441.1      1      12  mars  1976     Règlement  pour chronomètres quartz observatoire                Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,   vu l'article 6 du décret du 25 février 19691) concernant l'observatoire cantonal;   vu le préavis de la commission de l'observatoire, du 2 mars 1976;   sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,   arrête:       1. Dispositions générales   1.1. L'Observatoire cantonal reçoit des chronomètres à quartz pour les  observer et leur délivrer des certificats quartz observatoire.   1.2. La dimension des chronomètres n'est en principe pas spécifiée. En  pratique toutefois, la grandeur des machines pour le test aux chocs  impose une limite supérieure.   1.3. Les chronomètres emboîtés sont testés par lots de 16 pièces d'un  même calibre. Des lots de 4 pièces sont admis à titre d'exception.   1.4. Les lots peuvent être déposés tous les jours ouvrables. Le nombre  des chronomètres est limité par la capacité des installations  d'observation.   1.5. Les résultats sont fournis sous forme d'un certificat individuel, dont  un exemplaire figure en annexe, et d'une feuille individuelle  d'ordinateur, sur laquelle figurent les résultats détaillés.   1.6. La raison sociale de chaque fabricant et le nombre correspondant  de certificats délivrés figurent dans le rapport annuel de  l'observatoire, à moins d'une demande dans le sens contraire de la  part du fabricant.     2. Les épreuves   2.1. La durée des épreuves est de 29 jours. Elles débutent toujours un  jeudi (mise en route avant le soir) et se terminent un vendredi.   2.2. L'observation se fait en déterminant l'état d'un chronomètre, mais  jamais sa marche instantanée. La précision de lecture des  appareils de mesure est le 1/1000e de seconde ou mieux. Si cette  précision n'est pas atteinte par la mesure, due à l'exécution  particulière du chronomètre, l'observatoire ne peut pas être rendu  responsable.                                                    RLN VI 407  1) RLN XIII 105; actuellement L du 24 juin 1997 (RSN 441.0)      441.1      2   2.3. Schéma des épreuves.   Jour Etats mesurés Marches   1 J mise en route 28°     ————————————— E1    2 V 28°            1   3 S 28°  M1 =  — (E2 – E1)   4 D 28°            3   ————————————— E2    5 L chocs 100 g (480x)  *)    6 M chocs 100 g (480x) *)    ————————————— E3    7 M 60° – 4°/60 Oe     ————————————— — E4, E5 M5 = E6 – E5   8 J 28°     ————————————— — E6    9 V 4°            1   10 S 4°  M6 =  — (E7 – E6)   11 D 4°            3   ————————————— — E7    12 L 36°        1   13 M 36°  M7 — (E8 – E7)   14 M 36°        3   ————————————— — E8 M8 = E9 – E8   15 J 28°     ————————————— — E9    16 V 28°     17 S 28°     18 D 28°     ————————————— — E10    19 L 28° — E11    20 M 28° — E12    21 M 28° — E13    22 J 28°     ————————————— — E14    23 V 28°     24 S 28°     25 D 28°     ————————————— — E15    26 L 28° — E16    27 M 28° — E17    28 M 28° — E18    29 J 28°     ————————————— — E19    30 V 28°      *) Le cas échéant, les 960 chocs de 100 g peuvent être appliqués en un seul jour.     441.1      3   2.4. Enumération et description des critères.   2.4.1. La reprise dynamique R = M5 – M1 mesure l'effet résiduel dû aux  tests appelés dynamiques, à savoir, les chocs mécaniques, le choc  thermique (4° – 60° – 4°) et le passage dans un champ  magnétique. L'unité est la seconde par jour, s/d.   2.4.2. L'effet temporaire des chocs mécaniques: C = E3 – E2. Les chocs  de 100 g, de 3 msec de durée sont produits par une machine  spécialement conçue à cet effet. C s'exprime en secondes.   2.4.3. L'effet temporaire dû au choc thermique: F = E4 – E3. Les  chronomètres sont brusquement portés de 4° à 60° C. La  température redescend lentement à 4° C quatre heures après. F  est indiqué en secondes.   2.4.4. L'effet temporaire dû au magnétisme: H = E5 – E4. Le chronomètre  tourne lentement dans un champ magnétique d'intensité 60 Oe en  passant par toutes les orientations. H est indiqué en secondes.   2.4.5. Le coefficient thermique:       1  1  M8 + M5   M8 + M5    CT = —  — M6 – ———— + M7 – ————    16  3  2   2       C'est le coefficient thermique moyen entre les températures 4° C et   28° C d'une part, et 28° C et 36° C d'autre part. Il est exprimé en en  s/d.deg.   2.4.6. La dérive statique ou vieillissement, : Elle est déterminée en  faisant passer une courbe, E(n), de 2e degré par les 12 points E8 à  E19, selon la méthode des moindres carrés. Si n est le numéro du  jour (de 1 à 15) et E(n) la valeur de la courbe calculée, alors            1   E(n) — n2 –  +            2   où  est la dérive statique ou vieillissement, donnée en s/d2.   2.4.7. La marche diurne, . La constante , mesurée en s/d, de la formule  précédente est la marche diurne moyenne pendant les 15 derniers  jours des épreuves, déduction faite de la dérive.   2.4.8. L'écart moyen, e, est défini comme suit:       19     1  e = —   12        Ei – E(n)    8      où Ei sont les états mesurés et E(n) les états calculés de la formule   précédente. e est une mesure des écarts aléatoires de la montre  par rapport à une marche monotone. E est donné en secondes.   2.4.9. La réserve de marche, A, est déterminée à partir de la mesure du  courant et de la capacité estimée de la batterie. Le contrôle de A  est fait par échantillonnage, au besoin auprès du fabricant.     441.1      4   2.5. Limites. Pour obtenir un certificat de chronomètre, chaque pièce  doit réussir tous les tests en obtenant un résultat meilleur que les  limites fixées ci-dessous:    Critère   Valeur limite    Reprise dynamique R  0.03 s/dd    Chocs mécaniques C  0.15 s    Choc thermique F  1.0 s    Magnétisme H  0.05 s    Coefficient thermique CT  0.03 s/d  deg    Vieillissement   0.0002 s/d2    Marche diurne   0.05 s/d    Ecart moyen e  0.01 s    Réserve de marche A  1 année   2.6. Les valeurs limites fixées ci-dessus peuvent être modifiées par  décision de la commission de l'observatoire et, pendant la première  année de validité du présent règlement, par la direction de  l'observatoire.      3. Emoluments   3.1. Pour chaque pièce observée, il est perçu un émolument de 50  francs.   Cet émolument n'est pas une taxe, mais un prix calculé sur la base  des frais de salaire, des frais d'amortissement des installations et  des frais généraux. Il est indexé à l'indice du coût de la vie de mars  1976.   3.2. L'émolument pour les pièces qui ont échoué est le même. Si  toutefois l'échec a été détecté avant la fin des épreuves, le prix est  réduit proportionnellement.   3.3. Des rabais peuvent être accordés au fabricant qui, par des dépôts  massifs et réguliers, facilite la rationalisation du travail. Les rabais  seront calculés sur la base des économies réalisées et accordés  sous la forme de ristourne.   3.4. L'adaptation des émoluments à l'indice du coût de la vie, ainsi que  les rabais, sont de la compétence de la direction de l'observatoire.   4. Dispositions finales   4.1. Les modalités d'application, dans la mesure où elles ne sont pas  fixées par le présent règlement, sont de la compétence de la  direction de l'observatoire.   4.2. Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.