SR 941.210.4   1   Verordnung des EJPD  über Atemalkoholmessmittel  (AAMV)   vom 30. Januar 2015 (Stand am 1. Oktober 2016)     Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),   gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 16 Absatz 2, 24 Absatz 3 und 33 der  Messmittelverordnung vom 15. Februar 20061 (MessMV),   verordnet:   1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   Art. 1 Gegenstand  Diese Verordnung regelt:   a. die Anforderungen an Atemalkoholmessmittel;   b. die Verfahren für das Inverkehrbringen dieser Messmittel;   c. die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit dieser Messmittel.   Art. 2 Geltungsbereich  Dieser Verordnung unterstehen:   a. Atemalkoholtestgeräte, die eingesetzt werden für die Feststellung:  1. der Missachtung des Alkoholverbots nach Artikel 63 Absatz 1 der Ver-  ordnung vom 11. Februar 20042 über den militärischen Strassenverkehr  (VMSV) und des Verbots, unter Alkoholeinfluss zu fahren, nach Arti- kel 63 Absatz 2 VMSV,   2.3 der Angetrunkenheit nach Artikel 1 der Verordnung der Bundesver- sammlung vom 15. Juni 20124 über Alkoholgrenzwerte im Strassenver- kehr,   3.5 der Missachtung des Verbots, unter Alkoholeinfluss zu fahren, nach  Artikel 2a der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 19626  (VRV),        AS 2015 567  1 SR 941.210  2 SR 510.710  3 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 4. Juli 2016, in Kraft seit 1. Okt. 2016   (AS 2016 2841).  4 SR 741.13  5 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 4. Juli 2016, in Kraft seit 1. Okt. 2016   (AS 2016 2841).  6 SR 741.11   941.210.4    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   2   941.210.4   4. der Dienstunfähigkeit wegen Alkohol nach Artikel 14 der Verordnung  vom 4. November 20097 über die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im  Eisenbahnbereich,   5.8 der Dienstunfähigkeit wegen Alkohol nach Artikel 47d der Seilbahn- verordnung vom 21. Dezember 20069,   6. der Fahrunfähigkeit wegen Alkoholeinflusses nach Artikel 24a des  Bundesgesetzes vom 3. Oktober 197510 über die Binnenschifffahrt,   7. der Überschreitung der erlaubten Blut- oder Atemalkoholkonzentration  nach Artikel 6.01 Absatz 3 der Bodensee-Schifffahrts-Ordnung vom  17. März 197611,   8. der Angetrunkenheit nach Artikel 90bis des Luftfahrtgesetzes vom  21. Dezember 194812;   b.13 Atemalkoholmessgeräte, die eingesetzt werden für die Feststellung:  1. der Missachtung des Alkoholverbots nach Artikel 63 Absatz 1 VMSV   und des Verbots, unter Alkoholeinfluss zu fahren, nach Artikel 63  Absatz 2 VMSV,   2. der Angetrunkenheit nach Artikel 1 und der qualifizierten Alkoholkon- zentrationen nach Artikel 2 der Verordnung der Bundesversammlung  über Alkoholgrenzwerte im Strassenverkehr,   3. der Missachtung des Verbots, unter Alkoholeinfluss zu fahren, nach  Artikel 2a VRV;   c. Alkohol-Wegfahrsperren, die eingesetzt werden sollen, um festzustellen, ob  eine Person, die nach der Änderung vom 15. Juni 2012 des Strassenver- kehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 nur ein Fahrzeug führen darf, das mit  einer Alkohol-Wegfahrsperre ausgerüstet ist, unter Alkoholeinfluss steht.   Art. 3 Begriffe  In dieser Verordnung bedeuten:   a. Alkohol: Ethanol;   b. Atemalkoholmessmittel: Atemalkoholtestgerät, Atemalkoholmessgerät oder  Alkohol-Wegfahrsperre;   c.14 Atemalkoholtestgerät: Messmittel, das die Massenkonzentration von Alko- hol in menschlichem Atem bestimmt;       7 SR 742.141.2  8 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 4. Juli 2016, in Kraft seit 1. Okt. 2016   (AS 2016 2841).  