SR 941.212   1   Verordnung des EJPD   über Messanlagen und Messmittel   für Flüssigkeiten ausser Wasser  (VFlaW)1   vom 19. März 2006 (Stand am 1. Januar 2021)     Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),  gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 11 Absatz 2, 24 Absatz 3 und 33 der  Messmittelverordnung vom 15. Februar 20062 (Messmittelverordnung),3  verordnet:   Art. 14 Gegenstand  Diese Verordnung regelt:   a. die Anforderungen an Messanlagen und Messmittel für Flüssigkeiten ausser  Wasser;   b. die Verfahren für das Inverkehrbringen dieser Messanlagen und Messmittel;  c. die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit dieser Messanlagen und   Messmittel.   Art. 2 Geltungsbereich  Dieser Verordnung unterstehen Messmittel5 und Messanlagen, die dafür bestimmt  sind, Mengen (Volumen oder Masse) von Flüssigkeiten ausser Wasser kontinuierlich  und dynamisch zu messen.   Art. 3 Begriffe  In dieser Verordnung bedeuten:   a. Zähler: Messmittel, das für das kontinuierliche Messen, das Speichern und  das Anzeigen der Menge einer Flüssigkeit, die den Messwertaufnehmer in        AS 2006 1533  1 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 20. Okt. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021    (AS 2020 4625).  2 SR 941.210  3 Fassung gemäss Ziff. I 7 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen   im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).  4 Fassung gemäss Ziff. I 7 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen   im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).  5 Ausdruck gemäss Ziff. I 7 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen   im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183). Die Anpassung wurde im  ganzen Text vorgenommen.   941.212    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   2   941.212   einer geschlossenen, vollständig gefüllten Leitung durchfliesst, bei Betriebs- bedingungen ausgelegt ist;   b. Rechenwerk: Teil eines Zählers, der die Ausgangssignale des Messwertauf- nehmers oder der Messwertaufnehmer und etwaiger verbundener Messmittel  aufnimmt und die Messergebnisse anzeigt;   c. Verbundenes Messmittel: Messmittel, das mit dem Rechenwerk verbunden ist  und zum Zwecke einer Korrektur oder Umwertung bestimmte für die Flüs- sigkeit charakteristische Grössen misst.   d. Mengenumwerter: Teil des Rechenwerks, bestehend aus verbundenen  Messmitteln, der unter Berücksichtigung der Eigenschaften der Flüssigkeit  wie Temperatur oder Dichte, die mittels der betreffenden verbundenen  Messmittel ermittelt werden oder in einem Speicher gespeichert sind, auto- matisch:  1. das im Messzustand ermittelte Volumen der Flüssigkeit in ein Volumen   im Basiszustand oder in eine Masse umrechnet, oder  2. die im Messzustand ermittelte Masse der Flüssigkeit in ein Volumen im   Messzustand oder in ein Volumen im Basiszustand umrechnet.  e. Messanlage: Messsystem, das den Zähler und alle Einrichtungen umfasst, die   erforderlich sind, um eine korrekte Messung zu gewährleisten, oder dazu  dienen, die Messvorgänge zu erleichtern.   Art. 4 Bezugsbedingungen  Als Bezugsbedingungen (Basiszustand) für die Bestimmung von Flüssigkeitsmengen  gelten:   a. Druck 101 325 Pa;  b. Temperatur 20 °C im Allgemeinen,   15 °C für Brenn- und Treibstoffe;  c. Bezugsdichte für Eichgewichte 8000 kg/m3.   