SR 941.241   1   Verordnung des EJPD  über Gasmengenmessmittel1   vom 19. März 2006 (Stand am 1. Januar 2013)     Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),   gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 11 Absatz 2, 24 Absatz 3 und 33   der Messmittelverordnung vom 15. Februar 20062 (Messmittelverordnung),3   verordnet:   Art. 1 Gegenstand  Diese Verordnung regelt:   a. die Anforderungen an Gasmengenmessmittel4;   b. die Verfahren für das Inverkehrbringen dieser Messmittel;   c. die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit dieser Messmittel.   Art. 2 Geltungsbereich  Dieser Verordnung unterstehen alle Messmittel, die dafür bestimmt sind, Brenngas- mengen im Haushalt, im Gewerbe und in der Leichtindustrie zu messen (Gasmen- genmessmittel).   Art. 3 Begriffe  In dieser Verordnung bedeuten:   a. Gaszähler: Messmittel, das für das Messen, Speichern und Anzeigen der das  Gerät durchströmenden Menge Brenngas (Volumen oder Masse) ausgelegt  ist;   b. Mengenumwerter: am Gaszähler angebrachte Einrichtung, die unabhängig  arbeitet und automatisch die im Messzustand ermittelte Menge in eine Menge  im Basiszustand umrechnet.        AS 2006 1591  1 Fassung gemäss Ziff. I 13 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen   im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).  2 SR 941.210  3 Fassung gemäss Ziff. I 13 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen   im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).  4 Ausdruck gemäss Ziff. I 13 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grund-  lagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183). Die Änderung wurde im  ganzen Text vorgenommen.   941.241    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   2   941.241   Art. 4 Bezugsbedingungen  Als Bezugsbedingungen (Basiszustand) für die Bestimmung von Gasmengen gelten:    a. Druck 101 325 Pa;    b. Temperatur 273,15 K.   Art. 5 Zulässige Genauigkeitsklassen  1 Für die Messung des Gasverbrauchs im Haushalt sind Gaszähler der Klasse 1,5 oder  Gaszähler der Klasse 1,0 jeweils mit einem Verhältnis Qmax/Qmin von mindestens 150  zulässig.  2 Für die Messung des Gasverbrauchs im gewerblichen Bereich oder in der Leicht- industrie sind alle Gaszähler der Klassen 1,5 oder 1,0 zulässig.   Art. 6 Grundlegende Anforderungen  Gasmengenmessmittel müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der  Messmittelverordnung und nach dem Anhang der vorliegenden Verordnung erfüllen.   Art. 7 Verfahren für das Inverkehrbringen  Die Konformität der Gasmengenmessmittel mit den grundlegenden Anforderungen  nach Artikel 6 wird nach Wahl der Herstellerin nach einem der folgenden Verfahren  nach Anhang 2 der Messmittelverordnung bewertet und bescheinigt:   a. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der  Bauart auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Modul F);   b. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der  Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Produktion  (Modul D);   c. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitäts- sicherung, ergänzt durch eine Entwurfsprüfung (Modul H1).   Art. 8 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  1 Gasmengenmessmittel müssen nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung  durch ermächtigte Eichstellen nachgeeicht werden.  2 Die Nacheichung der folgenden Gasmengenmessmittel hat zu erfolgen:   a. alle 14 Jahre für Gaszähler mit verformbaren Trennwänden;   b. alle elf Jahre für Drehkolben-Gaszähler;   c. alle sechs Jahre für Turbinenrad- und Wirbelgaszähler sowie für Gaszähler  nach neuen Messprinzipien wie Ultraschall;   d. alle zwei Jahre für Mengenumwerter.     