9 SR 743.011  10 SR 747.201  11 SR 747.223.1  12 SR 748.0  13 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 4. Juli 2016, in Kraft seit 1. Okt. 2016   (AS 2016 2841).  14 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 4. Juli 2016, in Kraft seit 1. Okt. 2016   (AS 2016 2841).     Atemalkoholmessmittel. V des EJPD   3   941.210.4   d. Atemalkoholmessgerät: Messmittel, das die Massenkonzentration von Alko- hol in menschlichem Atem unter kontrollierten Probenahmebedingungen in  redundanter Art bestimmt und anzeigt;   e. Alkohol-Wegfahrsperre: Messmittel, das die Massenkonzentration von  Alkohol in menschlichem Atem bestimmt und bei Überschreiten der vorge- gebenen Massenkonzentration das Starten des damit ausgerüsteten Fahrzeu- ges verhindert;   f. Atemalkoholkonzentration: Masse Alkohol pro ausgeatmetes Atem-Volu- men, angegeben in mg/l.   2. Abschnitt: Atemalkoholtestgeräte   Art. 4 Grundlegende Anforderungen  Atemalkoholtestgeräte müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1  MessMV und nach Anhang 1 der vorliegenden Verordnung erfüllen.   Art. 5 Verfahren für das Inverkehrbringen  Atemalkoholtestgeräte bedürfen einer ordentlichen Zulassung durch das Eidgenössi- sche Institut für Metrologie (METAS) und einer Ersteichung nach Anhang 5  MessMV und nach Anhang 2 Ziffer 1 der vorliegenden Verordnung durch das  METAS oder eine ermächtigte Eichstelle.   Art. 6 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  Atemalkoholtestgeräte müssen folgenden Verfahren zur Erhaltung der Messbestän- digkeit unterzogen werden:   a. Nacheichung nach Anhang 7 Ziffer 1 MessMV und nach Anhang 2 Ziffer 1  der vorliegenden Verordnung jährlich durch das METAS oder eine ermäch- tigte Eichstelle;   b. Instandhaltung nach Anhang 7 Ziffer 7 MessMV und nach Anhang 2 Ziffer  2 der vorliegenden Verordnung mindestens jährlich durch eine Fachperson;  und   c. Justierung nach Anhang 7 Ziffer 8 MessMV und nach Anhang 2 Ziffer 3 der  vorliegenden Verordnung mindestens halbjährlich durch eine Fachperson.   Art. 7 Fehlergrenzen bei Kontrollen  Bei Beanstandungen im Sinne von Artikel 29 Absatz 1 MessMV oder bei der nach- träglichen Kontrolle gelten die in Anhang 1 Ziffer 4 festgelegten Fehlergrenzen.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   4   941.210.4   3. Abschnitt: Atemalkoholmessgeräte   Art. 8 Grundlegende Anforderungen  Atemalkoholmessgeräte müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1  MessMV und nach Anhang 3 der vorliegenden Verordnung erfüllen.   Art. 9 Verfahren für das Inverkehrbringen  Atemalkoholmessgeräte bedürfen einer ordentlichen Zulassung durch das METAS  und einer Ersteichung nach Anhang 5 MessMV und nach Anhang 4 Ziffer 1 der  vorliegenden Verordnung durch das METAS oder eine ermächtigte Eichstelle.   Art. 10 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  Atemalkoholmessgeräte müssen folgenden Verfahren zur Erhaltung der Messbe- ständigkeit unterzogen werden:   a. Nacheichung nach Anhang 7 Ziffer 1 MessMV und nach Anhang 4 Ziffer 1  der vorliegenden Verordnung jährlich durch das METAS oder eine ermäch- tigte Eichstelle;   b. Instandhaltung nach Anhang 7 Ziffer 7 MessMV und nach Anhang 4 Ziffer  2 der vorliegenden Verordnung mindestens jährlich durch eine Fachperson;  und   c. Justierung nach Anhang 7 Ziffer 8 MessMV und nach Anhang 4 Ziffer 3 der  vorliegenden Verordnung mindestens jährlich durch eine Fachperson.   