941.210.1   1   Verordnung des EJPD   über Messmittel für die Schallmessung   vom 24. September 2010 (Stand am 1. Januar 2022)     Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),   gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 16 Absatz 2, 24 Absatz 3 und 33 der  Messmittelverordnung vom 15. Februar 20061 (Messmittelverordnung),2   verordnet:   Art. 1 Gegenstand   Diese Verordnung regelt:   a. die Anforderungen an Messmittel für die Schallmessung;   b. die Verfahren für das Inverkehrbringen dieser Messmittel;   c. die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit dieser Messmittel.   Art. 2 Geltungsbereich   Dieser Verordnung unterstehen Messmittel, die eingesetzt werden für:   a. Geräuschmessungen nach der Verordnung vom 19. Juni 19953 über die  technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge;   b. Messungen der Lärmimmissionen nach der Lärmschutz-Verordnung vom  15. Dezember 19864;   c.5 Messungen der Schallimmissionen durch die Vollzugsbehörden nach der  Verordnung vom 27. Februar 20196 zum Bundesgesetz über den Schutz vor  Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall;   d.7 Messungen der Lärmimmissionen nach der Verordnung vom 25. April 20128  über die Flughafengebühren.        AS 2010 4501  1 SR 941.210  2 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grund-  lagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).  3 SR 741.41  4 SR 814.41  5 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 16. Aug. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022    (AS 2021 505).  6 SR 814.711  7 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 5. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Dez. 2013    (AS 2013 4027).  8 SR 748.131.3   941.210.1      Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   2   941.210.1   Art. 3 Begriff   Als Messmittel für die Schallmessung gelten Schallpegelmesser, Filter und Kalibra- toren.   Art. 4 Grundlegende Anforderungen   Messmittel für die Schallmessung müssen die grundlegenden Anforderungen nach  Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach dem Anhang der vorliegenden Ver- ordnung erfüllen.   Art. 5 Verfahren für das Inverkehrbringen   Messmittel für die Schallmessung bedürfen einer ordentlichen Zulassung und einer  Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelverordnung durch das Eidgenössische  Institut für Metrologie (METAS)9.   Art. 6 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit   1 Messmittel für die Schallmessung müssen alle zwei Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1  der Messmittelverordnung durch das METAS oder eine ermächtigte Eichstelle  nachgeeicht werden.   2 Vor jeder Verwendung müssen Schallpegelmesser nach Anhang 7 Ziffer 6 der  Messmittelverordnung mit einem geeichten Kalibrator kalibriert werden, welcher  mindestens den Anforderungen der korrespondierenden Genauigkeitsklasse genügt.   3 Das METAS kann die Fristen für die Nacheichung für einzelne Messmittel oder  Bauarten verlängern oder verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften dies  erlauben oder verlangen.   Art. 7 Übergangsbestimmung   1 Messmittel für die Schallmessung, die nach bisherigem Recht zugelassen wurden,  können bis zum Ablauf der Zulassung in Verkehr gebracht werden.   2 Für die Ersteichung und die Nacheichung gelten bis zum Ablauf der Zulassung die  Anforderungen des bisherigen Rechts.   3 Die Messmittel dürfen auch nach Ablauf der Zulassung nachgeeicht werden, wenn  sie die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen.   Art. 8 Inkrafttreten   Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.       9 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der  Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) auf den 1. Jan. 2013 ange- passt. Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.     Messmittel für die Schallmessung. V des EJPD   3   941.210.1   Anhang10  (Art. 4)   Spezifische Anforderungen an Messmittel für die Schallmessung   1. An Schallpegelmesser werden folgende Anforderungen gestellt:   a. Sie müssen die Messung des A-bewerteten Schallpegels LA ermöglichen.   b. Sie müssen die direkte oder indirekte Bestimmung des Mittelungspegels Leq  ermöglichen.     2. Messmittel für die Schallmessung müssen folgende Normen11 erfüllen:   Schallpegelmesser   IEC 61672-1 edition 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters –      Part 1: Specifications   IEC 61672-2 edition 2.1, 2017, Electroacoustics – Sound level meters –      Part 2: Pattern evaluation tests   IEC 61672-3 edition 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters –     Part 3: Periodic tests   Filter   IEC 61260-1 edition 1.0, 2014, Electroacoustics – Octave-band and      fractional-octave-band filters – Part 1: Specifications   IEC 61260-2 edition 1.1, 2017, Electroacoustics – Octave-band and      fractional-octave-band filters – Part 2: Pattern evaluation tests   IEC 61260-3 edition 1.0, 2016, Electroacoustics – Octave-band and      fractional-octave-band filters – Part 3: Periodic tests   Kalibratoren   IEC 60942 edition 4.0, 2017, Electroacoustics – Sound calibrators           10 Fassung gemäss Ziff. II der V des EJPD vom 16. Aug. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022   (AS 2021 505).   11 Der Text dieser Normen kann bei Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf,  oder unter www.electrosuisse.ch gegen Rechnung bezogen oder beim Eidgenössischen  Institut für Metrologie (METAS), 3003 Bern, kostenlos eingesehen werden.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   4   941.210.1   3. Die Schallpegelmesser müssen folgenden Genauigkeitsklassen nach den entspre- chenden IEC-Normen nach Ziffer 2 angehören:    Anwendungsbereich Genauigkeitsklasse   Verordnung vom 19. Juni 199512 über die technischen   Anforderungen an Strassenfahrzeuge   Klasse 1   Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 198613 Klasse 1   Verordnung vom 27. Februar 201914 zum Bundesgesetz über den  Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und  Schall   Klasse 2   Verordnung vom 25. April 201215 über die Flughafengebühren Klasse 1           12 SR 741.41  13 SR 814.41  14 SR 814.711  15 SR 748.131.3    	Art. 1 Gegenstand 	Art. 2 Geltungsbereich 	Art. 3 Begriff 	Art. 4 Grundlegende Anforderungen 	Art. 5 Verfahren für das Inverkehrbringen 	Art. 6 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit 	Art. 7 Übergangsbestimmung 	Art. 8 Inkrafttreten 	Anhang 	Spezifische Anforderungen an Messmittel für die Schallmessung