Microsoft Word - 941.201.it.doc   1   Ordinanza del DFGP  sugli strumenti di misurazione della lunghezza  (OSML)1   del 19 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2021)     Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),  visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,  17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli  strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),3  ordina:   Sezione 1: Disposizioni generali   Art. 1 Oggetto  La presente ordinanza disciplina:   a. i requisiti degli strumenti di misurazione della lunghezza;  b. le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;  c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali stru-  menti.   Art. 24 Campo d’applicazione   1 La presente ordinanza si applica ai seguenti strumenti di misurazione della lun- ghezza:   a. misure materializzate di lunghezza;  b. apparecchi di misurazione della lunghezza;  c. apparecchi di misurazione multidimensionali;  d. cavalletti dendrometrici;  e. impianti di misurazione del legno tondo;  f. apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi;  g. apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne;        RU 2006 1433  1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021   (RU 2020 3759).  2 RS 941.210  3 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia   di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).  4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021   (RU 2020 3759).   941.201    Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   2   941.201   h. impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli.  2 Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi nei  depositi per carburanti della Base logistica dell’esercito non sono soggetti alla pre- sente ordinanza.   Art. 3 Definizioni  Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:   a. misura materializzata di lunghezza: strumento di misurazione che comporta  suddivisioni le cui distanze sono date in unità legali di lunghezza;   b.5 apparecchio di misurazione della lunghezza: strumento di misurazione che  determina la lunghezza di prodotti come tessili, nastri e cavi, durante il mo- vimento di avanzamento del prodotto da misurare;   c. apparecchio di misurazione multidimensionale: strumento di misurazione  che determina le dimensioni (lunghezza, altezza, larghezza) del più piccolo  parallelepipedo rettangolo che comprende il prodotto da misurare;   d. cavalletto dendrometrico: strumento di misurazione che determina il diame- tro di fusti e parti di fusto;   e. impianto di misurazione del legno tondo: strumento di misurazione elettro- nico che determina il volume di legno tondo o di pezzi di legno tondo  mediante misurazione di uno o più diametri e – sempre che non sia uni- camente idoneo alla misurazione di una prestabilita lunghezza del legno  tondo – la lunghezza durante il movimento di avanzamento del prodotto da  misurare;   f.6 apparecchio di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi:  strumento di misurazione che determina automaticamente il livello di riem- pimento di un liquido in un serbatoio fisso in rapporto a una prestabilita al- tezza di riferimento;   fbis.7 apparecchio di misurazione del livello di riempimento per autocisterne:  strumento di misurazione che determina automaticamente il livello di riem- pimento di un liquido in autocisterne in rapporto a una prestabilita altezza di  riferimento;   g. impianto di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli:  strumento di misurazione elettronico che determina l’altezza, la larghezza e  la lunghezza di autoveicoli pesanti durante un passaggio controllato.       5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU 2020 3759).   6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU 2020 3759).   7 Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021   (RU 2020 3759).     Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP   3   941.201   Art. 4 Condizioni di riferimento  La temperatura di riferimento è di 20 °C, salvo diversa specifica del fabbricante.   Sezione 2: Misure materializzate di lunghezza   Art. 5 Requisiti essenziali  Le misure materializzate di lunghezza devono soddisfare i requisiti essenziali di cui  all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della  presente ordinanza.   Art. 6 Procedure per l’immissione sul mercato  1 La conformità delle misure materializzate di lunghezza ai requisiti essenziali  secondo l’articolo 5 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle  seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di  misurazione:   a. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo  basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);   b. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di  produzione (modulo D1);   c. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto (modu- lo F1);   d. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto  (modulo G);   e. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modu- lo H).   