Art. 11 Fehlergrenzen bei Kontrollen  Bei Beanstandungen im Sinne von Artikel 29 Absatz 1 MessMV oder bei der nach- träglichen Kontrolle gelten die in Anhang 3 Ziffer 4 festgelegten Fehlergrenzen.   4. Abschnitt: Alkohol-Wegfahrsperren   Art. 12 Grundlegende Anforderungen  Alkohol-Wegfahrsperren müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1  MessMV und nach Anhang 5 der vorliegenden Verordnung erfüllen.   Art. 13 Verfahren für das Inverkehrbringen  Alkohol-Wegfahrsperren bedürfen einer ordentlichen Zulassung durch das METAS  und einer Ersteichung nach Anhang 5 MessMV und nach Anhang 6 Ziffer 1 der  vorliegenden Verordnung durch das METAS oder eine ermächtigte Eichstelle.     Atemalkoholmessmittel. V des EJPD   5   941.210.4   Art. 14 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  Alkohol-Wegfahrsperren müssen folgenden Verfahren zur Erhaltung der Messbe- ständigkeit unterzogen werden:   a. Instandhaltung nach Anhang 7 Ziffer 7 MessMV und nach Anhang 6 Ziffer  2 der vorliegenden Verordnung mindestens jährlich durch eine Fachperson;  und   b. Justierung nach Anhang 7 Ziffer 8 MessMV und nach Anhang 6 Ziffer 3 der  vorliegenden Verordnung mindestens halbjährlich durch eine Fachperson.   Art. 15 Fehlergrenzen bei Kontrollen  Bei Beanstandungen im Sinne von Artikel 29 Absatz 1 MessMV oder bei der nach- träglichen Kontrolle gelten die in Anhang 5 Ziffer 4 festgelegten Fehlergrenzen.   5. Abschnitt:  Verlängerung oder Verkürzung von Fristen der Verfahren zur  Erhaltung der Messbeständigkeit   Art. 16  Das METAS kann die Fristen der Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  von Atemalkoholmessmitteln für einzelne Bauarten bestimmter Herstellerinnen  verlängern oder verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften der verwende- ten Messmittel dies erlauben oder verlangen.   6. Abschnitt: Schlussbestimmungen   Art. 17 Aufhebung eines anderen Erlasses  Die Verordnung des EJPD vom 28. Mai 201115 über Atemalkoholmessmittel wird  aufgehoben.   Art. 18 Übergangsbestimmungen  1 Konformitätsbescheinigungen für Atemalkoholtestgeräte, die nach den Bestim- mungen der Verordnung des EJPD vom 28. Mai 201116 über Atemalkoholmessmit- tel ausgestellt wurden, bleiben bis zu ihrem Ablauf gültig.  2 Nach Ablauf der Gültigkeit der Konformitätsbescheinigungen nach Absatz 1  müssen die Atemalkoholtestgeräte neu nach Artikel 5 in Verkehr gebracht werden.       15 [AS 2011 3275, 2012 7183 Ziff. I 5, 2014 475]  16 [AS 2011 3275, 2012 7183 Ziff. I 5, 2014 475]     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   6   941.210.4   Art. 18a17 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 4. Juli 2016  Das bisherige Recht gilt für Atemalkoholtestgeräte, die:   a. im Geltungsbereich nach Artikel 2 Buchstabe a Ziffern 4–8 zur Bestimmung  der Blutalkoholkonzentration eingesetzt werden, solange die jeweiligen Vor- schriften die massgebenden Werte in g/kg oder ‰ (Promille) festlegen;   b. die Massenkonzentration von Alkohol in menschlichem Atem bestimmen  und über den Umrechnungsfaktor von 2000 l/kg in einen Massengehalt  Blutalkohol in g/kg oder ‰ (Promille) umrechnen und anzeigen; und   c. deutlich als Geräte zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration gekenn- zeichnet sind.   