941.210.1   1   Ordinanza del DFGP  concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro   del 24 settembre 2010 (Stato 1° gennaio 2022)     Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),   visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33  dell’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli  strumenti di misurazione),2   ordina:   Art. 1 Oggetto   La presente ordinanza disciplina:   a. i requisiti relativi agli strumenti di misurazione del livello sonoro;   b. le procedure per l’immissione in commercio di tali strumenti di misurazione;   c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali stru- menti di misurazione.   Art. 2 Campo d’applicazione   La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per:   a. misurare il rumore secondo l’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le  esigenze tecniche per i veicoli stradali;   b. misurare le immissioni foniche secondo l’ordinanza del 15 dicembre 19864  contro l’inquinamento fonico;   c.5 le misurazioni delle immissioni sonore effettuate dalle autorità esecutive se- condo l’ordinanza del 27 febbraio 20196 concernente la legge federale sulla  protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori;   d.7 misurare le immissioni foniche secondo l’ordinanza del 25 aprile 20128 sulle  tasse aeroportuali.        RU 2010 4501  1 RS 941.210  2 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (Nuove basi legali in materia   di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).  3 RS 741.41  4 RS 814.41  5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 ago. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022   (RU 2021 505).  6 RS 814.711  7 Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 5 nov. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013    (RU 2013 4027).  8 RS 748.131.3   941.210.1      Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   2   941.210.1   Art. 3 Definizione   Sono considerati strumenti di misurazione del livello sonoro i fonometri, i filtri e i  calibratori.   Art. 4 Requisiti essenziali   Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono soddisfare i requisiti essen- ziali fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e quelli  previsti nell’allegato della presente ordinanza.   Art. 5 Procedura per l’immissione in commercio   Gli strumenti di misurazione del livello sonoro necessitano di un’ammissione ordi- naria e di una verificazione iniziale eseguita dall’Istituto federale di metrologia  (METAS) conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misura- zione.   Art. 6 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione    1 Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere sottoposti ogni due  anni a una verificazione successiva eseguita dal METAS o da un laboratorio compe- tente conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di  misurazione.   2 Prima di ogni serie di misurazioni, gli strumenti di misurazione del livello sonoro  devono essere calibrati con un calibratore verificato secondo l’allegato 7 numero 6  dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, che soddisfa almeno i pertinenti  requisiti della corrispondente classe di precisione.   3 Per singoli strumenti di misurazione e per singoli tipi, il METAS può prolungare o  abbreviare i termini delle verificazioni successive se le caratteristiche metrologiche  lo consentono o lo esigono.   Art. 7 Disposizioni transitorie   1 Gli strumenti di misurazione del livello sonoro ammessi secondo il diritto previ- gente possono ancora essere immessi in commercio fino alla scadenza dell’ammis- sione.   2 I requisiti del diritto previgente sono applicabili alla verificazione iniziale e alla  verificazione successiva fino alla scadenza dell’ammissione.   3 Gli strumenti di misurazione possono essere sottoposti alla verificazione succes- siva anche dopo la scadenza dell’ammissione se soddisfano i requisiti della presente  ordinanza.   Art. 8 Entrata in vigore   La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.      Strumenti di misurazione del livello sonoro. O del DFGP   3   941.210.1   Allegato9  (art. 4)   Requisiti specifici degli strumenti di misurazione del livello  sonoro   1. I fonometri devono rispondere ai seguenti requisiti:   a. permettono di misurare il livello sonoro ponderato A, LA;   b. permettono di determinare direttamente o indirettamente il livello sonoro  medio Leq.   2. Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono rispondere ai seguenti  requisiti10:   Fonometri   IEC 61672-1 edizione 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters –      Part 1: Specifications   IEC 61672-2 edizione 2.1, 2017, Electroacoustics – Sound level meters –      Part 2: Pattern evaluation tests   IEC 61672-3 edizione 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters –      Part 3: Periodic tests   Filtri   IEC 61260-1 edizione 1.0, 2014, Electroacoustics – Octave-band and      fractional-octave-band filters – Part 1: Specifications   IEC 61260-2 edizione 1.1, 2017, Electroacoustics – Octave-band and      fractional-octave-band filters – Part 2: Pattern evaluation tests   IEC 61260-3 edizione 1.0, 2016, Electroacoustics – Octave-band and     fractional-octave-band filters – Part 3: Periodic tests   Calibratori   IEC 60942 edizione 4.0, 2017, Electroacoustics – Sound calibrators         9 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFGP del 16 ago. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU 2021 505).   10 Queste norme tecniche possono essere ordinate a pagamento presso Electrosuisse,   Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf o all’indirizzo Internet www.electrosuisse.ch.   Esse possono essere consultate gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia  (METAS), 3003 Berna.     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   4   941.210.1   3. I fonometri devono appartenere alle seguenti classi di precisione conformemente  alle norme della IEC menzionate al numero 2:    Campo d’applicazione Classe di precisione   Ordinanza del 19 giugno 199511 concernente le esigenze tecniche  per i veicoli stradali Classe 1   Ordinanza del 15 dicembre 198612 contro l’inquinamento fonico Classe 1   Ordinanza del 27 febbraio 201913 concernente la legge federale  sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli  stimoli sonori Classe 2   Ordinanza del 25 aprile 201214 sulle tasse aeroportuali Classe 1             11 RS 741.41  12 RS 814.41  13 RS 814.711  14 RS 748.131.3    	Art. 1 Oggetto 	Art. 2 Campo d’applicazione 	Art. 3 Definizione 	Art. 4 Requisiti essenziali 	Art. 5 Procedura per l’immissione in commercio 	Art. 6 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione 	Art. 7 Disposizioni transitorie 	Art. 8 Entrata in vigore 	Allegato 	Requisiti specifici degli strumenti di misurazione del livello sonoro