Art. 5 Pflicht zur Angabe des Volumens bei Bezugstemperatur  1 Beim Handel mit flüssigen Brenn- und Treibstoffen nach Volumen müssen die  gehandelte Flüssigkeitsmenge (Volumen) und der Einheitspreis auf die Temperatur  von 15 °C bezogen und deklariert werden. Grundlage für die Umrechnung bilden die  massgebenden Tabellen, die in den Normen nach Anhang 1 zu finden sind.  2 Die Pflicht zur Mengenangabe bei 15 °C nach Absatz 1 entfällt für den Verkauf von  Treibstoffen ab Zapfsäulen an die Endverbraucherin oder den Endverbraucher in den  üblichen Mengen.     Messanlagen und Messmittel für Flüssigkeiten ausser Wasser. V des EJPD   3   941.212   Art. 6 Grundlegende Anforderungen  Messanlagen für Flüssigkeiten müssen die grundlegenden Anforderungen nach  Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 2 der vorliegenden Verord- nung erfüllen.   Art. 7 Verfahren für das Inverkehrbringen  Die Konformität der Messanlagen für Flüssigkeiten mit den grundlegenden Anfor- derungen nach Artikel 6 wird nach Wahl der Herstellerin nach einem der folgenden  Verfahren nach Anhang 2 der Messmittelverordnung bewertet und bescheinigt:   a. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der  Bauart auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Modul F);   b. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der  Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Produktion (Mo- dul D);   c. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitätssi- cherung, ergänzt durch eine Entwurfsprüfung (Modul H1);   d. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Einzelprüfung (Modul G).   Art. 8 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  1 Messanlagen für Flüssigkeiten müssen nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelver- ordnung durch die kantonalen Eichämter nachgeeicht werden.  1bis Bei Treibstoffzapfanlagen muss die erste Nacheichung im Verlauf des Jahres, das  auf das auf dem Typenschild aufgedruckte Jahr folgt, durchgeführt werden.6  2 Die Gültigkeitsdauer der Nacheichung beträgt:   a. ein Jahr bei Messanlagen, die im Betrieb zerlegt werden müssen;  b. ein Jahr bei Messanlagen mit Temperaturkompensation, einem Gasmess-  verhüter oder Gasabscheider;  c. zwei Jahre bei sämtlichen Treibstoffzapfanlagen;  d. zwei Jahre bei allen übrigen Messanlagen.7   3 Das Eidgenössische Institut für Metrologie8 kann diese Fristen für einzelne Bau- arten verlängern oder verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften der  verwendeten Messmittel dies erlauben oder verlangen.  4 Ausserhalb des festgelegten Messbereichs gelten die Messanlagen nicht als amtlich  geprüft.       6 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 20. Okt. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021   (AS 2020 4625).   7 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 20. Okt. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021   (AS 2020 4625).   8 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der  Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) auf den 1. Jan. 2013 ange- passt. Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   4   941.212   Art. 9 Pflichten der Verwenderin  Zusätzlich zur Verantwortung nach Artikel 21 Absatz 1 der Messmittelverordnung  trägt die Verwenderin auch die Verantwortung dafür, dass:   a. die Anweisungen der Herstellerin zum Einbau und zur Inbetriebnahme des  Messmittels befolgt werden;   b. die Messmittel in Stand gehalten werden und die der Abnützung, Alterung  und Verschmutzung unterworfenen Teile periodisch revidiert werden.   