Art. 19 Inkrafttreten  Diese Verordnung tritt am 1. März 2015 in Kraft.       17 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 4. Juli 2016, in Kraft seit 1. Okt. 2016  (AS 2016 2841).     Atemalkoholmessmittel. V des EJPD   7   941.210.4   Anhang 118  (Art. 4 und 7)   Spezifische Anforderungen an Atemalkoholtestgeräte   1 Anforderungen an den Aufbau und die messtechnischen    Eigenschaften    Atemalkoholtestgeräte müssen die Anforderungen der Norm SN EN 1596419   und dieses Anhangs an den Aufbau und die messtechnischen Eigenschaften  erfüllen.   2 Messbereiche    Der Mindestmessbereich für Atemalkoholtestgeräte ist in Tabelle 1 angege-  ben.  Tabelle 1   Messgrösse Messbereich   Atemalkoholkonzentration (0,025 … 1,50) mg/l bei 34 °C   und Umgebungsdruck       3 Nennbetriebsbedingungen    Die Werte der Nennbetriebsbedingungen sind von der Herstellerin wie folgt   anzugeben:   3.1 Für die klimatischen und mechanischen Einflussgrössen:  – Mindesttemperaturbereich von –5 °C bis 40 °C für die klimatische Um-  gebung;  – mechanische Umgebungsklasse M1;  – elektromagnetische Umgebungsklasse E1.   3.2 Für die Einflussgrössen der elektrischen Leistung:  – Spannungs- und Frequenzbereich für die Wechselspannungsversor-  gung;  – Grenzwerte der Gleichspannungsversorgung.   3.3 Für den Umgebungsdruck:  Mindest- und Höchstwerte des Umgebungsdrucks: pmin ≤ 860 hPa bzw.  pmax ≥ 1060 hPa.       18 Bereinigt gemäss Ziff. II der V des EJPD vom 4. Juli 2016, in Kraft seit 1. Okt. 2016  (AS 2016 2841).   19 Norm SN EN 15964: 2011, Atemalkohol-Testgeräte zur Mehrfachverwendung – Anfor- derungen und Prüfverfahren. Die Norm kann beim Eidgenössischen Institut für Metrolo- gie, 3003 Bern kostenlos eingesehen oder gegen Bezahlung bei der Schweizerischen  Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch bezogen  werden.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   8   941.210.4   4 Fehlergrenzen    Unter den Nennbetriebsbedingungen nach Ziffer 3 gelten die folgenden   Fehlergrenzen:  – Atemalkoholkonzentration ≤ 0,20 mg/l: höchste erlaubte Abweichung   0,02 mg/l;  – Atemalkoholkonzentration > 0,20 mg/l: 10 % des Wertes.     Atemalkoholmessmittel. V des EJPD   9   941.210.4   Anhang 220  (Art. 5 und 6)   Ersteichung und Verfahren zur Erhaltung der  Messbeständigkeit für Atemalkoholtestgeräte   1 Erst- und Nacheichung  1.1 Atemalkoholtestgeräte werden unter Laborbedingungen geeicht. Die Eich-  fehlergrenzen betragen die Hälfte der nach Anhang 1 Ziffer 4 definierten  Fehlergrenzen unter Nennbetriebsbedingungen. Das METAS bestimmt das  Vorgehen bei der Nacheichung im Einzelfall aufgrund der Bauart eines  Messmittels.   1.2 Für die Erzeugung der Alkoholgemische muss die Methode nach Dubowski,  wie sie in der Empfehlung OIML R 12621 beschrieben ist, angewendet wer- den.   2 Instandhaltung  2.1 Die Informationen über die Funktionsweise von Atemalkoholtestgeräten   enthalten nach Anhang 1 Ziffer 9.3 MessMV insbesondere detaillierte  Angaben über die Instandhaltungspflicht der Verwenderin, alle Instandhal- tungsarbeiten, deren Intervalle und der Nachweis, dass sie durchgeführt  wurden.   2.2 Alle Instandhaltungsarbeiten gemäss den Informationen über die Funktions- weise sind korrekt durchzuführen. Dabei sind sowohl Umfang als auch Ter- mine einzuhalten.   