Microsoft Word - 941.201.de.doc   1   Verordnung des EJPD  über Längenmessmittel  (LMmV)1   vom 19. März 2006 (Stand am 1. Januar 2021)     Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),  gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 11 Absatz 2, 16 Absatz 2,   17 Absatz 2, 24 Absatz 3 und 33 der Messmittelverordnung vom 15. Februar 20062  (Messmittelverordnung),3  verordnet:   1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   Art. 1 Gegenstand  Diese Verordnung regelt:   a. die Anforderungen an Längenmessmittel;  b. die Verfahren für das Inverkehrbringen dieser Messmittel4;  c. die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit dieser Messmittel.   Art. 25 Geltungsbereich  1 Dieser Verordnung unterstehen folgende Längenmessmittel:   a. verkörperte Längenmasse;  b. Längenmessmaschinen;  c. mehrdimensionale Messmittel;  d. Messkluppen;  e. Rundholzmessanlagen;  f. Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks;  g. Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen;        AS 2006 1433  1 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021    (AS 2020 3759).  2 SR 941.210  3 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen   im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).  4 Ausdruck gemäss Ziff. I 1 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen   im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183). Die Anpassung wurde im  ganzen Text vorgenommen   5 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021   (AS 2020 3759).   941.201    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   2   941.201   h. Profilmessanlagen für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen.  2 Nicht dieser Verordnung unterstehen Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks in  den Tanklagern der Logistikbasis der Armee.   Art. 3 Begriffe  In dieser Verordnung bedeuten:   a. verkörpertes Längenmass: Messmittel mit Einteilungsmarken, deren Ab- stände in gesetzlichen Längenmasseinheiten angegeben sind;   b.6 Längenmessmaschine: Messmittel zur Bestimmung der Länge von Gebilden  wie Stoffen, Bändern und Kabeln während einer Vorschubbewegung des  Messguts;   c. mehrdimensionales Messmittel: Messmittel zur Bestimmung der Kantenlänge  (Länge, Höhe, Breite) des kleinsten umhüllenden Quaders eines Messguts;   d. Messkluppe: Messmittel zur Bestimmung des Durchmessers von Stämmen  und Stammteilen;   e. Rundholzmessanlage: elektronisches Messmittel zur Bestimmung des Volu- mens von Rundholz oder Rundholzabschnitten durch Messung eines oder  mehrerer Durchmesser und, sofern sie nicht nur für die Messung von Rund- holz vorgegebener Länge geeignet ist, der Länge während einer Vorschub- bewegung des Messguts;   f.7 Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks: Messmittel zur automatischen  Bestimmung des Füllstands einer Flüssigkeit in einem stationären Tank in  Bezug auf eine vorgegebene Referenzhöhe;   fbis.8 Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen: Messmittel zur automatischen  Bestimmung des Füllstands einer Flüssigkeit in Strassentankwagen in Bezug  auf eine vorgegebene Referenzhöhe;   g. Profilmessanlage für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen: elektronisches  Messmittel zur Bestimmung von Höhe, Breite und Länge von schweren  Motorwagen während kontrollierter Durchfahrt.   Art. 4 Referenzbedingungen  Die Referenztemperatur beträgt 20 °C, sofern die Herstellerin nichts anderes angibt.       6 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021   (AS 2020 3759).   7 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021   (AS 2020 3759).   8 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021   (AS 2020 3759).     Längenmessmittel. V des EJPD   3   941.201   2. Abschnitt: Verkörperte Längenmasse   Art. 5 Grundlegende Anforderungen  Verkörperte Längenmasse müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1  der Messmittelverordnung und nach Anhang 1 der vorliegenden Verordnung erfüllen.   Art. 6 Verfahren für das Inverkehrbringen  1 Die Konformität der verkörperten Längenmasse mit den grundlegenden Anforde- rungen nach Artikel 5 wird nach Wahl der Herstellerin nach einem der folgenden  Verfahren nach Anhang 2 der Messmittelverordnung bewertet und bescheinigt:   a. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der  Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Produktion (Mo- dul D);   b. Konformitätserklärung auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die  Produktion (Modul D1);   c. