rsGE C 3 20.08: Règlement relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à l’observatoire de Genève (RDCObs)   rsGE C 3 20.08: Règlement relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 1      Source SILGENEVE PUBLIC      Dernières modifications au 4 septembre 2018      Règlement relatif au dépôt et à la  comparaison des chronomètres à  l’observatoire de Genève  (RDCObs)   C 3 20.08   du 11 novembre 1952   (Entrée en vigueur : 1er janvier 1953)       Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,   vu la lettre du professeur G. Tiercy, directeur de l’observatoire, du 20 septembre 1952,   arrête :      Chapitre I          Dispositions générales      Art. 1        Conditions générales des dépôts  1 L’observatoire reçoit en dépôt, pour les soumettre à diverses catégories d’épreuves, les montres ou pièces  qui lui sont remises par les fabricants d’horlogerie.  2 Ces pièces sont des chronomètres de marine, des montres de bord (Deck Watches), des montres de poche  avec ou sans complications, des montres de petit calibre généralement destinées à être montées et portées  sur bracelet. Ces distinctions correspondent en général aux grandeurs des pièces.      Art. 2   Le dépôt et le retrait des pièces s’effectuent aux frais et aux risques du déposant; l’observatoire assure les  pièces contre le vol et l’incendie pendant la durée du dépôt.      Art. 3        Epreuves   Il est établi plusieurs catégories d’épreuves :  I.   des épreuves pour chronomètres de marine (catégorie M);  II.  des épreuves pour chronomètres de bord et pour chronomètres de poche; les chronomètres de bord ont   un diamètre d’encageage supérieur à 43 mm et au plus égal à 70 mm; les montres de poche ont un  diamètre d’encageage au plus égal à 43 mm et supérieur à 30 mm; on les répartit en montres de poche  de grand format (diamètre d’encageage supérieur à 38 mm) et montres de poche de petit format (diamètre  d’encageage au plus égal à 38 mm, ou surface au plus égale à 1134 mm2) (catégories A, B et C);   III.  des épreuves pour chronomètres de petit calibre; ces épreuves sont destinées aux chronomètres dont le  diamètre d’encageage est au plus égal à 30 mm, ou dont la surface est au plus égale à 707 mm2 (catégorie  D);   IV. des épreuves pour pièces compliquées; elles sont destinées exclusivement aux chronomètres de poche à  complications diverses;   V.  des épreuves de vérification pour compteurs de précision (scientifiques, de sport) et pour tous  chronomètres ayant déjà obtenu un bulletin de l’observatoire. Ces épreuves de vérification n’ont lieu que  dans la mesure où les astronomes disposent du temps nécessaire, après avoir effectué le travail exigé par  les épreuves des catégories précédentes. Le directeur est seul juge pour décider si un compteur entre  dans la catégorie des pièces qui peuvent être soumises à une vérification (compteurs de précision).       Art. 4  1 Les chronomètres déposés à l’observatoire sont comparés tous les jours à une machine horaire de précision.  2 Ces comparaisons sont faites par les astronomes sous la surveillance du directeur de l’observatoire. Elles  sont inscrites, ainsi que les marches déduites de ces comparaisons, sur des registres spéciaux.      Chapitre II         Bulletins et feuilles d’observations      https://silgeneve.ch/legis?rsg_c3_20p08.htm https://silgeneve.ch/legis?rsg_c3_20p08.htm   rsGE C 3 20.08: Règlement relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 2   Art. 5        Données du bulletin de dépôt  1 Toute pièce déposée à l’observatoire doit avoir son numéro d’ordre gravé ou insculpé en vue sur la platine;  l’existence de ce numéro, facilement lisible, doit être constatée à l’observatoire.  