Art. 10 Fehlergrenzen bei Kontrollen  Bei Beanstandungen im Sinne von Artikel 29 Absatz 1 der Messmittelverordnung  oder bei der amtlichen Kontrolle von Messmitteln ausserhalb der Eichung gilt als  Fehlergrenze das Doppelte der im Anhang 2 der vorliegenden Verordnung festge- legten Fehlergrenzen.   Art. 11 Aufhebung bisherigen Rechts  Die Verordnung vom 1. Dezember 19869 über Messapparate für Flüssigkeiten ausser  Wasser wird aufgehoben.   Art. 12 Übergangsbestimmungen  1 Messanlagen für Flüssigkeiten, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geeicht  wurden, dürfen weiterhin der Nacheichung unterzogen werden.  2 Messanlagen für Flüssigkeiten, die nach bisherigem Recht zugelassen wurden,  können noch während zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung in den  Verkehr gebracht und der Ersteichung nach Anhang 5 Ziffer 2 der Messmittelver- ordnung unterzogen werden. Sie dürfen auch nach Ablauf der zehn Jahre nachgeeicht  werden.   Art. 13 Inkrafttreten  Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 2006 in Kraft.       9 [AS 1987 216, 1997 2761 Ziff. II Bst. c]     Messanlagen und Messmittel für Flüssigkeiten ausser Wasser. V des EJPD   5   941.212   Anhang 1  (Art. 5 Abs. 1)   Umrechnungstabellen für flüssige Brenn- und Treibstoffe   – Recommandation Internationale OIML10 R 63: Tables de mesure du pétrole,  (1994);   – Internationale Norm ISO 91-1:199211: Mineralölmesstafeln;   Teil 1: Auf Bezugstemperatur von 15 °C und 60 °F basierende Tafeln.          10 OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale.   Auskunft über OIML-Empfehlungen erteilt das Eidgenössische Institut für Metrologie  (METAS), 3003 Bern-Wabern.   11 Auskunft über die in diesem Anhang aufgeführten Normen erteilt die Schweizerische  Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   6   941.212   Anhang 212  (Art. 6)   Spezifische Anforderungen an Messanlagen für Flüssigkeiten  ausser Wasser   A Begriffsbestimmungen  Basiszustand  Festgelegter Zustand, in den die bei Messbedingungen gemessene Flüssigkeitsmenge  umgewertet wird.   Treibstoffzapfanlage  Messanlage zur Betankung von Motorfahrzeugen, kleinen Booten und kleinen  Luftfahrzeugen.   Selbstbedienungsanlage  Anlage, die es dem Kunden oder der Kundin gestattet, eine Messanlage zum Zwecke  des Erwerbs einer Flüssigkeit für den Eigenbedarf selbstständig zu nutzen.   Selbstbedienungskomponente  Spezielle Komponente, die zu einer Selbstbedienungsanlage gehört und es einer oder  mehreren Messanlagen ermöglicht, in dieser Selbstbedienungsanlage ihre Funktion  zu erfüllen.   Kleinste Messmenge (MMQ)  Kleinste Flüssigkeitsmenge, für die die Messung mit der Messanlage messtechnisch  zulässig ist.   Direktanzeige  Anzeige des Volumens oder der Masse, das bzw. die der Messgrösse entspricht, für  deren Messung das Messmittel physikalisch geeignet ist.  Die Direktanzeige kann mittels eines Mengenumwerters in eine andere Grösse  umgewertet werden.   Messanlage mit Unterbrechungsmöglichkeit  Messanlage, bei der der Flüssigkeitsstrom leicht und schnell unterbrochen werden  kann.   Durchflussbereich  Bereich zwischen dem Mindestdurchfluss Qmin und dem Höchstdurchfluss Qmax.       12 Bereinigt gemäss Art. 14 der Alkoholbestimmungsverordnung vom 5. Okt. 2010   (AS 2010 4595) und Ziff. II der V des EJPD vom 20. Okt. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021   (AS 2020 4625).     Messanlagen und Messmittel für Flüssigkeiten ausser Wasser. V des EJPD   7   941.212   B Messtechnische Anforderungen  1 Nennbetriebsbedingungen  1.1 Die Herstellerin muss die Nennbetriebsbedingungen für den Durchfluss-  bereich des Gerätes angeben.    