2 Se la procedura scelta prevede che per un lotto o per un invio è sufficiente una  copia della dichiarazione di conformità, tale disposizione è applicabile alle misure  materializzate di lunghezza.   Sezione 3:  Apparecchi di misurazione della lunghezza e apparecchi di misurazione  multidimensionali   Art. 7 Requisiti essenziali  1 Gli apparecchi di misurazione della lunghezza devono soddisfare i requisiti essen- ziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato  2 lettere A e B della presente ordinanza.8       8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU 2020 3759).     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   4   941.201   2 Gli apparecchi di misurazione multidimensionali devono soddisfare i requisiti  essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e  all’allegato 2 lettere A e C della presente ordinanza.   Art. 8 Procedure per l’immissione sul mercato  1 La conformità degli apparecchi di misurazione meccanici o elettromeccanici ai  requisiti essenziali secondo l’articolo 7 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante,  secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza  sugli strumenti di misurazione:   a. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo  basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);   b. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo  basata sulla garanzia di qualità dell’ispezione e delle prove effettuate sul  prodotto finale (modulo E);   c. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo  basata sulla verifica del prodotto (modulo F);   d. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di  produzione (modulo D1);   e. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità delle ispezioni  e delle prove effettuate sul prodotto finale (modulo E1);   f. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto (modu- lo F1);   g. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto  (modulo G);   h. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modu- lo H);   i. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e  sull’esame del progetto (modulo H1).   2 La conformità degli apparecchi di misurazione elettronici o degli apparecchi che  contengono un software ai requisiti essenziali secondo l’articolo 7 è valutata e  attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano  nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:   a. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo  basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);   b. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo  basata sulla verifica del prodotto (modulo F);   c. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto  (modulo G);   d. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e  sull’esame del progetto (modulo H1).     Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP   5   941.201   Art. 9 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione  1 Gli apparecchi di misurazione meccanici o elettromeccanici devono essere presen- tati ogni sei anni a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione succes- siva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misu- razione.  2 Per gli apparecchi di misurazione elettronici o gli apparecchi che contengono un  software è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 nume- ro 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un  ufficio di verificazione cantonale.9   Sezione 4: Cavalletti dendrometrici   Art. 10 Requisiti essenziali  I cavalletti dendrometrici devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1  dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 della presente ordi- nanza.   Art. 11 Procedure per l’immissione sul mercato  1 Per i cavalletti dendrometrici meccanici è prescritta l’ammissione generale. Tali  apparecchi sottostanno alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5  dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.  2 Per i cavalletti dendrometrici elettronici sono prescritte l’ammissione ordinaria e la  verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di  misurazione.   Art. 12 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione  1 La verificazione dei cavalletti dendrometrici meccanici ha validità illimitata.  2 I cavalletti dendrometrici elettronici devono essere presentati ogni sei anni a un  ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente  all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.   Sezione 5: Impianti di misurazione del legno tondo   Art. 13 Requisiti essenziali  Gli impianti di misurazione del legno tondo devono soddisfare i requisiti essenziali  di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4  della presente ordinanza.       9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU 2020 3759).     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   6   941.201   Art. 14 Procedure per l’immissione sul mercato  Per gli impianti di misurazione del legno tondo sono prescritte l’ammissione ordina- ria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli  strumenti di misurazione.   