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Modul  F1);   d. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Einzelprüfung (Modul G);  e. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitätssiche-  rung (Modul H).  2 Sieht das gewählte Verfahren vor, dass für Lose und Sendungen eine Kopie der  Konformitätserklärung ausreicht, so ist diese Bestimmung für verkörperte Längen- masse anwendbar.   3. Abschnitt:   Längenmessmaschinen und mehrdimensionale Messmittel9   Art. 7 Grundlegende Anforderungen  1 Längenmessmaschinen müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1  der Messmittelverordnung und nach Anhang 2 Buchstaben A und B der vorliegenden  Verordnung erfüllen.10  2 Mehrdimensionale Messmittel müssen die grundlegenden Anforderungen nach  Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 2 Buchstaben A und C der  vorliegenden Verordnung erfüllen.       9 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021   (AS 2020 3759).   10 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021   (AS 2020 3759).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   4   941.201   Art. 8 Verfahren für das Inverkehrbringen  1 Die Konformität mechanischer oder elektromechanischer Messmittel mit den  grundlegenden Anforderungen nach Artikel 7 wird nach Wahl der Herstellerin nach  einem der folgenden Verfahren nach Anhang 2 der Messmittelverordnung bewertet  und bescheinigt:   a. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der  Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Produktion (Mo- dul D);   b. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der  Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für das Produkt (Modul E);   c. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der  Bauart auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Modul F);   d. Konformitätserklärung auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die  Produktion (Modul D1);   e. Konformitätserklärung auf der Grundlage der Qualitätssicherung für das  Produkt (Modul E1);   f. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Mo- dul F1);   g. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Einzelprüfung (Modul G);  h. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitätssiche-  rung (Modul H);  i. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitätssiche-  rung, ergänzt durch die Entwurfsprüfung (Modul H1).  2 Die Konformität elektronischer Messmittel oder von Geräten, die Software enthal- ten, mit den grundlegenden Anforderungen nach Artikel 7 wird nach Wahl der  Herstellerin nach einem der folgenden Verfahren nach Anhang 2 der Messmittelver- ordnung bewertet und bescheinigt:   a. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der  Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Produktion (Mo- dul D);   b. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der  Bauart auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Modul F);   c. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Einzelprüfung (Modul G);  d. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitätssiche-  rung, ergänzt durch die Entwurfsprüfung (Modul H1).   Art. 9 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  1 Mechanische und elektromechanische Messmittel müssen alle sechs Jahre nach  Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ein kantonales Eichamt nach- geeicht werden.     Längenmessmittel. V des EJPD   5   941.201   2 Elektronische Messmittel oder Geräte, die Software enthalten, müssen alle vier  Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ein kantonales  Eichamt nachgeeicht werden.11   4. Abschnitt: Messkluppen   Art. 10 Grundlegende Anforderungen  Messkluppen müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Mess- mittelverordnung und nach Anhang 3 der vorliegenden Verordnung erfüllen.   Art. 11 Verfahren für das Inverkehrbringen  1 Mechanische Messkluppen sind allgemein zugelassen. Sie bedürfen einer Erst- eichung nach Anhang 5 der Messmittelverordnung.  2 Elektronische Messkluppen bedürfen einer ordentlichen Zulassung und einer  Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelverordnung.   Art. 12 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  1 Die Eichung für mechanische Messkluppen ist unbegrenzt gültig.  2 Elektronische Messkluppen müssen alle sechs Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der  Messmittelverordnung durch ein kantonales Eichamt nachgeeicht werden.   5. Abschnitt: Rundholzmessanlagen   Art. 13 Grundlegende Anforderungen  Rundholzmessanlagen müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der  Messmittelverordnung und nach Anhang 4 der vorliegenden Verordnung erfüllen.   