichtigung der praktischen Einsatz- bedingungen für die beabsichtigte Benutzung geeignet sein und darf an die  Benutzerinnen und Benutzer keine unangemessen hohen Ansprüche stellen  um ein korrektes Messergebnis zu erhalten.   7.3 Bei Durchflüssen oder Strömen ausserhalb des zulässigen Bereichs darf der  Fehler eines Messmittels für Versorgungsleistungen keine übermässige ein- seitige Abweichung aufweisen.   7.4 Ist ein Messmittel für die Messung von Messgrössen ausgelegt, die im  Zeitverlauf konstant sind, so muss das Messmittel gegenüber kleinen  Schwankungen des Werts der Messgrösse unempfindlich sein oder angemes- sen reagieren.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   18   941.210   7.5 Ein Messmittel muss robust ausgeführt sein, und die Werkstoffe, aus denen es  besteht, müssen für die beabsichtigten Einsatzbedingungen geeignet sein.   7.6 Ein Messmittel ist so auszulegen, dass die Messvorgänge kontrolliert werden  können, nachdem das Messmittel in Verkehr gebracht und in Betrieb  genommen wurde. Erforderlichenfalls muss das Messmittel eine spezielle  Ausrüstung oder Software für diese Kontrolle besitzen. Das Prüfverfahren ist  in der Betriebsanleitung zu beschreiben.     Wenn ein Messmittel über zugehörige zusätzliche Software verfügt, die  neben der Messfunktion weitere Funktionen erfüllt, muss die für die mess- technischen Eigenschaften entscheidende Software identifizierbar sein; sie  darf durch die zugehörige zusätzliche Software nicht in unzulässiger Weise  beeinflusst werden.   8 Schutz gegen Verfälschungen   8.1 Die messtechnischen Eigenschaften eines Messmittels dürfen durch das  Anschliessen eines anderen Geräts, durch die Merkmale des angeschlossenen  Geräts oder die Merkmale eines abgetrennten Geräts, das mit dem Messmittel  in Kommunikationsverbindung steht, nicht in unzulässiger Weise beeinflusst  werden.   8.2 Eine für die messtechnischen Eigenschaften entscheidende Baueinheit ist so  auszulegen, dass sie gesichert werden kann. Die vorgesehenen Sicherungs- massnahmen müssen den Nachweis eventueller Eingriffe ermöglichen.   8.3 Software, die für die messtechnischen Eigenschaften entscheidend ist, ist  entsprechend zu kennzeichnen und zu sichern.     Die Identifikation der Software muss auf einfache Weise vom Messmittel zur  Verfügung gestellt werden.     Eventuelle Eingriffe müssen über einen angemessenen Zeitraum nachweisbar  sein.   8.4 Messdaten, Software, die für die messtechnischen Eigenschaften entschei- dend ist, und messtechnisch wichtige Parameter, die gespeichert oder über- tragen werden, sind ausreichend gegen versehentliche oder vorsätzliche Ver- fälschung zu schützen.   8.5 Bei den Sichtanzeigen von Messmitteln für die Messung von Versorgungs- leistungen dürfen sich die Sichtanzeige der Gesamtliefermenge oder die  Sichtanzeigen, aus denen die Gesamtliefermenge abgeleitet werden kann und  die ganz oder teilweise als Grundlage für die Abrechnung dienen, während  des Betriebs nicht zurücksetzen lassen.   9 Am Messmittel anzubringende bzw. ihm beizulegende   Informationen   9.1 Auf einem Messmittel sind folgende Angaben zu machen:  – Zeichen oder Name der Herstellerin;  – Angaben über die Messgenauigkeit;  sowie gegebenenfalls:     Messmittelverordnung   19   941.210   – Angaben zu den Einsatzbedingungen;  – Messkapazität;  – Messbereich;  – Identitätskennzeichen;  – Nummer des Bauartprüfzertifikats oder des Entwurfsprüfzertifikats;  – Angaben darüber, ob Zusatzeinrichtungen, die Messergebnisse liefern,   den Bestimmungen dieser Verordnung über die rechtlichen messtechni- schen Kontrollen nach dem Inverkehrbringen genügen oder nicht.   9.2 Ist ein Messmittel zu klein oder zu empfindlich, um die erforderlichen  Angaben zu tragen, müssen die Verpackung (soweit vorhanden) und die  gemäss dieser Verordnung zu erstellenden Begleitunterlagen entsprechend  gekennzeichnet sein.   9.3 Jedem Messmittel müssen Informationen über seine Funktionsweise beilie- gen, sofern sich dies wegen der Einfachheit des Messmittels nicht erübrigt.  Diese Informationen müssen leicht verständlich sein und gegebenenfalls fol- gende Angaben enthalten:  – Nennbetriebsbedingungen;  – Klassen der mechanischen und elektromagnetischen Umgebungs-  bedingungen;  – obere und untere Temperaturgrenze, Kondenswasserbildung möglich /   nicht möglich, offener bzw. geschlossener Einsatzort;  – Anweisungen für Aufstellung, Wartung, Reparaturen und zulässige   Einstellungen;  – Anweisungen zur Gewährleistung eines fehlerfreien Betriebs sowie zu   besonderen Einsatzbedingungen;  – Bedingungen für die Kompatibilität mit Schnittstellen, Teilgeräten oder   Messgeräten.   9.4 Für Gruppen von identischen Messmitteln, die an ein und demselben  Einsatzort verwendet werden, oder für Messmittel zur Messung von Ver- sorgungsleistungen sind individuelle Bedienungsanleitungen nicht unbedingt  erforderlich.   9.5 Sofern in den messmittelspezifischen Verordnungen nichts anderes festgelegt  ist, beträgt der Teilstrichabstand für einen Messwert 110n, 210n oder 510n,  wobei n eine ganze Zahl oder Null ist. Die Masseinheit oder ihr Symbol wird  in unmittelbarer Nähe des Zahlenwertes angezeigt.   9.6 Eine Massverkörperung wird mit einem Nennwert oder einer Skala und einer  Masseinheit markiert.   9.7 Die verwendeten Masseinheiten und ihre Symbole müssen den Bestimmun- gen der Einheitenverordnung vom 23. November 199451 genügen.       51 SR 941.202     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   20   941.210   9.8 Alle in den Anforderungen geforderten Markierungen und Aufschriften  müssen klar, unauslöschlich, eindeutig und nicht übertragbar sein.   10 Anzeige des Ergebnisses   10.1 Die Anzeige des Ergebnisses erfolgt in Form einer Sichtanzeige oder eines  Papierausdrucks.   10.2 Die Anzeige des Ergebnisses muss klar und eindeutig sowie mit den nötigen  Markierungen und Aufschriften versehen sein, um den Benutzerinnen und  den Benutzern die Bedeutung des Ergebnisses zu verdeutlichen. Unter norma- len Einsatzbedingungen muss ein problemloses Ablesen des dargestellten  Ergebnisses gewährleistet sein. Zusätzliche Anzeigen sind gestattet, sofern  Verwechslungen mit den der messtechnischen Kontrolle unterliegenden  Anzeigen ausgeschlossen sind.   10.3 Werden die Ergebnisse ausgedruckt oder aufgezeichnet, so muss auch der  Ausdruck bzw. die Aufzeichnung gut lesbar und unauslöschlich sein.   10.4 Ein Messmittel, das zur Abwicklung eines Direktverkaufs dient, ist so aus- zulegen, dass das Messergebnis bei bestimmungsgemässer Aufstellung  des Messmittels beiden Parteien angezeigt wird. Soweit dies im Falle von  Direktverkäufen von entscheidender Bedeutung ist, müssen Belegzettel,  die von Peripheriegeräten, die den entsprechenden Anforderungen dieser  Verordnung nicht genügen, für den Kunden ausgegeben werden, einen ent- sprechenden einschränkenden Hinweis tragen.   10.5 Messmittel für die Messung von Versorgungsleistungen sind unabhängig  davon, ob sie fernabgelesen werden können, auf jeden Fall mit einer der  messtechnischen Kontrolle unterliegenden Sichtanzeige auszustatten, die für  die Konsumentin oder den Konsument ohne Werkzeug zugänglich ist. Der  Anzeigewert dieser Sichtanzeige gilt als Messergebnis, das die Grundlage für  den zu entrichtenden Preis darstellt.   10.6 Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement kann Ausnahmen von der  Ausstattung mit einer Sichtanzeige nach Ziffer 10.5 vorsehen, wenn:  a. die Funktion der Sichtanzeige auf andere Weise sichergestellt ist,   namentlich wenn die Messergebnisse für die Konsumentinnen und  Konsumenten in gleichwertiger Weise zugänglich sind; und   b. nicht internationales Recht entgegensteht.   11 Weitere Verarbeitung von Daten zum Abschluss des   Geschäftsvorgangs   11.1 Ein Messmittel, das nicht der Messung von Versorgungsleistungen dient,  muss ein Messergebnis und die zur Bestimmung eines bestimmten  Geschäftsvorgangs erforderlichen Angaben dauerhaft aufzeichnen, wenn:  – die Messung nicht wiederholbar ist, und  – das Messmittel normalerweise in Abwesenheit einer der Parteien benutzt   wird.   11.2 Darüber hinaus muss nach Abschluss der Messung auf Anfrage ein dauer- hafter Nachweis des Messergebnisses und der zur Bestimmung eines     Messmittelverordnung   21   941.210   bestimmten Geschäftsvorgangs erforderlichen Angaben zur Verfügung  stehen.   12 Konformitätsbewertung     Ein Messmittel ist so auszulegen, dass eine problemlose Bewertung seiner  Konformität mit den Anforderungen dieser Verordnung möglich ist.        Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   22   941.210   Anhang 252  (Art. 11 Abs. 1, 12a Abs. 1, 14 Abs. 2 und 19 Abs. 2)   Konformitätsbewertung von Messmitteln   I. Konformitätsbewertungsverfahren   Modul A   Konformitätserklärung auf der Grundlage einer internen  Fertigungskontrolle   1  Die Konformitätserklärung auf der Grundlage einer internen Fertigungskon- trolle ist das Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem die Herstellerin die  in diesem Modul festgelegten Verpflichtungen erfüllt sowie sicherstellt und  erklärt, dass die betreffenden Messmittel die grundlegenden Anforderungen  dieser Verordnung erfüllen.   Technische Unterlagen   2  Die Herstellerin erstellt die in Ziffer II beschriebenen technischen Unterlagen.  Anhand dieser Unterlagen muss es möglich sein, die Konformität des  Messmittels mit den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung zu  bewerten; die Unterlagen müssen eine geeignete Risikoanalyse  und -bewertung enthalten. In den Unterlagen sind die geltenden Anforde- rungen aufzuführen und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des  Messmittels zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind.   3  Die Herstellerin hält die technischen Unterlagen zehn Jahre lang nach Her- stellung des letzten Messmittels für die zuständigen Behörden bereit.   Herstellung   4  Die Herstellerin trifft alle erforderlichen Massnahmen, um die Konformität  der hergestellten Messmittel mit den entsprechenden Anforderungen dieser  Verordnung sicherzustellen.   Kennzeichen   5  Die Herstellerin bringt an jedem Messmittel, das die entsprechenden Anfor- derungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen und das  zusätzliche Metrologie-Kennzeichen an.   Schriftliche Konformitätserklärung   6  Für jedes Messmittelmodell wird eine Konformitätserklärung ausgestellt, die  zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels für die zuständigen  Behörden bereitzuhalten ist. In ihr ist anzugeben, für welches Messmittel- modell sie ausgestellt wurde.     Eine Kopie der Erklärung wird jedem Messmittel beigefügt, das in Verkehr  gebracht wird. In den Fällen, in denen eine grosse Zahl von Messmitteln an       52 Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 1 der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).     Messmittelverordnung   23   941.210   ein und denselben Benutzer geliefert wird, kann diese Anforderung in der  Weise ausgelegt werden, dass sie nicht für Einzelgeräte gilt, sondern für ein  Los oder eine Sendung.   Vertreterin der Herstellerin   7  Die in den Ziffern 3 und 6 festgelegten Verpflichtungen der Herstellerin  können in deren Auftrag und unter deren Verantwortung von ihrer in der  Schweiz niedergelassenen Vertreterin erfüllt werden.     Ist die Herstellerin nicht in der Schweiz niedergelassen und verfügt sie über  keine Vertreterin in der Schweiz, so fallen die in den Ziffern 3 und 6 ge- nannten Verpflichtungen der Importeurin oder jeder anderen Person zu, die  das Messmittel auf dem Schweizer Markt in Verkehr bringt.   Modul A1   …   Modul A2   Konformitätserklärung auf der Grundlage einer internen  Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen in  unregelmässigen Abständen   1  Die Konformitätserklärung auf der Grundlage einer internen Fertigungskon- trolle mit überwachten Produktprüfungen in unregelmässigen Abständen ist  das Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem die Herstellerin die in diesem  Modul festgelegten Verpflichtungen erfüllt sowie sicherstellt und erklärt, dass  die betreffenden Messmittel den für sie geltenden Anforderungen dieser  Verordnung genügen.   Technische Unterlagen   2  Die Herstellerin erstellt die in Ziffer II beschriebenen technischen Unterlagen.  Anhand dieser Unterlagen muss es möglich sein, die Konformität des  Messmittels mit den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung zu  bewerten; die Unterlagen müssen eine geeignete Risikoanalyse  und -bewertung enthalten. In den Unterlagen sind die geltenden Anforde- rungen aufzuführen und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des  Messmittels zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind.   Herstellung   3  Die Herstellerin trifft alle erforderlichen Massnahmen, damit der Ferti- gungsprozess und dessen Überwachung die Konformität der hergestellten  Messmittel mit den technischen Unterlagen nach Ziffer 2 und mit den für sie  geltenden Anforderungen dieser Verordnung gewährleisten.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   24   941.210   Produktprüfungen   4  Je nach Entscheid der Herstellerin führt eine akkreditierte interne Stelle oder  eine von ihr gewählte Konformitätsbewertungsstelle in von dieser Stelle  festgelegten unregelmässigen Abständen Produktprüfungen durch oder lässt  sie durchführen, um die Qualität der internen Produktprüfungen zu über- prüfen, wobei sie unter anderem der technischen Komplexität der Messmittel  und der Produktionsmenge Rechnung trägt. Vor dem Inverkehrbringen ent- nimmt die Stelle vor Ort eine geeignete Stichprobe der Endprodukte und  untersucht sie; ferner führt sie geeignete Prüfungen entsprechend den  einschlägigen Abschnitten der technischen Normen und der normativen  Dokumente nach Artikel 7 oder gleichwertige Prüfungen gemäss anderen  einschlägigen technischen Spezifikationen durch, um die Konformität des  Messmittels mit den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung zu  prüfen. In Ermangelung einer einschlägigen technischen Norm oder eines  einschlägigen normativen Dokuments nach Artikel 7 entscheidet die akkre- ditierte interne Stelle oder die Konformitätsbewertungsstelle darüber, welche  Prüfungen durchgeführt werden.     Entspricht eine erhebliche Zahl der als Probe entnommenen Messmittel nicht  einem annehmbaren Qualitätsniveau, so trifft die akkreditierte interne Stelle  oder die Konformitätsbewertungsstelle die erforderlichen Massnahmen.     Führt eine Konformitätsbewertungsstelle die Prüfungen durch, so bringt die  Herstellerin unter der Verantwortung der Konformitätsbewertungsstelle  während des Fertigungsprozesses deren Kennnummer an.   Kennzeichen   5  Die Herstellerin bringt an jedem einzelnen Messmittel, das die entsprechen- den Anforderungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen  und das zusätzliche Metrologie-Kennzeichen an.   Schriftliche Konformitätserklärung   6  Die Herstellerin stellt für ein Messmittelmodell eine schriftliche Konformi- tätserklärung aus und hält sie zusammen mit den technischen Unterlagen nach  dem Inverkehrbringen des Messmittels zehn Jahre lang für die zuständigen  Behörden bereit. Aus ihr muss hervorgehen, für welches Messmittelmodell  sie ausgestellt wurde.     Ein Exemplar der Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden auf  Verlangen zur Verfügung gestellt.     Ein Exemplar der Konformitätserklärung wird jedem Messmittel beigefügt,  das in Verkehr gebracht wird. In den Fällen, in denen eine grosse Zahl von  Messmitteln an ein und denselben Benutzer geliefert wird, kann diese An- forderung in der Weise ausgelegt werden, dass sie nicht für Einzelgeräte gilt,  sondern für ein Los oder eine Sendung.     Messmittelverordnung   25   941.210   Vertreterin der Herstellerin   7  Die in den Ziffern 5 und 6 genannten Pflichten der Herstellerin können von  ihrer Vertreterin in ihrem Auftrag und unter ihrer Verantwortung erfüllt  werden, falls sie im Auftrag festgelegt sind.   Modul B   Bauartprüfung   1  Die Bauartprüfung ist der Teil eines Konformitätsbewertungsverfahrens, bei  dem eine Konformitätsbewertungsstelle den technischen Entwurf eines  Messmittels prüft und sicherstellt und bestätigt, dass der technische Entwurf  den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung, die für das Messmit- tel gelten, entspricht.   2  Bauartprüfungen können in einer der folgenden Formen durchgeführt werden.  Die Konformitätsbewertungsstelle entscheidet über die entsprechende Form  der Prüfung und die erforderlichen Muster:  a. Prüfung eines für die betreffende Produktion repräsentativen Musters   des vollständigen Messmittels;  b. Prüfung von für die betreffende Produktion repräsentativen Mustern   einer oder mehrerer wesentlicher Teile des Messmittels, ergänzt durch  die Bewertung der Angemessenheit des technischen Entwurfs der  anderen Teile des Messmittels anhand einer Prüfung der in Ziffer 3  genannten technischen Unterlagen und zusätzlicher Nachweise;   c. Bewertung der Angemessenheit des technischen Entwurfs des Mess- mittels anhand einer Prüfung der in Ziffer 3 genannten technischen  Unterlagen und zusätzlicher Nachweise, ohne Prüfung eines Musters.   