2.3 Alle Instandhaltungsarbeiten sind mit Hilfe eines Instandhaltungsdokuments  nachzuweisen. Es muss insbesondere die Geräteidentifikation, das Datum,  die ausgeführten Arbeiten, die Person, welche die Instandhaltung durchge- führt hat, die verwendeten Mess- und Prüfmittel und die Unterschrift enthal- ten.   2.4 Spezielle Mess- und Prüfmittel, die bei der Instandhaltung der Atemalkohol- testgeräte zur Anwendung kommen, müssen auf nationale Normale rück- führbar sein.   3 Justierung  3.1 Die Justierung von Atemalkoholtestgeräten muss mit einem Alkohol-  gemisch, das einer Massenkonzentration von Alkohol im Atem von 0,4 mg/l  entspricht, erfolgen.       20 Bereinigt gemäss Ziff. II der V des EJPD vom 4. Juli 2016, in Kraft seit 1. Okt. 2016  (AS 2016 2841).   21  Recommandation Internationale OIML R 126, Ethylomètres, Edition 2012. Der Text der  Norm kann in französischer oder englischer Sprache beim Eidgenössischen Institut für  Metrologie, 3003 Bern gegen Verrechnung bezogen, kostenlos eingesehen oder unter  www.oiml.org/fr/publications/recommandations/ abgerufen werden.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   10   941.210.4     Wird das Alkoholgemisch gemäss der Methode nach Ziffer 1.2 erzeugt, ist  ein zertifiziertes Alkohol-Wasser-Gemisch mit 1,03 g/l Alkohol in Wasser  zu verwenden.   3.2 Alternativ darf direkt ein von einer akkreditierten Gasherstellerin zertifizier- tes Referenzgasgemisch von 225 µmol/mol Alkohol in Stickstoff verwendet  werden. Für die Anwendung dieser trockenen Methode ist die Kenntnis des  Wassereinflusses auf das Messprinzip des Atemalkoholtestgerätes Voraus- setzung. Dieser Einfluss muss gegebenenfalls vom Atemalkoholtestgerät  automatisch berücksichtigt und korrigiert werden.     Atemalkoholmessmittel. V des EJPD   11   941.210.4   Anhang 3  (Art. 8 und 11)   Spezifische Anforderungen an Atemalkoholmessgeräte   1 Anforderungen an den Aufbau und die messtechnischen    Eigenschaften    Atemalkoholmessgeräte müssen die Anforderungen der Empfehlung OIML   R 12622 und dieses Anhangs an den Aufbau und die messtechnischen Eigen- schaften erfüllen.   2 Messbereiche    Der Mindestmessbereich für Atemalkoholmessgeräte ist in Tabelle 2 ange-  geben.  Tabelle 2   Messgrösse Messbereich   Atemalkoholkonzentration (0,00 … 2,00) mg/l bei 34 °C   und Umgebungsdruck       3 Nennbetriebsbedingungen    Die Werte der Nennbetriebsbedingungen sind von der Herstellerin wie folgt   anzugeben:   3.1 Für die klimatischen und mechanischen Einflussgrössen:  – Mindesttemperaturbereich von –10 °C bis 40 °C für die klimatische   Umgebung;  – mechanische Umgebungsklasse M1;  – elektromagnetische Umgebungsklasse E1.   3.2 Für die Einflussgrössen der elektrischen Leistung:  – Spannungs- und Frequenzbereich für die Wechselspannungsversor-  gung;  – Grenzwerte der Gleichspannungsversorgung.   3.3 Für den Umgebungsdruck:    Mindest- und Höchstwerte des Umgebungsdrucks: pmin ≤ 860 hPa bzw.  pmax ≥ 1060 hPa.   4 Fehlergrenzen    Unter den Nennbetriebsbedingungen nach Ziffer 3 gelten die folgenden   Fehlergrenzen:       22 Recommandation Internationale OIML R 126, Ethylomètres, Edition 2012. Der Text der  Norm kann in französischer oder englischer Sprache beim Eidgenössischen Institut für  Metrologie, 3003 Bern gegen Verrechnung bezogen, kostenlos eingesehen oder unter  www.oiml.org/en/publications/recommandations/ abgerufen werden.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   12   941.210.4   – Atemalkoholkonzentration ≤ 0,40 mg/l: höchste erlaubte Abweichung  0,03 mg/l;   – Atemalkoholkonzentration > 0,40 mg/l: 7,5 % des Wertes.   