Art. 14 Verfahren für das Inverkehrbringen  Rundholzmessanlagen bedürfen einer ordentlichen Zulassung und einer Ersteichung  nach Anhang 5 der Messmittelverordnung.   Art. 1512 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  Rundholzmessanlagen müssen alle vier Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmit- telverordnung durch ein kantonales Eichamt nachgeeicht werden. Die Verwenderin       11 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021   (AS 2020 3759).   12 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021   (AS 2020 3759).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   6   941.201   muss zusätzlich ein Kontrollverfahren nach Anhang 7 Ziffer 5 der Messmittelver- ordnung durchführen.   6. Abschnitt: Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks13   Art. 16 Grundlegende Anforderungen  Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks müssen die grundlegenden Anforderungen  nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 5 der vorliegenden  Verordnung erfüllen.   Art. 17 Verfahren für das Inverkehrbringen  Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks bedürfen einer ordentlichen Zulassung und  einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelverordnung.   Art. 18 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  Für Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks kann die Verwenderin zwischen  folgenden Verfahren wählen:   a. Nacheichung nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung alle zwei  Jahre durch ein kantonales Eichamt;   b. Nacheichung nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung alle vier  Jahre durch ein kantonales Eichamt, ergänzt durch ein Kontrollverfahren  durch die Verwenderin nach Anhang 7 Ziffer 5 der Messmittelverordnung.   6a. Abschnitt:14 Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen   Art. 18a Grundlegende Anforderungen  Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen müssen die grundlegenden Anforde- rungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 5a der vorlie- genden Verordnung erfüllen.   Art. 18b Verfahren für das Inverkehrbringen  Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen bedürfen einer ordentlichen Zulassung  und einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelverordnung.       13 Ausdruck gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021   (AS 2020 3759). Die Änderung wurde im ganzen Text berücksichtigt.   14 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021   (AS 2020 3759).     Längenmessmittel. V des EJPD   7   941.201   Art. 18c Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  1 Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen müssen nach Anhang 7 Ziffer 1 der  Messmittelverordnung durch ein kantonales Eichamt nachgeeicht werden.  2 Die Gültigkeitsdauer der Eichung beträgt:   a. ein Jahr für die Ersteichung;  b. zwei Jahre für die Nacheichungen.   3 Das Eidgenössische Institut für Metrologie kann diese Fristen für einzelne Bauarten  verlängern oder verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften der Messmittel  dies erlauben oder verlangen.   7. Abschnitt:  Profilmessanlagen für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen   Art. 19 Grundlegende Anforderungen  Profilmessanlagen für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen müssen die grund- legenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach An- hang 6 der vorliegenden Verordnung erfüllen.   Art. 20 Verfahren für das Inverkehrbringen  Profilmessanlagen für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen bedürfen einer or- dentlichen Zulassung und einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelverord- nung.   Art. 21 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  Profilmessanlagen für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen müssen alle zwei Jahre  nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ein kantonales Eichamt  nachgeeicht werden. Die Verwenderin muss zusätzlich ein Kontrollverfahren nach  Anhang 7 Ziffer 5 der Messmittelverordnung durchführen.   8. Abschnitt: Pflichten der Verwenderin   Art. 22  Zusätzlich zur Verantwortung nach Artikel 21 Absatz 1 der Messmittelverordnung  trägt die Verwenderin auch die Verantwortung dafür, dass:   a. die Anweisungen der Herstellerin zum Einbau und zur Inbetriebnahme des  Messmittels befolgt werden;   b. die Messmittel in Stand gehalten werden und die der Abnützung, Alterung  und Verschmutzung unterworfenen Teile periodisch revidiert werden.