2 La pièce doit être accompagnée d’un bulletin de dépôt, sur formule fournie par l’observatoire, renfermant les  données suivantes :   a)  le numéro de la pièce écrit en lettres et chiffres;  b)  les nom, prénoms et domicile du régleur et ceux du fabricant; on peut y ajouter ceux du destinataire;  c)  les renseignements relatifs à la construction de la pièce : grandeur, échappement, nature du balancier,   nature et forme du spiral et autres détails de construction et, pour les pièces compliquées, la nature des  complications;   d)  la catégorie d’épreuves pour laquelle la pièce est inscrite;  e)  le lieu de fabrication.       Art. 6        Données du bulletin de marche  1 Toute montre ou pièce ayant satisfait aux conditions des épreuves de la catégorie dans laquelle elle a été  inscrite (I, II, III, IV) est désignée comme chronomètre d’observatoire et a droit à un bulletin de marche signé  par le directeur ou par l’un des astronomes de l’observatoire. Ce bulletin renferme les indications suivantes :   a)  les données du bulletin du dépôt qui caractérisent la pièce;  b)  le tableau détaillé des marches et des écarts du chronomètre pendant la durée des épreuves et les   résultats généraux que l’on en déduit; le signe (+) indiquant l’avance, le signe (–) indiquant le retard;  c)  un extrait du présent règlement imprimé au verso de la feuille.                    Feuille d’observations  2 Quant aux résultats du contrôle de la marche d’un compteur de précision (scientifique, de sport), ils sont  consignés dans une feuille d’observations (épreuve V). Il en est de même du contrôle de la marche d’un  chronomètre inscrit dans la catégorie V, sous réserve toutefois des stipulations des articles 7 et 28. Cette feuille  d’observations renferme les indications suivantes :   a)  les données du bulletin de dépôt qui caractérisent la pièce;  b)  le tableau détaillé des marches et des écarts du chronomètre ou du compteur pendant la durée des   épreuves;  c)  un extrait du présent règlement imprimé au verso de la feuille.       Art. 7        Taxes diverses pour bulletins de marche  1 Les taxes à payer pour la comparaison des chronomètres des catégories I, II, III et IV et pour l’expédition des  bulletins de marche sont fixées comme suit :   a)  pour les chronomètres fabriqués et réglés dans le canton de Genève :  1° épreuves pour chronomètres de marine   (catégorie I) 40 francs  2° épreuves pour chronomètres de bord, de   poche  ou de petit calibre (II et III) 30 francs   3° épreuves pour pièces compliquées (IV) 30 francs       Pour les dépôts effectués entre le 1er juin et le 30 septembre, ces taxes sont majorées de 25% et portées   respectivement à 50 francs, 37,50 francs et 37,50 francs.       Sont reconnus fabriqués à Genève les chronomètres dont, au minimum, l’échappement, l’empierrage   du rouage, le repassage et le réglage sont faits à Genève. Les fabricants, ouvriers et régleurs doivent  avoir leur domicile fixe dans le canton de Genève.        Pour les chronomètres fabriqués à l’école d’horlogerie de Genève, aucune taxe n’est perçue;(1)  b)  pour les chronomètres fabriqués ou réglés en dehors du canton de Genève, ces taxes sont triplées;  c)  pour les chronomètres portant le poinçon officiel du bureau de contrôle facultatif des montres de Genève,   les taxes à payer sont celles qui sont indiquées sous lettre a.                    Taxes pour épreuves de vérification  2 Les taxes à payer pour les épreuves de vérification (catégorie V) sont fixées comme suit :   a)  pour les chronomètres ayant déjà obtenu un bulletin de l’observatoire : 2 francs par jour de dépôt, avec un  minimum de 10 jours. Cette taxe est triplée pour les chronomètres fabriqués ou réglés en dehors du canton  de Genève;   b)  pour les chronomètres à chronographe ou à complications diverses, qui ont déjà obtenu un bulletin de  l’observatoire : 2 francs par jour de dépôt avec un minimum de 10 jours. Pour les chronomètres fabriqués  ou réglés en dehors du canton de Genève, cette taxe est augmentée d’un versement fixe de 20 francs;   c)  pour les compteurs de précision, dont la vérification nécessite une observation continue de longue durée :  10 francs par demi-heure d’observation ou fraction de demi-heure. Cette taxe est triplée pour les compteurs  fabriqués ou réglés en dehors du canton de Genève.       