3  Das Gesuch auf Bauartprüfung ist von der Herstellerin bei einer Konformi- tätsbewertungsstelle ihrer Wahl einzureichen.     Das Gesuch muss Folgendes enthalten:  – Name und Adresse der Herstellerin und, wenn das Gesuch von der Ver-  treterin eingereicht wird, auch deren Name und Adresse;  – eine schriftliche Erklärung, dass dasselbe Gesuch bei keiner anderen   Konformitätsbewertungsstelle eingereicht worden ist;  – die in Ziffer II beschriebenen technischen Unterlagen. Anhand dieser   Unterlagen muss es möglich sein, die Konformität des Messmittels mit  den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung zu bewerten; die  Unterlagen müssen eine geeignete Risikoanalyse und -bewertung ent- halten. In den Unterlagen sind die geltenden Anforderungen aufzuführen  und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des Messmittels zu  erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind;   – die von der Konformitätsbewertungsstelle geforderten und für die  betreffende Produktion repräsentativen Muster;     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   26   941.210   – die zusätzlichen Nachweise für die Angemessenheit des technischen  Entwurfs der Teile des Messmittels, für die keine Muster erforderlich  sind. Diese zusätzlichen Nachweise enthalten einen Verweis auf sämt- liche einschlägigen Dokumente, die zugrunde gelegt wurden, insbeson- dere wenn die in Artikel 7 genannten einschlägigen Dokumente nicht  vollständig angewandt wurden, und schliessen gegebenenfalls die  Ergebnisse von Prüfungen ein, die in geeigneten Laboratorien der Her- stellerin oder in ihrem Auftrag und unter ihrer Verantwortung in einem  anderen Prüflaboratorium durchgeführt wurden.   4  Die Konformitätsbewertungsstelle hat folgende Aufgaben:   In Bezug auf die Muster:   4.1 Die Konformitätsbewertungsstelle prüft die technischen Unterlagen, über- prüft, ob die Muster in Übereinstimmung mit diesen Unterlagen hergestellt  wurden, und stellt fest, welche Bauteile nach den Bestimmungen der in Ar- tikel 7 genannten einschlägigen Dokumente und welche nicht danach ent- worfen wurden.   4.2 Sie führt die entsprechenden Untersuchungen und erforderlichen Prüfungen  durch oder lässt sie durchführen, um festzustellen, ob die Lösungen in den  einschlägigen Dokumenten nach Artikel 7 richtig angewandt wurden, sofern  die Herstellerin sich dafür entschieden hat, diese anzuwenden.   4.3 Sie führt die entsprechenden Untersuchungen und erforderlichen Prüfungen  durch oder lässt sie durchführen, um festzustellen, ob die von der Herstellerin  gewählten Lösungen die grundlegenden Anforderungen der Verordnung er- füllen, sofern die in den in Artikel 7 genannten einschlägigen Dokumenten  aufgeführten Lösungen nicht angewandt wurden.   4.4 Sie vereinbart mit der Gesuchstellerin den Ort, an dem die Untersuchungen  und erforderlichen Prüfungen durchgeführt werden sollen.   In Bezug auf die anderen Teile des Messmittels:   4.5 Die Konformitätsbewertungsstelle prüft die technischen Unterlagen und die  zusätzlichen Nachweise, um die Angemessenheit des technischen Entwurfs  der anderen Teile des Messmittels zu bewerten.   In Bezug auf die Herstellung:   4.6 Die Konformitätsbewertungsstelle prüft die technischen Unterlagen, um sich  zu überzeugen, dass die Herstellerin die geeigneten Mittel besitzt, um eine  einheitliche Herstellung zu gewährleisten.   5.1 Die Konformitätsbewertungsstelle erstellt einen Prüfbericht über die gemäss  Ziffer 4 durchgeführten Massnahmen und die dabei erzielten Ergebnisse.  Unbeschadet des Anhangs 3 Ziffer 8 veröffentlicht die Konformitätsbewer- tungsstelle den Inhalt dieses Berichts oder Teile davon nur mit Zustimmung  der Herstellerin.   5.2 Entspricht der technische Entwurf den für das Messmittel geltenden Anfor- derungen dieser Verordnung, so stellt die Konformitätsbewertungsstelle der     Messmittelverordnung   27   941.210   Gesuchstellerin ein Bauartprüfzertifikat aus. Das Zertifikat enthält Namen  und Adresse der Herstellerin, sowie gegebenenfalls der Vertreterin, Ergeb- nisse der Prüfung, etwaige Bedingungen hinsichtlich der Gültigkeit des  Zertifikats und die für die Identifizierung des Messmittels erforderlichen  Angaben. Dem Zertifikat können ein oder mehrere Anhänge beigefügt  werden.     Das Zertifikat und ihre Anhänge enthalten alle Angaben, die für die Kon- formitätsbewertung und die während des laufenden Betriebs erfolgenden  Prüfungen relevant sind. Um die Konformität der hergestellten Messmittel,  wenn sie mit angemessenen, hierfür vorgesehenen Mitteln ordnungsgemäss  eingestellt sind, hinsichtlich der Wiederholbarkeit ihrer Messleistungen mit  dem geprüften Baumuster bewerten zu können, ist insbesondere Folgendes  anzugeben:  – die messtechnischen Merkmale des Baumusters des Messmittels;  – die zur Sicherstellung der Unversehrtheit des Messmittels (Plombierung,   Identifizierung der Software usw.) notwendigen Massnahmen;  – sonstige Angaben, die zur Identifizierung des Messmittels und zur   Sichtkontrolle in Bezug auf seine äussere Übereinstimmung mit dem  Baumuster erforderlich sind;   – gegebenenfalls sonstige spezifische Angaben, die zur Überprüfung der  Merkmale der hergestellten Messmittel erforderlich sind;   – im Falle eines Teilgeräts alle erforderlichen Informationen zur Sicher- stellung der Kompatibilität mit anderen Teilgeräten oder Messmitteln.     Das Zertifikat ist zehn Jahre ab seinem Ausstellungsdatum gültig und kann  danach jeweils für weitere zehn Jahre verlängert werden.   5.3 Die Konformitätsbewertungsstelle erstellt diesbezüglich einen Bewertungs- bericht und hält ihn für den Vertragsstaat, der sie bezeichnet hat, bereit.   6  Die Herstellerin unterrichtet die Konformitätsbewertungsstelle, der die  technischen Unterlagen zum Bauartprüfzertifikat vorliegen, über alle Ände- rungen am Messmittel, die die Konformität mit den grundlegenden Anforde- rungen oder den Bedingungen für die Gültigkeit des Zertifikats beein- trächtigen können. Derartige Änderungen erfordern eine Genehmigung durch  die Konformitätsbewertungsstelle in Form einer Ergänzung des ursprüng- lichen Bauartprüfzertifikats.   7  Jede Konformitätsbewertungsstelle unterrichtet den Vertragsstaat, der sie  bezeichnet hat, unverzüglich über:  – ausgestellte Bauartprüfzertifikate und dazugehörige Anhänge;  – Ergänzungen und Änderungen früherer Zertifikate.     Jede Konformitätsbewertungsstelle unterrichtet unverzüglich den Vertrags- staat, der sie bezeichnet hat, über jeden Widerruf eines Bauartprüfzertifikats.     Die Konformitätsbewertungsstelle bewahrt die technischen Unterlagen  zusammen mit den von der Herstellerin vorgelegten Unterlagen bis zum Ende  der Gültigkeitsdauer des Zertifikats auf.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   28   941.210   8  Die Herstellerin bewahrt zusammen mit den technischen Unterlagen eine  Kopie des Bauartprüfzertifikats, ihrer Anhänge, Ergänzungen und Änderun- gen zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels auf.   Vertreterin der Herstellerin   9  Die Vertreterin der Herstellerin kann das in Ziffer 3 genannte Gesuch einrei- chen und die in den Ziffern 6 und 8 genannten Verpflichtungen erfüllen.     Ist die Herstellerin nicht in der Schweiz niedergelassen und verfügt sie über  keine Vertreterin in der Schweiz, so fällt die Verpflichtung, die technischen  Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen, der von der Herstellerin  bezeichneten Person zu.   Modul C   Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer internen  Fertigungskontrolle   1  Die Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer  internen Fertigungskontrolle ist der Teil eines Konformitätsbewertungsver- fahrens, bei dem die Herstellerin die in diesem Modul festgelegten Ver- pflichtungen erfüllt sowie sicherstellt und erklärt, dass die betreffenden  Messmittel der im Bauartprüfzertifikat beschriebenen Bauart entsprechen und  die entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung erfüllen.   Herstellung   2  Die Herstellerin trifft alle erforderlichen Massnahmen, um die Konformi- tät der hergestellten Messmittel mit der im Bauartprüfzertifikat beschriebe- nen Bauart und mit den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung  sicherzustellen.   Kennzeichen   3  Die Herstellerin bringt an jedem Messmittel, das mit der im Bauartprüfzerti- fikat beschriebenen Bauart übereinstimmt und die entsprechenden Anfor- derungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen und das  zusätzliche Metrologie-Kennzeichen an.   Schriftliche Konformitätserklärung   4  Für jedes Messmittelmodell wird eine Konformitätserklärung ausgestellt, die  zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels für die zuständigen  Behörden bereitzuhalten ist. In ihr ist anzugeben, für welches Messmittel- modell sie ausgestellt wurde.     Eine Kopie der Erklärung wird jedem Messmittel beigefügt, das in Verkehr  gebracht wird. In den Fällen, in denen eine grosse Zahl von Messmitteln an  ein und denselben Benutzer geliefert wird, kann diese Anforderung in der  Weise ausgelegt werden, dass sie nicht für Einzelgeräte gilt, sondern für ein  Los oder eine Sendung.     Messmittelverordnung   29   941.210   Vertreterin der Herstellerin   5  Die in Ziffer 4 festgelegten Verpflichtungen der Herstellerin können in deren  Auftrag und unter deren Verantwortung von ihrer in der Schweiz nieder- gelassenen Vertreterin erfüllt werden.     Ist die Herstellerin nicht in der Schweiz niedergelassen und verfügt sie über  keine Vertreterin in der Schweiz, so fällt die in Ziffer 4 genannte Verpflich- tung der Importeurin oder jeder anderen Person zu, die das Messmittel auf  dem Schweizer Markt in Verkehr bringt.   Modul C1   …    Modul C2   Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer  internen Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen in  unregelmässigen Abständen   1  Die Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer  internen Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen in unregel- mässigen Abständen ist der Teil eines Konformitätsbewertungsverfahrens,  bei dem die Herstellerin die in diesem Modul festgelegten Verpflichtungen  erfüllt sowie sicherstellt und erklärt, dass die betreffenden Messmittel der im  Bauartprüfzertifikat beschriebenen Bauart entsprechen und die für sie gel- tenden Anforderungen dieser Verordnung erfüllen.   Herstellung   2  Die Herstellerin trifft alle erforderlichen Massnahmen, damit der Ferti- gungsprozess und seine Überwachung die Konformität der hergestellten  Messmittel mit der im Bauartprüfzertifikat beschriebenen Bauart und mit den  für sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung gewährleistet.   Produktprüfungen   3  Je nach Entscheid der Herstellerin führt eine akkreditierte interne Stelle oder  eine von ihr gewählte Konformitätsbewertungsstelle in von dieser Stelle  festgelegten unregelmässigen Abständen Produktprüfungen durch oder lässt  sie durchführen, um die Qualität der internen Produktprüfungen zu überprü- fen, wobei sie unter anderem der technischen Komplexität der Messmittel und  der Produktionsmenge Rechnung trägt. Vor dem Inverkehrbringen entnimmt  die akkreditierte interne Stelle oder die Konformitätsbewertungsstelle vor Ort  eine geeignete Stichprobe der Endprodukte und untersucht sie; ferner führt  sie geeignete Prüfungen entsprechend den einschlägigen Abschnitten der  technischen Normen und der normativen Dokumente nach Artikel 7 oder  gleichwertige Prüfungen gemäss anderen einschlägigen technischen  Spezifikationen durch, um die Konformität des Messmittels mit der im Bau-    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   30   941.210   artprüfzertifikat beschriebenen Bauart und mit den entsprechenden Anfor- derungen dieser Verordnung zu prüfen.     Entspricht die Probe nicht einem annehmbaren Qualitätsniveau, so trifft die  akkreditierte interne Stelle oder die Konformitätsbewertungsstelle die erfor- derlichen Massnahmen.     Mit diesem Stichprobenverfahren soll ermittelt werden, ob sich der Ferti- gungsprozess des Messmittels innerhalb annehmbarer Grenzen bewegt, um  die Konformität des Messmittels zu gewährleisten.     Führt eine Konformitätsbewertungsstelle die Prüfungen durch, so bringt die  Herstellerin unter der Verantwortung der Konformitätsbewertungsstelle  während des Fertigungsprozesses deren Kennnummer an.   Kennzeichen   4  Die Herstellerin bringt an jedem einzelnen Messmittel, das mit der im Bau- artprüfzertifikat beschriebenen Bauart übereinstimmt und die entsprechenden  Anforderungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen und  das zusätzliche Metrologie-Kennzeichen an.   Schriftliche Konformitätserklärung   5  Die Herstellerin stellt für jedes Messmittelmodell eine schriftliche Konfor- mitätserklärung aus und hält sie nach dem Inverkehrbringen des Messmittels  zehn Jahre lang für die zuständigen Behörden bereit. Aus ihr muss hervor- gehen, für welches Messmittelmodell sie ausgestellt wurde.     Ein Exemplar der Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden auf  Verlangen zur Verfügung gestellt.     Ein Exemplar der Konformitätserklärung wird jedem Messmittel beigefügt,  das in Verkehr gebracht wird. In den Fällen, in denen eine grosse Zahl von  Messmitteln an ein und denselben Benutzer geliefert wird, kann diese An- forderung in der Weise ausgelegt werden, dass sie nicht für Einzelgeräte gilt,  sondern für ein Los oder eine Sendung.   Vertreterin der Herstellerin   6  Die in den Ziffern 4 und 5 genannten Pflichten der Herstellerin können von  ihrer Vertreterin in ihrem Auftrag und unter ihrer Verantwortung erfüllt  werden, falls sie im Auftrag festgelegt sind.    Modul D   Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage   der Qualitätssicherung für die Produktion   1  Die Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage der Quali- tätssicherung für die Produktion ist der Teil eines Konformitätsbewertungs- verfahrens, bei dem die Herstellerin die in diesem Modul festgelegten Ver- pflichtungen erfüllt sowie sicherstellt und erklärt, dass die betreffenden     Messmittelverordnung   31   941.210   Messmittel der im Bauartprüfzertifikat beschriebenen Bauart entsprechen und  die für sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung erfüllen.   Herstellung   2  Die Herstellerin unterhält ein anerkanntes Qualitätsmanagementsystem für  die Herstellung, Endabnahme und Prüfung der betreffenden Messmittel ge- mäss Ziffer 3 und unterliegt der Überwachung gemäss Ziffer 4.   Qualitätsmanagementsystem   3.1 Die Herstellerin beantragt bei einer Konformitätsbewertungsstelle ihrer Wahl  die Bewertung ihres Qualitätsmanagementsystems.     Das Gesuch muss Folgendes enthalten:  – alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene Messmittelkategorie;  – die Unterlagen über das Qualitätsmanagementsystem;  – die technischen Unterlagen über die zugelassene Bauart und eine Kopie   des Bauartprüfzertifikats.   3.2 Das Qualitätsmanagementsystem muss die Konformität der Messmittel mit  der im Bauartprüfzertifikat beschriebenen Bauart und mit den entsprechenden  Anforderungen dieser Verordnung gewährleisten.     Alle von der Herstellerin berücksichtigten Grundlagen, Anforderungen und  Vorschriften sind systematisch und ordnungsgemäss in Form schriftlicher  Grundsätze, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unter- lagen über das Qualitätsmanagementsystem müssen eine einheitliche Aus- legung der Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und -berichte  ermöglichen.     Die Unterlagen müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung fol- gender Punkte enthalten:  – Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zuständigkeiten und   Befugnisse des Managements in Bezug auf die Produktqualität;  – Fertigungsverfahren, Qualitätslenkungs- und Qualitätssicherungstechni-  ken und andere systematische Massnahmen die angewandt werden;  – Untersuchungen und Prüfungen, die vor, während und nach der Herstel-  lung durchgeführt werden, unter Angabe ihrer Häufigkeit;  – Qualitätssicherungsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und   Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich  beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;   – Mittel, mit denen die Verwirklichung der angestrebten Qualität und die  Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems überwacht werden kön- nen.   3.3 Die Konformitätsbewertungsstelle bewertet das Qualitätsmanagementsystem,  um festzustellen, ob es die in Ziffer 3.2 genannten Anforderungen erfüllt. Bei  Qualitätsmanagementsystemen, für die die entsprechenden Bestimmungen  der schweizerischen Norm zur Umsetzung der einschlägigen harmonisierten     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   32   941.210   Norm angewandt werden, wird ab der Zeitpunkt der Veröffentlichung der  Fundstellen von der Konformität mit diesen Anforderungen ausgegangen.     