RS 941.251   1   Ordinanza del DFGP  sugli strumenti di misurazione dell’energia  e della potenza elettriche  (OSMisE)   del 26 agosto 2015 (Stato 1° gennaio 2018)     Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),   visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,   17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061   sugli strumenti di misurazione (OStrM),   ordina:   Sezione 1: Disposizioni generali   Art. 1 Oggetto   La presente ordinanza disciplina:   a. i requisiti dei contatori d’elettricità e dei trasformatori di misura;   b. le procedure per l’immissione di tali strumenti di misurazione sul mercato;   c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali stru- menti di misurazione.   Art. 2 Campo d’applicazione  1 La presente ordinanza si applica:   a. ai contatori d’elettricità impiegati per la determinazione del consumo o  dell’erogazione di elettricità nelle economie domestiche private, nelle azien- de commerciali e nell’industria leggera;   b. ai seguenti trasformatori di misura con una tensione massima per  l’apparecchiatura Um di 52 kV al massimo, destinati a essere inseriti prima  dei contatori d’elettricità di cui alla lettera a:  1. trasformatori di tensione,  2. trasformatori di corrente con una corrente primaria nominale Ipr di 5 kA   al massimo.  2 La presente ordinanza non si applica ai contatori d’elettricità utilizzati da clienti di  passaggio:   a. nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;   b. nei campeggi e in strutture simili.        RU 2015 3085  1 RS 941.210   941.251    Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   2   941.251   Art. 3 Definizioni   Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:   a. contatore d’elettricità: strumento per la misurazione continua dell’energia  elettrica in un circuito di corrente;    b. contatore di energia attiva: contatore d’elettricità per la determinazione  dell’energia attiva;   c. trasformatore di misura: strumento di misurazione per la riduzione di gran- dezze elevate di tensione e di corrente in misurandi che possono essere  misurati direttamente dal contatore d’elettricità;    d. trasformatore di corrente: trasformatore di misura per misurazioni dell’in- tensità della corrente;    e. trasformatore di tensione: trasformatore di misura per misurazioni della ten- sione.   Sezione 2: Contatori d’elettricità   Art. 4 Requisiti essenziali    I contatori devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM. Inol- tre, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:   a. per i contatori di energia attiva, i requisiti di cui all’allegato 1 della presente  ordinanza;   b.2 per i contatori d’elettricità diversi dai puri contatori di energia attiva, i requi- siti di cui all'allegato 2 della presente ordinanza.   Art. 5 Procedure per l’immissione sul mercato   La conformità dei contatori ai requisiti essenziali secondo l’articolo 4 è valutata e  attestata secondo una delle seguenti procedure, a scelta del fabbricante, di cui  all’allegato 2 OStrM:    a. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo  basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);    b. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo  basata sulla verifica del prodotto (modulo F);   c. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e  sull’esame del progetto (modulo H1).        2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 31 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU 2017 7183).      Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche.   O del DFGP   3   941.251   Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione  1 I contatori sottostanno alla verificazione successiva conformemente alla procedura  di cui all’allegato 7 numero 1 OStrM, eseguita dall’Istituto federale di metrologia  (METAS) o da un laboratorio di verificazione legittimato, come segue:   a. i contatori d’elettricità con elemento di misurazione elettronico, ogni dieci  anni;    b. i contatori d’elettricità con elemento di misurazione elettromeccanico, ogni  15 anni.   2 In casi particolari, il METAS può abbreviare i termini di cui al capoverso 1 se vi è  il sospetto che la stabilità di misurazione non sia più garantita già prima della sca- denza del termine. Può ordinare esami complementari.  3 Su richiesta dell’utilizzatore, i contatori possono essere sottoposti alla procedura di  controllo statistico di cui all’allegato 4. Per i contatori sottoposti alla procedura di  controllo statistico, la verificazione resta valida fino a quando i contatori appartenen- ti al campione soddisfano i requisiti di cui all’allegato 4 lettera F. Sono esclusi dalla  procedura di controllo statistico i contatori già sottoposti almeno una volta a tale  procedura e successivamente sottoposti alla procedura di esame di cui al capo- verso 1.   Art. 7 Classi di accuratezza  1 Per la misurazione del consumo di energia attiva nelle economie domestiche pri- vate possono essere impiegati contatori di energia attiva delle classi di accura- tezza A, B e C.   2 Per la misurazione del consumo di energia attiva nelle aziende commerciali e  nell’industria leggera possono essere impiegati soltanto contatori di energia attiva  delle classi di accuratezza B e C.    Sezione 3: Trasformatori di misura   Art. 8 Requisiti essenziali    I trasformatori devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e  all’allegato 3 della presente ordinanza.    Art. 9 Procedure per l’immissione sul mercato   I trasformatori necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale  conformemente all’allegato 5 OStrM.      Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   4   941.251   Art. 10 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione  1 I trasformatori devono essere sottoposti come segue a una verificazione successiva  da parte del METAS o di un laboratorio di verificazione legittimato conformemente  all’allegato 7 numero 1 OStrM:    a. i trasformatori induttivi a nucleo indivisibile, ogni 60 anni;    b. i trasformatori diversi da quelli di cui alla lettera a, ogni due anni.  2 Se il tipo lo giustifica, il METAS può stabilire un intervallo diverso per la verifica- zione successiva dei trasformatori di cui al capoverso 1 lettera b.   Sezione 4: Obblighi dell’utilizzatore   Art. 11 Installazione, messa in servizio e manutenzione degli strumenti  di misurazione   Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 OStrM, l’utilizzatore  provvede affinché:   a. siano osservate le istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla  messa in servizio degli strumenti di misurazione e le persone incaricate  dell’installazione degli strumenti siano in possesso delle necessarie compe- tenze professionali;   b. gli strumenti di misurazione siano sottoposti a manutenzione e le parti sog- gette a usura e a invecchiamento siano sottoposte alla revisione o alla sosti- tuzione periodica.   