https://silgeneve.ch/legis?rsg_c3_20p08.htm   rsGE C 3 20.08: Règlement relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 3   Art. 8  1 Si une pièce inscrite dans une des catégories I, II, III, IV s’arrête au cours des épreuves, le déposant est invité  à la retirer. Il n’est perçu aucune taxe dans ce cas.  2 Si une pièce inscrite dans la catégorie V s’arrête au cours des épreuves, le déposant ne paie que la taxe  correspondant au nombre de jours pendant lesquels la pièce a marché (art. 7, dispositions V, a et b); cependant  le versement fixe de 20 francs prévu à l’article 7, disposition V, b pour les compteurs fabriqués ou réglés en  dehors du canton de Genève n’est pas réduit.  3 En ce qui concerne les compteurs nécessitant une vérification de longue durée (art. 7, disposition V, c), le  déposant ne paie, en cas d’arrêt en cours d’épreuve, que la somme correspondant à la durée des observations  effectuées avant l’arrêt.      Art. 9  1 Dès qu’une pièce inscrite dans l’une des catégories I, II, III, IV a été reconnue incapable de satisfaire aux  conditions des épreuves pour lesquelles elle est inscrite, le déposant est invité à la retirer. La taxe est alors  réduite à la moitié de la somme prescrite.  2 Le fabricant ou le régleur peut, s’il le désire, être renseigné sur la nature des épreuves auxquelles sa pièce  n’a pu satisfaire.      Art. 10   L’emploi de la somme résultant des taxes payées pour le dépôt et la comparaison est réglé par le directeur de  l’observatoire, sous réserve de l’approbation du département de l’instruction publique, de la formation et de la  jeunesse(4).      Art. 11  1 Quand un chronomètre qui a déjà obtenu un bulletin de marche est déposé pour subir de nouvelles épreuves,  ce bulletin est restitué à l’observatoire pour être détruit. Le chronomètre ne reçoit un nouveau bulletin qu’en  satisfaisant aux conditions imposées à une pièce déposée pour la première fois.  2 Quand un compteur de précision qui a été vérifié une première fois est déposé pour subir une nouvelle  vérification, la première feuille d’observations est restituée à l’observatoire pour être détruite. Le compteur reçoit  alors une nouvelle feuille d’observations.      Art. 12   Un déposant peut retirer un chronomètre avant la fin des épreuves pour lesquelles celui-ci a été déposé  (catégories I, II, III, IV); il paie dans ce cas 1 franc par jour d’observation.      Art. 13   L’expédition d’un duplicata de bulletin de marche détérioré ne peut avoir lieu que moyennant la restitution de  l’original, sa destruction et le paiement d’une taxe de 3 francs. Il en est de même pour une feuille d’observations.      Art. 14   Toute expédition d’un duplicata (art. 13) ne peut se faire que dans un délai maximum de 3 ans après la fin des  épreuves subies par le chronomètre ou le compteur.      Chapitre III        Epreuves (généralités)      Art. 15      Dates de dépôt  1 Les épreuves pour chronomètres de bord, de poche ou de petit calibre, ainsi que les épreuves pour pièces  compliquées, commencent aux treize dates suivantes : 5 janvier, 28 janvier, 20 février, 15 mars, 7 avril, 30 avril,  23 mai, 15 juin, 8 juillet, 8 septembre, 1er octobre, 24 octobre, 5 novembre.  2 Les épreuves pour chronomètres de marine commencent aux 6 dates suivantes : 15 janvier, 2 (1er) mars, 17  (16) avril, 2 (1er) juin, 18 septembre, 3 novembre.  3 Le dépôt doit être effectué au plus tard la veille du début des épreuves.  4 Les dates entre parenthèses concernent les années bissextiles.      Art. 16      Dépôt des pièces compliquées  1 Pour les pièces compliquées, les complications doivent être en marche; sauf le chronographe pour les  chronomètres qui en sont munis.  