Das Auditteam muss über Erfahrungen mit Qualitätsmanagementsystemen  und über angemessene Erfahrungen im betreffenden messtechnischen  Bereich und mit der betreffenden Gerätetechnologie sowie über Kenntnisse  der anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung verfügen. Das Bewer- tungsverfahren umfasst auch eine Vor-Ort-Begutachtung des Hersteller- werks.     Die Entscheidung über die Bewertung des Qualitätsmanagementsystems wird  der Herstellerin mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung  und eine Begründung der Entscheidung.   3.4 Die Herstellerin verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus dem Qualitäts- managementsystem in seiner anerkannten Form zu erfüllen und dafür zu  sorgen, dass es stets sachgemäss und effizient funktioniert.   3.5 Die Herstellerin unterrichtet die Konformitätsbewertungsstelle, die das  Qualitätsmanagementsystem anerkannt hat, über alle geplanten Änderungen  des Qualitätsmanagementsystems.     Die Konformitätsbewertungsstelle prüft die geplanten Änderungen und  entscheidet, ob das geänderte Qualitätsmanagementsystem noch den in Zif- fer 3.2 genannten Anforderungen entspricht oder ob eine erneute Bewertung  erforderlich ist.     Sie teilt ihre Entscheidung der Herstellerin mit. Die Mitteilung enthält die  Ergebnisse der Prüfung und eine Begründung der Entscheidung.   Überwachung unter der Verantwortlichkeit der  Konformitätsbewertungsstelle   4.1 Die Überwachung soll gewährleisten, dass die Herstellerin die Verpflichtun- gen aus dem anerkannten Qualitätsmanagementsystem vorschriftsmässig  erfüllt.   4.2 Die Herstellerin gewährt der Konformitätsbewertungsstelle zu Inspektions- zwecken Zugang zu den Entwicklungs-, Abnahme-, Prüf- und Lagereinrich- tungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung, ins- besondere:  – Unterlagen über das Qualitätsmanagementsystem;  – Qualitätssicherungsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und   Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich  beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.   4.3 Die Konformitätsbewertungsstelle führt regelmässig Audits durch, um  sicherzustellen, dass die Herstellerin das Qualitätsmanagementsystem auf- rechterhält und anwendet, und übergibt ihr einen Bericht über das Audit.   4.4 Darüber hinaus kann die Konformitätsbewertungsstelle der Herstellerin  unangemeldete Besuche abstatten. Während dieser Besuche kann die Kon- formitätsbewertungsstelle wenn nötig Produktprüfungen zur Kontrolle des  ordnungsgemässen Funktionierens des Qualitätsmanagementsystems durch-    Messmittelverordnung   33   941.210   führen oder durchführen lassen. Sie übergibt der Herstellerin einen Bericht  über den Besuch und im Falle einer Prüfung einen Prüfbericht.   Kennzeichen   5  Die Herstellerin bringt an jedem Messmittel, das mit der im Bauartprüf- zertifikat beschriebenen Bauart übereinstimmt und die entsprechenden An- forderungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen, das  zusätzliche Metrologie-Kennzeichen sowie – unter der Verantwortung der in  Ziffer 3.1 genannten Konformitätsbewertungsstelle – deren Kennnummer an.   Schriftliche Konformitätserklärung   6  Für jedes Messmittelmodell wird eine Konformitätserklärung ausgestellt, die  zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels für die zuständigen  Behörden bereitzuhalten ist. In ihr ist anzugeben, für welches Messmittel- modell sie ausgestellt wurde.     Eine Kopie der Erklärung wird jedem Messmittel beigefügt, das in Verkehr  gebracht wird. In den Fällen, in denen eine grosse Zahl von Messmitteln an  ein und denselben Benutzer geliefert wird, kann diese Anforderung in der  Weise ausgelegt werden, dass sie nicht für Einzelgeräte gilt, sondern für ein  Los oder eine Sendung.   7  Die Herstellerin hält zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels  folgende Unterlagen für die zuständigen Behörden zur Verfügung:  – die Unterlagen gemäss Ziffer 3.1 zweites Lemma;  – die Änderung gemäss Ziffer 3.5;  – die Entscheidungen und Berichte der Konformitätsbewertungsstelle   gemäss den Ziffern 3.5, 4.3 und 4.4.   8  Jede Konformitätsbewertungsstelle stellt dem Vertragsstaat, der sie bezeich- net hat, regelmässig die Liste von erteilten und verweigerten Anerkennungen  für Qualitätsmanagementsysteme zur Verfügung und unterrichtet den  Vertragsstaat, der sie bezeichnet hat, unverzüglich über den Widerruf einer  Anerkennung für ein Qualitätsmanagementsystem.   Vertreterin der Herstellerin   9  Die in den Ziffern 3.1, 3.5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen der Her- stellerin können in deren Auftrag und unter deren Verantwortung von ihrer in  der Schweiz niedergelassenen Vertreterin erfüllt werden.   Modul D1   Konformitätserklärung auf der Grundlage der Qualitätssicherung   für die Produktion   1  Die Konformitätserklärung auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die  Produktion ist das Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem die Herstel- lerin die in diesem Modul festgelegten Verpflichtungen erfüllt sowie sicher-    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   34   941.210   stellt und erklärt, dass die betreffenden Messmittel die entsprechenden An- forderungen dieser Verordnung erfüllen.   Technische Unterlagen   2  Die Herstellerin erstellt die in Ziffer II beschriebenen technischen Unterlagen.  Anhand dieser Unterlagen muss es möglich sein, die Konformität des  Messmittels mit den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung zu  bewerten; die Unterlagen müssen eine geeignete Risikoanalyse  und -bewertung enthalten. In den Unterlagen sind die geltenden Anforde- rungen aufzuführen und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des  Messmittels zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind.   3  Die Herstellerin hält die technischen Unterlagen zehn Jahre lang nach Her- stellung des letzten Messmittels für die zuständigen Behörden bereit.   Herstellung   4  Die Herstellerin unterhält ein anerkanntes Qualitätsmanagementsystem für  die Herstellung, Endabnahme und Prüfung der betreffenden Messmittel  gemäss Ziffer 5 und unterliegt der Überwachung gemäss Ziffer 6.   Qualitätsmanagementsystem   5.1 Die Herstellerin beantragt bei einer Konformitätsbewertungsstelle ihrer Wahl  die Bewertung ihres Qualitätsmanagementsystems.     Das Gesuch muss Folgendes enthalten:  – alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene Messmittelkategorie;  – die Unterlagen über das Qualitätsmanagementsystem;  – die technischen Unterlagen gemäss Ziffer 2.   5.2 Das Qualitätsmanagementsystem muss die Übereinstimmung der Messmittel  mit den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung gewährleisten.     Alle von der Herstellerin berücksichtigten Grundlagen, Anforderungen und  Vorschriften sind systematisch und ordnungsgemäss in Form schriftlicher  Grundsätze, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unter- lagen über das Qualitätsmanagementsystem müssen eine einheitliche Aus- legung der Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und -berichte  ermöglichen.     Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punkte  enthalten:  – Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zuständigkeiten und   Befugnisse des Geschäftsleitung in Bezug auf die Produktqualität;  – Fertigungsverfahren, Qualitätslenkungs- und Qualitätssicherungstechni-  ken und andere systematische Massnahmen, die verwendet werden;  – Untersuchungen und Prüfungen, die vor, während und nach der Herstel-  lung durchgeführt werden, unter Angabe ihrer Häufigkeit;  – Qualitätssicherungsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und   Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich  beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;     Messmittelverordnung   35   941.210   – Mittel, mit denen die Verwirklichung der angestrebten Qualität und die  Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems überwacht werden kön- nen.   5.3 Die Konformitätsbewertungsstelle bewertet das Qualitätsmanagementsystem,  um festzustellen, ob es die in Ziffer 5.2 genannten Anforderungen erfüllt. Bei  Qualitätsmanagementsystemen, für die die entsprechenden Bestimmungen  der schweizerischen Norm zur Umsetzung der einschlägigen harmonisierten  Norm angewandt werden, wird ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der  Fundstellen von der Konformität mit diesen Anforderungen ausgegangen.     Das Auditteam muss über Erfahrungen mit Qualitätsmanagementsystemen  und über angemessene Erfahrungen im betreffenden messtechnischen  Bereich und mit der betreffenden Gerätetechnologie sowie über Kenntnisse  der anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung verfügen. Das Bewer- tungsverfahren umfasst auch eine Vor-Ort-Begutachtung des Hersteller- werks.     Die Entscheidung über die Bewertung des Qualitätsmanagementsystems wird  der Herstellerin mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung  und eine Begründung der Entscheidung.   5.4 Die Herstellerin verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus dem Qualitäts- managementsystem in seiner anerkannten Form zu erfüllen und dafür zu sor- gen, dass es stets sachgemäss und effizient funktioniert.   5.5 Die Herstellerin unterrichtet die Konformitätsbewertungsstelle, die das  Qualitätsmanagementsystem anerkannt hat, über alle geplanten Änderungen  des Qualitätsmanagementsystems.     Die Konformitätsbewertungsstelle prüft die geplanten Änderungen und  entscheidet, ob das geänderte Qualitätsmanagementsystem noch den in Zif- fer 5.2 genannten Anforderungen entspricht oder ob eine erneute Bewertung  erforderlich ist.     Sie teilt ihre Entscheidung der Herstellerin mit. Die Mitteilung enthält die  Ergebnisse der Prüfung und eine Begründung der Entscheidung.   Überwachung unter der Verantwortlichkeit der  Konformitätsbewertungsstelle   6.1 Die Überwachung soll gewährleisten, dass die Herstellerin die Verpflichtun- gen aus dem anerkannten Qualitätsmanagementsystem vorschriftsmässig er- füllt.   6.2 Die Herstellerin gewährt der Konformitätsbewertungsstelle zu Inspektions- zwecken Zugang zu den Herstellungs-, Abnahme-, Prüf- und Lagereinrich- tungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung, ins- besondere:  – Unterlagen über das Qualitätsmanagementsystem;  – die technischen Unterlagen gemäss Ziffer 2;     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   36   941.210   – Qualitätssicherungsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und  Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich  beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.   6.3 Die Konformitätsbewertungsstelle führt regelmässig Audits durch, um  sicherzustellen, dass die Herstellerin das Qualitätsmanagementsystem auf- rechterhält und anwendet, und übergibt ihr einen Bericht über das Audit.   6.4 Darüber hinaus kann die Konformitätsbewertungsstelle der Herstellerin  unangemeldete Besuche abstatten. Während dieser Besuche kann die  Konformitätsbewertungsstelle erforderlichenfalls Produktprüfungen zur  Kontrolle des ordnungsgemässen Funktionierens des Qualitätsmanagement- systems durchführen oder durchführen lassen. Sie übergibt der Herstellerin  einen Bericht über den Besuch und im Falle einer Prüfung einen Prüfbericht.   Kennzeichen   7  Die Herstellerin bringt an jedem Messmittel, das die entsprechenden Anfor- derungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen, das zu- sätzliche Metrologie-Kennzeichen sowie – unter der Verantwortung der in  Ziffer 5.1 genannten Konformitätsbewertungsstelle – deren Kennnummer an.   Schriftliche Konformitätserklärung   8  Für jedes Messmittelmodell wird eine Konformitätserklärung ausgestellt, die  zehn Jahre nach Herstellung des letzten Messmittels für die zuständigen  Behörden bereitzuhalten ist. In ihr ist anzugeben, für welches Messmittelmo- dell sie ausgestellt wurde.     Eine Kopie der Erklärung wird jedem Messmittel beigefügt, das in Verkehr  gebracht wird. In den Fällen, in denen eine grosse Zahl von Messmitteln an  ein und denselben Benutzer geliefert wird, kann diese Anforderung in der  Weise ausgelegt werden, dass sie nicht für Einzelgeräte gilt, sondern für ein  Los oder eine Sendung.   9  Die Herstellerin hält zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels  folgende Unterlagen für die zuständigen Behörden zur Verfügung:  – die Unterlagen gemäss Ziffer 5.1 zweites Lemma;  – die Änderung gemäss Ziffer 5.5;  – die Entscheidungen und Berichte der Konformitätsbewertungsstelle   gemäss den Ziffern 5.5, 6.3 und 6.4.   10  Jede Konformitätsbewertungsstelle stellt dem Vertragsstaat, der sie bezeich- net hat, regelmässig die Liste von erteilten und verweigerten Anerkennungen  für Qualitätsmanagementsysteme zur Verfügung und unterrichtet den Ver- tragsstaat, der sie bezeichnet hat, unverzüglich über den Widerruf einer An- erkennung für ein Qualitätsmanagementsystem.   Vertreterin der Herstellerin   11  Die in den Ziffern 3, 5.1, 5.5, 8 und 9 festgelegten Verpflichtungen der  Herstellerin können in deren Auftrag und unter deren Verantwortung von  ihrer in der Schweiz niedergelassenen Vertreterin erfüllt werden.     Messmittelverordnung   37   941.210   Modul E   Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage   der Qualitätssicherung für das Produkt   1  Die Konformitätserklärung auf der Grundlage der Qualitätssicherung für das  Produkt ist der Teil eines Konformitätsbewertungsverfahrens, bei dem die  Herstellerin die in diesem Modul festgelegten Verpflichtungen erfüllt sowie  sicherstellt und erklärt, dass die betreffenden Messmittel der im Bauartprüf- zertifikat beschriebenen Bauart entsprechen und die entsprechenden Anfor- derungen dieser Verordnung erfüllen.   Herstellung   2  Die Herstellerin unterhält ein anerkanntes Qualitätsmanagementsystem  gemäss Ziffer 3 für die Endabnahme und Prüfung der betreffenden Mess- mittel und unterliegt der Überwachung gemäss Ziffer 4.   Qualitätsmanagementsystem   3.1 Die Herstellerin beantragt bei einer Konformitätsbewertungsstelle ihrer Wahl  die Bewertung ihres Qualitätsmanagementsystems.     Das Gesuch muss Folgendes enthalten:  – alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene Messmittelkategorie;  – die Unterlagen über das Qualitätsmanagementsystem;  – die technischen Unterlagen über die zugelassene Bauart und eine Kopie   des Bauartprüfzertifikats.   3.2 Das Qualitätsmanagementsystem muss die Konformität der Messmittel mit  der im Bauartprüfzertifikat beschriebenen Bauart und mit den entsprechenden  Anforderungen dieser Verordnung gewährleisten.     Alle von der Herstellerin berücksichtigten Grundlagen, Anforderungen und  Vorschriften sind systematisch und ordnungsgemäss in Form schriftlicher  Grundsätze, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unter- lagen über das Qualitätsmanagementsystem müssen eine einheitliche Aus- legung der Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und -berichte  ermöglichen.     Diese Unterlagen müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung  folgender Punkte enthalten:  – Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zuständigkeiten und   Befugnisse der Geschäftsleitung in Bezug auf die Produktqualität;  – nach der Herstellung durchgeführte Untersuchungen und Prüfungen;  – Qualitätssicherungsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und   Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich  beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;   – Mittel, mit denen die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems  überwacht werden kann.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   38   941.210   3.3 Die Konformitätsbewertungsstelle bewertet das Qualitätsmanagementsystem,  um festzustellen, ob es die in Ziffer 3.2 genannten Anforderungen erfüllt. Bei  Qualitätsmanagementsystemen, für die die entsprechenden Bestimmungen  der schweizerischen Norm zur Umsetzung der einschlägigen harmonisierten  Norm angewandt werden, wird ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der  Fundstellen von der Konformität mit diesen Anforderungen ausgegangen.     Das Auditteam muss über Erfahrungen mit Qualitätsmanagementsystemen  und über angemessene Erfahrungen im betreffenden messtechnischen  Bereich und mit der betreffenden Gerätetechnologie sowie über Kenntnisse  der anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung verfügen. Das Bewer- tungsverfahren umfasst auch eine Vor-Ort-Begutachtung des Hersteller- werks.     Die Entscheidung über die Bewertung des Qualitätsmanagementsystems wird  der Herstellerin mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung  und eine Begründung der Entscheidung.   3.4 Die Herstellerin verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus dem Qualitäts- managementsystem in seiner anerkannten Form zu erfüllen und dafür zu  sorgen, dass es stets sachgemäss und effizient funktioniert.   3.5 Die Herstellerin unterrichtet die Konformitätsbewertungsstelle, die das  Qualitätsmanagementsystem anerkannt hat, über alle geplanten Änderungen  des Qualitätsmanagementsystems.     