Art. 12 Gruppi di misurazione   1 In linea di principio i gruppi di misurazione comprendenti contatori e trasformatori  devono essere connessi in modo che l’energia necessaria al funzionamento  dell’impianto di misurazione non sia misurata.   2 Se un gruppo di misurazione deve essere connesso in deroga al capoverso 1, il solo  consumo proprio del gruppo non deve produrre un’indicazione di consumo.   3 Nei gruppi di misurazione, l’errore suppletivo globale causato da cavi di connes- sione e da carichi dei trasformatori non deve superare il 20 per cento dell’errore  massimo tollerato del contatore d’elettricità.   Art. 13 Registro di controllo  1 L’utilizzatore tiene un registro di controllo degli strumenti di misurazione utilizzati  nel suo settore di distribuzione.   2 Da tale registro deve risultare, per ogni strumento di misurazione:   a. la procedura utilizzata per il mantenimento della stabilità di misurazione;     Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche.   O del DFGP   5   941.251   b. l’ultima volta in cui è stata applicata la procedura per il mantenimento della  stabilità di misurazione;   c. il luogo d’impiego dello strumento di misurazione.  3 I consumatori d’energia interessati e gli organi incaricati dell’esecuzione della  verificazione successiva possono consultare in ogni momento tale registro.   4 Dopo la scadenza della validità della verificazione, le iscrizioni nel registro devono  essere disponibili finché esistono crediti in sospeso e comunque almeno per cinque  anni civili.   Sezione 5: Disposizioni finali    Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo   L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20063 sugli strumenti di misurazione dell’ener- gia e della potenza elettriche è abrogata.    Art. 15  Disposizioni transitorie   1 Le verificazioni di contatori d’elettricità effettuate prima dell’entrata in vigore  della presente ordinanza restano valide fino alla scadenza prevista dal diritto vigente  al momento della verificazione.  2 Le verificazioni di trasformatori di misura effettuate prima dell’entrata in vigore  della presente ordinanza restano valide fino al 31 dicembre 2075.   3 I contatori d’elettricità e i trasformatori di misura ammessi prima del 30 ottobre  2006 possono essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale  conformemente all’allegato 5 numero 2 OStrM ancora fino al 29 ottobre 2016. Dopo  l’immissione sul mercato, per il mantenimento della stabilità di misurazione si  applicano le disposizioni della presente ordinanza; sono fatti salvi i capoversi 1 e 2.  4 I contatori d’elettricità e i trasformatori di misura ammessi tra il 30 ottobre 2006 e  l’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere immessi sul mercato e  sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 OStrM  ancora fino alla scadenza dell’ammissione. Dopo l’immissione sul mercato, per il  mantenimento della stabilità di misurazione si applicano le disposizioni della presen- te ordinanza; sono fatti salvi i capoversi 1 e 2.  5 I contatori d’elettricità dotati della funzione di misurazione della potenza o di  creazione del profilo di carico possono essere immessi sul mercato fino al  31 dicembre 2017 anche se in riferimento a dette funzioni non sono conformi alle  disposizioni della presente ordinanza. Dal 1° gennaio 2018, per il mantenimento  della stabilità di misurazione di dette funzioni si applicano le disposizioni della  presente ordinanza. La procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione  di dette funzioni è effettuata per la prima volta in occasione della prima procedura di       3 [RU 2006 1613, 2012 7183]     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   6   941.251   mantenimento della stabilità di misurazione delle altre funzioni, prevista a partire dal  1° gennaio 2018.   6 Per i contatori di energia attiva, le seguenti classi secondo il diritto anteriore corri- spondono alle seguenti classi secondo il nuovo diritto:    a. la classe 2, la classe «contatori d’elettricità» e la classe «contatori con tra- sformatore di misura» corrispondono alla classe A;    b. la classe 1 e la classe «contatori di precisione» corrispondono alla classe B;   c. la classe 0,5 S e la classe 0,2 S corrispondono alla classe C.   7 Per la misurazione dell’energia reattiva, la classe 1 secondo il diritto anteriore  corrisponde alla classe 2 secondo il nuovo diritto.  8 Per i contatori di energia attiva che già prima dell’entrata in vigore della presente  ordinanza erano sottoposti alla procedura di controllo statistico:    a. i lotti restano invariati anche se non soddisfano i requisiti di cui all’alle- gato 4 lettera B numero 2 della presente ordinanza;    b. fino a prima del secondo controllo a campione dopo l’entrata in vigore della  presente ordinanza, si applicano ancora i punti da controllare e gli errori  massimi tollerati previsti dal diritto anteriore; a partire dal secondo controllo  a campione si applica la presente ordinanza.    9 Il primo annuncio di contatori d’elettricità per la procedura di controllo statistico è  possibile fino al 31 ottobre 2015, se la maggior parte dei contatori d’elettricità  annunciati è stata fabbricata nel 2011. Il capoverso 8 si applica per analogia.   Art. 16  Entrata in vigore    La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.      Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche.   O del DFGP   7   941.251   Allegato 1  (art. 4)   Requisiti specifici dei contatori di energia attiva   A Definizioni   I = il misurando applicato agli ingressi del contatore, proporzionale all’intensità  di corrente che circola nel circuito di corrente;   Ist = il valore minimo di I in corrispondenza del quale il contatore misura energia  elettrica attiva a cos φ = 1 (contatori polifase a carico equilibrato);   Imin = il valore di I al di sopra del quale l’errore rimane entro i limiti degli errori  massimi tollerati corrispondenti alla classe del contatore (contatori polifase a  carico equilibrato);   Itr = il valore di I al di sopra del quale l’errore rimane entro i limiti più bassi degli  errori massimi tollerati corrispondenti alla classe del contatore;   In = il valore di riferimento di I per il quale sono concepiti i contatori con tra- sformatore di misura;   Ib = il valore di riferimento di I per il quale sono concepiti i contatori che misu- rano direttamente l’energia (Ib = 10 Itr);   Imax = il valore massimo di I in corrispondenza del quale l’errore rimane entro i  limiti degli errori massimi tollerati;   U = il misurando applicato agli ingressi del contatore, proporzionale alla tensione  nel circuito di corrente;   Un = il valore di riferimento di U;   f = la frequenza della tensione fornita al contatore;   fn = il valore di riferimento di f;   φ = Sfasamento fra I e U.   