5 Sonstige Anforderungen  5.1 Redundanz     Jeder Messwert muss unmittelbar bei der Erhebung durch ein geeignetes  unabhängiges Messverfahren bestätigt werden.     Die Bestätigung ist insbesondere erbracht, wenn:  – die Abweichung zwischen den Messwerten zweier unabhängiger Ver-  fahren derselben Atemalkoholprobe zwei Drittel der Fehlergrenzen  nach Ziffer 4 nicht überschreitet, wobei der tiefere Wert massgebend  ist; oder   – der Messwert eines Verfahrens innerhalb von zwei Minuten durch die  Messung eines von einer akkreditierten Gasherstellerin zertifizierten  Referenzgasgemischs verifiziert wird, wobei die Abweichung des  Messwertes vom Wert der Referenzprobe zwei Drittel der Fehlergren- zen nach Ziffer 4 nicht überschreiten darf.   5.2 Sicherheitsabzug     Sofern ein automatischer Sicherheitsabzug vorgenommen wird, muss dieser  durch die Verwenderin eingestellt werden können.   5.3 Messablauf     Das Messgerät und seine Ablaufsteuerung durch die Software müssen einen  Messablauf nach der Strassenverkehrskontrollverordnung vom 28. März  200723 und der Verordnung des ASTRA vom 22. Mai 200824 zur Strassen- verkehrskontrollverordnung erlauben.   5.4 Mundalkohol     Das Messgerät muss Mundalkohol gemäss Ziffer 6.3.4 der Empfehlung  OIML R 126 erkennen, anzeigen und die Messung abbrechen.   5.5 Rundung     Das Messergebnis wird erst nach Anwendung eines allfälligen Sicherheits- abzugs gemäss Ziffer 5.3 der Empfehlung OIML R 126 gerundet.   5.6 Software-Sicherheit     Die Software muss die Anforderungen an die Sicherheit erfüllen, wie sie im  WELMEC Software Leitfaden 7.225 für den Fall Typ P und die Risiko- klasse B definiert sind.       23 SR 741.013  24 SR 741.013.1  25 WELMEC Software Guide 7.2 Issue 5, Edition 2012. Der Text des Leitfadens kann in   englischer und deutscher Sprache beim Eidgenössischen Institut für Metrologie, 3003  Bern gegen Verrechnung bezogen, kostenlos eingesehen oder unter  www.welmec.org/latest/guides/72.html abgerufen werden.     Atemalkoholmessmittel. V des EJPD   13   941.210.4   5.7 Datenanzeige und Datenspeicherung     Die Anzeige der Messergebnisse hat die Anforderungen nach Anhang 1  Ziffer 10 MessMV zu erfüllen.      Die Messergebnisse vor und nach allfälliger Anwendung des Sicherheitsab- zuges sowie der allfällige Sicherheitsabzug müssen angezeigt, eindeutig zu- geordnet und dauerhaft aufgezeichnet werden können.     Die für die Ermittlung des Messergebnisses relevanten Daten, insbesondere  alle Messwerte, müssen ebenfalls aufgezeichnet werden.     Messergebnisse, die im Gerät gespeichert werden und einer Probandin oder  einem Probanden zugeordnet werden können, müssen dauerhaft gelöscht  werden können.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   14   941.210.4   Anhang 4  (Art. 9 und 10)   Ersteichung und Verfahren zur   Erhaltung der Messbeständigkeit für Atemalkoholmessgeräte   1 Erst- und Nacheichung  1.1 Atemalkoholmessgeräte werden unter Laborbedingungen geeicht. Die Eich-  fehlergrenzen betragen zwei Drittel der nach Anhang 3 Ziffer 4 definierten  Fehlergrenzen unter Nennbetriebsbedingungen. Das METAS bestimmt das  Vorgehen bei der Nacheichung im Einzelfall aufgrund der Bauart eines  Messmittels.   