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   8   941.201   9. Abschnitt: Fehlergrenzen bei Kontrollen   Art. 23  Bei Beanstandungen im Sinne von Artikel 29 Absatz 1 der Messmittelverordnung  oder bei der amtlichen Kontrolle von Messmitteln ausserhalb der Eichung gelten als  Fehlergrenzen:   a. für Längenmessmittel nach den Abschnitten 2, 3, 6 und 7 die in den Anhängen  1, 2, 5 und 6 der vorliegenden Verordnung festgelegten Fehlergrenzen;   b.15 für Längenmessmittel nach den Abschnitten 4 und 6a das Doppelte der in den  Anhängen 3 beziehungsweise 5a der vorliegenden Verordnung festgelegten  Fehlergrenzen.   c. für Rundholzmessanlagen nach dem 5. Abschnitt das Anderthalbfache der in  Anhang 4 der vorliegenden Verordnung festgelegten Fehlergrenzen.   10. Abschnitt: Schlussbestimmungen   Art. 24 Aufhebung bisherigen Rechts  Die Längenmessmittel-Verordnung vom 8. April 199116 wird aufgehoben.   Art. 25 Übergangsbestimmungen  1 Längenmessmittel, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geeicht wurden,  dürfen weiterhin der Nacheichung unterzogen werden. Sie müssen bei der Nach- eichung die Fehlergrenzen nach den bisherigen Bestimmungen einhalten.  2 Längenmessmittel, die nach bisherigem Recht zugelassen wurden, können noch  während zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr gebracht  und der Ersteichung nach Anhang 5 Ziffer 2 der Messmittelverordnung unterzogen  werden. Sie dürfen auch nach Ablauf der zehn Jahre nachgeeicht werden.  3 Rundholzmessanlagen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr  gebracht wurden, dürfen noch drei Jahre nach Inbetriebsetzung oder Revision unge- eicht verwendet werden.   Art. 26 Inkrafttreten  Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 2006 in Kraft.       15 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021   (AS 2020 3759).   16 [AS 1991 1306, 1997 2761 Ziff. II Bst. a]     Längenmessmittel. V des EJPD   9   941.201   Anhang 1  (Art. 5)   Spezifische Anforderungen an verkörperte Längenmasse   1 Referenzbedingungen  1.1 Bei Messbändern mit einer Länge ab 5 m sind die Fehlergrenzen einzuhalten,   wenn eine Zugkraft von 50 N oder andere von der Herstellerin angegebene  und entsprechend auf dem Messband vermerkte Zugkräfte wirken oder im  Falle von starren oder halbstarren Längenmassen keine Zugkraft zu berück- sichtigen ist.   1.2 Eine von 20 °C abweichende Referenztemperatur ist von der Herstellerin auf  dem Längenmass entsprechend zu vermerken.   2 Fehlergrenzen  2.1 Die Fehlergrenzen (positiv oder negativ in mm) zwischen zwei nicht aufei-  nander folgenden Einteilungsmarken werden durch die Formel (a + b·L)  ausgedrückt; hierbei gilt:  – L ist die auf den nächsten vollen Meter aufgerundete Grösse der zu   messenden Länge in m;  – a und b sind der Tabelle 1 zu entnehmen.     Ist der begrenzende Teilungsschritt eine Endfläche, so wird die Fehlergrenze  für einen beliebigen Abstand beginnend an diesem Punkt um den in Tabelle 1  angegebenen Wert c erhöht.   Tabelle 1  Genauigkeitsklasse a (mm) b c (mm)   I 0,1 0,1 0,1  II 0,3 0,2 0,2  III 0,6 0,4 0,3  D: Spezialklasse für Peilbänder(1)  Bis einschliesslich 30 m(2)   1,5 Null Null   S: Spezialklasse für Tankbandmasse  Für jeweils 30 m Länge, wenn das Band  auf einer ebenen Fläche aufliegt   1,5 Null Null         (1) Gilt für Kombinationen aus Messband und Senkgewicht.  (2) Bei einer Nennlänge des Messbandes von über 30 m dürfen die Fehlergrenzen für   jeweils 30 m Bandlänge um 0,75 mm erhöht werden.   2.2 Peilbänder der Klasse I oder II sind ebenfalls zulässig; in diesem Fall betragen  die Fehlergrenzen für jede Länge zwischen zwei Teilungsmarken, von denen     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   10   941.201   sich die eine auf dem Senkgewicht und die andere auf dem Messband befin- det, ± 0,6 mm, wenn sich aus der Berechnung der Formel ein Wert unter  0,6 mm ergibt.     Die Fehlergrenze (positiv oder negativ) für die Länge zwischen zwei aufei- nander folgenden Teilungsmarken und die höchstzulässigen Unterschiede  zwischen zwei aufeinander folgenden Teilungsschritten sind in Tabelle 2  angegeben.   Tabelle 2  Länge i des   Teilungsschrittes   Fehlergrenze oder höchstzulässiger Unterschied in mm  nach Genauigkeitsklasse    I II III   i ≤ 1 mm 0,1 0,2 0,3  1 mm < i ≤ 1 cm 0,2 0,4 0,6          Die Gelenke von Gliedermassstäben sind so auszulegen, dass zusätzlich zu  den oben genannten Abweichungen keine Abweichungen über 0,3 mm bei  Klasse II und über 0,5 mm bei Klasse III auftreten.   