Die Konformitätsbewertungsstelle prüft die geplanten Änderungen und  entscheidet, ob das geänderte Qualitätsmanagementsystem noch den in Zif- fer 3.2 genannten Anforderungen entspricht oder ob eine erneute Bewertung  erforderlich ist.     Sie teilt ihre Entscheidung der Herstellerin mit. Die Mitteilung enthält die  Ergebnisse der Prüfung und eine Begründung der Entscheidung.   Überwachung unter der Verantwortlichkeit der  Konformitätsbewertungsstelle   4.1 Die Überwachung soll gewährleisten, dass die Herstellerin die Verpflich- tungen aus dem anerkannten Qualitätsmanagementsystem vorschriftsmässig  erfüllt.   4.2 Die Herstellerin gewährt der Konformitätsbewertungsstelle zu Inspektions- zwecken Zugang zu den Herstellungs-, Abnahme-, Prüf- und Lagereinrich- tungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung, ins- besondere:  – Unterlagen über das Qualitätsmanagementsystem;  – Qualitätssicherungsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und   Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich  beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.   4.3 Die Konformitätsbewertungsstelle führt regelmässig Audits durch, um  sicherzustellen, dass die Herstellerin das Qualitätsmanagementsystem auf- rechterhält und anwendet, und übergibt ihr einen Bericht über das Audit.     Messmittelverordnung   39   941.210   4.4 Darüber hinaus kann die Konformitätsbewertungsstelle der Herstellerin  unangemeldete Besuche abstatten. Während dieser Besuche kann die Kon- formitätsbewertungsstelle erforderlichenfalls Prüfungen zur Kontrolle des  ordnungsgemässen Funktionierens des Qualitätsmanagementsystems durch- führen oder durchführen lassen. Sie übergibt der Herstellerin einen Bericht  über den Besuch und im Falle einer Prüfung einen Prüfbericht.   Kennzeichen   5  Die Herstellerin bringt an jedem Messmittel, das mit der im Bauartprüf- zertifikat beschriebenen Bauart übereinstimmt und die entsprechenden An- forderungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen, das  zusätzliche Metrologie-Kennzeichen sowie – unter der Verantwortung der in  Ziffer 3.1 genannten Konformitätsbewertungsstelle – deren Kennnummer an.   Schriftliche Konformitätserklärung   6  Für jedes Messmittelmodell wird eine Konformitätserklärung ausgestellt, die  zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels für die zuständigen  Behörden bereitzuhalten ist. In ihr ist anzugeben, für welches Messmittel- modell sie ausgestellt wurde.     Eine Kopie der Erklärung wird jedem Messmittel beigefügt, das in Verkehr  gebracht wird. In den Fällen, in denen eine grosse Zahl von Messmitteln an  ein und denselben Benutzer geliefert wird, kann diese Anforderung in der  Weise ausgelegt werden, dass sie nicht für Einzelgeräte gilt, sondern für ein  Los oder eine Sendung.   7  Die Herstellerin hält zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels  folgende Unterlagen für die zuständigen Behörden zur Verfügung:  – die Unterlagen gemäss Ziffer 3.1, zweites Lemma;  – die Änderung gemäss Ziffer 3.5 Absatz 2;  – die Entscheidungen und Berichte der Konformitätsbewertungsstelle   gemäss Ziffer 3.5 letzter Absatz und den Ziffern 4.3 und 4.4.   8  Jede Konformitätsbewertungsstelle stellt den Vertragsstaat, der sie bezeichnet  hat, regelmässig die Liste von erteilten und verweigerten Anerkennungen für  Qualitätsmanagementsysteme zur Verfügung und unterrichtet den Vertrags- staat, der sie bezeichnet hat, unverzüglich über den Widerruf einer Anerken- nung für ein Qualitätsmanagementsystem.   Vertreterin der Herstellerin   9  Die in den Ziffern 3.1, 3.5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen der Her- stellerin können in deren Auftrag und unter deren Verantwortung von ihrer in  der Schweiz niedergelassenen Vertreterin erfüllt werden.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   40   941.210   Modul E1   Konformitätserklärung auf der Grundlage der Qualitätssicherung für  das Produkt   1  Die Konformitätserklärung auf der Grundlage der Qualitätssicherung für das  Produkt ist das Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem die Herstellerin  die in diesem Modul festgelegten Verpflichtungen erfüllt sowie sicherstellt  und erklärt, dass die betreffenden Messmittel die entsprechenden Anforderun- gen dieser Verordnung erfüllen.   Technische Unterlagen   2  Die Herstellerin erstellt die in Ziffer II beschriebenen technischen Unterlagen.  Anhand dieser Unterlagen muss es möglich sein, die Konformität des  Messmittels mit den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung zu  bewerten; die Unterlagen müssen eine geeignete Risikoanalyse  und -bewertung enthalten. In den Unterlagen sind die geltenden Anforde- rungen aufzuführen und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des  Messmittels zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind.   3  Die Herstellerin hält die technischen Unterlagen zehn Jahre lang nach Her- stellung des letzten Messmittels für die zuständigen Behörden bereit.   Herstellung   4  Die Herstellerin unterhält ein anerkanntes Qualitätsmanagementsystem für  die Herstellung, Endabnahme und Prüfung der betreffenden Messmittel ge- mäss Ziffer 5 und unterliegt der Überwachung gemäss Ziffer 6.   Qualitätsmanagementsystem   5.1 Die Herstellerin beantragt bei einer Konformitätsbewertungsstelle ihrer Wahl  die Bewertung ihres Qualitätsmanagementsystems.     Das Gesuch muss Folgendes enthalten:  – alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene Messmittelkategorie;  – die Unterlagen über das Qualitätsmanagementsystem;  – die technischen Unterlagen gemäss Ziffer 2.   5.2 Das Qualitätsmanagementsystem muss die Konformität der Messmittel mit  den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung gewährleisten.     Alle von der Herstellerin berücksichtigten Grundlagen, Anforderungen und  Vorschriften sind systematisch und ordnungsgemäss in Form schriftlicher  Grundsätze, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unter- lagen über das Qualitätsmanagementsystem müssen eine einheitliche Aus- legung der Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und -berichte  ermöglichen.     Diese Unterlagen müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung  folgender Punkte enthalten:  – Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zuständigkeiten und   Befugnisse der Geschäftsleitung in Bezug auf die Produktqualität;     Messmittelverordnung   41   941.210   – nach der Herstellung durchgeführte Untersuchungen und Prüfungen;  – Qualitätssicherungsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und   Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich  beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;   – Mittel, mit denen die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems  überwacht werden kann.   5.3 Die Konformitätsbewertungsstelle bewertet das Qualitätsmanagementsystem,  um festzustellen, ob es die in Ziffer 5.2 genannten Anforderungen erfüllt. Bei  Qualitätsmanagementsystemen, für die die entsprechenden Bestimmungen  der schweizerischen Norm zur Umsetzung der einschlägigen harmonisierten  Norm angewandt werden, wird ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der  Fundstellen von der Konformität mit diesen Anforderungen ausgegangen.     Das Auditteam muss über Erfahrungen mit Qualitätsmanagementsystemen  und über angemessene Erfahrungen im betreffenden messtechnischen  Bereich und mit der betreffenden Gerätetechnologie sowie über Kenntnisse  der anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung verfügen. Das Bewer- tungsverfahren umfasst auch eine Vor-Ort-Begutachtung des Hersteller- werks.     Die Entscheidung über die Bewertung des Qualitätsmanagementsystems wird  der Herstellerin mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung  und eine Begründung der Entscheidung.   5.4 Die Herstellerin verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus dem Qualitäts- managementsystem in seiner anerkannten Form zu erfüllen und dafür zu  sorgen, dass es stets sachgemäss und effizient funktioniert.   5.5 Die Herstellerin unterrichtet die Konformitätsbewertungsstelle, die das  Qualitätsmanagementsystem anerkannt hat, über alle geplanten Änderungen  des Qualitätsmanagementsystems.     Die Konformitätsbewertungsstelle prüft die geplanten Änderungen und  entscheidet, ob das geänderte Qualitätsmanagementsystem noch den in Zif- fer 5.2 genannten Anforderungen entspricht oder ob eine erneute Bewertung  erforderlich ist.     Sie teilt ihre Entscheidung der Herstellerin mit. Die Mitteilung enthält die  Ergebnisse der Prüfung und eine Begründung der Entscheidung.   Überwachung unter der Verantwortlichkeit der  Konformitätsbewertungsstelle   6.1 Die Überwachung soll gewährleisten, dass die Herstellerin die Verpflichtun- gen aus dem anerkannten Qualitätsmanagementsystem vorschriftsmässig  erfüllt.   6.2 Die Herstellerin gewährt der Konformitätsbewertungsstelle zu Inspektions- zwecken Zugang zu den Abnahme-, Prüf- und Lagereinrichtungen und stellt  ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Hierzu gehören ins- besondere:  – Unterlagen über das Qualitätsmanagementsystem;     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   42   941.210   – die technischen Unterlagen gemäss Ziffer 2;  – Qualitätssicherungsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und   Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich  beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.   6.3 Die Konformitätsbewertungsstelle führt regelmässig Audits durch, um  sicherzustellen, dass die Herstellerin das Qualitätsmanagementsystem auf- rechterhält und anwendet, und übergibt ihr einen Bericht über das Audit.   6.4 Darüber hinaus kann die Konformitätsbewertungsstelle der Herstellerin  unangemeldete Besuche abstatten. Während dieser Besuche kann die Kon- formitätsbewertungsstelle erforderlichenfalls Prüfungen zur Kontrolle des  ordnungsgemässen Funktionierens des Qualitätsmanagementsystems durch- führen oder durchführen lassen. Sie übergibt der Herstellerin einen Bericht  über den Besuch und im Falle einer Prüfung einen Prüfbericht.   Kennzeichen   7  Die Herstellerin bringt an jedem Messmittel, das die entsprechenden Anfor- derungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen, das zu- sätzliche Metrologie-Kennzeichen sowie – unter der Verantwortung der in  Ziffer 5.1 genannten Konformitätsbewertungsstelle – deren Kennnummer an.   Schriftliche Konformitätserklärung   8  Für jedes Messmittelmodell wird eine Konformitätserklärung ausgestellt, die  zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels für die zuständigen  Behörden bereitzuhalten ist. In ihr ist anzugeben, für welches Messmittel- modell sie ausgestellt wurde.     Eine Kopie der Erklärung wird jedem Messmittel beigefügt, das in Verkehr  gebracht wird. In den Fällen, in denen eine grosse Zahl von Messmitteln an  ein und denselben Benutzer geliefert wird, kann diese Anforderung in der  Weise ausgelegt werden, dass sie nicht für Einzelgeräte gilt, sondern für ein  Los oder eine Sendung.   9  Die Herstellerin hält zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels  folgende Unterlagen für die zuständigen Behörden zur Verfügung:  – die Unterlagen gemäss Ziffer 5.1, zweites Lemma;  – die Änderung gemäss Ziffer 5.5;  – die Entscheidungen und Berichte der Konformitätsbewertungsstelle   gemäss den Ziffern 5.5, 6.3 und 6.4.   10  Jede Konformitätsbewertungsstelle stellt dem Vertragsstaat, der sie bezeich- net hat, regelmässig die Liste von erteilten und verweigerten Anerkennungen  für Qualitätsmanagementsysteme zur Verfügung und unterrichtet den Ver- tragsstaat, der sie bezeichnet hat, unverzüglich über den Widerruf einer  Anerkennung für ein Qualitätsmanagementsystem.     Messmittelverordnung   43   941.210   Vertreterin der Herstellerin   11  Die in den Ziffern 3, 5.1, 5.5, 8 und 9 festgelegten Verpflichtungen der  Herstellerin können in deren Auftrag und unter deren Verantwortung von  ihrer in der Schweiz niedergelassenen Vertreterin erfüllt werden.   Modul F   Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage   einer Prüfung der Produkte   1  Die Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer  Prüfung der Produkte ist der Teil eines Konformitätsbewertungsverfahrens,  bei dem die Herstellerin die in diesem Modul festgelegten Verpflichtungen  erfüllt sowie sicherstellt und erklärt, dass die dem Verfahren gemäss Ziffer 3  unterzogenen Messmittel der im Bauartprüfzertifikat beschriebenen Bauart  entsprechen und die entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung  erfüllen.   Herstellung   2  Die Herstellerin trifft alle erforderlichen Massnahmen, um die Konformität  der hergestellten Messmittel mit der im Bauartprüfzertifikat beschriebenen  Bauart und mit den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung  sicherzustellen.   Kontrolle   3  Eine von der Herstellerin gewählte Konformitätsbewertungsstelle führt die  entsprechenden Untersuchungen und erforderlichen Prüfungen durch oder  lässt sie durchführen, um die Konformität der Messmittel mit der im Bauart- prüfzertifikat beschriebenen Bauart und den entsprechenden Anforderungen  dieser Verordnung zu prüfen.     Die Untersuchungen und Prüfungen zur Kontrolle der Konformität mit den  messtechnischen Anforderungen werden nach Wahl der Herstellerin entwe- der auf der Grundlage der Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen Mess- mittels gemäss Ziffer 4 oder auf der Grundlage einer statistischen Kontrolle  gemäss Ziffer 5 durchgeführt.   4  Kontrolle der Konformität mit den messtechnischen Anforderungen durch  Untersuchung und Prüfung jedes einzelnen Messmittels   4.1 Alle Messmittel werden einzeln untersucht und dabei entsprechenden Un- tersuchungen und Prüfungen, wie sie in den in Artikel 7 genannten einschlä- gigen Dokumenten oder gleichwertigen Prüfungen unterzogen, um ihre  Konformität mit den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung zu  überprüfen. In Ermangelung eines einschlägigen Dokuments entscheidet die  Konformitätsbewertungsstelle darüber, welche Prüfungen durchgeführt wer- den.   4.2 Die Konformitätsbewertungsstelle stellt auf der Grundlage der Untersuchun- gen und Prüfungen ein Konformitätszertifikat aus und bringt an jedem     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   44   941.210   zugelassenen Messmittel ihre Kennnummer an oder lässt diese unter ihrer  Verantwortung anbringen.     Die Herstellerin hält die Konformitätszertifikate zehn Jahre lang nach Zerti- fizierung des Messmittels für eventuelle Prüfungen durch die zuständigen  Behörden zur Verfügung.   5  Statistische Kontrolle der Konformität mit den messtechnischen Anforderun- gen   5.1 Die Herstellerin trifft alle erforderlichen Massnahmen, damit der Herstel- lungsprozess die Einheitlichkeit aller produzierten Lose gewährleistet und  legt ihre Produkte in einheitlichen Losen zur Prüfung vor.   5.2 Jedem Los wird gemäss Ziffer 5.3 eine beliebige Probe entnommen. Alle  Messmittel der Probe werden einzeln geprüft und dabei angemessenen Prü- fungen nach den in Artikel 7 genannten einschlägigen Dokumenten oder  gleichwertigen Prüfungen unterzogen, um ihre Konformität mit den für sie  geltenden messtechnischen Anforderungen zu überprüfen und zu entscheiden,  ob das Los angenommen oder abgelehnt werden soll. In Ermangelung eines  einschlägigen Dokuments entscheidet die Konformitätsbewertungsstelle  darüber, welche Prüfungen durchgeführt werden.   5.3 Bei dem statistischen Verfahren sind folgende Punkte zu berücksichtigen:     Die statistische Kontrolle erfolgt auf der Grundlage von Funktionsmerk- malen. Der Probenahmeplan muss Folgendes gewährleisten:  – ein normales Qualitätsniveau entsprechend einer Annahmewahrschein-  lichkeit von 95 % und einer Nichtübereinstimmungsquote von weniger  als 1 %;   – ein Qualitätsgrenzniveau entsprechend einer Annahmewahrscheinlich- keit von 5 % und einer Nichtübereinstimmungsquote von mehr als 7 %.   5.4 Wird ein Los angenommen, so gelten alle Messmittel des Loses als zugelas- sen, mit Ausnahme derjenigen mit negativem Prüfergebnis.     Die Konformitätsbewertungsstelle stellt auf der Grundlage der Untersuchun- gen und Prüfungen ein Konformitätszertifikat aus und bringt an jedem  zugelassenen Messmittel ihre Kennnummer an oder lässt diese unter ihrer  Verantwortung anbringen.     Die Herstellerin hält die Konformitätszertifikate zehn Jahre lang nach Zerti- fizierung des Messmittels für eventuelle Prüfungen durch die zuständigen  Behörden zur Verfügung.   5.5 Wird ein Los abgelehnt, so trifft die Konformitätsbewertungsstelle geeignete  Massnahmen, um zu verhindern, dass das Los in Verkehr gebracht wird. Bei  gehäufter Ablehnung von Losen kann die Konformitätsbewertungsstelle die  statistische Kontrolle aussetzen und geeignete Massnahmen treffen.   Kennzeichen   6  Die Herstellerin bringt an jedem Messmittel, das mit der zugelassenen Bauart  übereinstimmt und die entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung     Messmittelverordnung   45   941.210   erfüllt, das Konformitätskennzeichen und das zusätzliche Metrologie- Kennzeichen an.   