2 Pour les chronomètres à chronographe, les épreuves sont prolongées de deux périodes de 2 jours chacune  dans la position verticale normale et dans la position horizontale cadran en haut, durant lesquelles le   https://silgeneve.ch/legis?rsg_c3_20p08.htm   rsGE C 3 20.08: Règlement relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 4   chronographe est mis en marche. Les résultats des comparaisons faites pendant ces périodes supplémentaires  figurent sur le bulletin de marche.      Art. 17      Critères principaux  1 Pour obtenir un bulletin de marche, un chronomètre doit satisfaire à certaines conditions stipulées plus loin  pour les différentes catégories d’épreuves (chap. IV à VIII).  2 Les 4 critères principaux qui servent à juger de la valeur d’un chronomètre sont les suivants :   a)  Ecart moyen de la marche diurne (e). – On divise la durée des épreuves en un certain nombre de périodes,  dont la longueur varie suivant la catégorie d’épreuves. Pour chacune de ces périodes, on calcule la marche  moyenne, et pour chaque jour de la période la différence entre la marche diurne correspondante et la  marche moyenne de la période. Cette différence s’appelle écart de marche et la somme des valeurs  numériques de tous ces écarts de marche, divisée par le nombre des écarts, constitue l’écart moyen de la  marche diurne.   b)  Ecart moyen de période à période (p). – Pour toutes les périodes pendant lesquelles le chronomètre a été  soumis à la température ordinaire, on calcule la marche moyenne. On prend la moyenne générale de ces  marches moyennes et l’on calcule les écarts entre la marche moyenne de chaque période et cette  moyenne générale. La somme des valeurs numériques de tous ces écarts, divisée par le nombre des  périodes, constitue l’écart moyen de période à période.        Pour les épreuves pour chronomètres de poche, de bord, de petit calibre et pour les épreuves pour pièces  compliquées où les chronomètres sont observés dans des positions différentes, cet écart prend le nom  de : écart moyen correspondant à un changement de position.   c)  Compensation. – Tous les chronomètres sont, au cours des comparaisons, soumis à des épreuves de  température, appelées épreuves thermiques, et pendant lesquelles ils conservent la même position.        Pendant une première période, le chronomètre est placé dans la glacière à une température de 4 degrés  centigrades; pendant une deuxième période, il est placé à la température dite ordinaire de la salle, soit 20  degrés; pendant une troisième période, il est placé dans l’étuve à une température de 36 degrés.        La compensation est jugée au moyen de deux coefficients : l’erreur primaire , et l’erreur secondaire F; ces  coefficients sont définis comme suit :    =  m36 – m4   , F = m20 –  m36 + m4   36 – 4 2       où m4, m20, m36 représentent les marches moyennes aux températures de 4°, 20°, 36° respectivement.       On peut aussi juger la compensation par le moyen de l’erreur globale de compensation pour un degré   centigrade c; celle-ci se calcule comme suit :       On calcule la marche moyenne de chaque période et la moyenne générale de ces trois marches moyennes;   puis on établit les écarts entre la marche moyenne de chaque période et cette moyenne générale.       On calcule de même la température moyenne de chaque période et la moyenne générale de ces trois   températures moyennes; puis on établit les écarts entre la température moyenne de chaque période et  cette moyenne générale.        On prend ensuite la somme des valeurs numériques des trois écarts de marche et la somme des valeurs  numériques des trois écarts de température. Le quotient obtenu en divisant la première somme par la  deuxième constitue l’erreur de compensation pour un degré centigrade c.        Les coefficients  et F sont reliés à l’erreur c par l’égalité :   c =    +  2  F    3  (36 – 4)  d)  Reprise de marche. – La reprise de marche r est la différence = marche moyenne de la dernière période   moins marche moyenne de la première période.      