B Requisiti specifici   1 Classi di accuratezza     Il fabbricante deve specificare la classe di accuratezza del contatore. Le  classi di accuratezza sono le seguenti: A, B e C.     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   8   941.251   2 Condizioni di funzionamento nominali     Il fabbricante deve specificare le seguenti condizioni di funzionamento  nominali del contatore:   2.1 I valori di fn, Un, In, Ist, Imin, Itr e Imax applicabili al contatore. Per i valori di  corrente specificati, il contatore deve soddisfare le condizioni indicate nella  tabella 1.   Tabella 1    Classe A Classe B Classe C   Contatori collegati direttamente  Ist  0,05 Itr  0,04 Itr  0,04 Itr  Imin  0,5 Itr  0,5 Itr  0,3 Itr  Imax  50 Itr  50 Itr  50 Itr        Contatori funzionanti come trasformatori  Ist  0,06 Itr  0,04 Itr  0,02 Itr  Imin  0,4 Itr  0,2 Itr*  0,2 Itr  In = 20 Itr = 20 Itr = 20 Itr  Imax  1,2 In  1,2 In  1,2 In        * Per i contatori elettromeccanici della classe B: Imin  0,4 Itr.   2.2 Deve inoltre specificare i rispettivi campi di tensione, di frequenza e di  fattore di potenza nei quali il contatore soddisfa i requisiti relativi agli errori  massimi tollerati indicati nella tabella 2. Tali campi devono tener conto delle  caratteristiche tipiche della corrente elettrica erogata dalle reti elettriche  pubbliche.   2.2.1 I campi di tensione e di frequenza devono soddisfare almeno le seguenti  condizioni:     0,9 Un  U  1,1 Un;     0,98 fn  f  1,02 fn.   2.2.2 Il fattore di potenza si situa in un campo compreso fra cos φ = 0,5 induttivo e  cos φ = 0,8 capacitivo.   3 Errori massimi tollerati   3.1 Gli effetti dei vari misurandi e delle grandezze d’influenza (a, b, c, …) sono  valutati separatamente, mentre tutti gli altri misurandi e grandezze  d’influenza sono mantenuti relativamente costanti ai loro valori di riferimen- to. Lo scarto di misurazione, che non deve superare gli errori massimi tolle- rati indicati nella tabella 2, è calcolato come segue:     scarto di misurazione = .....222  cba      Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche.   O del DFGP   9   941.251   3.2 Se il contatore funziona a corrente di carico variabile, gli errori in percentua- le non devono superare i limiti indicati nella tabella 2. Se un contatore è im- piegato in diversi campi di temperatura, si applicano i rispettivi valori degli  errori massimi tollerati.     Tabella 2: Errori massimi tollerati in percentuale alle condizioni di funzio- namento nominali, con carico di corrente definito e con temperatura di fun- zionamento definita   Tabella 2   Temperature di funzionamento    +5 °C … +30 °C –10 °C … +5 °C  o   +30 °C … +40 °C   –25 °C … +10 °C  o   +40 °C … +55 °C   –40 °C … –25 °C  o   +55 °C … +70 °C     Classe del contatore A B C A B C A B C A B C     Contatore monofase; contatore polifase con carico equilibrato     Imin ≤ I < Itr 3,5 2 1 5 2,5 1,3 7 3,5 1,7 9 4 2     Itr ≤ I < Imax 3,5 2 0,7 4,5 2,5 1 7 3,5 1,3 9 4 1,5     Contatore polifase con carico monofase     Itr ≤ I < Imax* 4 2,5 1 5 3 1,3 7 4 1,7 9 4,5 2    * Eccezione: per i contatori polifase elettromeccanici, il campo d’intensità di  corrente per il carico monofase è limitato a 5 Itr  I  Imax.      3.3 Il contatore non deve né sfruttare gli errori massimi tollerati né favorire  sistematicamente una delle parti coinvolte.   4 Effetto tollerato dei disturbi   4.1 In generale   4.1.1 Per i contatori si applica un ambiente elettromagnetico speciale. Il contatore  deve soddisfare l’ambiente elettromagnetico E2 e i requisiti complementari  di cui ai numeri 4.2 e 4.3.   4.1.2 I disturbi di lunga durata non devono influenzare l’accuratezza del contatore  oltre i valori di variazione critici di cui al numero 4.2. I disturbi passeggeri  possono causare un degrado temporaneo o una perdita temporanea della ca- pacità di funzionamento o di rendimento; tuttavia, una volta cessati i distur- bi, il contatore deve ricuperare la capacità di funzionamento e di rendimento,  e l’accuratezza non deve essere influenzata oltre i valori di variazione critici  di cui al numero 4.3.     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   10   941.251   4.1.3 Se è prevedibile un alto rischio di fulmini oppure se l’erogazione ha preva- lentemente luogo mediante linee aeree, le caratteristiche metrologiche del  contatore devono essere protette.   4.2 Effetto dei disturbi di lunga durata     Tabella 3: Valori di variazione critici per disturbi di lunga durata   Tabella 3   Disturbo Valore di variazione critico in %  per contatori della classe    A B C   Sequenza di fase invertita 1,5 1,5 0,3   Squilibrio di tensione  (vale soltanto per contatori polifase)   4 2 1   Armoniche nei circuiti elettrici* 1 0,8 0,5   Corrente continua e armoniche nel circuito  elettrico*   6 3 1,5   Raffiche (burst) 6 4 2   Campi magnetici, campo elettromagnetico ad alta  frequenza, disturbi indotti da campi di radio- frequenze nelle linee e immunità da onde oscillanti   3 2 1         * Per i contatori d’elettricità elettromeccanici non sono definiti valori di variazione  critici per le armoniche nei circuiti elettrici.   4.3 Effetto tollerato di fenomeni elettromagnetici passeggeri   4.3.1 Durante e subito dopo un disturbo elettromagnetico, nessuna uscita destinata  a esaminare l’accuratezza del contatore d’elettricità deve produrre impulsi o  segnali corrispondenti a un’energia superiore al valore di variazione critico.   4.3.2 Entro un lasso di tempo ragionevole rispetto al disturbo dall’apparizione del  disturbo elettromagnetico, il contatore:  a. deve riprendere il funzionamento entro i limiti degli errori massimi tol-  lerati;  b. deve conservare l’integrità di tutte le funzioni di misurazione;  c. deve consentire di ricuperare tutti i dati di misurazione presenti imme-  diatamente prima del disturbo; e  d. non deve indicare un cambiamento dell’energia misurata superiore al   valore di variazione critico; il valore di variazione critico, espresso in  chilowattora, corrisponde a: m  Un  Imax  10-6, dove m è il numero  degli elementi di misurazione del contatore, Un è espresso in volt e Imax  in ampere.   4.3.3 Il valore di variazione critico dello scarto di misurazione ammissibile per la  sovracorrente è di 1,5 per cento.     Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche.   O del DFGP   11   941.251   5 Idoneità   5.1 Al di sotto della tensione di funzionamento nominale, lo scarto positivo del  contatore non deve superare il 10 per cento.   5.2 Il dispositivo indicatore dell’energia totale deve avere un numero di cifre  sufficiente a garantire che l’indicazione non ritorni al valore iniziale prima  che il contatore abbia funzionato per 4000 ore a pieno carico (I = Imax, U =  Un e cos φ = 1); non deve essere possibile azzerare l’indicazione durante il  funzionamento.   5.3 Dopo un’interruzione di corrente nel circuito, le quantità di energia elettrica  misurate devono rimanere leggibili per almeno quattro mesi.   5.4 Funzionamento senza carico     Se vi è tensione senza che nel circuito circoli corrente, il contatore non deve  misurare energia a tensioni comprese fra 0,8 Un e 1,1 Un.   5.5 Avvio     Il contatore deve iniziare e continuare la registrazione a U = Un e cos φ = 1  (contatore polifase con carico equilibrato) e a un’intensità di corrente pari a  Ist.   6 Unità di misura     L’energia elettrica misurata deve essere indicata in chilowattora o in mega- wattora. I simboli da utilizzare per tali unità sono rispettivamente «kWh» e  «MWh».        Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   12   941.251   Allegato 24  (art. 4)   Requisiti specifici dei contatori d’elettricità diversi dai puri  contatori di energia attiva   A Definizioni     Si applicano le disposizioni concernenti le definizioni di cui all’allegato 1  lettera A.   B In generale   1 Indicazione del risultato   1.1 Per gli strumenti di misurazione che possono essere letti a distanza, si può  rinunciare al visualizzatore di cui all’allegato 1 numero 10.5 OStrM se sono  soddisfatte le condizioni di cui all’allegato 1 numero 10.6 OStrM.   1.2 Se si rinuncia al visualizzatore di cui all’allegato 1 numero 10.5 OStrM, in  caso di divergenze la base per calcolare l’importo da corrispondere è costi- tuita dal risultato della misurazione prima della lettura a distanza.   2 Marcatura di conformità   2.1 Invece della marcatura di conformità di cui all’allegato 4 numero 1.1 OStrM,  deve essere utilizzata la seguente marcatura di conformità con un’altezza  minima di 5 mm:      2.2 Sono applicabili le restanti disposizioni dell’allegato 4 OStrM.   C Requisiti specifici per la misurazione dell’energia reattiva   1 Classi di accuratezza     Il fabbricante deve specificare la classe di accuratezza del contatore. Le  classi di accuratezza per la misurazione dell’energia reattiva sono: classe 3 e  classe 2.       4 Aggiornato dal n. II dell’O del DFGP del 31 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018   (RU 2017 7183).     Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche.   O del DFGP   13   941.251   2 Condizioni di funzionamento nominali     Il fabbricante deve specificare in particolare le seguenti condizioni di fun- zionamento nominali del contatore:   2.1 I valori di fn, Un, In o Ib, Ist, Imin e Imax applicabili al contatore. Per i valori di  corrente specificati, il contatore deve soddisfare le condizioni indicate nella  tabella 1.   Tabella 1    Classe 3 Classe 2   Contatori collegati direttamente    Ist ≤ 0,01 Ib ≤ 0,005 Ib       Contatori con trasformatore di misura    Ist ≤ 0,005 In ≤ 0,003 In           2.2 Deve inoltre specificare i rispettivi campi di tensione, di frequenza e di  fattore di potenza nei quali il contatore soddisfa i requisiti relativi agli errori  massimi tollerati di cui al numero 3 tabella 2. Tali campi devono tenere con- to delle caratteristiche tipiche della corrente elettrica erogata dalle reti elet- triche pubbliche.   2.2.1 I campi di tensione e di frequenza devono soddisfare almeno le seguenti  condizioni:     0,9 Un ≤ U ≤ 1,1 Un;     0,98 fn ≤ f ≤ 1,02 fn.   2.2.2 Per la misurazione dell’energia reattiva, sin φ si situa in un campo compreso  fra sin φ = 1 e sin φ = 0,5 induttivo e capacitivo.   3 Errori massimi tollerati   3.1 A U = Un, f = fn, temperatura nominale o, se questa non è definita, a 23 °C e  in assenza di disturbi non devono essere superati gli errori massimi tollerati  indicati nella tabella 2.     Tabella 2: errori massimi tollerati in percentuale alle condizioni di funzio- namento nominali, con carico di corrente e temperatura di funzionamento  definiti.     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   14   941.251   Tabella 2   I  sin φ (induttivo o  capacitivo)   Valore di variazione  critico in % per  contatori della classe   Per contatori collegati direttamente Per contatori con trasformatore  di misurazione    3 2   Contatore monofase; contatore polifase con carico equilibrato  0,05 Ib ≤ I < 0,1 Ib 0,02 In ≤ I < 0,05 In sin φ = 1 4,0 2,5  0,1 Ib ≤ I ≤ Imax 0,05 In ≤ I ≤ Imax sin φ = 1 3,0 2,0  0,1 Ib ≤ I < 0,2 Ib 0,05 In ≤ I < 0,1 In 0,5 ≤ sin φ < 1 4,0 2,5  0,2 Ib ≤ I ≤ Imax 0,1 In ≤ I ≤ Imax 0,5 ≤ sin φ < 1 3,0 2,0  0,2 Ib ≤ I ≤ Imax 0,1 In ≤ I ≤ Imax 0,25 ≤ sin φ < 0,5 4,0 2,5         Contatore polifase con carico monofase  0,1 Ib ≤ I ≤ Imax 0,05 In ≤ I ≤ Imax sin φ = 1 4,0 3,0  0,2 Ib ≤ I ≤ Imax 0,1 In ≤ I ≤ Imax 0,5≤ sin φ < 1 4,0 3,0         3.2 Il contatore non deve né sfruttare gli errori massimi tollerati né favorire  sistematicamente una delle parti coinvolte.   4 Effetto tollerato dei disturbi   4.1 Per i contatori si applica un ambiente elettromagnetico speciale. Il contatore  deve soddisfare l’ambiente elettromagnetico E2 e i requisiti complementari  di cui ai numeri 4.2 e 4.3.   4.2 L’accuratezza del contatore non deve essere eccessivamente influenzata da  disturbi di lunga durata.    4.3 I disturbi passeggeri possono causare un degrado temporaneo o una perdita  temporanea della capacità di funzionamento o di rendimento. Tuttavia, una  volta cessati i disturbi, il contatore deve ricuperare la capacità di funziona- mento e di rendimento, e l’accuratezza non deve essere eccessivamente  influenzata.   4.4 Se è prevedibile un alto rischio di fulmini oppure se l’erogazione ha preva- lentemente luogo mediante linee aeree, le caratteristiche metrologiche del  contatore devono essere protette.   5 Idoneità   5.1 Il contatore non deve essere eccessivamente influenzato da scarti della  tensione di funzionamento rispetto alla tensione di funzionamento nominale.  Se la tensione di funzionamento è significativamente inferiore alla tensione  di funzionamento nominale, lo scarto positivo del contatore non deve supe- rare il 10 per cento.     Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche.   