Schriftliche Konformitätserklärung   7  Für jedes Messmittelmodell wird eine Konformitätserklärung ausgestellt, die  zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels für die zuständigen  Behörden bereitzuhalten ist. In ihr ist anzugeben, für welches Messmittel- modell sie ausgestellt wurde.     Eine Kopie der Erklärung wird jedem Messmittel beigefügt, das in Verkehr  gebracht wird. In den Fällen, in denen eine grosse Zahl von Messmitteln an  ein und denselben Benutzer geliefert wird, kann diese Anforderung in der  Weise ausgelegt werden, dass sie nicht für Einzelgeräte gilt, sondern für ein  Los oder eine Sendung.     Wenn die in Ziffer 3 genannte Konformitätsbewertungsstelle ihre Zustim- mung gibt, bringt die Herstellerin unter der Verantwortung dieser Stelle auch  deren Kennnummer auf den Messmitteln an.   8  Wenn die Konformitätsbewertungsstelle ihre Zustimmung gibt, kann die  Herstellerin unter der Verantwortung dieser Stelle während des Herstel- lungsprozesses die Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle auf den  Messmitteln anbringen.   Vertreterin der Herstellerin   9  Mit Ausnahme der in den Ziffern 2 und 5.1 festgelegten Verpflichtungen  können die Verpflichtungen der Herstellerin in deren Auftrag und unter deren  Verantwortung von ihrer in der Schweiz niedergelassenen Vertreterin erfüllt  werden.   Modul F1   Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte   1  Die Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte ist  ein Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem die Herstellerin die in diesem  Modul festgelegten Verpflichtungen erfüllt sowie sicherstellt und erklärt, dass  die dem Verfahren gemäss Ziffer 5 unterzogenen Messmittel die entspre- chenden Anforderungen dieser Verordnung erfüllen.   Technische Unterlagen   2  Die Herstellerin erstellt die in Ziffer II beschriebenen technischen Unterlagen.  Anhand dieser Unterlagen muss es möglich sein, die Konformität des  Messmittels mit den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung zu  bewerten; die Unterlagen müssen eine geeignete Risikoanalyse  und -bewertung enthalten. In den Unterlagen sind die geltenden Anforde- rungen aufzuführen und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des  Messmittels zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   46   941.210   3  Die Herstellerin hält die technischen Unterlagen zehn Jahre lang nach der  Herstellung des letzten Messmittels für die zuständigen Behörden bereit.   Herstellung   4  Die Herstellerin trifft alle erforderlichen Massnahmen, um die Konformität  der hergestellten Messmittel mit den entsprechenden Anforderungen dieser  Verordnung sicherzustellen.   Kontrolle   5  Eine von der Herstellerin gewählte Konformitätsbewertungsstelle führt die  entsprechenden Untersuchungen und erforderlichen Prüfungen durch oder  lässt sie durchführen, um die Konformität der Messmittel mit den entspre- chenden Anforderungen dieser Verordnung zu prüfen.     Die Untersuchungen und Prüfungen zur Kontrolle der Konformität mit den  messtechnischen Anforderungen werden nach Wahl der Herstellerin entwe- der auf der Grundlage der Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen Mess- mittels gemäss Ziffer 6 oder auf der Grundlage einer statistischen Kontrolle  gemäss Ziffer 7 durchgeführt.   6  Kontrolle der Konformität mit den messtechnischen Anforderungen durch  Untersuchung und Prüfung jedes einzelnen Messmittels   6.1 Alle Messmittel werden einzeln untersucht und dabei entsprechenden  Untersuchungen und Prüfungen, wie sie in den in Artikel 7 genannten ein- schlägigen Dokumenten oder gleichwertigen Prüfungen unterzogen, um ihre  Konformität mit den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung zu  überprüfen. In Ermangelung eines einschlägigen Dokuments entscheidet die  Konformitätsbewertungsstelle darüber, welche Prüfungen durchgeführt wer- den.   6.2 Die Konformitätsbewertungsstelle stellt auf der Grundlage der Untersuchun- gen und Prüfungen ein Konformitätszertifikat aus und bringt an jedem  zugelassenen Messmittel ihre Kennnummer an oder lässt diese unter ihrer  Verantwortung anbringen.     Die Herstellerin hält die Konformitätszertifikate zehn Jahre lang nach Zerti- fizierung des Messmittels für eventuelle Prüfungen durch die zuständigen  Behörden zur Verfügung.   7  Statistische Kontrolle der Konformität mit den messtechnischen Anforderun- gen   7.1 Die Herstellerin legt ihre Produkte in einheitlichen Losen vor und trifft alle  erforderlichen Massnahmen, damit der Herstellungsprozess die Einheitlich- keit aller produzierten Lose gewährleistet.   7.2 Jedem Los wird gemäss Ziffer 7.3 eine beliebige Probe entnommen. Alle  Messmittel der Probe werden einzeln geprüft und dabei angemessenen Prü- fungen, nach den in Artikel 7 genannten einschlägigen Dokumenten oder  gleichwertigen Prüfungen unterzogen, um ihre Konformität mit den für sie  geltenden messtechnischen Anforderungen zu überprüfen und zu entscheiden,  ob das Los angenommen oder abgelehnt werden soll. In Ermangelung eines     Messmittelverordnung   47   941.210   einschlägigen Dokuments entscheidet die Konformitätsbewertungsstelle  darüber, welche Prüfungen durchgeführt werden.   7.3 Bei dem statistischen Verfahren sind folgende Punkte zu berücksichtigen:     Die statistische Kontrolle erfolgt auf der Grundlage von Funktionsmerk- malen. Der Probenahmeplan muss Folgendes gewährleisten:  – ein normales Qualitätsniveau entsprechend einer Annahmewahrschein-  lichkeit von 95 % und einer Nichtübereinstimmungsquote von weniger  als 1 %;   – ein Qualitätsgrenzniveau entsprechend einer Annahmewahrscheinlich- keit von 5 % und einer Nichtübereinstimmungsquote von mehr als 7 %.   7.4 Wird ein Los angenommen, so gelten alle Messmittel des Loses als zugelas- sen, mit Ausnahme derjenigen mit negativem Prüfergebnis.     Die Konformitätsbewertungsstelle stellt auf der Grundlage der Untersuchun- gen und Prüfungen ein Konformitätszertifikat aus und bringt an jedem  zugelassenen Messmittel ihre Kennnummer an oder lässt diese unter ihrer  Verantwortung anbringen.     Die Herstellerin hält die Konformitätszertifikate zehn Jahre lang nach Zerti- fizierung des Messmittels für eventuelle Prüfungen durch die zuständigen  Behörden zur Verfügung.   7.5 Wird ein Los abgelehnt, so trifft die Konformitätsbewertungsstelle geeignete  Massnahmen, um zu verhindern, dass das Los in Verkehr gebracht wird. Bei  gehäufter Ablehnung von Losen kann die Konformitätsbewertungsstelle die  statistische Kontrolle aussetzen und geeignete Massnahmen treffen.   Kennzeichen   8  Die Herstellerin bringt an jedem Messmittel, das die entsprechenden Anfor- derungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen und das  zusätzliche Metrologie-Kennzeichen an.   Schriftliche Konformitätserklärung   9  Für jedes Messmittelmodell wird eine Konformitätserklärung ausgestellt, die  zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels für die zuständigen  Behörden bereitzuhalten ist. In ihr ist anzugeben, für welches Messmittel- modell sie ausgestellt wurde.     Eine Kopie der Erklärung wird jedem Messmittel beigefügt, das in Verkehr  gebracht wird. In den Fällen, in denen eine grosse Zahl von Messmitteln an  ein und denselben Benutzer geliefert wird, kann diese Anforderung in der  Weise ausgelegt werden, dass sie nicht für Einzelgeräte gilt, sondern für ein  Los oder eine Sendung.     Wenn die in Ziffer 5 genannte Konformitätsbewertungsstelle ihre Zustim- mung gibt, bringt die Herstellerin unter der Verantwortung dieser Stelle auch  deren Kennnummer auf den Messmitteln an.   10  Wenn die Konformitätsbewertungsstelle ihre Zustimmung gibt, kann die  Herstellerin unter der Verantwortung dieser Stelle während des Herstel-    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   48   941.210   lungsprozesses die Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle auf den  Messmitteln anbringen.   Vertreterin der Herstellerin   11  Mit Ausnahme der in den Ziffern 4 und 7.1 festgelegten Verpflichtungen  können die Verpflichtungen der Herstellerin in deren Auftrag und unter deren  Verantwortung von ihrer in der Schweiz niedergelassenen Vertreterin erfüllt  werden.   Modul G   Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Einzelprüfung   1  Die Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Einzelprüfung ist das  Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem die Herstellerin die in diesem  Modul festgelegten Verpflichtungen erfüllt sowie sicherstellt und erklärt, dass  die dem Verfahren gemäss Ziffer 4 unterzogenen Messmittel die entspre- chenden Anforderungen dieser Verordnung erfüllen.   Technische Unterlagen   2  Die Herstellerin erstellt die in Ziffer II beschriebenen technischen Unterlagen  und stellt sie der in Ziffer 4 genannten Konformitätsbewertungsstelle zur  Verfügung. Anhand dieser Unterlagen muss es möglich sein, die Konformität  des Messmittels mit den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung  zu bewerten; die Unterlagen müssen eine geeignete Risikoanalyse und  -bewertung enthalten. In den Unterlagen sind die geltenden Anforderungen  aufzuführen und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des Messmit- tels zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind.     Die Herstellerin hält die technischen Unterlagen zehn Jahre lang für die  zuständigen Behörden bereit.   Herstellung   3  Die Herstellerin trifft alle erforderlichen Massnahmen, um die Konformität  des hergestellten Messmittels mit den entsprechenden Anforderungen dieser  Verordnung sicherzustellen.   Kontrolle   4  Eine von der Herstellerin gewählte Konformitätsbewertungsstelle führt die  entsprechenden Untersuchungen und Prüfungen nach den in Artikel 7  genannten einschlägigen Dokumenten oder gleichwertige Prüfungen durch  oder lässt sie durchführen, um festzustellen, ob das Messmittel die entspre- chenden Anforderungen dieser Verordnung erfüllt. In Ermangelung eines  einschlägigen Dokuments entscheidet die Konformitätsbewertungsstelle  darüber, welche Prüfungen durchgeführt werden.     Die Konformitätsbewertungsstelle stellt auf der Grundlage der Unter- suchungen und Prüfungen ein Konformitätszertifikat aus und bringt an dem     Messmittelverordnung   49   941.210   zugelassenen Messmittel ihre Kennnummer an oder lässt diese unter ihrer  Verantwortung anbringen.     Die Herstellerin hält die Konformitätszertifikate zehn Jahre nach Zertifizie- rung des Messmittels für Prüfungen durch die zuständigen Behörden zur  Verfügung.   Kennzeichen   5  Die Herstellerin bringt an jedem Messmittel, das die entsprechenden Anfor- derungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen, das zu- sätzliche Metrologie-Kennzeichen sowie – unter der Verantwortung der in  Ziffer 4 genannten Konformitätsbewertungsstelle – deren Kennnummer an.   Schriftliche Konformitätserklärung   6  Es wird eine Konformitätserklärung ausgestellt, die zehn Jahre nach Herstel- lung des Messmittels für die zuständigen Behörden bereitzuhalten ist. In ihr  ist anzugeben, für welches Messmittel sie ausgestellt wurde.     Eine Kopie der Erklärung wird dem Messmittel beigefügt.   Vertreterin der Herstellerin   7  Die in den Ziffern 2 und 4 festgelegten Verpflichtungen der Herstellerin  können in deren Auftrag und unter deren Verantwortung von ihrer in der  Schweiz niedergelassenen Vertreterin erfüllt werden.   Modul H   Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden   Qualitätssicherung   1  Die Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitäts- sicherung ist das Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem die Herstellerin  die in diesem Modul festgelegten Verpflichtungen erfüllt sowie sicherstellt  und erklärt, dass die betreffenden Messmittel die entsprechenden Anforde- rungen dieser Verordnung erfüllen.   Herstellung   2  Die Herstellerin unterhält ein anerkanntes Qualitätsmanagementsystem für  die Entwicklung, Herstellung, Endabnahme und Prüfung der betreffenden  Messmittel gemäss Ziffer 3 und unterliegt der Überwachung gemäss Ziffer 4.   Qualitätsmanagementsystem   3.1 Die Herstellerin beantragt bei einer Konformitätsbewertungsstelle ihrer Wahl  die Bewertung ihres Qualitätsmanagementsystems.     Das Gesuch muss Folgendes enthalten:  – die in Ziffer II beschriebenen technischen Unterlagen jeweils für ein   Modell jeder herzustellenden Messmittelkategorie. Anhand dieser Un- terlagen muss es möglich sein, die Konformität des Messmittels mit den  entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung zu bewerten; die     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   50   941.210   Unterlagen müssen eine geeignete Risikoanalyse und -bewertung ent- halten. In den Unterlagen sind die geltenden Anforderungen aufzuführen  und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des Messmittels zu  erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind;   – die Unterlagen über das Qualitätsmanagementsystem.   3.2 Das Qualitätsmanagementsystem muss die Konformität der Messmittel mit  den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung gewährleisten.     Alle von der Herstellerin berücksichtigten Grundlagen, Anforderungen und  Vorschriften sind systematisch und ordnungsgemäss in Form schriftlicher  Grundsätze, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unter- lagen über das Qualitätsmanagementsystem müssen eine einheitliche Aus- legung der Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und -berichte  ermöglichen.     Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punkte  enthalten:  – Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zuständigkeiten und   Befugnisse der Geschäftsleitung in Bezug auf die Produktqualität;  – technische Entwurfsspezifikationen, einschliesslich der anzuwendenden   Normen, sowie – wenn die in Artikel 7 genannten einschlägigen  Dokumenten nicht vollständig angewandt werden – die Mittel, mit denen  gewährleistet werden soll, dass die für die Messmittel geltenden grund- legenden Anforderungen dieser Verordnung erfüllt werden;   – Techniken zur Lenkung und Verifizierung der Entwicklung sowie Ver- fahren und systematische Massnahmen, die bei der Entwicklung der zur  betreffenden Messmittelkategorie gehörenden Messmittel angewandt  werden;   – entsprechende Fertigungs-, Qualitätslenkungs- und Qualitätssiche- rungstechniken sowie Verfahren und andere systematische Mass- nahmen, die angewandt werden;   – vor, während und nach der Herstellung durchgeführte Untersuchungen  und Prüfungen unter Angabe ihrer Häufigkeit;   – Qualitätssicherungsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und  Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich  beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;   – Mittel, mit denen die Erreichung der geforderten Entwurfs- und Pro- duktqualität sowie die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems  überwacht werden.   3.3 Die Konformitätsbewertungsstelle bewertet das Qualitätsmanagementsystem,  um festzustellen, ob es die in Ziffer 3.2 genannten Anforderungen erfüllt. Bei  Qualitätsmanagementsystemen, für die die entsprechenden Bestimmungen  der schweizerischen Norm zur Umsetzung der einschlägigen harmonisierten  Norm angewandt werden, wird ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der  Fundstelle von der Konformität mit diesen Anforderungen ausgegangen.     Messmittelverordnung   51   941.210     Das Auditteam muss über Erfahrungen mit Qualitätsmanagementsyste- men und über angemessene Erfahrungen im betreffenden messtechnischen  Bereich und mit der betreffenden Gerätetechnologie sowie über Kenntnisse  der anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung verfügen. Das Bewer- tungsverfahren umfasst auch eine Vor-Ort-Begutachtung des Hersteller- werks.     Die Entscheidung über die Bewertung des Qualitätsmanagementsystems wird  der Herstellerin mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung  und eine Begründung der Entscheidung.   3.4 Die Herstellerin verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus dem Qualitäts- managementsystem in seiner anerkannten Form zu erfüllen und dafür zu  sorgen, dass es stets sachgemäss und effizient funktioniert.   3.5 Die Herstellerin unterrichtet die Konformitätsbewertungsstelle, die das  Qualitätsmanagementsystem anerkannt hat, über alle geplanten Änderungen  des Qualitätsmanagementsystems.     Die Konformitätsbewertungsstelle prüft die geplanten Änderungen und  entscheidet, ob das geänderte Qualitätsmanagementsystem noch den in Zif- fer 3.2 genannten Anforderungen entspricht oder ob eine erneute Bewertung  erforderlich ist.     Sie teilt ihre Entscheidung der Herstellerin mit. Die Mitteilung enthält die  Ergebnisse der Prüfung und eine Begründung der Entscheidung.   Überwachung unter der Verantwortlichkeit der  Konformitätsbewertungsstelle   4.1 Die Überwachung soll gewährleisten, dass die Herstellerin die Verpflichtun- gen aus dem anerkannten Qualitätsmanagementsystem vorschriftsmässig  erfüllt.   