Chapitre IV       Epreuves pour chronomètres de marine (catégorie M)      Art. 18      Chronomètres de marine  1 La durée des épreuves est de 64 jours et se divise en douze périodes, qui se succèdent dans l’ordre suivant :  Période Nombre de jours Température  1re  5 20°  2e  6   4°  3e  6 20°  4e  6 36°  5e  6 20°  6e à 12e  5 par période 20°   2 Le premier jour des 2e, 3e, 4e et 5e périodes est dit jour intermédiaire. La marche correspondant à ces jours  intermédiaires ne compte pas dans les calculs. Les périodes 2, 3, 4 servent à déterminer l’erreur de  compensation.      https://silgeneve.ch/legis?rsg_c3_20p08.htm   rsGE C 3 20.08: Règlement relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 5   Art. 19   Pour obtenir un bulletin de marche, un chronomètre de marine doit satisfaire aux huit conditions suivantes :  a)  la marche moyenne de chaque période ne doit pas dépasser 5s,00;  b)  pour une même période de 5 jours, la moyenne numérique des écarts de marche ne doit pas dépasser   0s,50;  c)  l’écart moyen de la marche diurne ne doit pas dépasser 0s,17;  d)  la différence entre les marches moyennes de deux quelconques des périodes 1, 5, 6 à 12 ne doit pas   dépasser 3s,00;  e)  la reprise de marche ou différence des marches moyennes de la 1re et de la 12e période ne doit pas   dépasser 1s,50;  f)   l’écart moyen de période à période ne doit pas dépasser 1s,00;   g)  l’erreur primaire  ne doit pas dépasser 0s,07;  h)  l’erreur secondaire F ne doit pas dépasser 1s,00.       Chapitre V        Epreuves pour chronomètres de bord (catégorie A) et pour  chronomètres de poche (catégories B et C)       Art. 20      Succession des périodes  1 La durée des épreuves est de 44 jours et se subdivise en neuf périodes qui se succèdent dans l’ordre suivant :  Période Nombre de   jours  Position Température   1re  4 verticale normale 20°  2e  4 verticale, tournée de 90° à partir de   la position normale dans le sens de  rotation des aiguilles 20°   3e  4 verticale, tournée de 90° à partir de  la position normale dans le sens  contraire à celui de rotation des  aiguilles 20°   4e  4 horizontale, cadran en bas 20°  5e  4 horizontale, cadran en haut 20°  6e  1 + 5 horizontale, cadran en haut 4°  7e  1 + 5 horizontale, cadran en haut 20°  8e  1 + 5 horizontale, cadran en haut  36°  9e  2 + 4 verticale normale 20°   2 Le premier jour des 6e, 7e et 8e périodes, ainsi que les deux premiers jours de la 9e période, sont dits jours  intermédiaires. Les marches correspondant à ces jours ne comptent pas dans les calculs.      Art. 21  1 La position verticale normale (vue de face) est la position dite « verticale, pendant en haut » (ou « 12 heures  en haut ») pour les chronomètres de bord et pour les chronomètres de poche de grand format.  2 Pour les chronomètres de poche de petit format et pour les chronomètres de petit calibre, elle peut être : soit  celle « 12 heures en haut » (ou « pendant en haut », soit celle « 12 heures en bas » (ou « pendant à gauche »).      Art. 22  1 L’écart moyen correspondant à un changement de position, désigné par p, se détermine d’après les marches  moyennes des périodes 1 à 5 inclusivement.  2 Pour l’appréciation de la compensation, les coefficients  et F se calculent d’après les marches moyennes des  6e, 7e et 8e périodes.      