Art. 1510 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione  Per gli impianti di misurazione del legno tondo è prescritta la verificazione successi- va conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misura- zione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale. L’uti- lizzatore deve inoltre effettuare una procedura di controllo conformemente all’alle- gato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.   Sezione 6:  Apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi11   Art. 16 Requisiti essenziali  Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi devono  soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di  misurazione e all’allegato 5 della presente ordinanza.   Art. 17 Procedure per l’immissione sul mercato  Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi sono  prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente  all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.   Art. 18 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione  Per quanto riguarda gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per  serbatoi fissi, l’utilizzatore può scegliere fra le seguenti procedure:   a. la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni due anni da un ufficio di  verificazione cantonale;   b. la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un uffi- cio di verificazione cantonale, completata da una procedura di controllo da  parte dell’utilizzatore, conformemente all’allegato 7 numero 5 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione.       10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU 2020 3759).   11  Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU 2020 3759). ). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.     Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP   7   941.201   Sezione 6a:12  Apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne   Art. 18a Requisiti essenziali  Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne devono  soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di  misurazione e all’allegato 5a della presente ordinanza.   Art. 18b Procedura per l’immissione sul mercato  Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne sono  prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’alle- gato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.   Art. 18c Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione  1 Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne è  prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’or- dinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita da un ufficio di verificazione can- tonale.  2 La durata della validità della verificazione è di:   a. un anno per la verificazione iniziale;  b. due anni per le verificazioni successive.   3 L’Istituto federale di metrologia può, per singoli tipi, prolungare o abbreviare tali  termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione lo consen- tono o lo esigono.   Sezione 7:   Impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di  veicoli   Art. 19 Requisiti essenziali  Gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli devo- no soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti  di misurazione e all’allegato 6 della presente ordinanza.   Art. 20 Procedure per l’immissione sul mercato  Per gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli  sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente  all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.       12 Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021   (RU 2020 3759).     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   8   941.201   Art. 21 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione  Per gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli è  prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1  dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni due anni da un ufficio di  verificazione cantonale, completata da una procedura di controllo da parte  dell’utilizzatore, conformemente all’allegato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli stru- menti di misurazione.   Sezione 8: Obblighi dell’utilizzatore   Art. 22  Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli stru- menti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile anche:   a. dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e  alla messa in servizio degli apparecchi di misurazione;   b. della manutenzione degli apparecchi di misurazione e della revisione perio- dica delle loro parti sottoposte a usura, a invecchiamento e a insudiciamento.   Sezione 9: Errori massimi tollerati in caso di controlli   Art. 23  In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli  strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazio- ne, sono tollerati i seguenti errori massimi:   a. per gli strumenti di misurazione della lunghezza di cui alle sezioni 2, 3, 6 e  7, quelli definiti negli allegati 1, 2, 5 e 6 della presente ordinanza;   b.13 per gli strumenti di misurazione della lunghezza di cui alle sezioni 4 e 6a, gli  errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti rispettiva- mente negli allegati 3 e 5a della presente ordinanza;   c. per gli impianti di misurazione del legno tondo di cui alla sezione 5, gli erro- ri massimi tollerati corrispondono a una volta e mezzo quelli definiti  nell’allegato 4 della presente ordinanza.       