3 Werkstoffe  3.1 Die für verkörperte Längenmasse verwendeten Werkstoffe sind so zu wählen,   dass bei Längenänderungen aufgrund von Abweichungen von der Referenz- temperatur von bis zu ± 8 °C die Fehlergrenze nicht überschritten wird. Dies  gilt nicht für Masse der Klassen S und D, wenn seitens der Herstellerin vor- gesehen ist, dass die ermittelten Messwerte nötigenfalls zur Berücksichtigung  der Wärmedehnung korrigiert werden müssen.   3.2 Längenmasse aus Werkstoffen, deren Abmessungen sich unter dem Einfluss  unterschiedlichster relativer Luftfeuchtigkeit wesentlich verändern können,  dürfen nur den Klassen II oder III zugeordnet werden.   4 Markierungen    Der Nennwert ist auf dem Längenmass zu markieren. Bei Millimetermass-  stäben sind alle Zentimetermarkierungen zu nummerieren; bei Längenmassen  mit Teilungsschritt über 2 cm sind alle Teilungsmarken zu nummerieren.     Längenmessmittel. V des EJPD   11   941.201   Anhang 217  (Art. 7)   Spezifische Anforderungen an Längenmessmaschinen   und mehrdimensionale Messmittel   A Gemeinsame Anforderungen an Längenmessmaschinen und   mehrdimensionale Messmittel  1 Elektromagnetische Störfestigkeit  1.1 Eine elektromagnetische Störgrösse darf sich auf ein Messmittel zur Messung   von Längen und ihrer Kombinationen nur so weit auswirken, dass:  – die Veränderung des Messergebnisses nicht höher ausfällt als der in   Ziffer 1.2 festgelegte Grenzwert;  – es unmöglich ist, eine Messung durchzuführen;  – beim Messergebnis kurzzeitige Schwankungen auftreten, die nicht als   Messergebnis ausgelegt, gespeichert und übertragen werden können;  oder   – beim Messergebnis Schwankungen auftreten, die so gravierend sind,  dass sie von allen am Messergebnis Interessierten wahrgenommen wer- den.   1.2 Der Grenzwert entspricht einem Teilungswert.   B Spezifische Anforderungen an Längenmessmaschinen  1 Merkmale des Messguts    Textile Flächengebilde sind durch den charakteristischen Faktor K gekenn-  zeichnet. Dieser Faktor berücksichtigt die Dehnbarkeit und die Festigkeit des  Messguts und bestimmt sich nach folgender Formel:     K = ε · (GA + 2,2 N/m2); darin ist ε die relative Dehnung einer 1 m breiten  Gewebeprobe bei einer Zugkraft von 10 N, GA die Festigkeit einer Gewebe- probe in N/m2.   2 Betriebsbedingungen  2.1 Bereich: Abmessungen und gegebenenfalls K-Faktor innerhalb der von der   Herstellerin für das Messmittel angegebenen Bereiche. Die Bereiche für den  K-Faktor sind in Tabelle 1 angegeben:       17 Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 1 der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit   1. Jan. 2021 (AS 2020 3759).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   12   941.201   Tabelle 1  Gruppe Bereich von K Messgut   I 0 < K < 2×10-2 N/m2 geringe Dehnbarkeit  II 2×10-2 N/m2 < K < 8×10-2 N/m2 mittlere Dehnbarkeit  III 8×10-2 N/m2 < K < 24×10-2 N/m2 hohe Dehnbarkeit  IV 24×10-2 N/m2 < K sehr hohe Dehnbarkeit       2.2 Wird das Messgut nicht vom Messmittel vorwärts bewegt, so muss seine  Geschwindigkeit in dem von der Herstellerin für das Messmittel festgelegten  Bereich liegen.   2.3 Ist das Messergebnis abhängig von der Dicke, der Oberflächenbeschaffenheit  und der Art der Zuführung wie von einer grossen Rolle oder einem Stapel, so  muss die Herstellerin die entsprechenden Beschränkungen angeben.   3 Fehlergrenzen    Messmittel   Tabelle 2  Genauigkeitsklasse Fehlergrenzen   I 0,125 %, aber nicht weniger als 0,005 Lm  II 0,25 %, aber nicht weniger als 0,01 Lm  III 0,5 %, aber nicht weniger 0,02 Lm        Hierbei ist Lm die kleinste messbare Länge, d.h. die geringste von der Her- stellerin angegebene Länge, für deren Messung das Messmittel bestimmt ist.     Für Prüf- und Kontrollzwecke ist die Länge der verschiedenen Arten von  Materialien mit geeigneten Messmitteln wie Messbändern zu messen. Das  Messgut ist dabei gerade und ungedehnt auf einer geeigneten Unterlage wie  einem geeigneten Tisch auszulegen.   4 Sonstige Anforderungen    Die Messmittel müssen gewährleisten, dass das Messgut entsprechend der   vorgesehenen Dehnbarkeit, für die das Messmittel ausgelegt ist, ungedehnt  vermessen wird.     Längenmessmittel. V des EJPD   13   941.201   C Spezifische Anforderungen an mehrdimensionale Messmittel  1 Betriebsbedingungen  1.1 Bereich: Die Abmessungen müssen innerhalb des von der Herstellerin für das   Messmittel angegebenen Bereichs liegen.  1.2 Mindestabmessung: Die Untergrenze der Mindestabmessung für alle Werte   des Teilungsschrittes ist in Tabelle 3 angegeben.   