In Bezug auf den Durchflussbereich sind folgende Bedingungen einzuhalten:   a. Der Durchflussbereich einer Messanlage muss im Durchflussbereich  jedes ihrer Bestandteile insbesondere des Zählers liegen.   b. für Zähler und Messanlage:  Tabelle 1   Art der Messanlage Art der Flüssigkeit Mindestverhältnis  Qmax/Qmin   Treibstoffzapfanlagen kein Flüssiggas 10:1   Flüssiggas   5:1  Messanlage kryogene Flüssigkeiten   5:1  Messanlagen in Fernleitungen  und Messanlagen  zur Schiffsbeladung   alle Flüssigkeiten bedarfsgerecht   Alle übrigen Messanlagen alle Flüssigkeiten   4:1       1.2 Die Herstellerin muss die Eigenschaften in Nennbetriebsbedingungen ange- ben der mit dem Gerät zu messenden Flüssigkeit, in dem die Bezeichnung  oder die Art der Flüssigkeit oder ihre massgeblichen Merkmale angegeben  werden, beispielsweise:  – Temperaturbereich;  – Druckbereich;  – Dichtebereich;  – Viskositätsbereich.   1.3 Die Herstellerin muss die Nennbetriebsbedingungen für die Stromversorgung  angeben: Nennwert der Wechselspannungsversorgung oder die Grenzwerte  der Gleichspannungsversorgung.   1.4 Die Herstellerin muss den Basiszustand für umgewertete Mengen angeben.   2 Fehlergrenzen  2.1 Für Mengen von mindestens 2 L lauten die Fehlergrenzen für Anzeigen wie   folgt:     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   8   941.212   Tabelle 2    Genauigkeitsklasse    0,3 0,5 1,0 1,5 2,5   A   Messanlagen 0,3 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,5 %  B   Zähler 0,2 % 0,3 % 0,6 % 1,0 % 1,5 %          2.2 Für Mengen unter 2 L lauten die Fehlergrenzen für Anzeigen wie folgt:  Tabelle 3   Messvolumen V Fehlergrenzen   V < 0,1 L das Vierfache des Wertes der Tabelle 2, bezogen auf 0,1 L 0,1 L ≤ V < 0,2 L das Vierfache des Wertes der Tabelle 2  0,2 L ≤ V < 0,4 L das Doppelte des Wertes der Tabelle 2, bezogen auf 0,4 L  0,4 L ≤ V < 1 L das Doppelte des Wertes der Tabelle 2  1 L ≤ V < 2 L der Wert der Tabelle 2, bezogen auf 2 L      2.3 Unabhängig von der Messmenge wird der Absolutbetrag der Fehlergrenze  durch den grösseren der beiden folgenden Werte angegeben:  – der Absolutbetrag der in Tabelle 2 oder 3 angegebenen Fehlergrenzen;  – der Absolutbetrag der Fehlergrenzen für die kleinste Messmenge Emin.   2.4.1 Für kleinste Messmengen ab 2 L gelten die folgenden Bedingungen:    Bedingung 1    Emin erfüllt die Bedingung: Emin  2×R, wobei R der kleinste Teilungswert der   Anzeigeeinrichtung ist.    Bedingung 2    Emin wird nach folgender Gleichung errechnet: Emin = (2×MMQ)×(A/100),   wobei gilt:  – MMQ = kleinste Messmenge;  – A = Zahlenwert aus Tabelle 2 Buchstabe A.   2.4.2 Für kleinste Messmengen unter 2 L gilt Bedingung 1 der Ziffer 2.4.1, und Emin  ist gleich dem Doppelten des in Tabelle 3 festgelegten Wertes, der sich auf  Tabelle 2 Buchstabe A bezieht.   2.5 Umgewertete Anzeige    Im Falle einer umgewerteten Anzeige gelten die Fehlergrenzen in Tabelle 2   Buchstabe A.     Messanlagen und Messmittel für Flüssigkeiten ausser Wasser. V des EJPD   9   941.212   2.6 Mengenumwerter    Die auf einen Mengenumwerter zurückzuführenden Fehlergrenzen bei   umgewerteten Anzeigen betragen ± (A–B), wobei A und B die Werte nach  Tabelle 2 sind.     