13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU 2020 3759).     Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP   9   941.201   Sezione 10: Disposizioni finali   Art. 24 Diritto previgente: abrogazione  L’ordinanza dell’8 aprile 199114 sugli strumenti di misura di lunghezza è abrogata.   Art. 25 Disposizioni transitorie  1 Gli strumenti di misurazione della lunghezza che sono stati sottoposti alla verifica- zione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti  alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva tali stru- menti devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previ- genti.  2 Gli strumenti di misurazione della lunghezza che sono stati ammessi secondo il  diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verifi- cazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli stru- menti di misurazione per dieci anni a decorrere dell’entrata in vigore della presente  ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che  sono trascorsi i dieci anni.  3 Gli impianti di misurazione del legno tondo che sono stati immessi sul mercato  prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono ancora essere utilizzati  per tre anni a decorrere della messa in servizio o della revisione senza essere sotto- posti a verificazione.   Art. 26 Entrata in vigore  La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.       14 [RU 1991 1306, 1997 2761 n. II lett. a]     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   10   941.201   Allegato 1  (art. 5)   Requisiti specifici delle misure materializzate di lunghezza   1 Condizioni di riferimento  1.1 Per i metri a nastro di lunghezza pari o superiore a 5 m, gli errori massimi   tollerati devono essere rispettati, se si applica una trazione di 50 N o con  valori di forza diversi, specificati dal fabbricante e opportunamente impressi  sul metro, oppure nel caso di misure di lunghezza rigide o semirigide, per le  quali non è necessario considerare alcuna forza di trazione.   1.2 Se non corrisponde a 20 °C, il fabbricante deve indicare sulla misura di  lunghezza la temperatura di riferimento.   2 Errori massimi tollerati  2.1 L’errore massimo tollerato (positivo o negativo in mm) in due graduazioni   non consecutive della scala è (a + b·L), dove:  – L è il valore arrotondato al metro intero seguente della lunghezza in m   da misurare;  – a e b sono riportati nella tabella 1.     Se un intervallo terminale è limitato da una superficie, l’errore massimo  tollerato per qualsiasi distanza a partire da tale punto è aumentato del valore  c riportato nella tabella 1.   Tabella 1   Classe di accuratezza a (mm) b c (mm)   I 0,1 0,1 0,1  II 0,3 0,2 0,2  III 0,6 0,4 0,3  D: classe speciale per metri a nastro ad immersione(1)  Fino a 30 m compresi(2)   1,5 zero zero   S: classe speciale per metri a nastro per serbatoi  Per ogni 30 m di lunghezza quando il nastro poggia su  una superficie piana   1,5 zero zero         (1) Vale per le combinazioni metro a nastro e peso immerso.  (2) Se la lunghezza nominale è superiore a 30 m, è permesso, per ciascun segmento di   30 m, un ulteriore errore massimo tollerato di 0,75 mm.     Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP   11   941.201   2.2 I metri a nastro ad immersione possono anche essere della classe I o II; in tal  caso, per ogni lunghezza compresa tra due graduazioni della scala, una delle  quali è sull’affondatoio e l’altra sul metro, l’errore massimo tollerato è di  ± 0,6 mm, se l’applicazione della formula dà un valore inferiore a 0,6 mm.     L’errore massimo tollerato (positivo o negativo) per la lunghezza tra due  graduazioni consecutive della scala e la differenza massima tollerata tra due  intervalli consecutivi sono riportati nella tabella 2.   Tabella 2   Lunghezza i dell’intervallo Errore massimo tollerato o differenza massima tollerata in mm, a  seconda della classe di accuratezza    I II III   i ≤ 1 mm 0,1 0,2 0,3  1 mm < i ≤ 1 cm 0,2 0,4 0,6     Le giunzioni dei metri pieghevoli devono essere concepite in modo che non  causino errori, oltre a quelli indicati sopra, superiori a 0,3 mm per la classe II  e a 0,5 mm per la classe III.   3 Materiali  3.1 I materiali impiegati per le misure materializzate di lunghezza devono essere   scelti in modo che, in caso di variazioni della lunghezza dovute a differenze  di fino a ± 8 °C dalla temperatura di riferimento, l’errore massimo tollerato  non sia superato. Questo non si applica alle misure materializzate delle classi  S e D, qualora il fabbricante preveda che, se necessario per tener conto della  dilatazione termica, devono essere corretti i valori misurati.   