4.2 Die Herstellerin gewährt der Konformitätsbewertungsstelle zu Inspektions- zwecken Zugang zu den Herstellungs-, Abnahme-, Prüf- und Lagerein- richtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung,  insbesondere:  – Unterlagen über das Qualitätsmanagementsystem;  – die im Qualitätsmanagementsystem für den Entwicklungsbereich vor-  gesehenen Qualitätssicherungsunterlagen wie Ergebnisse von Analysen,  Berechnungen, Prüfungen;   – die im Qualitätsmanagementsystem für den Fertigungsbereich vor- gesehenen Qualitätssicherungsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte,  Prüf- und Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der in diesem  Bereich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.   4.3 Die Konformitätsbewertungsstelle führt regelmässig Audits durch, um  sicherzustellen, dass die Herstellerin das Qualitätsmanagementsystem auf- rechterhält und anwendet, und übergibt ihr einen Bericht über das Audit.   4.4 Darüber hinaus kann die Konformitätsbewertungsstelle der Herstellerin  unangemeldete Besuche abstatten. Während dieser Besuche kann die Kon-    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   52   941.210   formitätsbewertungsstelle erforderlichenfalls Prüfungen zur Kontrolle des  ordnungsgemässen Funktionierens des Qualitätsmanagementsystems durch- führen oder durchführen lassen. Sie übergibt der Herstellerin einen Bericht  über den Besuch und im Falle einer Prüfung einen Prüfbericht.   Kennzeichen   5  Die Herstellerin bringt an jedem Messmittel, das die entsprechenden Anfor- derungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen und das  zusätzliche Metrologie-Kennzeichen sowie – unter der Verantwortung der in  Ziffer 3.1 genannten Konformitätsbewertungsstelle – deren Kennnummer an.   Schriftliche Konformitätserklärung   6  Für jedes Messmittelmodell wird eine Konformitätserklärung ausgestellt, die  zehn Jahre nach Herstellung des letzten Messmittels für die zuständigen  Behörden bereitzuhalten ist. In ihr ist anzugeben, für welches Messmittel- modell sie ausgestellt wurde.     Eine Kopie der Erklärung wird jedem Messmittel beigefügt, das in Verkehr  gebracht wird. In den Fällen, in denen eine grosse Zahl von Messmitteln an  ein und denselben Benutzer geliefert wird, kann diese Anforderung in der  Weise ausgelegt werden, dass sie nicht für Einzelgeräte gilt, sondern für ein  Los oder eine Sendung.   7  Die Herstellerin hält zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels  folgende Unterlagen für die zuständigen Behörden zur Verfügung:  – die Unterlagen über das Qualitätsmanagementsystem gemäss Ziffer 3.1   zweites Lemma;  – die Änderung gemäss Ziffer 3.5;  – die Entscheidungen und Berichte der Konformitätsbewertungsstelle   gemäss den Ziffern 3.5, 4.3 und 4.4.   8  Jede Konformitätsbewertungsstelle stellt dem Vertragsstaat, der sie bezeich- net hat, regelmässig die Liste von erteilten und verweigerten Anerkennungen  für Qualitätsmanagementsysteme zur Verfügung und unterrichtet den Ver- tragsstaat, der sie bezeichnet hat, unverzüglich über jeden Widerruf einer  Anerkennung für ein Qualitätsmanagementsystem.   Vertreterin der Herstellerin   9  Die in den Ziffern 3.1, 3.5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen der Her- stellerin können in deren Auftrag und unter deren Verantwortung von ihrer in  der Schweiz niedergelassenen Vertreterin erfüllt werden.   Modul H1   Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden   Qualitätssicherung, ergänzt durch eine Entwurfsprüfung   1  Die Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitäts- sicherung, ergänzt durch eine Entwurfsprüfung, ist das Konformitätsbe-    Messmittelverordnung   53   941.210   wertungsverfahren, bei dem die Herstellerin die in diesem Modul festgelegten  Verpflichtungen erfüllt sowie sicherstellt und erklärt, dass die betreffenden  Messmittel die entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung erfüllen.   Herstellung   2  Die Herstellerin unterhält ein anerkanntes Qualitätsmanagementsystem für  die Entwicklung, Herstellung, Endabnahme und Prüfung der betreffenden  Messmittel gemäss Ziffer 3 und unterliegt der Überwachung gemäss Ziffer 5.  Die Angemessenheit des technischen Entwurfs der Messmittel ist gemäss  Ziffer 4 geprüft worden.   Qualitätsmanagementsystem   3.1 Die Herstellerin beantragt bei einer Konformitätsbewertungsstelle ihrer Wahl  die Bewertung ihres Qualitätsmanagementsystems.     Das Gesuch muss Folgendes enthalten:  – alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene Messmittelkategorie;  – die Unterlagen über das Qualitätsmanagementsystem.   3.2 Das Qualitätsmanagementsystem muss die Konformität der Messmittel mit  den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung gewährleisten.     Alle von der Herstellerin berücksichtigten Grundlagen, Anforderungen und  Vorschriften sind systematisch und ordnungsgemäss in Form schriftlicher  Grundsätze, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unter- lagen über das Qualitätsmanagementsystem müssen eine einheitliche Aus- legung der Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und -berichte  ermöglichen.     Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punkte  enthalten:  – Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zuständigkeiten und   Befugnisse der Geschäftsleitung in Bezug auf die Produktqualität;  – technische Entwurfsspezifikationen, einschliesslich der anzuwendenden   Normen, sowie – wenn die in Artikel 7 genannten einschlägigen  Dokumente nicht vollständig angewandt werden – die Mittel, mit denen  gewährleistet werden soll, dass die für die Messmittel geltenden grund- legenden Anforderungen dieser Verordnung erfüllt werden;   – Techniken zur Lenkung und Verifizierung der Entwicklung sowie Ver- fahren und systematische Massnahmen, die bei der Entwicklung der zur  betreffenden Messmittelkategorie gehörenden Messmittel angewandt  werden;   – entsprechende Fertigungs-, Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungs- techniken sowie Verfahren und andere systematische Massnahmen, die  angewandt werden;   – vor, während und nach der Herstellung durchgeführte Untersuchungen  und Prüfungen unter Angabe ihrer Häufigkeit;     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   54   941.210   – Qualitätssicherungsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte, Prüf- und  Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich  beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;   – Mittel, mit denen die Erreichung der geforderten Entwurfs- und Pro- duktqualität sowie die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems  überwacht werden.   3.3 Die Konformitätsbewertungsstelle bewertet das Qualitätsmanagementsystem,  um festzustellen, ob es die in Ziffer 3.2 genannten Anforderungen erfüllt. Bei  Qualitätsmanagementsystemen, für die die entsprechenden Bestimmungen  der schweizerischen Norm zur Umsetzung der einschlägigen harmonisierten  Norm angewandt werden, wird ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der  Fundstellen von der Konformität mit diesen Anforderungen ausgegangen.     Das Auditteam muss über Erfahrungen mit Qualitätsmanagementsystemen  und über angemessene Erfahrungen im betreffenden messtechnischen  Bereich und mit der betreffenden Gerätetechnologie sowie über Kenntnisse  der anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung verfügen. Das Bewer- tungsverfahren umfasst auch eine Vor-Ort-Begutachtung des Hersteller- werks.     Die Entscheidung über die Bewertung des Qualitätsmanagementsystems wird  der Herstellerin mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung  und eine Begründung der Entscheidung.   3.4 Die Herstellerin verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus dem Qualitäts- managementsystem in seiner anerkannten Form zu erfüllen und dafür zu  sorgen, dass es stets sachgemäss und effizient funktioniert.   3.5 Die Herstellerin unterrichtet die Konformitätsbewertungsstelle, die das  Qualitätsmanagementsystem anerkannt hat, über alle geplanten Änderungen  des Qualitätsmanagementsystems.     Die Konformitätsbewertungsstelle prüft die geplanten Änderungen und  entscheidet, ob das geänderte Qualitätsmanagementsystem noch den in Zif- fer 3.2 genannten Anforderungen entspricht oder ob eine erneute Bewertung  erforderlich ist.     Sie teilt ihre Entscheidung der Herstellerin mit. Die Mitteilung enthält die  Ergebnisse der Prüfung und eine Begründung der Entscheidung.   3.6 Jede Konformitätsbewertungsstelle stellt dem Vertragsstaat, der sie bezeich- net hat, regelmässig die Liste von erteilten und verweigerten Anerkennungen  für Qualitätsmanagementsysteme zur Verfügung und unterrichtet den  Vertragsstaat, der sie bezeichnet hat, unverzüglich über den Widerruf einer  Anerkennung für ein Qualitätsmanagementsystem.   Entwurfsprüfung   4.1 Die Herstellerin beantragt bei der in Ziffer 3.1 genannten Stelle die Prüfung  des Entwurfs.   4.2 Aus dem Gesuch müssen Konzeption, Herstellungs- und Funktionsweise des  Messmittels ersichtlich und die Bewertung der Konformität mit den ent-    Messmittelverordnung   55   941.210   sprechenden Anforderungen dieser Verordnung möglich sein. Das Gesuch  muss Folgendes enthalten:  – Name und Adresse der Herstellerin;  – eine schriftliche Erklärung, dass dasselbe Gesuch bei keiner anderen   Konformitätsbewertungsstelle eingereicht worden ist;  – die in Ziffer II beschriebenen technischen Unterlagen. Anhand dieser   Unterlagen muss es möglich sein, die Konformität des Messmittels mit  den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung zu bewerten; die  Unterlagen müssen eine geeignete Risikoanalyse und -bewertung ent- halten. In den Unterlagen sind der Entwurf, die Herstellung und der  Betrieb des Messmittels zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von  Belang sind;   – die zusätzlichen Nachweise für die Angemessenheit des technischen  Entwurfs. Diese Nachweise enthalten einen Verweis auf sämtliche  Dokumente, die zugrunde gelegt wurden, insbesondere wenn die in  Artikel 7 genannten einschlägigen Dokumente nicht vollständig an- gewandt wurden, und schliessen gegebenenfalls die Ergebnisse von  Prüfungen ein, die in geeigneten Laboratorien der Herstellerin oder in  ihrem Auftrag und unter ihrer Verantwortung in einem anderen Prüf- laboratorium durchgeführt wurden.   4.3 Die Konformitätsbewertungsstelle prüft das Gesuch und stellt der Herstellerin  ein Entwurfsprüfzertifikat aus, wenn der Entwurf die für das Messmittel  geltenden Vorschriften dieser Verordnung erfüllt. Das Zertifikat enthält  Name und Adresse der Herstellerin, Ergebnisse der Prüfung, etwaige  Bedingungen hinsichtlich ihrer Gültigkeit und die für die Identifizierung des  anerkannten Messmittels erforderlichen Angaben.   4.3.1 Alle relevanten Teile der technischen Unterlagen werden dem Zertifikat  beigefügt.   4.3.2 Das Zertifikat oder deren Anhänge enthalten alle Angaben, die für die Kon- formitätsbewertung und die während des laufenden Betriebs erfolgenden  Prüfungen relevant sind. Um die Konformität der hergestellten Messmittel,  wenn sie mit angemessenen, hierfür vorgesehenen Mitteln ordnungsgemäss  justiert sind, hinsichtlich der Wiederholbarkeit ihrer Messleistungen mit dem  geprüften Entwurf bewerten zu können, ist insbesondere Folgendes anzu- geben:  – die messtechnischen Merkmale des Messmittelentwurfs;  – die zur Sicherstellung der Unversehrtheit der Messmittel (Plombierung,   Identifizierung der Software usw.) notwendigen Massnahmen;  – sonstige Angaben, die zur Identifizierung des Messmittels und zur   Sichtkontrolle in Bezug auf seine äussere Übereinstimmung mit dem  Entwurf erforderlich sind;   – gegebenenfalls sonstige spezifische Angaben, die zur Verifizierung der  Merkmale der hergestellten Messmittel erforderlich sind;     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   56   941.210   – im Falle eines Teilgeräts alle erforderlichen Informationen zur Sicher- stellung der Kompatibilität mit anderen Teilgeräten oder Messgeräten.   4.3.3 Die Konformitätsbewertungsstelle erstellt diesbezüglich einen Bewertungs- bericht und hält ihn für den Vertragsstaat, der sie bezeichnet hat, bereit.  Unbeschadet des Anhangs 3 Ziffer 8 veröffentlicht die Konformitäts- bewertungsstelle den Inhalt dieses Berichts oder Teile davon nur mit  Zustimmung der Herstellerin.     Das Zertifikat ist zehn Jahre ab seinem Ausstellungsdatum gültig und kann  danach jeweils für weitere zehn Jahre verlängert werden.     Wird der Herstellerin das Entwurfsprüfzertifikat verweigert, so legt die  Konformitätsbewertungsstelle eine ausführliche Begründung ihrer Entschei- dung vor.   4.4 Die Herstellerin unterrichtet die Konformitätsbewertungsstelle, die das  Entwurfsprüfzertifikat ausgestellt hat, über alle Änderungen an dem zuge- lassenen Entwurf. Änderungen am zugelassenen Entwurf bedürfen einer zu- sätzlichen Zulassung durch die Konformitätsbewertungsstelle, die das Ent- wurfsprüfzertifikat ausgestellt hat, soweit diese Änderungen die Konformität  mit den grundlegenden Anforderungen dieser Verordnung, den Bedingungen  für die Gültigkeit des Zertifikats oder den vorgeschriebenen Bedingungen für  die Verwendung des Messmittels beeinträchtigen können. Diese zusätzliche  Zulassung wird in Form einer Ergänzung des ursprünglichen Entwurfsprüf- zertifikats erteilt.   4.5 Jede Konformitätsbewertungsstelle stellt dem Vertragsstaat, der sie bezeich- net hat, regelmässig folgende Unterlagen zur Verfügung:  – ausgestellte Entwurfprüfzertifikate und dazugehörige Anhänge;  – Ergänzungen und Änderungen früherer Zertifikate.     Jede Konformitätsbewertungsstelle unterrichtet den Vertragsstaat, der sie  bezeichnet hat, unverzüglich über jeden Widerruf eines Entwurfsprüfzertifi- kats.   4.6 Die Herstellerin oder ihre in der Schweiz niedergelassene Vertreterin bewahrt  zusammen mit den technischen Unterlagen eine Kopie des Entwurfsprüfzer- tifikats, ihrer Anhänge und ihrer Ergänzungen zehn Jahre lang nach Herstel- lung des letzten Messmittels auf.     Ist weder die Herstellerin noch ihre Vertreterin in der Schweiz niedergelassen,  so fällt die Verpflichtung, die technischen Unterlagen auf Verlangen zur  Verfügung zu stellen, der von der Herstellerin bezeichneten Person zu.   Überwachung unter der Verantwortlichkeit der  Konformitätsbewertungsstelle   5.1 Die Überwachung soll gewährleisten, dass die Herstellerin die Verpflichtun- gen aus dem anerkannten Qualitätsmanagementsystem vorschriftsmässig  erfüllt.   5.2 Die Herstellerin gewährt der Konformitätsbewertungsstelle zu Inspektions- zwecken Zugang zu den Entwicklungs-, Herstellungs-, Abnahme-, Prüf- und     Messmittelverordnung   57   941.210   Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Ver- fügung, insbesondere:  – Unterlagen über das Qualitätsmanagementsystem;  – die im Qualitätsmanagementsystem für den Entwicklungsbereich vor-  gesehenen Qualitätssicherungsaufzeichnungen wie Ergebnisse von  Analysen, Berechnungen, Prüfungen;   – die im Qualitätsmanagementsystem für den Fertigungsbereich der vor- gesehenen Qualitätssicherungsaufzeichnungen wie Inspektionsberichte,  Prüf- und Kalibrierdaten, Berichte über die Qualifikation der in diesem  Bereich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.   5.3 Die Konformitätsbewertungsstelle führt regelmässig Audits durch, um  sicherzustellen, dass die Herstellerin das Qualitätsmanagementsystem auf- rechterhält und anwendet, und übergibt ihr einen Bericht über das Audit.   5.4 Darüber hinaus kann die Konformitätsbewertungsstelle der Herstellerin  unangemeldete Besuche abstatten. Während dieser Besuche kann die Kon- formitätsbewertungsstelle erforderlichenfalls Prüfungen zur Kontrolle des  ordnungsgemässen Funktionierens des Qualitätsmanagementsystems durch- führen oder durchführen lassen. Sie übergibt der Herstellerin einen Bericht  über den Besuch und im Falle einer Prüfung einen Prüfbericht.   Kennzeichen   6  Die Herstellerin bringt an jedem Messmittel, das die entsprechenden Anfor- derungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen, das zu- sätzliche Metrologie-Kennzeichen sowie – unter der Verantwortung der in  Ziffer 3.1 genannten Konformitätsbewertungsstelle – deren Kennnummer an.   Schriftliche Konformitätserklärung   7  Für jedes Messmittelmodell wird eine Konformitätserklärung ausgestellt, die  zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels für die zuständigen  Behörden bereitzuhalten ist. In ihr ist anzugeben, für welches Messmittel- modell sie ausgestellt wurde; ferner ist die Nummer des Entwurfsprüf- zertifikats aufzuführen.     Eine Kopie der Erklärung wird jedem Messmittel beigefügt, das in Verkehr  gebracht wird. In den Fällen, in denen eine grosse Zahl von Messmitteln an  ein und denselben Benutzer geliefert wird, kann diese Anforderung in der  Weise ausgelegt werden, dass sie nicht für Einzelgeräte gilt, sondern für ein  Los oder eine Sendung.   