Art. 23      Conditions pour catégories A et B   Les limites numériques pour l’obtention d’un bulletin de marche pour chronomètres de bord ou pour  chronomètres de poche de grand format (catégories A et B) sont les suivantes :   a)  la marche moyenne de chaque période ne doit pas dépasser 5s,00;  b)  pour une même période, la moyenne numérique des écarts de marche ne doit pas dépasser 1s,00;  c)  l’écart moyen de la marche diurne ne doit pas dépasser 0s,40 pour la catégorie A et 0s,48 pour la catégorie   B;  d)  la différence entre les marches moyennes de deux quelconques des périodes à température de 20°   (périodes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9) ne doit pas dépasser 7s,00;  e)  la différence de marche du plat au pendu ne doit pas dépasser 4s,00. Elle se déduit de la comparaison de   la marche moyenne de la 5e période avec la moyenne de celles de la 1re et de la 9e;   https://silgeneve.ch/legis?rsg_c3_20p08.htm   rsGE C 3 20.08: Règlement relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 6   f)   la différence de marche entre les deux positions horizontales ne doit pas dépasser 4s,00. Elle se déduit de  la comparaison des marches moyennes respectives des 4e et 5e périodes;   g)  la reprise de marche ne doit pas dépasser 2s,50;  h)  l’écart moyen correspondant à un changement de position ne doit pas dépasser 2s,00;   i)   l’erreur primaire  de la compensation ne doit pas dépasser 0s,12;  j)   l’erreur secondaire F de la compensation ne doit pas dépasser 2s,00.       Art. 24      Conditions pour catégorie C   Les limites numériques pour l’obtention d’un bulletin de marche pour chronomètres de poche de petit format  (catégorie C) sont les suivantes, le calcul se faisant comme il est dit à l’article 23 :  a) marche moyenne de chaque période  8s,00  b) écart moyen de chacune des périodes  1s,50  c) écart moyen de la marche diurne  0s,60  d) différences entre les marches moyennes des   périodes à température de 20°   9s,00   e) différence de marche du plat au pendu  5s,00  f) différence de marche entre les deux positions   horizontales   5s,00   g) reprise de marche  3s,00  h) écart moyen correspondant à un changement de   position   2s,40   i) erreur primaire  de la compensation  0s,16   j) erreur secondaire F de la compensation  3s,00      Chapitre VI       Epreuves pour chronomètres de petit calibre (catégorie D)      Art. 25      Succession des périodes   La durée des épreuves est de 44 jours et se subdivise en neuf périodes qui se succèdent dans le même ordre  que celui des périodes d’épreuves pour chronomètres de bord et de poche et avec les mêmes durées (art. 20).      Art. 26      Conditions   Pour obtenir un bulletin de marche après les épreuves indiquées à l’article 24, un chronomètre de petit calibre  doit satisfaire aux dix conditions suivantes :   a)  la marche moyenne de chaque période ne doit pas dépasser 8s,00;  b)  pour une même période, la moyenne numérique des écarts de marche ne doit pas dépasser 1s,50;  c)  l’écart moyen de la marche diurne ne doit pas dépasser 0s,75;  d)  la différence entre les marches moyennes de deux quelconques des périodes 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 ne doit   pas dépasser 9s,00;  e)  la différence de marche du plat au pendu ne doit pas dépasser 5s,00. Elle se déduit de la comparaison de   la marche moyenne de la 5e période avec la moyenne de celles de la 1re et de la 9e période;  f)   la différence de marche entre les deux positions horizontales ne doit pas dépasser 5s,00. Elle se déduit de   la comparaison des marches moyennes de la 4e et de la 5e période;  g)  la reprise de marche, ou différence des marches moyennes de la 1re et de la 9e période, ne doit pas   dépasser 3s,60;  h)  l’écart moyen correspondant à un changement de position ne doit pas dépasser 3s,00;   i)   l’erreur primaire  de la compensation ne doit pas dépasser 0s,20;  j)   l’erreur secondaire F de la compensation ne doit pas dépasser 4s,00.       Chapitre VII      Epreuves pour pièces compliquées      Art. 27      Succession des périodes  1 La durée des épreuves est de 44 jours et se subdivise en neuf périodes qui se succèdent dans le même ordre  que celui des périodes d’épreuves pour chronomètres de bord et de poche et avec les mêmes durées (art. 20).                    