SR 941.214   1   Verordnung des EJPD  über selbsttätige Waagen  (SWV)1   vom 19. März 2006 (Stand am 1. Januar 2017)     Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),   gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 11 Absatz 2, 16 Absatz 2,   17 Absatz 2, 24 Absatz 3 und 33 der Messmittelverordnung vom 15. Februar 20062  (Messmittelverordnung),3   verordnet:   Art. 1 Gegenstand   Diese Verordnung regelt:   a. die Anforderungen an selbsttätige Waagen;   b. die Verfahren für das Inverkehrbringen dieser Messmittel4;   c. die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit dieser Messmittel.   Art. 2 Geltungsbereich   Dieser Verordnung unterstehen:   a. selbsttätige Waagen für Einzelwägungen;   b. selbsttätige Waagen zum diskontinuierlichen Totalisieren (totalisierende  Behälterwaagen);   c. selbsttätige Waagen zum kontinuierlichen Totalisieren (Förderbandwaagen);   d. selbsttätige Gleiswaagen;   e. selbsttätige Strassenfahrzeugwaagen zum Wägen der Totallast in Fahrt,  sofern die Waagen auf einem überwachten Areal installiert sind, in dem die  Geschwindigkeit des Fahrzeuges überprüft wird;   f.5 selbsttätige Waagen zum Abwägen (Schüttgutabfüllungen).        AS 2006 1545  1 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017    (AS 2016 5225).  2 SR 941.210  3 Fassung gemäss Ziff. I 9 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen   im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).  4 Ausdruck gemäss Ziff. I 9 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen   im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183). Die Anpassung wurde im  ganzen Text vorgenommen.   5 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017   (AS 2016 5225).   941.214    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   2   941.214   Art. 3 Einheiten   Für die Angaben auf selbsttätigen Waagen sind folgende gesetzlichen Einheiten der  Masse zu verwenden:   a. Milligramm (mg);   b. Gramm (g);   c. Kilogramm (kg);   d. Tonne (t).   Art. 4 Bezugsbedingungen, Eichgewichtstücke  1 Für die Ermittlung von Messergebnissen bei der Konformitätsbewertung oder der  Nacheichung gelten folgende Bezugsbedingungen:   a. Temperatur 20 °C;   b. konventionelle Dichte für Eichgewichtstücke 8000 kg/m3;   c. Luftdichte 1,2 kg/m3.  2 Die Messabweichung der bei den nachträglichen Kontrollen verwendeten  Gewichtstücke oder Prüflasten darf bei der jeweiligen Belastung höchstens ein Drittel  der Fehlergrenze der zu prüfenden Waage betragen.   Art. 5 Begriffe   In dieser Verordnung bedeuten:   a. Waage: Messmittel, das die Masse eines Körpers durch Einwirken der  Schwerkraft auf diesen Körper oder mit der Masse zusammenhängende  Grössen, Werte, Parameter oder charakteristische Eigenschaften ermittelt;   b. selbsttätige Waage: Waage, die die Masse eines Erzeugnisses ohne Eingrei- fen von Bedienungspersonal bestimmt und dabei einem vorgegebenen  automatischen, für das Gerät charakteristischen Programmablauf folgt;   c. selbsttätige Waage für Einzelwägungen: selbsttätige Waage, die die Masse  von vorgegebenen einzelnen Lasten wie Fertigpackungen oder von Einzel- lasten losen Materials bestimmt;   d. selbsttätige Kontrollwaage: selbsttätige Waage für Einzelwägungen, die  Güter unterschiedlicher Masse anhand des Wertes der Differenz ihrer Massen  und eines nominalen Sollwerts in zwei oder mehr Teilgruppen aufteilt;   e. Gewichtsauszeichnungswaage: selbsttätige Waage für Einzelwägungen, die  einzelne Güter mit Etiketten versieht, auf denen das Gewicht angegeben ist;   f. Preisauszeichnungswaage: selbsttätige Waage für Einzelwägungen, die ein- zelne Güter mit Etiketten versieht, auf denen Gewicht und Preis angegeben  sind;   g. selbsttätige Waage zum Totalisieren (totalisierende Behälterwaage): selbst- tätige Waage, die ein Massengut durch Teilung in einzelne Lasten nachei-    Selbsttätige Waagen. V des EJPD   3   941.214   nander wägt; dabei werden die Massen der einzelnen Lasten nacheinander  bestimmt, die Wägeergebnisse summiert und die einzelnen Lasten zur bereits  abgewogenen Menge hinzugeben;   h. selbsttätige Waage zum kontinuierlichen Totalisieren (Förderbandwaage):  selbsttätige Waage, die ein Massengut auf einem Förderband kontinuierlich  wägt, ohne systematische Unterteilung der Masse und ohne Unterbrechung  der Bewegung des Förderbandes;   i. selbsttätige Gleiswaage: selbsttätige Waage, die einen Lastträger ein- schliesslich Schienen für das Befahren mit Schienenfahrzeugen besitzt;   j. selbsttätige Strassenfahrzeugwaage: selbsttätige Waage, die die Totalmasse  eines Fahrzeuges in Fahrt bestimmt;   k.6 selbsttätige Waage zum Abwägen (Schüttgutabfüllungen): selbsttätige Waa- ge, die Behälter mit einer vorgegebenen und effektiv gleich bleibenden Masse  eines Schüttguts füllt.   