3.2 Le misure materializzate di lunghezza fatte con materiali le cui dimensioni  potrebbero modificarsi sensibilmente sotto l’influsso di forti mutamenti  dell’umidità relativa dell’aria, possono essere attribuite soltanto alle classi II  o III.   4 Graduazioni    Sulle misure materializzate di lunghezza deve essere impresso il valore   nominale. Le scale millimetriche devono recare indicazioni numeriche a  ogni centimetro; le misure materializzate di lunghezza con un intervallo sca- lare superiore a 2 cm devono recare l’indicazione numerica a ogni gradua- zione.     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   12   941.201   Allegato 215  (art. 7)   Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione della  lunghezza e degli apparecchi di misurazione multidimensionali   A Requisiti comuni degli apparecchi di misurazione della  lunghezza e degli apparecchi di misurazione multidimensionali   1 Immunità elettromagnetica  1.1 L’influenza di un’interferenza elettromagnetica su un apparecchio di misu-  razione della lunghezza e sulle sue combinazioni deve essere tale che:  – la variazione del risultato della misurazione non superi il valore di   variazione critico di cui al numero 1.2;   – non sia possibile eseguire una misurazione;   – si producano variazioni momentanee del risultato della misurazione tali   da non poter essere interpretate, memorizzate o trasmesse come risulta- to della misurazione; oppure   – si producano variazioni del risultato della misurazione sufficientemente  marcate da essere riscontrate da tutti coloro che sono interessati al risul- tato della misurazione.   1.2 Il valore di variazione critico è uguale a una divisione della scala.   B Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione della  lunghezza   1 Caratteristiche del prodotto da misurare    I materiali tessili sono caratterizzati da uno specifico fattore K. Tale fattore   tiene conto della capacità d’allungamento e della forza peso per unità di  superficie del prodotto da misurare, ed è definito dalla formula seguente:     K = ε (GA + 2,2 N/m2), dove ε è l’allungamento relativo di un campione di  tessuto largo 1 m sotto un’azione di trazione di 10 N, e GA è la forza peso  per unità di superficie di un campione di tessuto in N/m2.   2 Condizioni di funzionamento  2.1 Campo: le dimensioni e, se del caso, il fattore K devono essere comprese   entro i campi specificati dal fabbricante per l’apparecchio in questione. I  campi del fattore K sono riportati nella tabella 1:       15 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU 2020 3759).     Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP   13   941.201   Tabella 1   Gruppo Campo di K Prodotto da misurare   I 0 < K < 2×10-2 N/m2 bassa capacità d’allungamento  II 2×10-2 N/m2 < K < 8×10-2 N/m2 media capacità d’allungamento  III 8×10-2 N/m2 < K < 24×10-2 N/m2 elevata capacità d’allungamento  IV 24×10-2 N/m2 < K elevatissima capacità   d’allungamento       2.2 Se il prodotto da misurare non è fatto avanzare dall’apparecchio di misura- zione, la velocità d’avanzamento deve essere compresa entro i campi speci- ficati dal fabbricante per l’apparecchio in questione.   2.3 Se il risultato della misurazione dipende dallo spessore del prodotto da  misurare, dalle caratteristiche della sua superficie e dalla sua distribuzione,  per esempio da grandi rotoli o da pile, i limiti corrispondenti sono specificati  dal fabbricante.   3 Errori massimi tollerati    Apparecchi di misurazione   Tabella 2   Classe di accuratezza Errori massimi tollerati   I 0,125 %, ma non inferiore a 0,005 Lm  II 0,25 %, ma non inferiore a 0,01 Lm  III 0,5 %, ma non inferiore a 0,02 Lm        Dove Lm è la lunghezza minima misurabile, vale a dire la più piccola unità  specificata dal fabbricante per l’apparecchio in questione.     Ai fini di esami e controlli, la lunghezza dei vari tipi di materiale è misurata  con apparecchi adeguati, per esempio un metro a nastro. Il prodotto da misu- rare è steso su un supporto idoneo, per esempio un tavolo adeguato, in modo  da non presentare né pieghe né allungamenti.   4 Altri requisiti    L’apparecchio di misurazione deve garantire che il prodotto da misurare sia   misurato nel suo stato non allungato in conformità con la prevista capacità  d’allungamento del prodotto per il quale l’apparecchio in questione è proget- tato.     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   14   941.201   C Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione  multidimensionali   1 Condizioni di funzionamento  1.1 Campo: le dimensioni devono essere comprese entro il campo specificato   dal fabbricante per l’apparecchio in questione.  1.2 Dimensione minima: il limite inferiore della dimensione minima per tutti i   valori della divisione di scala è riportato nella tabella 3.   Tabella 3   Divisione di scala (d) Dimensione minima (limite inferiore)   d ≤ 2 cm 10 d  2 cm < d ≤ 10 cm 20 d  10 cm < d 50 d         1.3 Velocità d’avanzamento del prodotto da misurare: tale velocità deve essere  compresa entro il campo specificato dal fabbricante per l’apparecchio in  questione.   