Gasmengenmessmittel   3   941.241   3 Für alle übrigen Gasmengenmessmittel hat die Nacheichung alle zwei Jahre zu  erfolgen. Das Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS)5 kann die Gültigkeit  auf drei Jahre verlängern, wenn die Konstruktion des Messmittels und die Nach- prüfmöglichkeiten der Verwenderin dies erlauben.   Art. 9 Pflichten der Verwenderin  Zusätzlich zur Verantwortung nach Artikel 21 Absatz 1 der Messmittelverordnung  trägt die Verwenderin auch die Verantwortung dafür, dass:   a. die Anweisungen der Herstellerin zum Einbau und zur Inbetriebnahme der  Messmittel befolgt werden und die mit dem Einbau betrauten Personen die  erforderliche Fachkompetenz besitzen;   b. die Messmittel in Stand gehalten werden und die der Abnützung, Alterung  und Verschmutzung unterworfenen Teile periodisch revidiert werden.   Art. 10 Kontrollregister  1 Die Verwenderin führt ein Kontrollregister über die in ihrem Versorgungsbereich  verwendeten Messmittel.  2 Aus dem Register muss für jedes Messmittel ersichtlich sein:   a. wann und nach welchen Verfahren es in Verkehr gebracht wurde;    b. welches Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit vorgeschrieben ist;   c. wann das Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit das letzte Mal  angewendet wurde;   d. wo sich das Messmittel im Einsatz befindet.  3 Die betroffenen Energiebezügerinnen und Energiebezüger und die mit der Durch- führung dieser Verordnung betrauten Organe können in die Register jederzeit Ein- sicht nehmen.  4 Das METAS entscheidet im Streitfall, ob ein Register den Anforderungen genügt.   Art. 11 Fehlergrenzen bei Kontrollen  Bei Beanstandungen im Sinne von Artikel 29 Absatz 1 der Messmittelverordnung  oder bei der amtlichen Kontrolle von Messmitteln ausserhalb der Eichung gilt als  Fehlergrenze das Doppelte der im Anhang der vorliegenden Verordnung festgelegten  Fehlergrenzen für vollständige Gasmengenmessmittel.   Art. 12 Aufhebung bisherigen Rechts  Die Gasmengenmessgeräte-Verordnung vom 4. August 19866 wird aufgehoben.       5 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der  Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (SR 170.512.1) auf den 1. Jan. 2013 angepasst.  Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.   6 [AS 1986 1491]     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   4   941.241   Art. 13 Übergangsbestimmungen  1 Gasmengenmessmittel, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geeicht wur- den, dürfen weiterhin der Nacheichung unterzogen werden. Die Zähler müssen bei  der Nacheichung die Fehlergrenzen nach den bisherigen Bestimmungen einhalten.  2 Gasmengenmessmittel, die nach bisherigem Recht zugelassen wurden, können noch  während zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr gebracht  und der Ersteichung nach Anhang 5 Ziffer 2 der Messmittelverordnung unterzogen  werden. Sie dürfen auch nach Ablauf der zehn Jahre nachgeeicht werden.   Art. 14 Inkrafttreten  Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 2006 in Kraft.        Gasmengenmessmittel   5   941.241   Anhang  (Art. 6)   Spezifische Anforderungen an Gasmengenmessmittel   A Begriffsbestimmungen    Mindestdurchfluss (Qmin): kleinster Durchfluss, bei dem der Gaszähler   Messwerte anzeigt, die innerhalb der geforderten Fehlergrenzen liegen.     Höchstdurchfluss (Qmax): grösster Durchfluss, bei dem der Gaszähler Mess- werte anzeigt, die innerhalb der geforderten Fehlergrenzen liegen.     