Art. 6 Grundlegende Anforderungen  1 Selbsttätige Waagen für Einzelwägungen müssen die grundlegenden Anforderun- gen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach den Anhängen 1 und 2 der  vorliegenden Verordnung erfüllen.  2 Selbsttätige Waagen zum diskontinuierlichen Totalisieren (totalisierende Behäl- terwaagen) müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmit- telverordnung und nach den Anhängen 1 und 3 der vorliegenden Verordnung erfüllen.  3 Selbsttätige Waagen zum kontinuierlichen Totalisieren (Förderbandwaagen) müs- sen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und  nach den Anhängen 1 und 4 der vorliegenden Verordnung erfüllen.  4 Selbsttätige Gleiswaagen müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1  der Messmittelverordnung und nach den Anhängen 1 und 5 der vorliegenden Ver- ordnung erfüllen.  5 Selbsttätige Strassenfahrzeugwaagen zum Wägen der Totallast in Fahrt müssen die  grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach  Anhang 6 der vorliegenden Verordnung erfüllen.  6 Selbsttätige Waagen zum Abwägen (Schüttgutabfüllungen) müssen die grundle- genden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach den  Anhängen 1 und 6a der vorliegenden Verordnung erfüllen.7       6 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017   (AS 2016 5225).   7 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017   (AS 2016 5225).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   4   941.214   Art. 7 Verfahren für das Inverkehrbringen   Die Konformität der selbsttätigen Waagen mit den grundlegenden Anforderungen  nach Artikel 6 wird nach Wahl der Herstellerin nach einem der folgenden Verfahren  nach Anhang 2 der Messmittelverordnung bewertet und bescheinigt:   a. für mechanische selbsttätige Waagen:  1. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität   mit der Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Pro- duktion (Modul D),   2. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität  mit der Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für das Produkt  (Modul E),   3. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität  mit der Bauart auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Modul F),   4. Konformitätserklärung auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die  Produktion (Modul D1),   5. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte  (Modul F1),   6. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Einzelprüfung (Mo- dul G),   7. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitäts- sicherung, ergänzt durch eine Entwurfsprüfung (Modul H1);   b. für elektromechanische selbsttätige Waagen:  1. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität   mit der Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Pro- duktion (Modul D),   2. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität  mit der Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für das Produkt  (Modul E),   3. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität  mit der Bauart auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Modul F),   4. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Einzelprüfung (Mo- dul G),   5. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitäts- sicherung, ergänzt durch eine Entwurfsprüfung (Modul H1);   c. für elektronische oder für Software enthaltende selbsttätige Waagen, ohne  Strassenfahrzeugwaagen:  1. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität   mit der Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Pro- duktion (Modul D),   2. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität  mit der Bauart auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Modul F),   3. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Einzelprüfung (Mo- dul G),     Selbsttätige Waagen. V des EJPD   5   941.214   4. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitäts- sicherung, ergänzt durch eine Entwurfsprüfung (Modul H1);   d. für selbsttätige Strassenfahrzeugwaagen zum Wägen der Totallast in Fahrt:  ordentliche Zulassung und Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelver- ordnung.   