O del DFGP   15   941.251   5.2 Il dispositivo indicatore dell’energia totale deve avere un numero di cifre  sufficiente a garantire che l’indicazione non ritorni al valore iniziale prima  che il contatore abbia funzionato per 1500 ore a pieno carico; non deve esse- re possibile azzerare l’indicazione durante il funzionamento. È considerato  come funzionamento a pieno carico: I = Imax, U = Un e sin φ = 1.   5.3 Dopo un’interruzione di corrente nel circuito, le quantità di energia elettrica  misurate devono rimanere leggibili per almeno quattro mesi.   5.4 Funzionamento senza carico     Se vi è tensione senza che nel circuito circoli corrente, il contatore non deve  misurare energia a tensioni comprese fra 0,8 Un e 1,1 Un.   5.5 Avvio     Il contatore deve iniziare e continuare la registrazione a I = Ist, U = Un e sin  φ = 1. Per i contatori polifase ciò vale se il carico è equilibrato.   6 Unità di misura     L’energia elettrica misurata deve essere indicata in chilovoltamper reattivi  orari o in megavoltamper reattivi orari. I simboli da utilizzare per tali unità  sono rispettivamente «kVarh» e «MVarh».   D Requisiti specifici per la misurazione della potenza   1 Contatori dotati della funzione di misurazione della potenza     I contatori possono essere dotati della funzione di misurazione della potenza  per i tipi di potenza in relazione a cui dispongono anche della funzione di  misurazione dell’energia. I requisiti concernenti la misurazione dell’energia  di cui all’allegato 1 e alla lettera C del presente allegato si applicano per ana- logia ai requisiti relativi alla misurazione della potenza.   2 Indicazione     La potenza elettrica attiva misurata deve essere indicata in watt, chilowatt o  megawatt. I simboli da utilizzare per tali unità sono rispettivamente «W»,  «kW» e «MW». La potenza elettrica reattiva misurata deve essere indicata in  voltampere reattivi, chilovoltampere reattivi o megavoltampere reattivi. I  simboli da utilizzare per tali unità sono rispettivamente «Var», «kVar» e  «MVar».     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   16   941.251   E Requisiti specifici per la creazione del profilo di carico   1 In generale     I contatori possono essere dotati della funzione di creazione del profilo di  carico per i tipi di energia e potenza in relazione a cui dispongono già della  funzione di misurazione dell’energia e della potenza. Un tale contatore  determina una serie di valori misurati ininterrottamente in periodi di misura- zione che si susseguono senza interruzioni e registra i valori misurati al ter- mine di ciascun periodo di misurazione. I requisiti concernenti la misurazio- ne dell’energia di cui all’allegato 1 e alla lettera C del presente allegato e i  requisiti concernenti la misurazione della potenza di cui alla lettera D del  presente allegato sono applicabili per analogia alla creazione del profilo di  carico. Inoltre, devono essere soddisfatti i requisiti riportati qui di seguito.   2 Orologio   2.1 Per determinare il periodo di misurazione il contatore deve essere provvisto  di un orologio interno. La durata del periodo di misurazione non deve disco- starsi dal suo valore di riferimento più di quanto non sia adeguato secondo lo  stato della tecnica.   2.2 Le marcature orarie che accompagnano i valori misurati devono identificare  la successione dei valori misurati. Se l’orologio interno si basa sull’ora lega- le, i contatori devono essere dotati di una funzione di sincronizzazione che  permette di aggiornare l’orologio interno al massimo una volta per periodo  di misurazione. Durante una sincronizzazione l’ora può essere modificata di  30 s al massimo.   2.3 La regolazione dell’orologio interno deve essere protetta metrologicamente.  Le modifiche dell’ora superiori a 30 s sono considerate regolazioni.   2.4 La durata impostata per il periodo di misurazione deve essere protetta metro- logicamente. Se l’orologio interno si basa sull’ora legale, la griglia dei pe- riodi di misurazione non può essere modificata aggiungendo o eliminando  periodi.   2.5 Se è alimentato con tensione esterna, l’orologio interno deve disporre di una  riserva di carica. Durante la riserva di carica l’orologio interno deve conti- nuare a funzionare in assenza di tensione di alimentazione. Se l’orologio in- terno si basa sull’ora legale, il contatore deve rilevare le interruzioni  dell’alimentazione esterna che durano più a lungo della riserva di carica ga- rantita. Tali eventi devono essere registrati.   2.6 Se l’orologio interno si basa sull’ora legale e se ne discosta più di quanto  non sia adeguato secondo lo stato della tecnica, devono essere contrassegnati  come errati tutti i valori misurati nei periodi di misurazione interessati, così  come i valori misurati in periodi di misurazione annullati a causa di una sin- cronizzazione o regolazione dell’orologio interno. Devono essere contrasse- gnati come errati anche i valori misurati nei periodi di misurazione durante i  quali è stato regolato l’orologio interno.     Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche.   O del DFGP   17   941.251   3 Indicazione   3.1 La risoluzione dei valori del profilo di carico deve essere sufficientemente  grande da permettere di constatare, nel caso in cui I ≥ In o I ≥ Ib e U = Un, il  rispetto degli errori massimi tollerati per la misurazione dell’energia e della  potenza durante un periodo di misurazione. Anche a pieno carico,  l’indicazione non deve poter ritornare al valore iniziale; non deve essere  possibile azzerare l’indicazione durante il funzionamento.   3.2 Deve essere possibile selezionare e visualizzare i valori misurati nei singoli  periodi di misurazione che fungono da base su cui è calcolato l’importo da  corrispondere. Deve essere possibile selezionare e visualizzare intervalli di  fatturazione maggiori. In particolare, deve essere possibile sommare e visua- lizzare i periodi di misurazione compresi tra l’inizio e la fine dell’intervallo  di fatturazione, gli intervalli ripetuti durante il periodo di fatturazione e i  valori misurati che superano i valori di variazione critici.   3.3 La somma di tutti i valori del profilo di carico di un misurando deve dare il  valore del totalizzatore del medesimo misurando.   3.4 Il contatore deve essere in grado di indicare l’ora dell’orologio interno. Se  l’orologio interno si basa sull’ora legale e vi è uno scarto intenzionale tra  l’orologio interno e l’ora legale, normalmente di ore intere, come nel caso in  cui si utilizzi il fuso orario UTC o CEST per tutto l’anno, tale scarto deve  essere spiegato sullo strumento o nelle istruzioni in modo comprensibile ai  non addetti ai lavori.   