1.2 Für die Erzeugung der Alkoholgemische muss die Methode nach Dubowski,  wie sie in der Empfehlung OIML R 12626 beschrieben ist, angewendet wer- den.   2 Instandhaltung  2.1 Die Informationen über die Funktionsweise von Atemalkoholmessgeräten   enthalten nach Anhang 1 Ziffer 9.3 MessMV insbesondere detaillierte  Angaben über die Instandhaltungspflicht der Verwenderin, alle Instandhal- tungsarbeiten, deren Intervalle und der Nachweis, dass sie durchgeführt  wurden.   2.2 Alle Instandhaltungsarbeiten gemäss den Informationen über die Funktions- weise sind korrekt durchzuführen. Dabei sind sowohl Umfang als auch Ter- mine einzuhalten.   2.3 Alle Instandhaltungsarbeiten sind mit Hilfe eines Instandhaltungsdokuments  nachzuweisen. Es muss insbesondere die Geräteidentifikation, das Datum,  die ausgeführten Arbeiten, die Person, welche die Instandhaltung durchge- führt hat, die verwendeten Mess- und Prüfmittel und die Unterschrift enthal- ten.   2.4 Spezielle Mess- und Prüfmittel, die bei der Instandhaltung der Atemalko- holmessgeräte zur Anwendung kommen, müssen auf nationale Normale  rückführbar sein.   3 Justierung  3.1 Die Justierung von Atemalkoholmessgeräten muss mit einem Alkoholge-  misch, das einer Massenkonzentration von Alkohol in Atem von 0,4 mg/l  entspricht, erfolgen.       26 Recommandation Internationale OIML R 126, Ethylomètres, Edition 2012. Der Text der  Norm kann in französischer oder englischer Sprache beim Eidgenössischen Institut für  Metrologie, 3003 Bern gegen Verrechnung bezogen, kostenlos eingesehen oder unter  www.oiml.org/fr/publications/recommandations/ abgerufen werden.     Atemalkoholmessmittel. V des EJPD   15   941.210.4   3.2 Wird das Alkoholgemisch gemäss der Methode nach Ziffer 1.2 erzeugt, ist  ein zertifiziertes Alkohol-Wasser-Gemisch mit 1,03 g/l Alkohol in Wasser  zu verwenden.   3.3 Alternativ darf direkt ein von einer akkreditierten Gasherstellerin zertifizier- tes Referenzgasgemisch von 225 µmol/mol Alkohol in Stickstoff verwendet  werden. Für die Anwendung dieser trockenen Methode ist die Berücksichti- gung des Wassereinflusses auf das Messprinzip des Atemalkoholmessge- rätes Voraussetzung. Dieser Einfluss muss gegebenenfalls vom Atemalko- holmessgerät automatisch berücksichtigt und korrigiert werden.        Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   16   941.210.4   Anhang 5  (Art. 12 und 15)   Spezifische Anforderungen an Alkohol-Wegfahrsperren   1 Anforderungen an den Aufbau und die messtechnischen    Eigenschaften    Alkohol-Wegfahrsperren müssen die Anforderungen der Norm SN   EN 50436-127 und dieses Anhangs an den Aufbau und die messtechnischen  Eigenschaften erfüllen.   2 Messbereiche    Der Mindestmessbereich für Alkohol-Wegfahrsperren ist in Tabelle 3 ange-  geben.  Tabelle 3   Messgrösse Messbereich   Atemalkoholkonzentration (0,00 … 1,50) mg/l bei 34 °C   und Umgebungsdruck       3 Nennbetriebsbedingungen    Die Werte der Nennbetriebsbedingungen sind von der Herstellerin wie folgt   anzugeben:   3.1 Für die klimatischen und mechanischen Einflussgrössen:  – Mindesttemperaturbereich von –5 °C bis 40 °C für die klimatische Um-  gebung;  – mechanische Umgebungsklasse M1;  – elektromagnetische Umgebungsklasse E1.   3.2 Für die Einflussgrössen der elektrischen Leistung:  – Spannungs- und Frequenzbereich für die Wechselspannungsversor-  gung;  – Grenzwerte der Gleichspannungsversorgung.   