Art. 8 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  1 Selbsttätige Waagen müssen nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung  durch die kantonalen Eichämter nachgeeicht werden.  2 Die Nacheichung der selbsttätigen Waagen hat zu erfolgen:   a.8 …   b.9 jedes Jahr für selbsttätige Waagen für Einzelwägungen;   c. alle zwei Jahre für:  1. selbsttätige Waagen zum diskontinuierlichen Totalisieren (totalisierende   Behälterwaagen),  2. selbsttätige Waagen zum kontinuierlichen Totalisieren (Förderband-  waagen),  3.10 selbsttätige Waagen zum Abwägen (Schüttgutabfüllungen);   d. jedes Jahr für selbsttätige Strassenfahrzeugwaagen;   e. jedes Jahr für selbsttätige Gleiswaagen.  3 Für selbsttätige Gleiswaagen kann die Verwenderin die Nacheichung mit einem  Kontrollverfahren nach Anhang 7 Ziffer 5 der Messmittelverordnung und Anhang 7  der vorliegenden Verordnung ergänzen. Dadurch kann die Nacheichfrist der Gleis- waage bis auf maximal drei Jahren verlängert werden.   Art. 9 Pflichten der Verwenderin   Zusätzlich zur Verantwortung nach Artikel 21 Absatz 1 der Messmittelverordnung  trägt die Verwenderin auch die Verantwortung dafür, dass:   a. die Anweisungen der Herstellerin zum Einbau und zur Inbetriebnahme der  Waagen befolgt werden;   b. die Waagen in Stand gehalten werden und die der Abnützung, Alterung und  Verschmutzung unterworfenen Teile periodisch revidiert werden.       8 Aufgehoben durch Ziff. I der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017  (AS 2016 5225).   9 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017   (AS 2016 5225).   10 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017   (AS 2016 5225).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   6   941.214   Art. 10 Fehlergrenzen bei Kontrollen  Bei Beanstandungen im Sinne von Artikel 29 Absatz 1 der Messmittelverordnung  oder bei der amtlichen Kontrolle von Messmitteln ausserhalb der Eichung gilt als  Fehlergrenze das Doppelte der Fehlergrenzen nach den Anhängen 2–6 der vorlie- genden Verordnung.   Art. 11 Aufhebung bisherigen Rechts   Die Wiegegeräteverordnung des EJPD vom 15. August 198611 wird aufgehoben.   Art. 12 Übergangsbestimmungen  1 Selbsttätige Waagen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geeicht wurden,  dürfen weiterhin der Nacheichung unterzogen werden.  2 Selbsttätige Waagen, die nach bisherigem Recht zugelassen wurden, können noch  während zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr gebracht  und der Ersteichung nach Anhang 5 Ziffer 2 der Messmittelverordnung unterzogen  werden. Sie dürfen auch nach Ablauf der zehn Jahre nachgeeicht werden.  3 Selbsttätige Waagen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung ungeeicht in  Verkehr gebracht wurden, dürfen noch fünf Jahre nach Inbetriebnahme oder Revi- sion, längstens aber bis zum 31. Dezember 2011, ungeeicht verwendet werden. Sie  können geeicht werden, wenn sie bei der Eichung den Vorschriften dieser Verord- nung entsprechen.   Art. 12a12 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 5. Dezember 2016  1 Für Gewichtsauszeichnungswaagen und Preisauszeichnungswaagen, die vor dem  1. Januar 2017 geeicht wurden, gelten bis zur nächsten Nacheichung die bisherigen  Fristen.  2 Selbsttätige Waagen zum Abwägen (Schüttgutabfüllungen), die vor dem 1. Januar  2017 in Verkehr gebracht wurden, müssen bis am 31. Dezember 2018 nachgeeicht  werden.   Art. 13 Inkrafttreten   Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 2006 in Kraft.       11 [AS 1986 2013, 2002 2136, 2004 2119]  12 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017    (AS 2016 5225).     Selbsttätige Waagen. V des EJPD   7   941.214   Anhang 1  (Art. 6 Abs. 1)   Spezifische Anforderungen an selbsttätige Waagen   1 Nennbetriebsbedingungen    Die Herstellerin muss die Nennbetriebsbedingungen für die Waage wie folgt  angeben:   1.1 Für die Messgrösse:    Messbereich als Höchst- und Mindestlast.   1.2 Für die Einflussgrössen der Stromversorgung:    Bei Wechselstromversorgung: Nennwert der Wechselspannungsversorgung  oder Grenzwerte der Wechselspannung.    Bei Gleichstromversorgung: Nennwert und Mindestwert der Gleichspan- nungsversorgung und die Mindestgleichspannung oder Grenzwerte der  Gleichspannung.   1.3 Für die mechanischen und klimatischen Einflussgrössen:    Sofern in den Anhängen 2–5 nichts anderes bestimmt ist, beträgt der Tem- peraturmindestbereich 30 °C.    