8  Die Herstellerin hält zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Messmittels  folgende Unterlagen für die zuständigen Behörden zur Verfügung:  – die Unterlagen gemäss Ziffer 3.1 zweites Lemma;  – die Änderung gemäss Ziffer 3.5;  – die Entscheidungen und Berichte der Konformitätsbewertungsstelle   gemäss den Ziffern 3.5, 5.3 und 5.4.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   58   941.210   Vertreterin der Herstellerin   9  Die in den Ziffern 3.1, 3.5, 7 und 8 festgelegten Verpflichtungen der Her- stellerin können in deren Auftrag und unter deren Verantwortung von ihrer in  der Schweiz niedergelassenen Vertreterin erfüllt werden.   II. Technische Unterlagen für die Konformitätsbewertung   1  Die technischen Unterlagen müssen Konstruktion, Herstellungs- und Funk- tionsweise des Messmittels ersichtlich machen und die Bewertung seiner  Konformität mit den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung er- möglichen.   2  Die technischen Unterlagen müssen ausführlich genug sein, damit Folgendes  sichergestellt ist:  – die Beschreibung der messtechnischen Merkmale;  – die Reproduzierbarkeit der messtechnischen Leistungen der hergestell-  ten Messmittel, wenn diese mit angemessenen, hierfür vorgesehenen  Mitteln ordnungsgemäss eingestellt sind; und   – die Integrität des Messmittels.   3  Soweit dies für die Bewertung sowie für die Identifizierung des Messmittel- typs und/oder des Messmittels relevant ist, müssen die technischen Unter- lagen Folgendes enthalten:   3.1 eine allgemeine Beschreibung des Messmittels;   3.2 Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bauteilen, Baugruppen,  Schaltkreisen usw.;   3.3 Fertigungsverfahren, mit denen eine einheitliche Produktion sichergestellt  wird;   3.4 gegebenenfalls eine Beschreibung der elektronischen Bauteile mit Zeichnun- gen, Diagrammen, Logik-Flussdiagrammen und allgemeinen Angaben zur  Software mit einer Erläuterung ihrer Merkmale und der Funktionsweise;   3.5 Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der Ziffern 3.2, 3.3  und 3.4 erforderlich sind, einschliesslich der Funktionsweise des Messmittels;   3.6 eine Liste der in Artikel 7 genannten, ganz oder teilweise angewandten Nor- men und normativen Dokumente;   3.7 eine Beschreibung der zur Erfüllung der grundlegenden Anforderungen dieser  Verordnung gewählten Lösungen, soweit die in Artikel 7 genannten Normen  und normativen Dokumente nicht angewandt worden sind;   3.8 die Ergebnisse von Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw.;   3.9 erforderlichenfalls geeignete Prüfergebnisse, mit denen der Nachweis  erbracht wird, dass das Baumuster und/oder die Messmittel:     Messmittelverordnung   59   941.210   a. unter den angegebenen Nennbetriebsbedingungen und unter vorge- gebenen umgebungsbedingten Störungen die Anforderungen dieser  Verordnung erfüllen;   b. den Spezifikationen für die Beständigkeit von Gas-, Wasser- und Wär- mezählern sowie von Messanlagen für Flüssigkeiten ausser Wasser  genügen.   3.10 die Baumuster- oder Entwurfsprüfzertifikate für Messmittel, die Teile ent- halten, die mit denen des Entwurfs identisch sind.   4  Die Herstellerin hat anzugeben, an welcher Stelle Versiegelungen und  Kennzeichnungen vorgenommen wurden.   5  Die Herstellerin hat gegebenenfalls anzugeben, welche Bedingungen für die  Kompatibilität mit Schnittstellen und Teilgeräten gelten.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   60   941.210   Anhang 353  (Art. 15a)   Pflichten der Wirtschaftsakteure   1 Pflichten der Herstellerin   1.1 Die Herstellerin gewährleistet, dass Messmittel, die sie in Verkehr bringt oder  in Betrieb nimmt, nach den grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1  und den messmittelspezifischen Verordnungen entworfen und hergestellt  wurden.   1.2   1.2.1 Die Herstellerin erstellt die technischen Unterlagen nach Artikel 14 und führt  das anwendbare Konformitätsbewertungsverfahren nach Artikel 11 durch  oder lässt es durchführen.   1.2.2 Wurde mit diesem Konformitätsbewertungsverfahren nachgewiesen, dass ein  Messmittel den anwendbaren Anforderungen entspricht, so stellt die Her- stellerin eine Konformitätserklärung nach Artikel 13 aus und bringt das  Konformitätskennzeichen nach Artikel 15 und das zusätzliche Metrologie- Kennzeichen an.   1.3 Die Herstellerin bewahrt die technischen Unterlagen und die Konformitäts- erklärung nach Artikel 13 nach dem Inverkehrbringen des Messmittels zehn  Jahre lang auf.   1.4   1.4.1 Die Herstellerin gewährleistet durch geeignete Verfahren, dass bei Serien- fertigung stets Konformität mit dieser Verordnung sichergestellt ist. Ände- rungen am Entwurf des Messmittels oder an seinen Merkmalen sowie Än- derungen der harmonisierten Normen, normativen Dokumente oder anderen  technischen Spezifikationen, auf die bei Erklärung der Konformität eines  Messmittels verwiesen wird, werden angemessen berücksichtigt.   1.4.2 Die Herstellerin nimmt, falls dies hinsichtlich der Leistung eines Messmittels  als zweckmässig betrachtet wird, Stichproben von auf dem Markt bereitge- stellten Messmitteln, nimmt Prüfungen vor und führt erforderlichenfalls ein  Verzeichnis der Beschwerden, der nichtkonformen Messmittel und der  Rückrufe von Messmitteln und hält die Händlerinnen über diese Überwa- chung auf dem Laufenden.   1.5 Die Herstellerin stellt sicher, dass Messmittel, die sie in Verkehr gebracht hat,  eine Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zu  ihrer Identifikation tragen, oder, falls dies aufgrund der Grösse oder Art des  Messmittels nicht möglich ist, dass die erforderlichen Informationen in den       53 Fassung gemäss Ziff. II Abs. 2 der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5835).     Messmittelverordnung   61   941.210   dem Messmittel beigefügten Unterlagen und gegebenenfalls auf der Verpa- ckung nach Anhang 1 Ziffer 9.2 angegeben werden.   1.6 Die Herstellerin gibt ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder  ihre eingetragene Handelsmarke und die Postadresse, unter der sie erreicht  werden kann, auf dem Messmittel an oder, wenn dies nicht möglich ist, in den  dem Messmittel beigefügten Unterlagen und gegebenenfalls auf der Verpa- ckung nach Anhang 1 Ziffer 9.2. Die Adresse bezieht sich auf eine zentrale  Anlaufstelle, an der die Herstellerin erreicht werden kann. Die Kontaktdaten  sind in einer Sprache anzugeben, die von den Verwenderinnen und den  Marktüberwachungsbehörden leicht verstanden werden kann.   1.7 Die Herstellerin gewährleistet, dass dem von ihr in Verkehr gebrachten  Messmittel eine Kopie der Konformitätserklärung nach Artikel 13, die Be- triebsanleitung und die Informationen nach Anhang 1 Ziffer 9.3 in einer  Sprache nach Artikel 10 beigefügt sind. Diese Betriebsanleitungen und die  Informationen sowie alle Kennzeichnungen müssen klar, verständlich und  deutlich sein.   1.8 Eine Herstellerin, die der Auffassung ist oder Grund zu der Annahme hat,  dass ein von ihr in Verkehr gebrachtes Messmittel den Anforderungen dieser  Verordnung nicht entspricht, ergreift unverzüglich die Korrekturmassnah- men, die erforderlich sind, um die Konformität dieses Messmittels sicher- zustellen oder es gegebenenfalls zurückzunehmen oder zurückzurufen. Aus- serdem unterrichtet sie, wenn mit dem Messmittel Risiken verbunden sind,  unverzüglich das METAS darüber und macht dabei ausführliche Angaben,  insbesondere über die Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmass- nahmen.   1.9 Die Herstellerin stellt dem METAS auf dessen begründetes Verlangen alle  Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität des  Messmittels mit dieser Verordnung erforderlich sind, in Papierform oder auf  elektronischem Weg in einer Sprache zur Verfügung, die vom METAS leicht  verstanden werden kann. Sie kooperiert mit dem METAS auf dessen Ver- langen bei allen Massnahmen zur Abwendung von Risiken, die mit Mess- mitteln verbunden sind, die sie in Verkehr gebracht hat.   2 Pflichten der Vertreterin   2.1   2.1.1 Eine Herstellerin kann schriftlich eine Vertreterin benennen.   2.1.2 Die Pflichten nach Ziffer 1.1 und die Pflicht zur Erstellung der technischen  Unterlagen nach Ziffer 1.2 können nicht der Vertreterin übertragen werden.   2.2 Die Vertreterin nimmt die Aufgaben wahr, die im Auftrag der Herstellerin  festgelegt sind. Der Auftrag muss der Vertreterin gestatten, mindestens fol- gende Aufgaben wahrzunehmen:     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   62   941.210   a. Bereithaltung der Konformitätserklärung nach Artikel 13 und der tech- nischen Unterlagen für die Marktüberwachungsbehörden über einen  Zeitraum von zehn Jahren ab dem Inverkehrbringen des Messmittels;   b. auf begründetes Verlangen des METAS Aushändigung aller Informa- tionen und Unterlagen, die zum Nachweis der Konformität eines  Messmittels erforderlich sind, an diese Behörde;   c. auf Verlangen des METAS Kooperation bei allen Massnahmen zur  Abwendung der Risiken, die mit Messmitteln verbunden sind, die zu  ihrem Aufgabenbereich gehören.   3 Pflichten der Importeurin   3.1 Die Importeurin bringt nur konforme Messmittel in Verkehr.   3.2   3.2.1 Die Importeurin bringt ein Messmittel nur in Verkehr oder nimmt es in  Betrieb, wenn sie gewährleistet, dass das anwendbare Konformitätsbewer- tungsverfahren von der Herstellerin durchgeführt wurde. Sie gewährleistet,  dass die Herstellerin die technischen Unterlagen erstellt hat, dass das Mess- mittel mit dem Konformitätskennzeichen nach Artikel 15 und dem zusätz- lichen Metrologie-Kennzeichen versehen ist, dass ihm die Konformitätser- klärung nach Artikel 13 und die erforderlichen Unterlagen beigefügt sind und  dass die Herstellerin die Anforderungen nach den Ziffern 1.5 und 1.6 erfüllt  hat.   3.2.2 Ist eine Importeurin der Auffassung oder hat sie Grund zur Annahme, dass ein  Messmittel die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 und den  messmittelspezifischen Verordnungen nicht erfüllt, darf sie dieses Messmittel  erst in Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen, wenn die Konformität des  Messmittels sichergestellt ist. Wenn mit dem Messmittel ein Risiko verbun- den ist, unterrichtet die Importeurin die Herstellerin und das METAS hiervon.   3.3 Die Importeurin gibt auf dem Messmittel ihren Namen, ihren eingetragenen  Handelsnamen oder ihre eingetragene Handelsmarke und die Postadresse, an  der sie kontaktiert werden kann, an oder, wenn dies nicht möglich ist, in den  dem Messmittel beigefügten Unterlagen und gegebenenfalls auf der Ver- packung nach Anhang 1 Ziffer 9.2. Die Kontaktangaben sind in einer Sprache  zu machen, die von den Verwenderinnen und den Marktüberwachungs- behörden leicht verstanden werden kann.   3.4 Die Importeurin gewährleistet, dass dem Messmittel die Betriebsanleitung  und die Informationen nach Anhang 1 Ziffer 9.3 in einer Sprache nach Arti- kel 10 beigefügt sind.   3.5 Solange sich ein Messmittel in ihrer Verantwortung befindet, gewährleistet  die Importeurin, dass die Bedingungen seiner Lagerung oder seines Trans- ports die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen nach  Anhang 1 und den messmittelspezifischen Verordnungen nicht beeinträch- tigen.     Messmittelverordnung   63   941.210   3.6 Die Importeurin nimmt, falls dies hinsichtlich der Leistung eines Messmittels  als zweckmässig betrachtet wird, Stichproben von auf dem Markt bereitge- stellten Messmitteln, nimmt Prüfungen vor und führt erforderlichenfalls ein  Verzeichnis der Beschwerden, der nichtkonformen Messmittel und der  Rückrufe von Messmitteln und hält die Händlerinnen über diese Überwa- chung auf dem Laufenden.   3.7 Eine Importeurin, die der Auffassung ist oder Grund zu der Annahme hat,  dass ein von ihr in Verkehr gebrachtes Messmittel den Anforderungen dieser  Verordnung nicht entspricht, ergreift unverzüglich die erforderlichen Kor- rekturmassnahmen, um die Konformität dieses Messmittels sicherzustellen  oder es gegebenenfalls zurückzunehmen oder zurückzurufen. Ausserdem  unterrichtet die Importeurin, wenn mit dem Messmittel Risiken verbunden  sind, unverzüglich das METAS darüber und macht dabei ausführliche An- gaben, insbesondere über die Nichtkonformität und die ergriffenen Korrek- turmassnahmen.   3.8 Die Importeurin hält nach dem Inverkehrbringen des Messmittels zehn Jahre  lang eine Abschrift der Konformitätserklärung nach Artikel 13 für die  Marktüberwachungsbehörden bereit und sorgt dafür, dass sie ihnen die tech- nischen Unterlagen auf Verlangen vorlegen kann.   3.9 Die Importeurin stellt dem METAS auf dessen begründetes Verlangen alle  Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität des  Messmittels erforderlich sind, in Papierform oder auf elektronischem Weg in  einer Sprache zur Verfügung, die vom METAS leicht verstanden werden  kann. Sie kooperiert mit dem METAS auf dessen Verlangen bei allen Mass- nahmen zur Abwendung von Risiken, die mit Messmitteln verbunden sind,  die sie in Verkehr gebracht hat.   4 Pflichten der Händlerin   4.1 Die Händlerin beachtet bei der Anwendung dieser Verordnung die gebüh- rende Sorgfalt.   4.2   4.2.1 Die Händlerin stellt ein Messmittel nur auf dem Markt bereit oder nimmt es in  Betrieb, wenn sie überprüft hat, ob das Messmittel mit dem Konformi- tätskennzeichen nach Artikel 15 und dem zusätzlichen Metrologie-Kennzei- chen versehen ist, ob ihm die Konformitätserklärung nach Artikel 13, die er- forderlichen Unterlagen und die Betriebsanleitung sowie die sonstigen  Informationen nach Anhang 1 Ziffer 9.3 in einer Sprache nach Artikel 10  beigefügt sind und ob die Herstellerin und die Importeurin die Anforderungen  nach den Ziffern 1.5 und 1.6 beziehungsweise nach Ziffer 3.3 erfüllt haben.   4.2.2 Ist eine Händlerin der Auffassung oder hat sie Grund zu der Annahme, dass  ein Messmittel mit den grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 und  den messmittelspezifischen Verordnungen nicht übereinstimmt, stellt sie  dieses Messmittel erst auf dem Markt bereit oder nimmt es erst in Betrieb,     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   64   941.210   wenn seine Konformität sichergestellt ist. Wenn mit dem Messmittel ein  Risiko verbunden ist, unterrichtet die Händlerin ausserdem die Herstellerin  oder die Importeurin sowie das METAS darüber.   4.3 Solange sich ein Messmittel in ihrer Verantwortung befindet, gewährleistet  die Händlerin, dass die Bedingungen seiner Lagerung oder seines Transports  die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1  und den messmittelspezifischen Verordnungen nicht beeinträchtigen.   4.4 Eine Händlerin, die der Auffassung ist oder Grund zu der Annahme hat, dass  ein von ihr auf dem Markt bereitgestelltes oder in Betrieb genommenes  Messmittel dieser Verordnung nicht entspricht, stellt sicher, dass die erfor- derlichen Korrekturmassnahmen getroffen werden, um die Konformität die- ses Messmittels sicherzustellen, es gegebenenfalls zurückzunehmen oder  zurückzurufen. Ausserdem unterrichtet die Händlerin, wenn mit dem Mess- mittel Risiken verbunden sind, unverzüglich das METAS darüber und macht  dabei ausführliche Angaben, insbesondere über die Nichtkonformität und die  ergriffenen Korrekturmassnahmen.   4.5 Die Händlerin stellt dem METAS auf dessen begründetes Verlangen alle  Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität eines  Messmittels erforderlich sind, in Papierform oder auf elektronischem Weg  zur Verfügung. Sie kooperiert mit dem METAS auf dessen Verlangen bei  allen Massnahmen zur Abwendung von Risiken, die mit Messmitteln ver- bunden sind, die sie auf dem Markt bereitgestellt hat.   5 Umstände, unter denen die Pflichten der Herstellerin auch für die  Importeurin und die Händlerin gelten     Eine Importeurin oder Händlerin unterliegt den Pflichten einer Herstellerin  nach Ziffer 1, wenn sie ein Messmittel unter ihrem eigenen Namen oder ihrer  eigenen Handelsmarke in Verkehr bringt oder ein bereits auf dem Markt  befindliches Messmittel so verändert, dass die Konformität mit dieser Ver- ordnung beeinträchtigt werden kann.   6 Identifizierung der Wirtschaftsakteure   6.1 Ein Wirtschaftsakteur nennt den Marktüberwachungsbehörden auf Verlangen  den Wirtschaftsakteur:  a. von dem er ein Messmittel bezogen hat;   b. an den er ein Messmittel abgegeben hat.    6.2 Die Wirtschaftsakteure müssen die Informationen nach Absatz 1 zehn Jahre  ab dem Bezug des Messmittels sowie zehn Jahre ab der Abgabe des Mess- mittels vorlegen können.        Messmittelverordnung   65   941.210   Anhang 4  (Art. 15)   Konformitätskennzeichen   1 Konformitätskennzeichen   1.1 Für die Angabe des Konformitätskennzeichens gilt folgende Darstellung:           Das Kennzeichen muss eine Mindesthöhe von 5 mm aufweisen. Bei Ver-  kleinerung oder Vergrösserung des Konformitätskennzeichens müssen die  Proportionen erhalten bleiben.   1.2 Das zusätzliche Metrologie-Kennzeichen besteht aus dem Buchstaben «M»  und den letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem das Kennzeichen angebracht  wurde, eingerahmt durch ein Rechteck. Die Höhe des Rechtecks entspricht  der Höhe des Konformitätskennzeichens. Das zusätzliche Metrolo- gie-Kennzeichen steht unmittelbar hinter dem Konformitätskennzeichen.   