RS 814.501.51   1   Ordinanza del DFI  sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori   di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici  (ORim)   del 26 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2018)     Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con l’Ispettorato federale   della sicurezza nucleare,  visti gli articoli 12 capoverso 4, 79 capoverso 5, 88, 91 e 100 capoverso 3  dell’ordinanza del 26 aprile 20171 sulla radioprotezione (ORaP),  ordina:   Sezione 1: Disposizioni generali   Art. 1 Campo d’applicazione  1 La presente ordinanza si applica a:   a. impianti generatori di radiazioni fotoniche o corpuscolari non destinati ad  applicazioni mediche;   b. apparecchi che emanano radiazioni parassite non destinati ad applicazioni  mediche e la cui intensità di dose ambientale, misurata a una distanza di  10 cm dalla superficie, risulta essere superiore a 1 μSv/h o la cui tensione di  accelerazione degli elettroni supera 30 kV.   2 Essa si applica in particolare agli impianti destinati alle prove sui materiali, al  trattamento dei materiali, alle tecniche di misura e di regolazione, alla produzione di  radionuclidi nonché agli impianti con scopi di ricerca e di sterilizzazione.   Art. 2 Definizioni  Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 ORaP e agli allegati 1 e 4 ORaP,  nonché all’allegato 1 della presente ordinanza.   Art. 3 Regole riconosciute della tecnica  Gli impianti e il loro esercizio devono essere conformi alle regole riconosciute della  tecnica e messi in funzione secondo queste regole. Per regole riconosciute della  tecnica si intendono, in particolare, le norme unificate a livello internazionale della  Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), del Comitato europeo di norma- lizzazione (CEN) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica  (CENELEC).        RU 2017 4637  1 RS 814.501   814.501.51    Protezione dell’equilibrio ecologico   2      814.501.51   Art. 4 Applicazioni speciali e innovazioni tecniche  In singoli casi, qualora sussistano motivi particolari a causa di applicazioni speciali o  innovazioni tecniche, l’Ufficio federale della sanità pubblica può autorizzare dero- ghe alle disposizioni tecniche della presente ordinanza, purché il richiedente o il  titolare della licenza dimostri che la radioprotezione è garantita da misure adeguate.   Sezione 2: Allestimento ed esercizio degli impianti   Art. 5 Impianti fissi  Per l’allestimento e l’esercizio degli impianti fissi non dotati di un dispositivo di  protezione totale o parziale nelle aree sorvegliate vigono i requisiti particolari di cui  all’allegato 2.   Art. 6 Impianti a raggi X portatili  Per l’esercizio degli impianti a raggi X portatili con prestazione limitata vigono i  requisiti particolari di cui all’allegato 3.   Art. 7 Impianti mobili  Per l’allestimento e l’esercizio degli impianti mobili vigono i requisiti particolari di  cui all’allegato 4.   Art. 8 Impianti in locali d’irradiazione  1 Per l’allestimento e l’esercizio degli impianti in locali d’irradiazione vigono i  requisiti particolari di cui all’allegato 5.  2 Per l’allestimento e l’esercizio degli impianti in locali d’irradiazione con un’ener- gia d’irradiazione di almeno 1 MeV o degli impianti d’irradiazione con adroni  vigono i requisiti particolari di cui agli allegati 5 e 6.  3 Alle aziende industriali che allestiscono o trasformano locali d’irradiazione per  impianti si applicano le prescrizioni riguardanti l’approvazione dei piani da parte  delle autorità cantonali secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge del 13 marzo  19642 sul lavoro.   Art. 9 Altri impianti  Per l’allestimento e l’esercizio di impianti non disciplinati agli articoli 5–8, vanno  considerati l’esperienza e lo stato della scienza e della tecnica.       2 RS 822.11     Radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni  ionizzanti utilizzati a scopi non medici. O del DFI   3   814.501.51   Art. 10 Dispositivi di comando di impianti non dotati di un dispositivo  di protezione totale o parziale   1 I dispositivi di comando di impianti non dotati di un dispositivo di protezione  totale o parziale devono essere installati all’esterno delle aree sorvegliate. L’irradia- zione deve poter essere avviata solo dal dispositivo di comando.  