Es werden keine mechanischen Umgebungsklassen gemäss Anhang 1 Zif- fer 1.3.2 der Messmittelverordnung unterschieden. Für Waagen, die beson- deren mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie in Fahrzeugen einge- baute Waagen, legt die Herstellerin die mechanischen Einsatzbedingungen  fest.   1.4 Gegebenenfalls:    Betriebsgeschwindigkeit(en).    Merkmale der Wägegüter.   2 Zulässige Wirkung von Störgrössen – Elektromagnetische   Umgebungsbedingungen    Die geforderte Leistung und der Grenzwert sind im entsprechenden Anhang  2, 3, 4 oder 5 für jeden Waagentyp angegeben.   3 Eignung   3.1 Es sind Massnahmen vorzusehen, die die Auswirkungen der Schrägstellung,  der Belastung und der Betriebsgeschwindigkeit in der Weise begrenzen, dass  bei normalem Betrieb die Fehlergrenzen eingehalten werden.   3.2 Es sind geeignete Güterfördereinrichtungen vorzusehen, um zu gewährleis- ten, dass das Messmittel während des normalen Betriebs innerhalb der Feh- lergrenzen arbeitet.   3.3 Alle Bedienfelder müssen eindeutig untergliedert und deutlich erkennbar  sein.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   8   941.214   3.4 Die Integrität der Anzeige, soweit vorhanden, muss durch das Bedienungs- personal nachprüfbar sein.   3.5 Um zu gewährleisten, dass die Waage während des normalen Betriebs  innerhalb der Fehlergrenzen arbeitet, ist eine entsprechende Nullstellein- richtung vorzusehen.   3.6 Jedes Ergebnis ausserhalb des Messbereichs muss als solches gekennzeichnet  sein, soweit ein Ausdruck möglich ist.     Selbsttätige Waagen. V des EJPD   9   941.214   Anhang 213  (Art. 6 Abs. 1)   Spezifische Anforderungen an selbsttätige Waagen für  Einzelwägungen   1 Genauigkeitsklassen   1.1 Die Waagen werden entsprechend der Angabe der Herstellerin in folgende  Hauptkategorien eingeteilt:    X oder Y.   1.2 Diese Hauptkategorien werden wiederum in vier Genauigkeitsklassen unter- teilt, die von der Herstellerin festzulegen sind:   XI XII XIII XIIII; oder  Y(I) Y(II) Y(a) Y(b).   2 Waagen der Kategorie X   2.1 Zur Kategorie X gehören Waagen, mit denen Fertigpackungen kontrolliert  werden, die entsprechend den Anforderungen der Richtlinien 75/106/EWG  des Rates vom 19. Dezember 197414 zur Angleichung der Rechtsvorschriften  der Mitgliedstaaten über die Abfüllung bestimmter Flüssigkeiten nach  Volumen in Fertigpackungen und 76/211/EWG des Rates vom 20. Januar  197615 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die  Abfüllung bestimmter Erzeugnisse nach Gewicht und Volumen in Fertig- packungen hergestellt wurden.   2.2 Die Genauigkeitsklassen werden durch einen Faktor (x) ergänzt, der die  höchstzulässige Standardabweichung gemäss Ziffer 4.2 beziffert.    Die Herstellerin gibt den Faktor (x) an, der  2 sein und der Form 1 × 10k,  2 × 10k oder 5 × 10k entsprechen muss, wobei k eine negative ganze Zahl oder  Null ist.   3 Waagen der Kategorie Y    Zur Kategorie Y gehören alle anderen selbsttätigen Waagen für Einzel- wägungen.       13 Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 1 der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan.  2017 (AS 2016 5225).   14 ABl. L 42 vom 15.02.1975, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 89/676/EWG   (ABl. L 398 vom 30.12.1989, S. 18).   15 ABl. L 46 vom 21.02.1976, S. 1. Zuletzt geändert durch das EWR-Abkommen.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   10   941.214  4 Fehlergrenzen   4.1 Mittlerer Fehler bei Waagen der Kategorie X bzw. Fehlergrenze bei Waagen der Kategorie Y  Tabelle 1   Nettolast (m)  in Eichwerten (e)          Maximal  zulässiger  mittlerer Fehler   Fehlergrenzen  XI Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIV Y(b) X Y   0 < m    50 000 0 < m      5 000 0 < m       500 0 < m      50 ± 0,5 e ± 1,0 e         50 000 < m  200 000 5 000 < m    20 000 500 < m    2 000 50 < m     200 ± 1,0 e ± 1,5 e         200 000 < m  20 000 < m  100 000 2 000 < m  10 000 200 < m  1 000 ± 1,5 e ± 2,0 e           Selbsttätige Waagen. V des EJPD   11   941.214   4.2 Standardabweichung     Der zulässige Höchstwert für die Standardabweichung von Waagen der  Klasse X(x) ist das Ergebnis der Multiplikation des Faktors (x) mit dem Wert  in Tabelle 2.   