1.3 Die Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle steht, sofern das Kon- formitätsbewertungsverfahren dies vorschreibt, unmittelbar hinter dem Kon- formitätskennzeichen und dem Metrologie-Kennzeichen.   1.4 Wenn ein Messmittel aus einer Reihe von zusammen arbeitenden Geräten  besteht, die keine Teilgeräte sind, werden die Kennzeichen auf dem Haupt- gerät des Messmittels angebracht. Wenn ein Messmittel zu klein oder zu  empfindlich ist, um darauf das in den Ziffern 1.1 und 1.2 genannten Kenn- zeichen anzubringen, stehen die Kennzeichen auf der Verpackung (soweit  vorhanden) und in den nach dieser Verordnung erforderlichen Begleitunter- lagen.   1.5 Das Konformitätskennzeichen und das Metrologie-Kennzeichen werden von  der Herstellerin oder unter ihrer Verantwortung angebracht.   2 Art der Anbringung   2.1 Das Konformitätskennzeichen und das zusätzliche Metrologie-Kennzeichen  müssen unauslöschbar sein. Die Kennnummer der zuständigen Konformi- tätsbewertungsstelle muss unauslöschbar oder aber so angebracht werden,  dass sie nicht unbeschädigt entfernt werden kann. Sämtliche Kennzeichen  müssen deutlich sichtbar und leicht zugänglich sein.   2.2 Es ist untersagt, auf einem Messmittel Kennzeichen anzubringen, die auf  Grund ihrer Bedeutung oder Form mit den vorgeschriebenen Konformitäts- kennzeichen verwechselt werden oder ihre Sichtbarkeit und Lesbarkeit be- einträchtigen und somit zur Irreführung Dritter führen können.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   66   941.210   Anhang 5  (Art. 16 Abs. 1 und 17 Abs. 1)   Zulassungsverfahren und Ersteichung   1 Zulassungsverfahren   1.1 Ordentliche Zulassung   1.1.1 Das Zulassungsgesuch ist beim METAS einzureichen. Vor der Zulassung  eines Messmittels wird in der Regel eine Bauartprüfung nach Anhang 2  Modul B durchgeführt. Die Bauartprüfung erfolgt in einem für die Mess- mittelkategorie fachkompetenten Prüflaboratorium des METAS oder in einer  vom METAS beigezogenen Prüfstelle.   1.1.2 Die Gesuchstellerin muss für die Prüfung die nötigen Unterlagen und Prüf- muster nach Anhang 2 Modul B Ziffer 3 sowie auf Verlangen die erforderli- chen Prüfmittel und fachkundiges Personal unentgeltlich zur Verfügung  stellen.   1.1.3 Die technischen Unterlagen bleiben beim METAS deponiert. Dieses kann  ausserdem Prüfmuster oder Teile davon verlangen.   1.1.4 Das Prüflaboratorium verfasst einen Bericht über die durchgeführten Prü- fungen und Bewertungen. Auf Grund des Prüfberichtes entscheidet das   METAS über die Zulassung.   1.1.5 Das METAS kann zur Erprobung der Betriebstauglichkeit die Zulassung von  Erfahrungen abhängig machen, die im normalen Betrieb gemacht werden,  und eine begrenzte Zulassung erteilen.   1.1.5.1 Die begrenzte Zulassung wird für eine beschränkte Zahl von Messmitteln und  in der Regel für eine begrenzte Versuchsdauer erteilt.   1.1.5.2 Die Gesuchstellerin muss den Standort begrenzt zugelassener Messmittel  dem METAS und der zuständigen kantonalen Behörde bekannt geben. Das  METAS kann auf Kosten der Gesuchstellerin zusätzlich Nachprüfungen an- ordnen.   1.1.5.3 Eine begrenzte Zulassung gibt keinen Anspruch auf eine ordentliche Zulas- sung. Wird diese verweigert, müssen die Messmittel aus dem Verkehr gezo- gen werden. Die Gesuchstellerin hat die Verwenderin über diese Auflage zu  orientieren.   1.1.6 Entspricht der technische Entwurf den für das Messmittel massgebenden  rechtlichen Bestimmungen für die Messmittelkategorie, so stellt das METAS  der Gesuchstellerin ein Zulassungszertifikat aus. Es legt darin etwaige  Bedingungen oder Einschränkungen hinsichtlich seiner Gültigkeit oder wenn  nötig die Anforderungen für den Einsatz des Messmittels fest. Alle einschlä- gigen Teile der technischen Unterlagen werden dem Zulassungszertifikat  beigefügt und in einer Kopie vom METAS aufbewahrt.     Messmittelverordnung   67   941.210   1.1.7 Das Zertifikat enthält das im Anhang 6 abgebildete Zulassungszeichen und  die Ordnungsnummer sowie Name und Adresse der Herstellerin und die für  die Identifizierung des Messmittels erforderlichen Angaben.   1.1.8 Das Zulassungszertifikat ist zehn Jahre ab seinem Ausstellungsdatum gültig  und kann danach jeweils für weitere zehn Jahre verlängert werden.   1.1.9 Das METAS kann für bestimmte Messmittelbauarten die Zulassung davon  abhängig machen, dass die Messmittel gewartet und gegebenenfalls innert  nützlicher Frist instand gestellt werden können.   1.1.10 Die Gesuchstellerin unterrichtet das METAS über alle Änderungen am  Messmittel, die die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen oder  den Bedingungen für die Gültigkeit des Zertifikats beeinträchtigen können.  Das METAS entscheidet, ob die Änderung eine Ergänzungsprüfung erfordert.  Es stellt eine neue Zulassung in Form einer Ergänzung des ursprünglichen  Zulassungszertifikats aus.   1.1.11 Die Zulassung wird entzogen, wenn sich die Zulassungsträgerin trotz  schriftlicher Mahnung durch das METAS nicht an die Vorschriften und  Anordnungen hält oder Messmittel in Verkehr bringt, die nicht der Zulassung  entsprechen oder sich messtechnisch nicht bewähren. Der Entzug der Zulas- sung hat in der Regel keine Wirkung auf die bis zum Entzug in Verkehr  gebrachten Messmittel.   1.1.12 Das METAS veröffentlicht die Erteilung, den Entzug oder das Erlöschen der  Zulassungen.   1.2 Allgemeine Zulassung   1.2.1 Einzelne, in Serien hergestellte und besonders unveränderliche Messmittel- arten werden allgemein, d. h. ohne Bauartprüfung zugelassen.   1.2.2 Die allgemein zugelassenen Messmittel müssen ein Kennzeichen tragen.   1.2.3 Dieses Kennzeichen muss vom METAS genehmigt werden, das besonders  prüft, ob das beantragte Kennzeichen nicht mit den schon genehmigten Zei- chen verwechselt werden kann.   1.2.4 Der Antrag muss enthalten:  a. Name und Sitz der Gesuchstellerin und gegebenenfalls der Importeurin;  b. eine Beschreibung des Messmittels;  c. den Verwendungszweck;  d. die messtechnischen Merkmale;  e. das auf den Messmitteln angebrachte Kennzeichen.   1.2.5 Das METAS verfügt, dass ein Messmittel einer bestimmten Bauart nicht oder  nicht mehr unter der allgemeinen Zulassung fällt, wenn die Voraussetzungen  der Zulassung nicht mehr gegeben sind.   1.2.6 Die allgemeine Zulassung hat eine unbegrenzte Gültigkeitsdauer.   1.2.7 Das METAS veröffentlicht ein Verzeichnis der zugelassenen Kennzeichen.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   68   941.210   1.2.8 Die Bestimmungen von Ziffern 1.1.2–1.1.4 sowie 1.1.9–1.1.11 gelten sinn- gemäss.   1.3 Einzelzulassung   1.3.1 Erfordern besondere Betriebsverhältnisse am Verwendungsort eine von den  Vorschriften abweichende Regelung, muss die Verwenderin oder die Auf- stellerin, gegebenenfalls die Herstellerin, beim METAS eine Einzelzulassung  beantragen.   1.3.2 Wenn nötig, werden auf Kosten der Gesuchstellerin ergänzende Prüfungen  am Verwendungsort vorgenommen.   1.3.3 Die Bestimmungen von Ziffern 1.1.1–1.1.11 gelten sinngemäss.   2 Ersteichung   2.1 Bei der erstmaligen Eichung eines Messmittels wird insbesondere geprüft, ob:  a. die Konstruktion sowie die messtechnischen Eigenschaften des Mess-  mittels der zugelassen Bauart bzw. den Vorschriften entsprechen;  b. die vorgeschriebenen Bezeichnungen, Aufschriften, Stempel- und   Sicherungsstellen vorhanden sind.   2.2 Genügt ein Messmittel den Anforderungen, wird die Eichung durch Anbrin- gen von Eichstempel oder Eichmarken, Identifikation der zuständigen Stelle  nach Anhang 6 und Ablaufdatum (Monat, Jahr) der Gültigkeit der Eichung  bestätigt. Wenn nötig, wird der Zugang zu den messtechnisch relevanten  Teilen des Messmittels durch Sicherungsplomben geschützt.   2.3 Falls erforderlich, wird ein Eichzertifikat ausgestellt. Seine Zuordnung zum  Messmittel muss gewährleistet sein.   2.4 Das METAS kann ausländische Ersteichungen anerkennen, sofern diesen den  schweizerischen Anforderungen entsprechen.        Messmittelverordnung   69   941.210   Anhang 654  (Art. 18 Abs. 1)   Verzeichnis der Zeichen   1 Zeichen   1.1 Zulassungszeichen für Bauart    Das Zulassungszeichen ist ein stilisiertes S.    1.2 Eichzeichen    Das Eichzeichen besteht aus dem eidgenössischen Kreuz.   1.3 Rückweisungszeichen    Das Rückweisungszeichen zur Ungültigerklärung  einer Eichung ist ein gleichseitiges Dreieck.    1.4 Privates Sicherungszeichen    Das METAS führt ein Register der privaten Sicherungszeichen.      2 Identifikation der zuständigen Stelle   2.1 Eidgenössisches Institut für Metrologie  – METAS oder  – MET   2.2 Kantonale Eichämter   Kurzzeichen des Kantons und Ordnungsnummer   Fürstentum Liechtenstein (Kurzzeichen FL) und Ordnungsnummer   2.3 Eichstellen   Ein- oder zweistellige Zahl   Kombination von zwei alphanumerischen Zeichen mit Ausnahme der   unter 2.1 und 2.2 genannten.   2.4 Privatpersonen     Die Identifikation der Privatperson mit einer Ordnungsnummer kann mit dem  privaten Sicherungszeichen kombiniert werden. Die Identifikation ist so zu  wählen, dass Verwechslungen ausgeschlossen sind. Das METAS führt ein  Verzeichnis.       54 Bereinigt gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7207).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   70   941.210   Anhang 7  (Art. 24 Abs. 2)   Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit   1 Nacheichung     Überprüfung, ob Konstruktion, Zustand und messtechnische Eigenschaften  eines einzelnen Messmittels noch den Vorschriften entsprechen; insbesondere  wird geprüft, ob die Eichfehlergrenzen eingehalten werden. Anschliessend  wird das Messmittel für die Weiterverwendung freigegeben.   1.1 Die Nacheichung wird durch die zuständige Stelle am Aufstellungsort des  Messmittels oder in einem Prüflaboratorium durchgeführt.   1.2 Genügt ein Messmittel den Anforderungen, wird die Eichung durch Anbrin- gen von Eichzeichen oder Eichmarken, Angabe der zuständigen Stelle nach  Anhang 6 und Ablaufdatum (Monat, Jahr) der Gültigkeit der Eichung bestä- tigt. Wenn nötig, wird der Zugang zu den messtechnisch relevanten Teilen des  Messmittels durch Sicherungsplomben geschützt.   1.3 Falls erforderlich, wird ein Eichzertifikat oder eine Konformitätszertifikat  ausgestellt. Deren Zuordnung zum Messmittel muss gewährleistet sein.   2 Statistisches Prüfverfahren     Überprüfung durch die zuständige Stelle mittels statistischer Verfahren, ob  Zustand und messtechnische Eigenschaften eines hinreichend grossen Loses  von Messmitteln gleicher Bauart den Vorschriften entsprechen. Dabei wird  insbesondere geprüft, ob die Fehlergrenzen von den einzelnen Messmitteln  einer Stichprobe eingehalten werden. Anschliessend werden die Messmittel  des Loses für die Weiterverwendung freigegeben.   2.1 Die Vorgehensweise bei der Prüfung, die Los- und Stichprobengrösse sowie  die Entscheidungskriterien und allfällige Massnahmen werden in der mess- mittelspezifischen Verordnung festgelegt.   2.2 Wenn das Ergebnis der Stichprobenprüfung nicht alle geforderten Kriterien  erfüllt, leitet die zuständige Stelle die in den messmittelspezifischen Verord- nung vorgesehenen Massnahmen ein.   3 Überwachung der Messdaten im Betrieb     Periodische Erfassung von Betriebsmessdaten in wiederkehrenden Zeit- abschnitten gemäss eines von der Verwenderin festgelegten und von der  zuständigen Stelle genehmigten Prüfplans und Vergleich der Messdaten mit  gleichwertigen früheren Erfahrungswerten.   3.1 Durch Anwendung von definierten Prüfkriterien können Messmittel fest- gestellt werden, die mutmasslich den rechtlichen Anforderungen nicht mehr  entsprechen, so dass sie einzeln einem Verfahren nach diesem Anhang  unterzogen werden müssen.     Messmittelverordnung   71   941.210   3.2 Die Verwenderin führt die regelmässige Überwachung durch. Er gewährt der  zuständigen Stelle Einsicht in die Überwachungstätigkeit. Insbesondere hat  die Verwenderin der zuständigen Stelle die Gesamtergebnisse der perio- dischen Überwachungen vorzulegen, damit allenfalls die Fristen zur Über- prüfung der Messbeständigkeit angepasst werden können.   4 Vergleichsmessung     Überprüfung, ob Zustand und messtechnische Eigenschaften eines einzelnen  Messmittels sowie dessen Verwendung den Vorschriften entsprechen, durch  Vergleichsmessungen mit einem durch die zuständige Stelle bezeichneten  Referenzlaboratorium anhand von Prüfproben oder Massverkörperungen.   4.1 Zeigt das Ergebnis der Überprüfung, dass das Messmittel die Fehlergrenzen  nicht einhält, so muss das Messmittel das in der messmittelspezifischen  Verordnung vorgesehene Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  durchlaufen.   4.2 Dieses Verfahren erfordert Messungen am Aufstellungsort des Messmittels  sowie im Referenzlaboratorium.   5 Kontrollverfahren durch die Verwenderin     Regelmässige Überprüfung der Funktionstüchtigkeit und Messbeständigkeit  eines Messmittels anhand festgelegter Messverfahren durch die Verwenderin  selbst und Protokollierung der Resultate, insbesondere für die Überwachung  durch die zuständige Aufsichtsbehörde.   5.1 Das detaillierte Verfahren wird in der messmittelspezifischen Verordnung  oder im Einzelfall durch die zuständige Stelle festgelegt.   5.2 Zeigt das Ergebnis der Überprüfung, dass das Messmittel die Fehlergrenzen  nicht einhält, so muss das Messmittel wenn nötig instand gesetzt werden und  das in der messmittelspezifischen Verordnung vorgesehene Verfahren zur  Erhaltung der Messbeständigkeit durchlaufen.   6 Kalibrierung     Periodische Kalibrierung eines Messmittels und Überprüfung der Einhaltung  der Fehlergrenzen durch die Verwenderin selbst oder durch eine von der zu- ständigen Aufsichtsbehörde ermächtigte Stelle.   6.1 Das detaillierte Verfahren wird in der messmittelspezifischen Verordnung  oder im Einzelfall durch die zuständige Stelle festgelegt unter Berücksichti- gung der spezifischen Eigenschaften und der vorgesehenen Anwendungen  des Messmittels.   6.2 Über die Kalibrierungen ist ein Protokoll zu führen. Dieses ist zusammen mit  den Kalibrierzertifikaten zuhanden der zuständigen Stelle bereitzuhalten.   6.3 Wird anhand der Kalibrierergebnisse festgestellt, dass die Anforderungen  der messmittelspezifischen Verordnung nicht mehr erfüllt sind, so hat die  Verwenderin die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten und die vorge- schriebenen Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit einzuleiten.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   72   941.210   7 Instandhaltung     Periodische Durchführung von genau umschriebenen Instandhaltungsarbeiten  um das Messmittel im betriebsfähigen Zustand zu halten. Die Arbeiten wer- den durch eine fachkompetente Person durchgeführt und von dieser in einem  zum Messmittel gehörenden Instandhaltungsdokument eingetragen und  bestätigt.   7.1 Die Instandhaltungsarbeiten haben gemäss den Spezifikationen und Anwei- sungen der Messmittelherstellerin zu erfolgen. In der Regel wird nach der  Instandhaltung eine Justierung nach Ziffer 8 durchgeführt.   7.2 Die messmittelspezifische Verordnung legt Mindestanforderungen für den  Umfang der Instandhaltungsarbeiten sowie für die Periodizität des Verfahrens  fest und regelt die weiteren Einzelheiten. Das Verfahren kann auch Melde- pflichten vorsehen.   8 Justierung     Beseitigen von unzulässigen Abweichungen der angezeigten Messgrösse  mittels einer geeigneten, rückverfolgbaren Referenz, damit die vorgeschrie- benen Fehlergrenzen erneut eingehalten werden können.   8.1 Die Justierung muss gemäss den Angaben der Messmittelherstellerin durch- geführt werden. Sie hat in den von der Herstellerin angegebenen oder in  der messmittelspezifischen Verordnung festgelegten zeitlichen Intervallen zu  erfolgen.   8.2 Die Justierung kann entweder durch die Verwenderin selbst oder durch eine  andere fachkompetente Person durchgeführt werden. Sie kann unter Umstän- den auch vom Messmittel selber ausgelöst werden und automatisch ablaufen.   9 Reparatur und Sicherung     Reparatur eines Messmittels, das Fehlfunktionen aufweist oder dessen  messtechnische Eigenschaften nicht mehr den Vorschriften dieser Verord- nung entsprechen, und anschliessende Sicherung aller für die Messung rele- vanten Teile des Messmittels durch die für die Reparatur zuständige Person.   9.1 Um die Verwendung eines Messmittels nach einer Reparatur oder nach der  Durchführung von Instandsetzungsarbeiten bis zur nächsten periodischen  Prüfung der Messbeständigkeit nach Artikel 24 Absatz 1 zu ermöglichen,  dürfen von den kantonalen Eichämtern ermächtigte Privatpersonen das  Messmittel mit privaten Sicherungszeichen verschliessen.   9.2 Diese Privatpersonen haben sich über ihre Eignung auszuweisen. Zudem  muss jede Privatperson durch ein kantonales Eichamt über die Sicherung von  Messmitteln instruiert werden.   9.3 Die für die Instandsetzung bzw. Justierung eines Messmittels verantwortliche  Person oder gegebenenfalls die Verwenderin muss das Messmittel bei der für  die Durchführung des Verfahrens zur Erhaltung der Messbeständigkeit zu- ständigen Stelle anmelden.