Teile von Umwertern, die getrennt geprüft werden können:  a. Rechenwerk:   Auf Rechenwerke anwendbare positive oder negative Fehlergrenzen für   die Anzeigen von Flüssigkeitsmengen betragen ein Zehntel der Fehler- grenzen nach Tabelle 2 Buchstabe A.   b. Verbundene Messmittel:   Die Genauigkeit verbundener Messmittel muss mindestens die Werte in   Tabelle 4 erreichen:  Tabelle 4   Fehlergrenzen  für die Messung von   Genauigkeitsklassen der Messanlagen   0,3 0,5 1,0 1,5 2,5   Temperatur ± 0,3 °C ± 0,5 °C ± 1,0 °C  Druck  unter 1 MPa: ± 50 kPa    zwischen 1 und 4 MPa: ± 5 %   über 4 MPa: ± 200 kPa      Dichte ± 1 kg/m3 ± 2 kg/m3 ± 5 kg/m3            Diese Werte gelten für die Anzeige der charakteristischen Grössen der  Flüssigkeit auf dem Mengenumwerter.  c. Genauigkeit für die Berechnung   Die positiven oder negativen Fehlergrenzen für die Berechnung jeder   charakteristischen Grösse der Flüssigkeit betragen zwei Fünftel der  Werte nach Buchstabe b.   2.7 Die Anforderung der Ziffer 2.6 Buchstabe a gilt für jede Berechnung, nicht  nur für die Umwertung.   3 Störfestigkeit  3.1 Eine elektromagnetische Störgrösse darf sich auf eine Messanlage nur soweit   auswirken, dass:  – die Veränderung des Messergebnisses nicht höher ausfällt als der   Grenzwert nach Ziffer 3.2;  – die Anzeige des Messergebnisses eine kurzzeitige Änderung zeigt, die   nicht als Messergebnis interpretiert, gespeichert oder übertragen werden  kann; oder     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   10   941.212   – die Veränderung des Messergebnisses höher ausfällt als der Grenzwert,  wobei es dann möglich sein muss, an der Messanlage das unmittelbar vor  dem Auftreten des Grenzwertes erfasste Messergebnis wiederher- zustellen und den Flüssigkeitsstrom zu unterbrechen.   3.2 Der Grenzwert ist der jeweils grössere der folgenden Werte: ein Fünftel der  Fehlergrenze für eine bestimmte Messmenge oder Emin.   4 Beständigkeit    Nach der Durchführung einer geeigneten Prüfung unter Berücksichtigung des   von der Herstellerin veranschlagten Zeitraums muss folgendes Kriterium  erfüllt sein:     Nach der Beständigkeitsprüfung darf die Abweichung des Messergebnisses  vom Ausgangsmessergebnis den in Tabelle 2 Buchstabe B für den Zähler  angegebenen Wert nicht überschreiten.   5 Eignung  5.1 Für alle Messmengen, die sich auf die gleiche Messung beziehen, dürfen die   von verschiedenen Einrichtungen gelieferten Anzeigen nur um höchstens  einen Teilungswert voneinander abweichen, wenn der Teilungswert dieser  Einrichtungen gleich gross ist. Sind die Teilungswerte der Einrichtungen  unterschiedlich gross, so darf die Abweichung nicht grösser sein als der  grösste Teilungswert.     Bei Selbstbedienungsanlagen müssen die Teilungswerte der Hauptanzeige  der Messanlage und die Teilungswerte der Selbstbedienungskomponente  gleich sein, und die Messergebnisse dürfen nicht voneinander abweichen.   5.2 Es darf nicht möglich sein, die gemessene Menge unter normalen Einsatz- bedingungen umzuleiten, sofern diese Umleitung nicht ohne weiteres er- sichtlich ist.   5.3 Anteile von Luft oder Gas in der Flüssigkeit dürfen nicht zu einer Fehlab- weichung führen, die die folgenden Werte überschreitet:  – 0,5 % für Flüssigkeiten ausser geniessbaren Flüssigkeiten und für Flüs-  sigkeiten mit einer Viskosität von höchstens 1 mPa·s; oder  – 1 % für geniessbare Flüssigkeiten und für Flüssigkeiten mit einer Vis-  kosität von über 1 mPa·s.   Es ist jedoch nicht notwendig, dass diese Abweichung kleiner als 1 % der   kleinsten Messmenge ist.  5.4 Messmittel für Direktverkäufe  5.4.1 Eine Messanlage für Direktverkäufe muss mit einer Einrichtung zur Null-  stellung der Anzeige ausgestattet sein. Eine Umleitung der gemessenen  Menge darf nicht möglich sein.     