Tabelle 2   Nettolast (m)  Höchstzulässige Standardabweichung bei Klasse X (1)    m         50 g 0,48 %          50 g < m       100 g 0,24 g        100 g < m       200 g 0,24 %        200 g < m       300 g 0,48 g        300 g < m       500 g 0,16 %        500 g < m    1 000 g 0,8 g     1 000 g < m  10 000 g 0,08 %   10 000 g < m  15 000 g 8 g   15 000 g < m 0,053 %      Für die Klassen XI und XII muss x < 1 sein. Für die Klasse XIII muss x ≤ 1 sein. Für die Klasse XIV muss x > 1 sein.  4.3 Eichwert bei Einteilungswaagen  Tabelle 3   Genauigkeitsklassen  Eichwert  Anzahl der Eichwerte  n = Max/e       Mindestwert Höchstwert   XI Y(I) 0,001 g  e 50 000 –   XII Y(II) 0,001 g  e  0,05 g      100 100 000    0,1 g  e   5 000 100 000   XIII Y(a) 0,1 g  e  2 g      100   10 000    5 g  e      500   10 000   XIV Y(b) 5 g  e      100     1 000       Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   12   941.214   4.4 Eichwert bei Mehrteilungswaagen  Tabelle 4   Genauigkeitsklassen  Eichwert  Anzahl der Eichwerte  n = Max/e       Mindestwert16  n = Maxi/e(i+1)   Höchstwert  n = Maxi/ei   XI Y(I) 0,001 g  ei 50 000 –   XII Y(II) 0,001 g  ei  0,05 g      100 100 000    0,1 g  ei   5 000 100 000   XIII Y(a) 0,1 g  ei      100   10 000          500   10 000   XIV Y(b) 5 g  ei      100     1 000      Dabei gilt: i = 1, 2, … r  i = Nummer des Teilwägebereichs  r = Gesamtzahl der Teilbereiche    5 Messbereich    Bei den Angaben zum Messbereich für Waagen der Klasse Y muss die  Herstellerin berücksichtigen, dass die Mindestlast nicht geringer sein darf als  die folgenden Werte:   Klasse Y(I):  100 e   Klasse Y(II):  20 e für 0,001 g  e  0,05 g,   und 50 e für 0,1 g  e   Klasse Y(a):  20 e   Klasse Y(b):  10 e   Sortierwaagen wie  Briefwaagen und Abfallwaagen:    5 e   6 Dynamisches Justieren   6.1 Die dynamische Justiereinrichtung muss innerhalb eines von der Herstellerin  angegebenen Gewichtsbereichs arbeiten.   6.2 Nach der Einstellung darf eine dynamische Justiereinrichtung, die die dyna- mischen Effekte infolge der sich in Bewegung befindliche Last ausgleicht,  nicht ausserhalb des Gewichtsbereichs arbeiten können; sie muss gesichert  werden können.   7 Leistung bei Einwirkung von Einflussgrössen und  elektromagnetischen Störgrössen   7.1 Fehlergrenzen aufgrund von Einflussgrössen:   7.1.1 Für Waagen der Kategorie X:       16 Für i = r gilt die entsprechende Spalte der Tabelle 3, wobei e durch er ersetzt wird.     Selbsttätige Waagen. V des EJPD   13   941.214   – Bei selbsttätigem Betrieb gelten die Werte der Tabellen 1 und 2.  – Bei statischem Wägen im nichtselbsttätigen Betrieb gelten die Werte der   Tabelle 1.   7.1.2 Für Waagen der Kategorie Y:  – Für jede Last im selbsttätigen Betrieb gelten die Werte der Tabelle 1.  – Bei statischem Wägen im nichtselbsttätigen Betrieb gelten die für die Klasse   X angegebenen Werte der Tabelle 1.   7.2 Der Grenzwert aufgrund einer Störgrösse ist gleich einem Eichwert.   7.3 Temperaturbereich:  – Für die Klassen XI und Y(I) beträgt der Mindestbereich 5 °C.  – Für die Klassen XII und Y(II) beträgt der Mindestbereich 15 °C.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   14   941.214   Anhang 3  (Art. 6 Abs. 3)   Spezifische Anforderungen an selbsttätige Waagen zum  diskontinuierlichen Totalisieren (totalisierende Behälterwaagen)   1 Genauigkeitsklassen    Die Waagen werden in die folgenden vier Genauigkeitsklassen eingeteilt:    0,2            0,5            1            2   2 Fehlergrenzen  Tabelle 1   Genauigkeitsklasse Fehlergrenzen der totalisierten Last   0,2 ± 0,10 %  0,5 ± 0,25 %  1 ± 0,50 %  2 ± 1,00 %     3 Summenteilwert    Der Summenteilwert (dt) muss in folgenden Grenzen liegen:    0,01 % Max  dt  0,2 % Max.   4 Kleinste Abgabemenge (Σmin)    Die kleinste Abgabemenge (Σmin) darf nicht kleiner sein als die Menge, bei  der die Fehlergrenze gleich dem Summenteilwert (dt) ist, und nicht kleiner als  die von der Herstellerin angegebene Mindestlast.   5 Nullstellung    Waagen, die nicht nach jeder Entleerung eine Tarawägung durchführen,  müssen eine Nullstelleinrichtung besitzen.    Der selbsttätige Betrieb muss unterbrochen werden, wenn sich die Anzeige  bei Null um folgende Werte geändert hat:  – 1 dt bei Waagen mit automatischer Nullstelleinrichtung;  – 0,5 dt bei Waagen mit halbautomatischer oder nichtautomatischer Null-   stelleinrichtung.   6 Bedieneinrichtung    Während des selbsttätigen Betriebs muss eine Sperre Justierungen und ein  Zurücksetzen seitens des Bedienpersonals verhindern.   7 Ausdruck    Bei Waagen, die mit einer Druckeinrichtung ausgestattet sind, muss die  Rücksetzung der Gesamtmenge blockiert sein, bis die Gesamtmenge ausge-    Selbsttätige Waagen. V des EJPD   15   941.214   druckt ist. Bei einer Unterbrechung des selbsttätigen Betriebs muss ein Aus- druck der Gesamtmenge erfolgen.   