2 Errori massimi tollerati  Gli errori massimi tollerati sono ± 1,0 d per ciascuna delle tre dimensioni.     Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP   15   941.201   Allegato 3  (art. 10)   Requisiti specifici dei cavalletti dendrometrici   1 Requisiti metrologici  1.1 Un cavalletto dendrometrico per determinare il diametro di fusti e parti di   fusto è costituito da un’asta diritta recante due becchi perpendicolari, l’uno  fissato a una delle due estremità dell’asta, l’altro scorrevole lungo l’asta.  Sulla superficie dell’asta è impressa una scala centimetrica.   1.2 La lunghezza dei becchi dovrebbe essere pari ad almeno la metà della lun- ghezza del campo di misurazione dell’asta. Il becco mobile dovrebbe poter  essere spostato senza gioco e senza eccessiva resistenza lungo l’asta in qual- siasi situazione. A causa della leggera forza che si esercita sulla sua punta al  momento della misurazione, il becco mobile non deve spostarsi di più di  5 mm dalla sua posizione parallela rispetto al becco fisso.   1.3 La scala graduata è suddivisa in centimetri o in millimetri e deve recare  indicazioni numeriche a ogni centimetro.   1.4 Nei cavalletti dendrometrici elettronici, l’indicazione è data in centimetri. Ai  fini della verificazione deve tuttavia essere disponibile un’indicazione con  risoluzione millimetrica.   1.5 Per quanto riguarda i cavalletti dendrometrici elettronici, nell’allestimento di  elenchi dei pezzi di legno devono essere considerati gli usi locali vigenti nel  commercio del legname concernenti le regole di arrotondamento, le dedu- zioni per la corteccia e le deduzione per la qualità.   2 Errori massimi tollerati  2.1 Gli errori massimi tollerati per la scala graduata e la distanza dei becchi   divaricati sono di ± 2 mm.  2.2 Gli errori massimi tollerati per la differenza fra la distanza delle punte dei   becchi e la distanza dei becchi sull’asta sono di ± 2 mm.     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   16   941.201   Allegato 4  (art. 13)   Requisiti specifici degli impianti di misurazione del legno tondo   1 Requisiti metrologici  1.1 La determinazione del diametro avviene sia mediante determinazione del   diametro medio alla metà della lunghezza del prodotto da misurare sia  mediante determinazione di più diametri medi alla metà della lunghezza di  sezioni di uguale lunghezza del prodotto da misurare.   1.2 Il dispositivo di misurazione del diametro deve determinare, per ogni punto  di misurazione, il valore medio fra due singoli diametri a 90° l’uno dall’altro  o fra tre singoli diametri a 60° l’uno dall’altro.   1.3 Per evitare errori di misurazione dovuti a mozziconi di rami o pezzi di  corteccia, ogni determinazione del diametro medio deve essere eseguita in  almeno due punti di misurazione entro un settore di 20 cm. Come diametro  medio vale il diametro più piccolo misurato entro tale settore.   1.4 La lunghezza del prodotto da misurare è determinata dal dispositivo di  misurazione dell’avanzamento durante il movimento d’avanzamento.   1.5 Come sezione del prodotto o pezzo di prodotto da misurare vale la superficie  di un cerchio corrispondente al diametro medio.   1.6 Come volume del prodotto da misurare vale il prodotto fra la sezione e la  lunghezza del prodotto da misurare oppure la somma dei volumi dei pezzi di  prodotto da misurare.   1.7 La risoluzione del valore di misurazione deve essere di almeno 5 mm per il  diametro e di almeno 1 cm per la lunghezza.   1.8 Per quanto riguarda le regole di arrotondamento, la sovramisura, le deduzio- ni per la corteccia e le deduzione per la qualità, nell’allestimento di elenchi  dei pezzi di legno, devono essere considerati gli usi locali vigenti nel com- mercio del legname.   1.9 Ai fini di esami e controlli, deve essere possibile la lettura dei valori non  arrotondati dei singoli diametri.   2 Condizioni di funzionamento  2.1 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere   garantite per una temperatura ambientale compresa fra –15 °C e +45 °C.  2.2 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere   garantite per variazioni della tensione d’alimentazione comprese fra –15 %  e +10 % della tensione di funzionamento nominale.   2.3 I dispositivi di misurazione devono essere protetti da luci esterne suscettibili  d’influenzare il risultato della misurazione.     Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP   17   941.201   3 Errori massimi tollerati  3.1 Gli errori massimi tollerati per i singoli diametri sono di:   – ± 10 mm, per ogni singola misurazione;  – ± 2,5 mm, per il valore medio risultante da 10 a 20 singole misurazioni   del medesimo prodotto da misurare, effettuate in varie posizioni.  3.2 Gli errori massimi tollerati per la lunghezza misurata sono di ± 1 % della   lunghezza del prodotto da misurare, ma non inferiori a 5 cm.       Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   18   941.201   Allegato 516  (art. 16)   Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione del livello di  riempimento per serbatoi fissi   1 Requisiti metrologici  1.1 Un apparecchio di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi è   almeno composto di un dispositivo di localizzazione del livello del liquido,  di un’unità di trasmissione e di un indicatore.   1.2 L’intervallo della scala graduata dell’indicatore non deve essere superiore a  1 mm.   1.3 Un apparecchio di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi  può avere più indicatori, anche un indicatore a distanza. Tutti gli indicatori  devono essere chiaramente contrassegnati secondo l’apparecchio di misura- zione cui sono attribuiti.   1.4 Ai fini della verificazione deve essere disponibile un indicatore del livello.   2 Condizioni di funzionamento  2.1 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere   garantite per le condizioni di funzionamento specificate; tali condizioni  comprendono:  – la temperatura minima e massima del liquido e del veicolo al di sopra   del liquido;  – la pressione minima e massima;  – le caratteristiche del liquido e del veicolo al di sopra del liquido;  – la densità minima e massima del liquido e del veicolo al di sopra del   liquido;  – il campo di misurazione dell’ apparecchio di misurazione del livello di   riempimento per serbatoi fissi;  – le condizioni ambientali.   2.2 Salvo indicazione contraria, per la temperatura di funzionamento minima e  massima valgono i valori seguenti:  – da –25 °C a +55 °C per il funzionamento all’aperto;  – da +5 °C a +40 °C per il funzionamento in ambiente chiuso.   2.3 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere  garantite per variazioni della tensione d’alimentazione comprese fra –15 % e  +10 % della tensione di funzionamento nominale.       16 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU 2020 3759).     Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP   19   941.201   3 Errori massimi tollerati    Gli errori massimi tollerati per il livello indicato sono di:   – ± 1 mm, sia per l’esame del tipo prima del montaggio dell’apparecchio  di misurazione sul serbatoio di deposito, sia per la verificazione iniziale  eseguita per lo più dal fabbricante;   – ± 4 mm, per la verificazione iniziale e la verificazione successiva  dell’apparecchio di misurazione in esercizio, montato sul serbatoio di  deposito.   4 Documenti normativi    Le prescrizioni sulla costruzione e sulle caratteristiche metrologiche degli   apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi sono  considerate adempite, se gli apparecchi di misurazione soddisfano la racco- mandazione internazionale OIML R 85, edizione 200817.       17 Recommandation internationale OIML R 85, édition 2008 «Jaugeurs automatiques   pour le mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage fixes». Il testo  della raccomandazione, in francese, può essere ottenuto dietro pagamento presso l’Istituto  federale di metrologia, 3003 Berna, oppure consultato o scaricato gratuitamente da  www.oiml.org/fr/publications/recommandations.     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   20   941.201   Allegato 5a18  (art. 18a)   Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione del livello di  riempimento per autocisterne   1 Requisiti metrologici  1.1 Un apparecchio di misurazione del livello di riempimento per autocisterne si   compone almeno di un dispositivo di localizzazione del livello del liquido  nel contenitore da trasporto dell’autocisterna, di un’unità di trasmissione e di  un indicatore.   1.2 Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne  devono soddisfare i requisiti della classe di accuratezza 0,5 di cui al numero  5.1.2 della raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 200919.   1.3 Se il contenitore da trasporto di un’autocisterna è suddiviso in più camere di  misurazione, le caratteristiche metrologiche si applicano ad ogni singolo ap- parecchio di misurazione del livello di riempimento in ogni camera di misu- razione.   1.4 Il volume nominale Vn di un contenitore da trasporto o di una camera di  misurazione corrisponde, nel caso di combustibili o carburanti, al volume  del liquido alla temperatura di riferimento di 15° C, se il contenitore da tra- sporto o la camera di misurazione sono riempiti fino al livello massimo di li- quido consentito. Per tutti gli altri liquidi si applica una temperatura di rife- rimento di 20° C.   1.5 La quantità minima erogata. che può essere misurata con un apparecchio di  misurazione del livello di riempimento per autocisterne corrisponde alla  quantità minima misurata MMQ (Vmin) indicata al numero 5.1.7 della rac- comandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009. Nel caso di con- tenitori da trasporto con più camere di misurazione è necessario specificare  la quantità minima misurata MMQ (Vmin) per ogni camera di misurazione.   