Tabelle 3  Teilungsschritt (d) Mindestabmessung (Untergrenze)   d ≤ 2 cm 10 d  2 cm < d ≤ 10 cm 20 d  10 cm < d 50 d      1.3 Geschwindigkeit des Messguts: Die Geschwindigkeit muss innerhalb des von  der Herstellerin für das Messmittel angegebenen Bereichs liegen.   2 Fehlergrenzen    Die Fehlergrenzen betragen ± 1,0 d für jede der drei Dimensionen.       Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   14   941.201   Anhang 3  (Art. 10)   Spezifische Anforderungen an Messkluppen   1 Messtechnische Eigenschaften  1.1 Messkluppen zur Bestimmung der Durchmesser von Stämmen und Stammtei-  len bestehen aus einem geraden Lineal, an dessen einem Ende ein zum Lineal  senkrecht stehender fester Schenkel angebracht ist, während ein zweiter  Schenkel auf dem Lineal gleiten kann. Auf der breiten Fläche des Lineals ist  eine Zentimeterteilung angebracht.   1.2 Die Länge der Schenkel soll wenigstens der halben Länge des Messbereichs  des Lineals gleichkommen. Der bewegliche Schenkel soll unter allen Um- ständen spielfrei und ohne übermässige Reibung auf dem Lineal gleiten kön- nen. Er darf durch mässige, an der Spitze ansetzende Messkraft um nicht mehr  als 5 mm aus seiner Parallelstellung zum festen Schenkel verstellt werden.   1.3 Der Massstab ist in Zentimeter oder Millimeter eingeteilt und es sind alle  Zentimeterteilungsmarken nummeriert.   1.4 Die Anzeige elektronischer Messkluppen erfolgt in Zentimetern. Zum Zwe- cke der Eichung muss eine Anzeige mit Millimeter-Auflösung verfügbar sein.   1.5 Bei elektronischen Messkluppen sind bei der Erstellung von Holzlisten  bezüglich der Rundungsregeln, Rindenabzüge und Qualitätsabzüge die örtlich  geltenden Holzhandelsgebräuche zu berücksichtigen.   2 Fehlergrenzen  2.1 Die Fehlergrenzen für den Massstab und den Abstand der auseinander   geschobenen Kluppenschenkel betragen ± 2 mm.  2.2 Die Fehlergrenzen für den Unterschied zwischen den Entfernungen der   Spitzen und dem Abstand der Schenkel am Lineal betragen ± 2 mm.     Längenmessmittel. V des EJPD   15   941.201   Anhang 4  (Art. 13)   Spezifische Anforderungen an Rundholzmessanlagen   1 Messtechnische Eigenschaften  1.1 Die Durchmesserbestimmung erfolgt entweder durch Ermittlung des Mitten-  durchmessers auf halber Länge des Messgutes oder mehrerer Mittendurch- messer auf halber Länge von Messgutabschnitten jeweils gleicher Länge.   1.2 Die Durchmessermesseinrichtung muss an jeder Messstelle den Mittelwert  aus entweder zwei um 90° zueinander stehenden oder drei um 60° zueinander  stehenden Einzeldurchmessern bestimmen.   1.3 Zur Vermeidung von Messwertverfälschungen durch Aststummel oder  Rindenstücke muss für jede Ermittlung eines Mittendurchmessers an min- destens zwei Messstellen innerhalb eines Bereiches von 20 cm gemessen  werden. Als Mittendurchmesser gilt der kleinste innerhalb dieses Bereiches  gemessene Durchmesser.   1.4 Die Länge des Messgutes wird während der Vorschubbewegung durch den  Messförderer ermittelt.   1.5 Als Querschnitt des Messgutes oder der Messgutabschnitte gilt der Flächenin- halt eines Kreises mit dem Mittendurchmesser.   1.6 Als Volumen des Messgutes gilt das Produkt aus Querschnitt und Länge des  Messgutes oder die Summe der Volumina der Messgutabschnitte.   1.7 Die Messwertauflösung für den Durchmesser darf nicht schlechter als 5 mm,  für die Länge nicht schlechter als 1 cm sein.   1.8 Bezüglich Rundungsregeln, Zumass, Rindenabzüge und Qualitätsabzüge bei  der Erstellung von Holzlisten sind die örtlich geltenden Holzhandelsgebräu- che zu berücksichtigen.   1.9 Für Prüf- und Kontrollzwecke muss die Ablesung der ungerundeten Einzel- durchmesser möglich sein.   2 Betriebsbedingungen  2.1 Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse müssen bei einer   Umgebungstemperatur von –15 °C bis +45 °C gewährleistet sein.  2.2 Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse müssen bei   Schwankungen der Versorgungsspannung von –15 % bis +10 % der Nenn- betriebsspannung gewährleistet sein.   2.3 Die Messeinrichtungen müssen gegen Fremdlichtbeeinflussung, die das  Messergebnis verfälschen kann, geschützt sein.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   16   941.201   3 Fehlergrenzen  3.1 Die Fehlergrenzen für den Einzeldurchmesser betragen:   – für jede einzelne Messung: ± 10 mm;  – für den Mittelwert aus 10 bis 20 in verschiedenen Lagen vorgenomme-  nen Einzelmessungen desselben Messguts: ± 2,5 mm.  3.2 Die Fehlergrenzen für die gemessene Länge betragen ± 1 % der Messgut-  länge, jedoch nicht weniger als 5 cm.     