Messanlagen und Messmittel für Flüssigkeiten ausser Wasser. V des EJPD   11   941.212   5.4.2 Die Menge, die Grundlage für den Geschäftsvorgang ist, muss ständig  angezeigt werden, bis alle von dem Vorgang betroffenen Parteien das Mess- ergebnis anerkannt haben.   5.4.3 Messanlagen für Direktverkäufe müssen eine Unterbrechungsmöglichkeit  bieten.   5.4.4 Anteile von Luft oder Gas in der Flüssigkeit dürfen nicht zu einer Fehl- abweichung führen, die die in Ziffer 5.3 festgelegten Werte überschreitet.   5.5 Treibstoffzapfanlagen  5.5.1 Anzeigen an Treibstoffzapfanlagen dürfen während einer Messung nicht auf   Null gestellt werden können.  5.5.2 Der Beginn einer neuen Messung darf erst dann möglich sein, nachdem die   Anzeige auf Null gestellt worden ist.  5.5.3 Wenn eine Messanlage mit einer Preisanzeige ausgestattet ist, darf die   Differenz zwischen dem angezeigten Preis und dem aus dem Grundpreis und  der angezeigten Menge errechneten Preis den Emin entsprechenden Preis nicht  überschreiten. Jedoch braucht diese Differenz nicht kleiner zu sein als der  kleinste Geldwert.   6 Ausfall der Stromversorgung    Eine Messanlage muss entweder mit einer Notstromversorgung ausgerüstet   sein, die bei einem Ausfall der Hauptstromversorgung die Durchführbarkeit  aller Messfunktionen gewährleistet, oder sie muss mit einer Vorrichtung zur  Sicherung und Anzeige der vorhandenen Daten ausgerüstet sein, um den  Abschluss des laufenden Geschäftsvorgangs zu ermöglichen, und zudem mit  einer Vorrichtung, die den Durchfluss im Moment des Ausfalls der Haupt- stromversorgung unterbricht.   7 Inbetriebnahme  Tabelle 5   Genauigkeits-  klasse   Arten von Messanlagen   0,3 Messanlagen in Fernleitungen;   Messanlagen für die Alkoholmengenbestimmung      0,5 Alle Messanlagen, die nicht an anderer Stelle in dieser Tabelle  genannt werden, insbesondere:    – Treibstoffzapfanlagen (ausser Flüssiggas);   – Messanlagen auf Strassentankwagen für Flüssigkeiten mit   niedriger Viskosität (≤ 20 mPa·s);   – Messanlagen zur Be- oder Entladung von Schiffen, Kessel-  wagen und Tankwagena;     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   12   941.212   Genauigkeits-  klasse   Arten von Messanlagen    – Messanlagen für Milch;   – Messanlagen zur Betankung von Flugzeugen.      1,0 Messanlagen für verflüssigtes unter Druck stehendes Gas für  Messungen bei Temperaturen gleich oder grösser –10 °C;    Messanlagen, die üblicherweise zur Klasse 0,3 oder 0,5 gehören,  jedoch für Flüssigkeiten verwendet werden:    – deren Temperatur kleiner als –10 °C oder grösser als +50 °C  ist;    – deren Viskosität höher als 1000 mPa·s ist;   – deren maximaler Volumendurchfluss nicht höher als 20 L/h   ist.      1,5 Messanlagen für verflüssigtes Kohlendioxid;   Messanlagen für verflüssigtes unter Druck stehendes Gas,   gemessen bei einer Temperatur unter –10 °C   (ausser kryogene Flüssigkeiten).       2,5 Messanlagen für kryogene Flüssigkeiten   (Temperaturen unter –153 °C).       a Messanlagen zur Be- oder Entladung von Schiffen, Kesselwagen und Tankwagen,  die zur Erhebung von Verbrauchsteuern auf Mineralöle verwendet werden, dürfen  auch der Genauigkeitsklasse 0,3 angehören.     Die Herstellerin kann jedoch für einen bestimmten Messanlagentyp eine bessere  Genauigkeit angeben.   8 Masseinheiten    Die Anzeige der gemessenen Menge muss in ml, cm3, L bzw. l, m3, g, kg oder   t erfolgen.