1.6 A seconda del tipo di consegna si applicano i seguenti valori:  – in caso di consegna del volume nominale totale Vn (consegna totale):   sensibilità misurazione del livello (risoluzione) ≤ 1,5 mm per 1/1000  del volume misurato;   – in caso di consegna di una parte del volume nominale Vn (consegna  parziale):       18 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU 2020 3759).   19 International Recommendation OIML R 80, Edition 2017 «Road and rail tankers with  level gauging», Part 1, Edition 2009 «Metrological and technical requirements». Il testo  della raccomandazione, in inglese, può essere ottenuto dietro pagamento presso l’Istituto  federale di metrologia, 3003 Berna, oppure consultato o scaricato gratuitamente da  www.oiml.org/en/publications/recommendations.     Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP   21   941.201   incertezza estesa misurazione del livello < 0,7 mm, risoluzione misura- zione del livello < 0,1 mm.   1.7 Ai fini della verificazione deve essere disponibile un indicatore del livello.  1.8 Per la targhetta d’identificazione si applicano i requisiti di cui al numero 6.1   della raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009.   2 Condizioni di funzionamento  2.1 Si applicano le condizioni di funzionamento di cui al numero 5.1.1 della   raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009.  2.2 Per la temperatura massima e minima di funzionamento valgono i seguenti   valori: da -25° C a +55° C.   3 Errori massimi tollerati  3.1 Gli errori massimi tollerati per il volume visualizzato per l’intero sistema di   misurazione sono:  – al momento della verificazione iniziale: ± 0,3% del volume visualizza-  to;  – al momento della verificazione successiva: ± 0,5% del volume visualiz-  zato.  3.2 Gli errori massimi tollerati per la misurazione della temperatura sono di ±   0,5° C.  3.3 Gli errori massimi tollerati per il sensore d’inclinazione sono pari a ± 0,3%   della quantità minima misurata MMQ (Vmin) della rispettiva camera di misu- razione.   4 Documenti normativi    Le prescrizioni sulla costruzione e sulle caratteristiche metrologiche degli   apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne sono  considerate adempite, se gli apparecchi di misurazione soddisfano la racco- mandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009.     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   22   941.201   Allegato 6  (art. 19)   Requisiti specifici degli impianti di misurazione della sagoma di  veicoli e combinazioni di veicoli   1 Requisiti metrologici  1.1 Un impianto di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di   veicoli è composto di un dispositivo per la determinazione della sezione tra- sversale (altezza e larghezza) e della posizione longitudinale del veicolo  durante il suo passaggio, a velocità controllata, attraverso l’impianto di  misurazione.   1.2 L’intervallo longitudinale delle sezioni della sagoma non deve essere supe- riore a 2,5 cm.   1.3 L’impianto di misurazione determina le dimensioni massime del veicolo per  quanto concerne l’altezza, la larghezza e la lunghezza. Le parti sporgenti del  veicolo secondo l’articolo 38 capoversi 1 e 1bis dell’ordinanza del 19 giugno  199520 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) devo- no essere identificate e poter essere escluse dai risultati della misurazione.   1.4 L’intervallo della scala graduata dell’indicatore non deve essere superiore a  1 cm.   1.5 Ai fini della verificazione, deve essere disponibile un indicatore dell’altezza,  della larghezza e della posizione longitudinale dell’oggetto da verificare,  misurate di continuo. Allo scopo, la risoluzione del valore misurato non deve  essere inferiore a 0,5 cm.   2 Condizioni di funzionamento  2.1 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere   garantite per una temperatura ambientale compresa fra –20 °C e +50 °C e  per una velocità del vento fino a 60 km/h.   2.2 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere  garantite in caso di leggera pioggia o nevicata.   2.3 In caso di condizioni meteorologiche non ammissibili, devono essere esclusi  errori di misurazione.   2.4 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere  garantite per variazioni della tensione d’alimentazione comprese fra –15 % e  +10 % della tensione di funzionamento nominale.   2.5 I dispositivi di misurazione devono essere protetti da luci esterne suscettibili  d’influenzare il risultato della misurazione.       20 RS 741.41     Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP   23   941.201   2.6 Le dimensioni dell’autoveicolo devono essere comprese entro il campo  specificato dal fabbricante.   2.7 La velocità alla quale l’autoveicolo passa attraverso l’impianto di misurazio- ne deve essere inferiore alla velocità massima specificata dal fabbricante.   3 Errori massimi tollerati    Gli errori massimi tollerati per i valori indicati dall’impianto di misurazione   del profilo nella misurazione di un oggetto d’esame sono di:  – ± 1,5 cm, per l’altezza;  – ± 1,5 cm, per la larghezza;  – ± 2,5 cm, per la lunghezza.     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   24   941.201