F Requisiti specifici dei contatori di un sistema di misurazione  intelligente   1 In generale     I contatori utilizzati come elemento di un sistema di misurazione intelligente  secondo l’articolo 8a dell’ordinanza del 14 marzo 20085 sull’approvvigiona- mento elettrico devono soddisfare i requisiti della presente lettera.   2 Misurazione dell’energia   2.1 I contatori devono disporre della funzione di misurazione dell’energia attiva  secondo l’allegato 1.   2.2 I contatori devono disporre della funzione di misurazione dell’energia reatti- va secondo la lettera C del presente allegato.       5 RS 734.71     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   18   941.251   3 Creazione del profilo di carico   3.1 I contatori devono disporre della funzione di creazione del profilo di carico  secondo la lettera E del presente allegato per la misurazione dell’energia at- tiva e dell’energia reattiva.   3.2 Il periodo di misurazione per la creazione di profili di carico secondo il  numero 3.1 deve durare almeno 15 minuti. È inoltre ammessa la creazione di  profili di carico con periodi di misurazione divergenti.   3.3 I profili di carico devono essere salvati nel contatore per almeno sessanta  giorni. Ciò vale anche dopo un’interruzione di corrente.   4 Interfacce     Il contatore deve disporre di almeno due interfacce, di cui una riservata alla  comunicazione bidirezionale con il sistema di trattamento di dati e l’altra per  consentire al consumatore di selezionare almeno i valori misurati al momen- to del loro rilevamento e i profili di carico secondo il numero 3.   5 Registrazione di interruzioni dell’alimentazione elettrica   5.1 Il contatore deve rilevare e registrare le interruzioni dell’alimentazione  elettrica.   5.2 Si ha un’interruzione quando il valore efficace di almeno una tensione tra le  fasi, stabilito su un periodo della tensione d’alimentazione, è inferiore a una  soglia massima di 10 V per almeno un secondo di seguito.     Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche.   O del DFGP   19   941.251   Allegato 3  (art. 8)   Requisiti specifici dei trasformatori di misura   A Definizioni  1. Tensione massima per l'apparecchiatura Um: tensione massima tra le   fasi (valore efficace) per la quale un’apparecchiatura è progettata, in  particolare rispetto al suo isolamento.   2. Corrente primaria Ip: corrente che passa attraverso l’avvolgimento  primario del trasformatore di corrente.   3. Corrente secondaria Is: corrente che passa attraverso l’avvolgimento  secondario di un trasformatore di corrente quando una corrente primaria  passa attraverso l'avvolgimento primario.   4. Corrente primaria nominale Ipr: valore della corrente primaria sul quale  si basano le caratteristiche di funzionamento del trasformatore di cor- rente.   5. Corrente secondaria nominale Isr: valore della corrente secondaria sul  quale si basano le caratteristiche di funzionamento del trasformatore di  corrente.   6. Tensione primaria Up: tensione presente nell’avvolgimento primario  del trasformatore di tensione.   7. Tensione secondaria Us: tensione presente nell’avvolgimento seconda- rio del trasformatore di tensione, in presenza di una tensione primaria  nell’avvolgimento primario.   8. Tensione primaria nominale Upr: valore della tensione primaria sul  quale si basano le caratteristiche di funzionamento del trasformatore di  tensione.   9. Tensione secondaria nominale Usr: valore della tensione secondaria sul  quale si basano le caratteristiche di funzionamento del trasformatore di  tensione.   10. Rapporto di trasformazione k: rapporto tra la tensione primaria effettiva  e la tensione secondaria effettiva del trasformatore di tensione. Rappor- to tra la corrente primaria effettiva e la corrente secondaria effettiva del  trasformatore di corrente.   11. Sfasamento φ: differenza di fase tra la tensione primaria e la tensione  secondaria del trasformatore. Differenza di fase tra la corrente primaria  e la corrente secondaria del trasformatore di corrente.   12. Potenza nominale Sr: valore della potenza apparente per un fattore di  potenza specificato che il trasformatore è previsto fornisca al circuito  secondario, alla corrente o tensione secondaria nominale e con la pre- stazione nominale ad essa collegata.     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   20   941.251   13. Frequenza nominale fR: valore della frequenza su cui si basano le pre- scrizioni del presente allegato.   B Requisiti specifici   1 Classi di accuratezza   1.1 Per i trasformatori di corrente sono definite le seguenti classi di accuratezza:      0,5 0,5 S 0,2 0,2 S 0,1   1.2 Per i trasformatori di tensione sono definite le seguenti classi di accuratezza:     0,5 0,2 0,1   1.3 Il fabbricante deve indicare la classe di accuratezza. Se nel trasformatore vi  sono più avvolgimenti di misurazione, per ogni avvolgimento di misurazione  devono essere indicate la corrispondente classe di accuratezza e l’esatta  attribuzione ai collegamenti. I trasformatori possono essere dotati di avvol- gimenti di misurazione supplementari che non soddisfano i requisiti della  presente ordinanza ove sia chiaramente riconoscibile che tali avvolgimenti di  misurazione supplementari non sono destinati a inserirsi prima dei contatori  d’elettricità secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a.   2 Condizioni di funzionamento per i trasformatori di corrente   2.1 Il fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento nominali per cui  è dimensionato il trasformatore. In particolare, devono essere indicate dal  fabbricante o ricavabili con un solo passaggio di una delle quattro operazioni  aritmetiche fondamentali la corrente nominale primaria e secondaria (Ipr, Isr),  la potenza nominale (Sr), la frequenza nominale (fR) e la classe di accuratez- za. Il fattore di potenza specificato deve essere ricavabile in maniera sem- plice.   2.2 Il fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento alle quali i  trasformatori di corrente devono rispettare gli errori massimi tollerati di cui  al numero 4.    2.3 Per l’intensità di corrente primaria Ip, il campo d’impiego dei trasformatori  di corrente è limitato come segue:  a. trasformatori di corrente delle classi 0,5, 0,2 e 0,1: tra un valore minimo   Imin di al massimo il 5 per cento Ipr e un valore massimo Imax di almeno  il 120 per cento Ipr, con Imax che non deve tuttavia superare 6 kA;   b.  trasformatori di corrente delle classi 0,5 S e 0,2 S: tra un valore mini- mo Imin di al massimo l’1 per cento Ipr e un valore massimo Imax di  almeno il 120 per cento Ipr, con Imax che non deve tuttavia superare  6 kA.    2.4 Per l’uscita, il campo d’impiego dei trasformatori di corrente è limitato tra  un valore minimo di al massimo il 25 per cento Sr o 1 VA, a condizione che     Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche.   