Längenmessmittel. V des EJPD   17   941.201   Anhang 518  (Art. 16)   Spezifische Anforderungen an Füllstandsmessmittel für  stationäre Tanks   1 Messtechnische Eigenschaften  1.1 Ein Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks besteht mindestens aus einer   Vorrichtung zur Ortung des Flüssigkeitsniveaus, einer Übertragungseinheit  und einer Anzeige.   1.2 Das Skalenteilungsintervall der Anzeige darf nicht grösser als 1 mm sein.  1.3 Ein Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks kann mehrere Anzeigen, auch   eine Fernanzeige haben. Diese sind alle eindeutig zu den ihnen zugeordneten  Messmitteln zu kennzeichnen.   1.4 Zum Zwecke der Eichung muss eine Anzeige der Peilhöhe verfügbar sein.   2 Betriebsbedingungen  2.1 Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse müssen innerhalb der   spezifizierten Betriebsbedingungen gewährleistet sein; diese umfassen:  – minimale und maximale Temperatur der Flüssigkeit und des Mediums   oberhalb der Flüssigkeit;  – minimaler und maximaler Druck;  – Eigenschaften der Flüssigkeit und des Mediums oberhalb der Flüssig-  keit;  – minimale und maximale Dichte der Flüssigkeit und des Mediums ober-  halb der Flüssigkeit;  – Messbereich des Füllstandsmessmittels für stationäre Tanks;  – Umgebungsbedingungen.   2.2 Falls nicht anderweitig vorgegeben, gelten für die maximale und minimale  Betriebstemperatur folgende Werte:  – –25 °C bis +55 °C für den Betrieb im Freien;  – +5 °C bis +40 °C für den Betrieb im Innern.   2.3 Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse müssen bei  Schwankungen der Versorgungsspannung von –15 % bis +10 % der Nenn- betriebsspannung gewährleistet sein.       18 Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 1 der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit   1. Jan. 2021 (AS 2020 3759).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   18   941.201   3 Fehlergrenzen    Die Fehlergrenzen für die angezeigte Peilhöhe betragen:   – für das Messmittel vor Installation auf dem Lagerbehälter bei der Bau- artprüfung und der – meist werksseitigen – Ersteichung: ± 1 mm;   – für das auf dem Lagerbehälter installierte Messmittel bei der Erst- und  Nacheichung im Betrieb: ± 4 mm.   4 Normative Dokumente    Die Vorschriften über den Aufbau und die messtechnischen Eigenschaften   der Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks gelten als erfüllt, wenn die  Messmittel den Anforderungen der Internationalen Empfehlung OIML R 85,  Ausgabe 200819 genügen.       19 Recommandation internationale OIML R 85, Edition 2008 «Jaugeurs automatiques pour le  mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage fixes». Der Text der  Empfehlung kann in französischer Sprache beim Eidgenössischen Institut für Metrologie,  3003 Bern, gegen Verrechnung bezogen, kostenlos eingesehen oder unter  www.oiml.org/fr/publications/recommandations abgerufen werden.     Längenmessmittel. V des EJPD   19   941.201   Anhang 5a20  (Art. 18a)   Spezifische Anforderungen an Füllstandsmessmittel   für Strassentankwagen   1 Messtechnische Eigenschaften  1.1 Ein Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen besteht mindestens aus einer   Vorrichtung zur Ortung des Flüssigkeitsniveaus im Transportbehälter des  Strassentankwagens, einer Übertragungseinheit und einer Anzeige.   1.2 Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen müssen den Anforderungen an  die Genauigkeitsklasse 0.5 nach Ziffer 5.1.2 der Internationalen Empfehlung  OIML R 80-1, Ausgabe 200921 genügen.   1.3 Ist der Transportbehälter eines Strassentankwagens in mehrere Messkammern  unterteilt, so gelten die messtechnischen Eigenschaften für jedes einzelne  Füllstandsmessmittel in jeder Messkammer.    1.4 Das Nennvolumen Vn eines Transportbehälters oder einer Messkammer ent- spricht bei Brenn- oder Treibstoffen dem Volumen der Flüssigkeit bei der  Referenztemperatur von 15 °C, wenn der Transportbehälter oder die Mess- kammer bis zu dem maximal zulässigen Flüssigkeitsniveau gefüllt ist. Für alle  anderen Flüssigkeiten gilt eine Referenztemperatur von 20 °C.   1.5 Die kleinste abgegebene Menge, welche mit einem Füllstandsmessmittel für  Strassentankwagen gemessen werden darf, entspricht der kleinsten Mess- menge MMQ (Vmin) nach Ziffer 5.1.7 der Internationalen Empfehlung OIML  R 80-1, Ausgabe 2009. Bei Transportbehältern mit mehreren Messkammern  muss die kleinste Messmenge MMQ (Vmin) für jede Messkammer spezifiziert  werden.   