Übergangsdurchfluss (Qt): zwischen dem Höchst- und dem Mindestdurch- fluss auftretender Durchfluss, bei dem der Durchflussbereich in zwei Zonen,  den oberen Belastungsbereich und den unteren Belastungsbereich, getrennt  wird, für die jeweils verschiedene Fehlergrenzen gelten.     Überlastdurchfluss (Qr): höchster Durchfluss, bei dem der Zähler für einen  kurzen Zeitraum ohne Beeinträchtigung arbeitet.     Basiszustand: festgelegter Zustand, auf den die gemessene Menge Brenngas  umgerechnet wird.   B Messtechnische Anforderungen für Gaszähler  1 Nennbetriebsbedingung    Die Herstellerin muss die Nennbetriebsbedingungen für den Gaszähler   angeben. Sie muss dabei Folgendes berücksichtigen:   1.1 Der Durchflussbereich des Gases muss folgende Mindestbedingungen erfül- len:   Tabelle 1    Klasse Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax    1,5  150  10 1,2    1,0    20    5 1,2      1.2 Temperaturbereich des Gases: Mindestbereich von 40 °C.   1.3 Bedingungen im Zusammenhang mit Brenngas     Der Gaszähler muss für die Gruppe von Gasen und die Versorgungsdrücke  des Bestimmungslandes ausgelegt sein. Insbesondere muss die Herstellerin  Folgendes angeben:  – die Gasfamilie bzw. -gruppe;  – den höchsten Betriebsdruck.   1.4 Mindesttemperaturbereich von 50 °C für die klimatische Umgebung     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   6   941.241   1.5 Nennwert der Wechselspannungsversorgung und/oder Grenzwerte der  Gleichspannungsversorgung.   2 Fehlergrenzen  2.1 Gaszähler, die das Volumen bei Messbedingungen oder die Masse anzeigen   Tabelle 2    Klasse 1,5 1,0    Qmin ≤ Q ≤ Qt   3 % 2 %    Qt ≤ Q ≤ Qmax 1,5 % 1 %        Besitzen alle Fehler zwischen Qt und Qmax das gleiche Vorzeichen, dürfen sie  1 % bei Klasse 1,5 und 0,5 % bei Klasse 1,0 nicht überschreiten.   2.2 Bei Gaszählern mit Temperaturumwerter, die lediglich die umgerechnete  Menge anzeigen, gilt innerhalb eines Temperaturbereichs von 30 °C, der sich  symmetrisch um eine von der Herstellerin angegebene Temperatur zwischen  15 °C und 25 °C erstreckt, eine um 0,5 % höhere Fehlergrenze des Zählers.  Ausserhalb dieses Bereichs ist ein zusätzlicher Anstieg von 0,5 % je Intervall  von 10 °C zulässig.   3 Störfestigkeit  3.1 Elektromagnetische Störfestigkeit   3.1.1 Eine elektromagnetische Störgrösse darf sich auf einen Gaszähler oder  Mengenumwerter nur soweit auswirken, dass:  – die Veränderung des Messergebnisses nicht höher ausfällt als der in   Ziffer 3.1.3 festgelegte Grenzwert; oder  – die Ausgabe des Messergebnisses so erfolgt, dass es nicht als gültiges   Ergebnis ausgelegt werden kann, wie dies bei einer kurzzeitigen  Schwankung der Fall ist, die nicht als Messergebnis ausgelegt, gespei- chert oder übertragen werden darf.   3.1.2 Nach der Einwirkung einer Störgrösse muss der Gaszähler:  – einen Betrieb innerhalb der Fehlergrenzen wieder aufnehmen;   – sämtliche Messfunktionen gesichert haben; und  – eine Wiederherstellung aller unmittelbar vor dem Auftreten der Stör-  grösse vorhandenen Messdaten ermöglichen.   3.1.3 Der Grenzwert ist der kleinere der beiden folgenden Werte:  – die Menge, die durch die Hälfte der Fehlergrenze im oberen Belas-  tungsbereich in Bezug auf die gemessene Menge bestimmt ist;  – die Menge, die durch die Fehlergrenze in Bezug auf die in einer Minute   bei Höchstdurchfluss fliessende Menge bestimmt ist.   3.2 Auswirkungen von stromaufwärts und stromabwärts auftretenden Strö- mungsstörungen     Gasmengenmessmittel   7   941.241     Unter den von der Herstellerin angegebenen Einbaubedingungen dürfen die  Auswirkungen von Strömungsstörungen einen Drittel der Fehlergrenze nicht  überschreiten.   