8 Leistung bei Einwirkung von Einflussgrössen und  elektromagnetischen Störgrössen   8.1 Für die Fehlergrenzen aufgrund von Einflussgrössen gilt Tabelle 2.  Tabelle 2   Last (m)   in Summenteilungswerten (dt)   Fehlergrenzen          0 < m       500 ± 0,5 dt     500 < m    2 000 ± 1,0 dt  2 000 < m  10 000 ± 1,5 dt     8.2 Der Grenzwert aufgrund einer Störgrösse ist ein Summenteilungswert für  jedes angezeigte Gewicht und jede gespeicherte Gesamtmenge.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   16   941.214   Anhang 4  (Art. 6 Abs. 4)   Spezifische Anforderungen an selbsttätige Waagen  zum kontinuierlichen Totalisieren (Förderbandwaagen)   1 Genauigkeitsklassen    Die Waagen werden in die folgenden drei Genauigkeitsklassen eingeteilt:    0,5            1            2   2 Messbereich   2.1 Die Herstellerin gibt den Messbereich, das Verhältnis zwischen der Min- destnettolast der Wägezelle und der Höchstlast sowie die kleinste Abgabe- menge an.   2.2 Die kleinste Abgabemenge Σmin darf nicht kleiner sein als:  – 800 d in Klasse 0,5;  – 400 d in Klasse 1;  – 200 d in Klasse 2.    Dabei ist d der Summenteilungswert der Gesamtsummiereinrichtung.   3 Fehlergrenzen  Tabelle 1   Genauigkeitsklasse Fehlergrenzen der summierende Last   0,5 ± 0,25 %  1 ± 0,5 %  2 ± 1,0 %     4 Geschwindigkeit des Bandes    Die Herstellerin muss die Geschwindigkeit des Bandes angeben. Bei Band- waagen mit fest eingestellter Geschwindigkeit und bei Bandwaagen mit  variabler Geschwindigkeit und manueller Geschwindigkeitseinstellung darf  die Geschwindigkeit um nicht mehr als 5 % vom Nennwert abweichen. Das  Messgut darf keine andere Geschwindigkeit aufweisen als das Band.   5 Gesamtsummiereinrichtung    Es darf nicht möglich sein, das Gesamtsummierwerk auf Null zurückzustel- len.   6 Leistung bei Einwirkung von Einflussgrössen und  elektromagnetischen Störgrössen   6.1 Die Fehlergrenzen aufgrund von Einflussgrössen betragen für Lasten von  nicht weniger als Σmin das 0,7-fache des entsprechenden Wertes aus Tabelle 1,  gerundet auf den nächsten Teilungswert (d).     Selbsttätige Waagen. V des EJPD   17   941.214   6.2 Der Grenzwert aufgrund einer Störgrösse beträgt für eine Last gleich Σmin das  0,7-fache des der angegebenen Klasse der Bandwaage entsprechenden Wertes  aus Tabelle 1, gerundet auf den nächsthöheren Teilstrichabstand (d).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   18   941.214   Anhang 5  (Art. 6 Abs. 5)   Spezifische Anforderungen an selbsttätige Gleiswaagen   1 Genauigkeitsklassen    Die Waagen werden in die folgenden vier Genauigkeitsklassen eingeteilt:    0,2            0,5            1            2   2 Fehlergrenzen   2.1 Die Fehlergrenzen für das Wägen eines rollenden einzelnen Güterwagens  oder eines gesamten Zuges sind in Tabelle 1 angegeben.   Tabelle 1   Genauigkeitsklasse Fehlergrenzen   0,2 ± 0,1 %  0,5 ± 0,25 %  1 ± 0,5 %  2 ± 1,0 %     2.2 Die Fehlergrenze für das Wägen rollender gekuppelter oder ungekuppelter  Güterwaggons ist der höchste der folgenden Werte:  – der gemäss Tabelle 1 berechnete Wert, gerundet auf den nächsten Tei-  lungswert;  –  der gemäss Tabelle 1 berechnete Wert, gerundet auf den nächsten Tei-  lungswert, für ein Gewicht von 35 % des Waggonhöchstgewichts (laut  Aufschrift);   – ein Teilungswert (d).   2.3 Die Fehlergrenze für das Wägen rollender Züge ist der höchste der folgenden  Werte:  – der gemäss Tabelle 1 berechnete Wert, gerundet auf den nächsten Tei-  lungswert;  – der gemäss Tabelle 1 berechnete Wert für einen einzelnen Waggon mit   einem Gewicht von 35 % des Waggonhöchstgewichts (laut Aufschrift),  multipliziert mit der Anzahl der Referenzwaggons (höchstens 10) im Zug  und gerundet auf den nächsten Teilungswert;   – ein Teilungswert (d) für jeden Waggon, jedoch höchstens 10 d.   2.4 Beim Wägen gekoppelter Güterwagen dürfen höchstens 10 % der Wäge- ergebnisse, die bei einer oder mehreren Durchfahrten des Zuges erhalten  wurden, die in Ziffer 2.2 angegebenen Fehlergrenzen überschreiten, jedoch  darf das Zweifache der Fehlergrenze nicht überschritten werden.     Selbsttätige Waagen. V des EJPD   19   941.214   3 Teilungswert (d)     Die Beziehung zwischen Genauigkeitsklasse und Teilungswert ist in  Tabelle 2 angegeben.   