1.6 Abhängig von der Art der Lieferung gelten folgende Werte:  – bei Lieferung des gesamten Nennvolumens Vn (Gesamtlieferung):   Empfindlichkeit Peilhöhenmessung (Auflösung) ≤ 1,5 mm für 1/1000  des gemessenen Volumens;   – bei Lieferung eines Teils des Nennvolumens Vn (Teillieferung):  erweiterte Unsicherheit Peilhöhenmessung < 0,7 mm,  Auflösung Peilhöhenmessung < 0,1 mm.   1.7 Zum Zwecke der Eichung muss eine Anzeige der Peilhöhe verfügbar sein.       20 Eingefügt durch Ziff. II Abs. 2 der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit   1. Jan. 2021 (AS 2020 3759).   21 International Recommendation OIML R 80, Edition 2017 «Road and rail tankers with level  gauging», Part 1, Edition 2009 «Metrological and technical requirements». Der Text der  Empfehlung kann in englischer Sprache beim Eidgenössischen Institut für Metrologie,  3003 Bern, gegen Verrechnung bezogen, kostenlos eingesehen oder unter  www.oiml.org/en/publications/recommendations abgerufen werden.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   20   941.201   1.8 Für das Typenschild gelten die Anforderungen nach Ziffer 6.1 der Interna- tionalen Empfehlung OIML R 80-1, Ausgabe 2009.   2 Betriebsbedingungen  2.1 Es gelten die Betriebsbedingungen nach Ziffer 5.1.1 der Internationalen   Empfehlung OIML R 80-1, Ausgabe 2009.  2.2 Für die maximale und minimale Betriebstemperatur gelten folgende Werte:   –25 °C bis +55 °C.   3 Fehlergrenzen  3.1 Die Fehlergrenzen für das angezeigte Volumen betragen für die gesamte   Messanlage:  – bei der Ersteichung: ± 0,3% des angezeigten Volumens;  – bei der Nacheichung: ± 0,5% des angezeigten Volumens.   3.2 Die Fehlergrenzen für die Temperaturmessung betragen ± 0,5 °C.  3.3 Die Fehlergrenzen für den Neigungssensor betragen ± 0,3 % der kleinsten   Messmenge MMQ (Vmin) der jeweiligen Messkammer.   4 Normative Dokumente    Die Vorschriften über den Aufbau und die messtechnischen Eigenschaften   der Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen gelten als erfüllt, wenn  die Messmittel den Anforderungen der Internationalen Empfehlung OIML  R 80-1, Ausgabe 2009 genügen.     Längenmessmittel. V des EJPD   21   941.201   Anhang 6  (Art. 19)   Spezifische Anforderungen an Profilmessanlagen  für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen   1 Messtechnische Eigenschaften  1.1 Eine Profilmessanlage für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen besteht aus   einer Vorrichtung zur Bestimmung des Querprofils (Höhe, Breite) und der  Längsposition des gemessenen Fahrzeuges während dessen Durchfahrt durch  die Messanlage mit kontrollierter Geschwindigkeit.   1.2 Der Längsabstand der Profilschnitte darf nicht mehr als 2,5 cm betragen.  1.3 Die Messanlage ermittelt die maximalen Fahrzeugabmessungen in Höhe,   Breite und Länge. Vorstehende Fahrzeugteile nach Artikel 38 Absätze 1 und  1bis der Verordnung vom 19. Juni 199522 über die technischen Anforderun- gen an Strassenfahrzeuge (VTS) müssen identifiziert und aus den Messre- sultaten ausgeschlossen werden können.   1.4 Das Skalenteilungsintervall der Anzeige darf nicht grösser als 1,0 cm sein.   1.5 Zum Zwecke der Eichung muss eine Anzeige der laufend gemessenen Höhe,   Breite und Längsposition des Eichobjekts verfügbar sein. Dafür darf die  Messwertauflösung nicht schlechter als 0,5 cm sein.   2 Betriebsbedingungen  2.1 Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse müssen bei einer   Umgebungstemperatur von –20 °C bis +50 °C und bei Windgeschwindigkei- ten bis 60 km/h gewährleistet sein.   2.2 Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse müssen bei leichtem  Regen oder Schneefall gewährleistet sein.   2.3 Bei unzulässigen Witterungsbedingungen müssen Fehlmessungen ausge- schlossen sein.   2.4 Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse müssen bei  Schwankungen der Versorgungsspannung von –15 % bis +10 % der Nenn- betriebsspannung gewährleistet sein.   2.5 Die Messeinrichtungen müssen gegen Fremdlichtbeeinflussung, die das  Messergebnis verfälschen kann, geschützt sein.   2.6 Die Abmessungen des Fahrzeugs müssen innerhalb des von der Herstellerin  angegebenen Bereichs liegen.       22 SR 741.41     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   22   941.201   2.7 Die Geschwindigkeit des durch die Messanlage fahrenden Fahrzeugs muss  kleiner als die von der Herstellerin angegebene Maximalgeschwindigkeit  sein.   3 Fehlergrenzen    Die Fehlergrenzen für die von der Profilmessanlage angezeigten Werte bei   Messung eines Prüfkörpers betragen:  – für die Höhe: ± 1,5 cm;  – für die Breite: ± 1,5 cm;  – für die Länge: ± 2,5 cm.