3.3 Für den Umgebungsdruck:     Mindest- und Höchstwerte des Umgebungsdrucks: pmin ≤ 860 hPa bzw.  pmax ≥ 1060 hPa.       27 Norm SN EN 50436-1: 2014, Alkohol-Interlocks – Prüfverfahren und Anforderungen an  das Betriebsverhalten – Teil 1: Geräte für Programme mit Trunkenheitsfahrern. Die Norm  kann beim Eidgenössischen Institut für Metrologie, 3003 Bern kostenlos eingesehen oder  gegen Bezahlung bei der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70,  8404 Winterthur; www.snv.ch bezogen werden.     Atemalkoholmessmittel. V des EJPD   17   941.210.4   4 Fehlergrenzen    Unter den Nennbetriebsbedingungen nach Ziffer 3 gelten die folgenden   Fehlergrenzen:  – Atemalkoholkonzentration ≤ 0,20 mg/l: höchste erlaubte Abweichung   0,02 mg/l;  – Atemalkoholkonzentration > 0,20 mg/l: 10 % des Wertes.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   18   941.210.4   Anhang 6  (Art. 13 und 14)   Ersteichung und Verfahren zur Erhaltung   der Messbeständigkeit für Alkohol-Wegfahrsperren   1 Ersteichung  1.1 Alkohol-Wegfahrsperren werden unter Laborbedingungen erstgeeicht. Die   Eichfehlergrenzen betragen die Hälfte der nach Anhang 5 Ziffer 4 definier- ten Fehlergrenzen unter Nennbetriebsbedingungen. Das METAS bestimmt  das Vorgehen bei der Nacheichung im Einzelfall aufgrund der Bauart eines  Messmittels.   1.2 Für die Erzeugung der Alkoholgemische muss die Methode nach Dubowski,  wie sie in der Empfehlung OIML R 12628 beschrieben ist, angewendet wer- den.   2 Instandhaltung  2.1 Die Informationen über die Funktionsweise von Alkohol-Wegfahrsperren   enthalten nach Anhang 1 Ziffer 9.3 MessMV insbesondere detaillierte  Angaben über die Instandhaltungspflicht der Verwenderin, alle Instandhal- tungsarbeiten, deren Intervalle und der Nachweis, dass sie durchgeführt  wurden.   2.2 Alle Instandhaltungsarbeiten gemäss den Informationen über die Funktions- weise sind korrekt durchzuführen. Dabei sind sowohl Umfang als auch Ter- mine einzuhalten.   2.3 Alle Instandhaltungsarbeiten sind mit Hilfe eines Instandhaltungsdokuments  nachzuweisen. Es muss insbesondere die Geräteidentifikation, das Datum,  die ausgeführten Arbeiten, die Person, welche die Instandhaltung durchge- führt hat, die verwendeten Mess- und Prüfmittel und die Unterschrift enthal- ten.   2.4 Spezielle Mess- und Prüfmittel, die bei der Instandhaltung der Alkohol- Wegfahrsperren zur Anwendung kommen, müssen auf nationale Normale  rückführbar sein.   3 Justierung  3.1 Die Justierung von Alkohol-Wegfahrsperren muss mit einem Alkoholge-  misch, das einer Massenkonzentration von Alkohol in Atem von 0,4 mg/l  entspricht, erfolgen.       28 Recommandation Internationale OIML R 126, Ethylomètres, Edition 2012. Der Text der  Norm kann in französischer oder englischer Sprache beim Eidgenössischen Institut für  Metrologie, 3003 Bern gegen Verrechnung bezogen, kostenlos eingesehen oder unter  www.oiml.org/fr/publications/recommandations/ abgerufen werden.     Atemalkoholmessmittel. V des EJPD   19   941.210.4     Wird das Alkoholgemisch gemäss der Methode nach Ziffer 1.2 erzeugt, ist  ein zertifiziertes Alkohol-Wasser-Gemisch mit 1,03 g/l Alkohol in Wasser  zu verwenden.   3.2 Alternativ darf direkt ein von einer akkreditierten Gasherstellerin zertifizier- tes Referenzgasgemisch von 225 µmol/mol Alkohol in Stickstoff verwendet  werden. Für die Anwendung dieser trockenen Methode ist die Berücksichti- gung des Wassereinflusses auf das Messprinzip der Alkohol-Wegfahrsperre  Voraussetzung. Dieser Einfluss muss gegebenenfalls vom Messmittel auto- matisch berücksichtigt und korrigiert werden.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   20   941.210.4