Conditions  2 Pour obtenir un bulletin de marche après les épreuves pour pièces compliquées, un chronomètre doit satisfaire  aux dix conditions suivantes :   a)  la marche moyenne de chaque période ne doit pas dépasser 10s,00;  b)  pour une même période, la moyenne numérique des écarts de marche ne doit pas dépasser 1s,50;  c)  l’écart moyen de la marche diurne ne doit pas dépasser 0s,75;  d)  la différence entre les marches moyennes de deux quelconques des périodes 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 ne doit   pas dépasser 9s,00;   https://silgeneve.ch/legis?rsg_c3_20p08.htm   rsGE C 3 20.08: Règlement relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 7   e)  la différence de marche du plat au pendu ne doit pas dépasser 5s,00. Elle se déduit de la comparaison de  la marche moyenne de la 5e période avec la moyenne de celles de la 1re et de la 9e;   f)   la différence de marche entre les deux positions horizontales ne doit pas dépasser 5s,00. Elle se déduit de  la comparaison des marches moyennes de la 4e et de la 5e période;   g)  la reprise de marche, ou différence des marches moyennes de la 1re et de la 9e période, ne doit pas  dépasser 3s,50;   h)  l’écart moyen correspondant à un changement de position ne doit pas dépasser 2s,50;   i)   l’erreur primaire  de la compensation ne doit pas dépasser 0s,16;  j)   l’erreur secondaire F de la compensation ne doit pas dépasser 3s,00.       Chapitre VIII     Epreuves de vérification      Art. 28      Epreuves de vérification  1 Pour les chronomètres ayant déjà obtenu un bulletin de l’observatoire, les épreuves de vérification durent 10  jours au minimum.  2 Pour les chronomètres ayant déjà obtenu un bulletin de l’observatoire, le numéro de ce bulletin et sa date sont  rappelés sur la feuille d’observations.      Art. 29   Les genres d’épreuves de vérification à imposer à un chronomètre ou à un compteur sont fixés par le déposant  au moment du dépôt.      Chapitre IX       Classement des chronomètres      Art. 30      Classement  1 Les pièces ayant satisfait aux épreuves indiquées par le présent règlement, et dès lors désignées comme  chronomètres d’observatoire, sont classées par le moyen d’une formule mettant en jeu les 4 critères principaux :  écart moyen de la marche diurne e, écart moyen correspondant à un changement de position p, compensation   (erreurs  et F), reprise de marche r.  2 Le classement est fait pour chaque catégorie séparément.      Chapitre X        Dispositions administratives      Art. 31  1 Le directeur de l’observatoire rend compte dans son rapport annuel au département de l’instruction publique,  de la formation et de la jeunesse(4) de l’ensemble des résultats obtenus par le service chronométrique; il indique  en particulier le nombre de chronomètres déposés et les résultats généraux constatés par les comparaisons.  2 Les résultats détaillés sont indiqués dans un fascicule annuel spécial publié par l’observatoire.      Chapitre XI       Dispositions finales et transitoires      Art. 32      Clause abrogatoire   Sont abrogés : le règlement relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à l’observatoire de Genève,  du 11 septembre 1928, et ses modifications apportées par les arrêtés des 20 mars 1931, 3 octobre 1934,  4 février 1939, 1er décembre 1943 et 19 mars 1948.      Art. 33      Entrée en vigueur   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1953.       RSG                     Intitulé  Date   d'adoption  Entrée en  vigueur   C 3 20.08 R relatif au dépôt et à la  comparaison des chronomètres  à l’observatoire de Genève   11.11.1952 01.01.1953   Modifications :         1. n.t. : 7/1a in fine 15.01.1957 20.01.1957     2. a. : 1/3 24.10.1958 26.10.1958     3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10,  31/1)   18.05.2010 18.05.2010   https://silgeneve.ch/legis?rsg_c3_20p08.htm   rsGE C 3 20.08: Règlement relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à ...   Source SILGENEVE PUBLIC, 8     4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10,  31/1)   04.09.2018 04.09.2018       https://silgeneve.ch/legis?rsg_c3_20p08.htm