Tabelle 2   Genauigkeitsklasse Teilungswert (d)   0,2 d    50 kg  0,5 d  100 kg  1 d  200 kg  2 d  500 kg     4 Messbereich   4.1 Die Mindestlast darf nicht kleiner als 1 t sein; sie darf nicht grösser sein als  das Ergebnis der Division des minimalen Waggongewichts durch die Anzahl  der Teilwägungen.   4.2 Das minimale Waggongewicht darf nicht kleiner als 50 d sein.   5 Leistung bei Einwirkung von Einflussgrössen und  elektromagnetischen Störgrössen   5.1 Die Fehlergrenzen aufgrund einer Einflussgrösse sind in Tabelle 3 angege- ben.   Tabelle 3   Last (m) in Teilungswerten   von Summierzählern (d)   Fehlergrenzen          0 < m       500 ± 0,5 d     500 < m    2 000 ± 1,0 d  2 000 < m  10 000 ± 1,5 d     5.2 Der Grenzwert aufgrund einer Störgrösse beträgt einen Teilungswert.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   20   941.214   Anhang 6  (Art. 6 Abs. 6)   Spezifische Anforderungen an selbsttätige   Strassenfahrzeugwaagen zum Wägen der Totallast in Fahrt   1 Genauigkeitsklassen    Die Waagen werden in die folgenden sechs Genauigkeitsklassen eingeteilt:    0,2            0,5            1            2            5            10   2 Fehlergrenzen   2.1 Dynamische Wägung    Die Fehlergrenzen für die Wägung in Fahrt sind folgendermassen festgelegt:  a. Fehlergrenze berechnet nach Tabelle 1, gerundet auf den nächsten   Eichwert;  b. 1 d  die Anzahl der Wägungen bei der Ersteichung,2 d  die Anzahl der   Wägungen bei einer Kontrolle in Betrieb.  Tabelle 1   Genauigkeitsklasse Fehlergrenzen des Gewichts des Fahrzeuges     0,2 ± 0,10 %    0,5 ± 0,25 %    1 ± 0,50 %    2 ± 1,00 %    5 ± 2,50 %  10 ± 5,00 %     2.2 Statische Wägung    Die Fehlergrenzen bei statischer Wägung für zunehmende oder abnehmende  Belastungen sind in Tabelle 2 festgelegt.   Tabelle 2   Genauigkeitsklasse Belastung (m)   in Teilungswerten (d)   Fehlergrenzen   0,2 0,5 1 0 < m    500 ± 0,5 d     500 < m  2000 ± 1,0 d     2 000 < m  5000 ± 1,5 d        2 5 10 0 < m      50 ± 0,5 d     50 < m    200 ± 1,0 d     200 < m  1000 ± 1,5 d          Selbsttätige Waagen. V des EJPD   21   941.214   3 Teilungswert (d)    Für ein bestimmtes Verfahren für die Wägung in Fahrt und bei einer vor- gegebenen Kombination von Lastträgern müssen alle Einrichtungen einer  selbsttätigen Strassenfahrzeugwaage zum Wägen in Fahrt, die das Gewicht  anzeigen oder abdrucken, denselben Teilungswert d aufweisen.    Für die Beziehung zwischen der Genauigkeitsklasse, dem Teilungswert und  dem in Teilungswerten ausgedrückten maximalen Fahrzeuggewicht gilt  Tabelle 3.   Tabelle 3   Genauigkeitsklasse d (kg) Maximales Fahrzeuggewicht in Teilungswerten (d)     Minimum Maximum   0,2      5    0,5    10 500 5000  1    20       2    50    5  100   50 1000  10  200        Die Teilungswerte der Anzeige- und Druckeinrichtungen müssen der Form  1  10k, 2  10k oder 5  10k entsprechen, wobei k eine positive oder negative  ganze Zahl oder Null ist.   4 Mindestlast    Die Mindestlast darf nicht kleiner sein als die gemäss Tabelle 4 in Tei- lungswerten ausgedrückte Last.   Tabelle 4   Genauigkeitsklasse Mindestlast in Teilungswerten   0,2 0,5   1 50  2 5 10 10     5 Einzelachse oder Achsgruppen    Gewichte einzelner Achsen oder Achsgruppen dürfen nur mit dem zusätz- lichen Hinweis angezeigt oder abgedruckt werden, dass sich die Eichung der  Waage nicht auf diese Wägeergebnisse bezieht.   6 Übereinstimmung zwischen Anzeige- und Druckeinrichtungen    Für dieselbe Last und bei gleichem Teilungswert dürfen sich der angezeigte  und der abgedruckte Gewichtswert nicht voneinander unterscheiden.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   22   941.214   7 Nennbetriebsbedingungen – Temperaturgrenzen    Die selbsttätigen Strassenfahrzeugwaagen zum Wägen der Totallast in Fahrt  müssen den entsprechenden metrologischen und technischen Anforderungen  für Umgebungstemperaturen im Bereich –10 °C bis +40 °C genügen. Für  spezielle Anwendungen dürfen allerdings die Temperaturgrenzen verschie- den sein, sofern der Temperaturbereich nicht kleiner als 30 °C ist und dieser  auf dem Kennzeichnungsschild angegeben wird.     Selbsttätige Waagen. V des EJPD   23   941.214   Anhang 6a17  (Art. 6 Abs. 6)   Spezifische Anforderungen an selbsttätige Waagen zum Abwägen  (Schüttgutabfüllungen)   1. Genauigkeitsklassen   1.1. Die Herstellerin muss sowohl die Referenzgenauigkeitsklasse Ref (x) als auch  die Betriebsgenauigkeitsklassen X(x) angeben.   1.2. Eine Gerätebauart wird einer Referenzgenauigkeitsklasse Ref (x) zugeordnet,  die der höchstmöglichen Genauigkeit für Geräte dieser Bauart entspricht.  