4 Beständigkeit    Nach der Durchführung einer geeigneten Prüfung unter Berücksichtigung des   von der Herstellerin veranschlagten Zeitraums muss folgendes Kriterium  erfüllt sein:   4.1 Zähler der Klasse 1,5   4.1.1 Nach der Beständigkeitsprüfung darf die Abweichung des Messergebnisses  vom Ausgangsmessergebnis für die Durchflussmengen Qt bis Qmax höchstens  2 % betragen.   4.1.2 Der Fehler der Anzeige darf nach der Beständigkeitsprüfung höchstens  doppelt so hoch wie die Fehlergrenze nach Ziffer 2 sein.   4.2 Zähler der Klasse 1,0   4.2.1 Nach der Beständigkeitsprüfung darf die Abweichung des Messergebnisses  vom Ausgangsmessergebnis höchstens einen Drittel der Fehlergrenze nach  Ziffer 2 betragen.   4.2.2 Der Fehler der Anzeige darf nach der Beständigkeitsprüfung die Fehlergrenze  in Ziffer 2 nicht überschreiten.   5 Eignung  5.1 Ein aus dem Netz (Wechselstrom oder Gleichstrom) gespeister Gaszähler   muss mit einer Notstromversorgungseinrichtung oder einer anderen Vor- richtung versehen sein, die bei einem Ausfall der Hauptstromversorgung die  Durchführbarkeit sämtlicher Messfunktionen gewährleistet.   5.2 Eine gerätespezifische Stromquelle muss eine Lebensdauer von mindestens  fünf Jahren aufweisen. Nach Ablauf von 90 % dieser Lebensdauer muss ein  entsprechender Warnhinweis erscheinen.   5.3 Eine Anzeigeeinrichtung muss über eine ausreichende Zahl von Ziffern  stellen verfügen, um zu gewährleisten, dass die in 8000 Stunden bei Qmax  durchgeströmte Menge nicht dazu führt, dass die Anzeige auf den Aus- gangswert zurückspringt.   5.4 Der Gaszähler muss in jeder von der Herstellerin in der Einbauanleitung  angegebenen Einbaulage arbeiten können.   5.5 Der Gaszähler muss mit einer Prüfvorrichtung ausgestattet sein, die eine  Durchführung von Prüfungen in einem angemessenen Zeitrahmen ermög- licht.   5.6 Der Gaszähler muss die Fehlergrenze in jeder Strömungsrichtung oder nur in  einer vorgegebenen Strömungsrichtung, wenn diese eindeutig angegeben ist,  einhalten.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   8   941.241   6 Einheiten    Die Anzeige der gemessenen Gasmenge muss in m3 oder in kg erfolgen.   C Messtechnische Anforderungen für Mengenumwerter    Für Mengenumwerter gelten, soweit zutreffend, die grundlegenden Anfor-  derungen für Gaszähler. Zusätzlich gelten folgende Anforderungen:   1 Basiszustand für umgerechnete Mengen    Die Herstellerin muss den Basiszustand für umgerechnete Mengen angeben.   2 Fehlergrenzen  – 0,5 % bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C ± 3 °C, einer Umge-  bungsfeuchte von 60 % ± 15 % und den Nennwerten für die Stromver- sorgung;   – 0,7 % für Temperaturumwerter bei Nennbetriebsbedingungen;  – 1 % für andere Umwerter bei Nennbetriebsbedingungen.     Die Abweichung des Gaszählers wird nicht berücksichtigt.   3 Eignung  3.1 Ein elektronischer Mengenumwerter muss feststellen können, wenn er   ausserhalb des Betriebsbereiches bzw. der Betriebsbereiche arbeitet, deren  Parameter von der Herstellerin als für die Messgenauigkeit massgeblich an- gegeben wurden. In diesem Fall muss der Mengenumwerter das Integrieren  der umgerechneten Menge unterbrechen, und die umgerechnete Menge kann  für die Zeit des Betriebs ausserhalb des Betriebsbereiches bzw. der  Betriebsbereiche gesondert summiert werden.   3.2 Ein elektronischer Mengenumwerter muss in der Lage sein, alle für die  Messung relevanten Daten ohne Zusatzausrüstung anzuzeigen.