O del DFGP   21   941.251   il 25 per cento Sr sia inferiore a 1 VA, e tra un valore massimo di almeno il  100 per cento Sr.   3 Condizioni di funzionamento per i trasformatori di tensione   3.1 Il fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento nominali per cui  è dimensionato il trasformatore. In particolare, devono essere indicate dal  fabbricante o ricavabili con un solo passaggio di una delle quattro operazioni  aritmetiche fondamentali la tensione nominale primaria e secondaria (Upr,  Usr), la potenza nominale (Sr), la frequenza nominale (fR) e la classe di accu- ratezza. Il fattore di potenza specificato deve essere ricavabile in maniera  semplice.   3.2 Il fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento alle quali i  trasformatori di tensione devono rispettare gli errori massimi tollerati di cui  al numero 4.    3.3 Per la tensione primaria Up, il campo d’impiego dei trasformatori di tensione  è limitato tra un valore minimo Umin di al massimo l’80 per cento Upr e un  valore massimo Umax di almeno il 120 per cento Upr, quest’ultimo valore non  deve tuttavia superare Um.   3.4 Per l’uscita, il campo d’impiego dei trasformatori di tensione è limitato tra  un valore minimo di al massimo il 25 per cento Sr e un valore massimo di  almeno il 100 per cento Sr.   4 Errori massimi tollerati   4.1 I trasformatori di corrente devono rispettare, conformemente alla loro classe  di accuratezza, gli errori massimi tollerati indicati nelle tabelle 1 e 2.   Tabella 1   Corrente primaria Ip Errori massimi tollerati per la  trasformazione k, in percentuale    Errori massimi tollerati per lo  sfasamento φ, in minuti       Classe  Classe     0,5 S 0,2 S 0,5 S 0,2 S   Imin ≤ Ip < 5 % Ipr 1,5 0,75 90 30  5 % Ipr ≤ Ip < 20 % Ipr 0,75 0,35 45 15  20 % Ipr ≤ Ip ≤ Imax 0,5 0,2 30 10     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   22   941.251   Tabella 2   Corrente primaria Ip Errori massimi tollerati per la  trasformazione k, in percentuale     Errori massimi tollerati per lo  sfasamento φ, in minuti        Classe   Classe      0,5 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1   Imin ≤ Ip < 20 % Ipr 1,5 0,75 0,4 90 30 15  20 % Ipr ≤ Ip < 100 % Ipr 0,75 0,35 0,2 45 15   8  100 % Ipr ≤ Ip ≤ Imax 0,5 0,2 0,1 30 10   5   4.2 I trasformatori di tensione devono rispettare, conformemente alla loro classe  di accuratezza, gli errori massimi tollerati indicati nella tabella 3.    Tabella 3   Campo di tensione Errori massimi tollerati per la  trasformazione k, in percentuale     Errori massimi tollerati per lo  sfasamento φ, in minuti        Classe   Classe      0,5 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1   Umin ≤ Up ≤ Umax 0,5 0,2 0,1 20 10 5   5 Effetto tollerato dei disturbi   5.1 L’accuratezza del trasformatore non deve potere essere influenzata da di- sturbi di lunga durata più di quanto non sia adeguato secondo lo stato della  tecnica.    5.2 I disturbi passeggeri possono causare temporaneamente un degrado o una  perdita della capacità di funzionamento o di rendimento. Una volta cessati i  disturbi, il trasformatore deve tuttavia ricuperare la capacità di funzionamen- to e di rendimento, e l’accuratezza non deve essere influenzata più di quanto  non sia adeguato secondo lo stato della tecnica.   6 Idoneità     I trasformatori devono essere costruiti in modo tale da potersi inserire prima  di un contatore che soddisfa i requisiti della presente ordinanza ed è stato  immesso sul mercato conformemente alla legge o la cui immissione sul mer- cato conforme alla legge è imminente.     Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche.   O del DFGP   23   941.251   7 Designazione   7.1 Sui trasformatori devono essere apposte in modo chiaro, indelebile, inequi- vocabile e non trasferibile tutte le indicazioni necessarie alla loro identifica- zione e caratterizzazione.    7.2 I collegamenti del trasformatore devono essere designati in maniera duratura  e univoca.         Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   24   941.251   Allegato 4  (art. 6 cpv. 3)   Procedura di controllo statistico per contatori d’elettricità   A Definizioni     1. Lotto: numero di contatori d’elettricità sottoposti alla procedura di  controllo statistico.     2. Campione: sottoinsieme di un lotto scelto per un controllo statistico.   B Requisiti dei lotti     I contatori sono raggruppati in un lotto secondo i seguenti criteri:   1  Un lotto può comprendere al massimo 5000 contatori.    2  Un lotto può comprendere soltanto contatori dello stesso tipo, aventi la  medesima classe di accuratezza e i medesimi campi di funzionamento,  appartenenti al massimo a due anni di fabbricazione consecutivi. In un lotto  sono consentiti contatori appartenenti a due anni di fabbricazione soltanto se  i contatori di uno dei due anni di fabbricazione sono al massimo 1000.   3  Non sono ammesse combinazioni di contatori diversi all’interno di uno  stesso lotto. Sono ammesse soltanto differenze minime che non influiscono  sul risultato del controllo a campione.   4  Un lotto può comprendere contatori appartenenti a diversi utilizzatori. Tutti  gli utilizzatori di un lotto sono vincolati in solido dal risultato del controllo e  dagli eventuali provvedimenti. In particolare gli obblighi di cui alla lettera D  numero 5 possono essere contratti soltanto previo consenso di tutti gli utiliz- zatori.   5.  Il METAS emana istruzioni in merito a dettagli amministrativi, in particolare  in merito all’annuncio, alla denominazione, alla gestione e alle mutazioni di  lotti, così come in merito all’esecuzione dei controlli a campione e alla  comunicazione dei risultati.    C Preparazione del controllo a campione   1  L’utilizzatore che vuole annunciare nuovi contatori per la procedura di  controllo statistico deve farlo entro il 30 giugno del quarto anno successivo a  quello in cui è stata fabbricata la maggior parte dei contatori annunciati. Il  primo controllo a campione ha luogo nel quinto anno successivo a quello in  cui è stata fabbricata la maggior parte dei contatori del lotto. In seguito, i  controlli a campione sono effettuati ogni cinque anni.   2  I lotti sono amministrati dal METAS o da un laboratorio di verificazione  legittimato. Nel secondo semestre dell’anno precedente a quello del control- lo, il METAS o il laboratorio di verificazione legittimato procede al sorteg-    Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche.   