Nach dem Einbau werden die einzelnen Geräte unter Berücksichtigung des  jeweiligen Wägeguts einer oder mehreren Betriebsgenauigkeitsklassen X(x)  zugeordnet. Der Klassenbezeichnungsfaktor (x) muss ≤ 2 sein und der Form 1  × 10k, 2 × 10k oder 5 × 10k entsprechen, wobei k eine negative ganze Zahl  oder Null ist.   1.3. Die Referenzgenauigkeitsklasse Ref (x) gilt für statische Lasten.   1.4. Für die Betriebsgenauigkeitsklasse (X)(x) ist X ein Bereich, der die Genau- igkeit in Bezug zum Lastgewicht setzt, und ist (x) ein Multiplikator für die für  Klasse X(1) in Ziffer 2.2. angegebenen Fehlergrenzen.   2. Fehlergrenzen   2.1. Fehlergrenzen beim statischen Wägen   2.1.1. Bei statischen Lasten unter Nennbetriebsbedingungen beträgt die Fehler- grenze für die Referenzgenauigkeitsklasse Ref (x) das 0,312-Fache der  höchstzulässigen Abweichung des jeweiligen Füllstands von dem in Tabelle 1  angegebenen Mittelwert, multipliziert mit dem Klassenbezeichnungsfaktor  (x).   2.1.2. Bei Geräten, deren Füllung aus mehr als einer Last besteht, wie addierenden  selbsttätigen Waagen zum Abwägen oder Teilmengenkombinationswaagen,  ist die Fehlergrenze für statische Lasten die für die Füllung nach Ziffer 2.2  geforderte Genauigkeit und nicht die Summe der maximal zulässigen Ab- weichung für die Einzellasten.   2.2. Abweichung vom mittleren Füllgewicht       17 Eingefügt durch Ziff. II Abs. 2 der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017   (AS 2016 5225).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   24   941.214   Tabelle 1   Wert der Masse der Füllungen – m(g) Maximal zulässige Abweichung der jeweiligen  Füllung vom Mittelwert für die Klasse X(1)    m ≤         50     7,2 %         50 < m ≤       100     3,6 g       100 < m ≤       200     3,6 %       200 < m ≤       300     7,2 g       300 < m ≤       500     2,4 %       500 < m ≤    1 000   12 g    1 000 < m ≤  10 000     1,2 %  10 000 < m ≤  15 000 120 g  15 000 < m     0,8 %       Die für die jeweilige Füllung berechnete Abweichung vom Mittelwert kann  angepasst werden, um der Auswirkung der Partikelgrösse des Materials  Rechnung zu tragen.   2.3. Abweichung in Bezug auf einen Sollwert (Einstellfehler)     Für Geräte, bei denen ein Füllgewicht vorgegeben werden kann, darf die  Höchstdifferenz zwischen dem Vorgabewert und dem Mittelwert der Fül- lungen nicht grösser als das 0,312-Fache der höchstzulässigen Abweichung  der jeweiligen Füllung vom Mittelwert gemäss den Angaben in Tabelle 1  sein.   3. Leistung bei Einwirkung von Einflussgrössen und  elektromagnetischen Störgrössen   3.1. Für die Fehlergrenzen aufgrund von Einflussgrössen gilt Ziffer 2.1.   3.2. Der Grenzwert aufgrund einer Störgrösse ist gleich einer Veränderung der  statischen Gewichtsanzeige um die für die Mindestnennfüllung berechnete  Fehlergrenze nach Ziffer 2.1 oder, bei Geräten, bei denen die Füllung aus  mehreren Mengen besteht, gleich einer Veränderung, die einen gleich starken  Einfluss auf die Füllung ergäbe. Der berechnete Grenzwert wird auf den  nächsthöheren Teilungswert (d) gerundet.   3.3. Die Herstellerin gibt den Wert der Mindestnennfüllung an.     Selbsttätige Waagen. V des EJPD   25   941.214   Anhang 7  (Art. 8 Abs. 2)   Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  für selbsttätige Gleiswaagen    Verlängerung der Nacheichfrist   1  Wenn die Nacheichungen einer selbsttätigen Gleiswaage zeigen, dass sie  während zwei aufeinander folgenden Nacheichungen innerhalb der Fehler- grenzen liegt, kann das Eidgenössische Institut für Metrologie18 die Nach- eichfrist bis auf maximal drei Jahren verlängern.   2  Bei verlängerter Nacheichfrist führt die Verwenderin selbst jährlich Kon- trollen durch, um die Messbeständigkeit der Waage zu kontrollieren.   3  Die Kontrollen müssen schriftlich festgehalten werden und das Protokoll  muss bei der nächsten Eichung dem Vollzugsorgan vorgewiesen werden.   4  Falls eine Kontrolle zeigt, dass die Waage ausserhalb der Fehlergrenzen ist,  muss dies sofort dem entsprechenden Vollzugsorgan gemeldet werden. Die  Waage muss justiert und anschliessend durch das Vollzugsorgan geeicht  werden.   5  Wenn sich zeigt, dass die Nacheichfrist zu lange ist, kann sie wieder bis auf  die Minimalfrist von einem Jahr verkürzt werden.       18 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der  Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) auf den 1. Jan. 2013 ange- passt.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   26   941.214