O del DFGP   25   941.251   gio dei campioni, sulla base delle liste dei lotti. Se il lotto è amministrato da  un laboratorio di verificazione legittimato, quest’ultimo trasmette la lista del  lotto al METAS. Il sorteggio dei campioni è effettuato secondo una proce- dura approvata dal METAS. Sono sorteggiati due campioni comprendenti  ciascuno 46 contatori, sei dei quali fungono da contatori di riserva. I conta- tori di riserva possono essere controllati solo in casi eccezionali conforme- mente alla lettera E numeri 2 e 3.   3  L’utilizzatore deve mettere a disposizione il primo campione entro quattro  mesi dalla notifica del sorteggio dei campioni. Se necessario ai sensi della  lettera D numero 3, il secondo campione deve essere messo a disposizione  entro due mesi dalla notifica dei risultati delle prove effettuate sul primo  campione. Se l’utilizzatore decide di mettere a disposizione il secondo cam- pione indipendentemente dai risultati del controllo del primo campione, met- te a disposizione i due campioni entro sei mesi dalla notifica del sorteggio  dei campioni.    D Requisiti del campione   1  In una prima fase, il METAS o un laboratorio di verificazione legittimato  controlla i 40 contatori del primo campione. I requisiti del campione sono  soddisfatti se un contatore al massimo non soddisfa i requisiti di cui agli al- legati 1 e 2.    2  Se più di quattro contatori del primo campione non soddisfano i requisiti di  cui agli allegati 1 e 2, tutti i contatori del lotto devono essere messi fuori  servizio conformemente alla lettera F numero 2.    3  Se due, tre o quattro contatori del primo campione non soddisfano i requisiti,  sono controllati anche i 40 contatori del secondo campione. Se più di quattro  contatori in totale su entrambi i campioni non soddisfano i requisiti di cui  agli allegati 1 e 2, tutti i contatori del lotto devono essere messi fuori servi- zio conformemente alla lettera F numero 2.    4  Il METAS può ordinare controlli e chiarimenti supplementari, se si presu- mono scarti dal funzionamento normale dei contatori, in particolare se per  singoli tipi, anni di fabbricazione o lotti si presume che i contatori del cam- pione non siano rappresentativi di tutti i contatori in uso del lotto in questio- ne. Il METAS può escludere dalla procedura di controllo statistico singoli  tipi, anni di fabbricazione o lotti.    5  È possibile rinunciare all’esecuzione di controlli secondo i numeri 1 e 3 se  l’utilizzatore si impegna, entro i termini per la messa a disposizione dei con- tatori di cui alla lettera C numero 3, a mettere fuori servizio tutti i contatori  del lotto in questione conformemente alla lettera F numero 2.      Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   26   941.251   E Esecuzione del controllo statistico   1  I contatori del campione sono controllati muniti di piombatura.    2  Non è necessario controllare i contatori palesemente danneggiati. Questi  devono tuttavia essere annunciati al METAS, indicando il tipo di danno. Il  METAS può autorizzare il controllo di contatori di riserva.      Si considerano palesi esclusivamente i danni riconoscibili da non addetti ai  lavori senza il ricorso ad ausili e senza lo smontaggio di componenti, ad  esempio danni da incendio, danni causati dall’acqua, guasti elettronici dura- turi e difetti segnalati dal contatore in modo comprensibile per non addetti ai  lavori che non conoscono le istruzioni per l’uso.    3  Se un contatore non è accessibile o non può essere smontato, l’utilizzatore lo  segnala al laboratorio di verificazione legittimato, indicando l’indirizzo a cui  è installato. Se il lotto in questione è amministrato dal METAS, il contatore  è segnalato al METAS.     Il METAS decide nel singolo caso come un contatore non accessibile o che  non può essere smontato debba essere considerato nella valutazione secondo  la lettera D numeri 1–3. Può autorizzare il controllo di contatori di riserva.    4  I controlli devono essere conclusi al più tardi entro la fine del mese  di ottobre dell’anno del controllo. Se il lotto è amministrato da un laborato- rio di verificazione legittimato, quest’ultimo trasmette i risultati del controllo  al METAS subito dopo il controllo a campione.    5  Il METAS decide dell’ulteriore procedura entro due mesi dal ricevimento  dei risultati del controllo. Finché il METAS non svincola il lotto è vietato  eseguire interventi sui contatori del lotto e rompere i sigilli di piombo dei  contatori del campione. Durante tale periodo, i contatori restano a disposi- zione del METAS. Il METAS può ordinare ulteriori chiarimenti da parte di  un laboratorio di verificazione o eseguirli direttamente.    6  Se il campione soddisfa i requisiti, il METAS svincola il lotto, sempre che  eventuali controlli supplementari e chiarimenti secondo la lettera D nume- ro 4 non abbiano rilevato che il tipo, l’anno di fabbricazione o il lotto debba- no essere esclusi dalla procedura di controllo statistico. Lo svincolo avviene  per scritto.    7  I contatori del campione che non soddisfano i requisiti devono essere riparati  o messi fuori servizio.    8  L’utilizzatore può eseguire revisioni di contatori appartenenti a lotti esistenti  soltanto previo consenso del METAS e secondo un programma approvato  dal METAS.    F Validità della verificazione   1  Se il METAS svincola il lotto conformemente alla lettera E numero 6, i  contatori appartenenti al lotto svincolato sono considerati verificati per altri  cinque anni, a condizione che restino sottoposti al controllo statistico.      Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche.   O del DFGP   27   941.251   2  Se il campione non soddisfa i requisiti o se si rinuncia ai controlli e ai chia- rimenti di cui alla lettera D numero 5, tutti i contatori appartenenti al lotto in  questione devono essere messi fuori servizio al più tardi entro la fine  dell’anno seguente l’anno del controllo.    3  Per la nuova immissione sul mercato di tali contatori è necessaria una verifi- cazione secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM.    4  Su richiesta dell’utilizzatore, il METAS può decidere di considerare verifi- cati per altri cinque anni al massimo i contatori che, nonostante la proroga  della validità della loro verificazione secondo il numero 1, devono essere  sostituiti da altri contatori o i cui lotti sono soppressi. In seguito questi con- tatori non possono più essere ammessi alla procedura di controllo statistico.    G Procedure equivalenti     In singoli casi il METAS può ordinare o approvare altre procedure che siano  almeno equivalenti sul piano statistico.     Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi   28   941.251