2 Se per motivi organizzativi o tecnici non è possibile installare il dispositivo di  comando all’esterno delle aree sorvegliate, deve essere garantito che la dose ambien- tale nella zona del dispositivo di comando, considerando la frequenza d’esercizio,  non superi 0,1 mSv alla settimana.   3 Gli impianti devono essere dotati di un interruttore ben visibile per la messa fuori  servizio, collocato nella zona del dispositivo di comando.  4 Gli impianti devono poter essere protetti dall’accensione non autorizzata.   Art. 11 Dispositivi di segnalazione  1 Almeno una lampada di segnalazione deve segnalare l’emissione di radiazioni.  2 Le lampade di segnalazione devono essere facilmente visibili da ogni lato del limi- te delle aree controllate o sorvegliate.  3 Gli impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale impiegati all’esterno  di locali d’irradiazione non devono poter essere messi in servizio se le lampade di  segnalazione sono difettose; sono fatti salvi gli impianti a raggi X portatili di cui  all’articolo 6.  4 Gli impianti e le aree sorvegliate devono essere contrassegnati con il segnale di  pericolo e con una designazione secondo l’allegato 8 ORaP.   Art. 12 Dispositivi di sicurezza  1 I dispositivi di radioprotezione di impianti e di accessi a locali d’irradiazione  devono essere dotati di interruttori di sorveglianza. Ciò vale in particolare per:   a. schermature e coperture che possono essere smontate senza l’ausilio di uten- sili;   b. aperture per l’introduzione dei materiali;  c. otturatori.   2 Gli interruttori di sorveglianza devono essere ad azionamento forzato e ad apertura  forzata oppure raggiungere almeno lo stesso livello di protezione in altro modo. Il  livello di protezione deve essere adeguato al rischio dell’impianto. L’azionamento  dell’interruttore deve provocare automaticamente l’interruzione della radiazione. La  rimessa in servizio deve essere possibile solo dal dispositivo di comando.  3 La rimessa in servizio può avvenire automaticamente se l’impianto è dotato di  un’apertura per l’introduzione dei materiali e se, quando questa è chiusa, nessuna  parte del corpo può essere esposta alla radiazione.     Protezione dell’equilibrio ecologico   4      814.501.51   Art. 13 Messa fuori servizio dei dispositivi di sicurezza  1 I dispositivi di sicurezza possono essere messi fuori servizio solo in occasione di  lavori di manutenzione, riparazione o regolazione. Durante il periodo in cui tali  dispositivi sono fuori servizio gli impianti possono essere messi in funzione solo con  la più bassa intensità di dose possibile.   2 La messa fuori servizio dei dispositivi di sicurezza deve essere eseguita coinvol- gendo un perito secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19913  sulla radioprotezione (perito in radioprotezione) e deve essere segnalata in maniera  ben visibile sull’impianto.   Art. 14 Documentazione sull’impianto  1 Il titolare della licenza provvede affinché nelle immediate vicinanze dell’impianto  siano sempre disponibili le istruzioni d’esercizio. Esse sono redatte nella lingua  abitualmente utilizzata nell’azienda e devono contenere almeno i seguenti dati:   a. istruzioni per l’esercizio dell’impianto conformemente alla destinazione;  b. istruzioni relative ai controlli periodici, alla manutenzione e alle regolazioni   dell’impianto;  c. istruzioni per l’eliminazione dei guasti.   2 Il titolare della licenza provvede affinché per ogni impianto sia disponibile almeno  la seguente documentazione:   a. licenza dell’autorità competente per l’allestimento e l’esercizio dell’impian- to;   b. verbali e dati relativi a tutti gli esami e i controlli eseguiti;  c. piani di radioprotezione e relativi calcoli per i locali d’irradiazione;  d. istruzioni di radioprotezione interne all’azienda.   Sezione 3: Ubicazione e schermatura degli impianti   Art. 15 Ubicazione  1 L’esercizio di impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale  deve avvenire all’interno di locali d’irradiazione.  2 Qualora l’esercizio degli impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o  parziale non possa avvenire all’interno di locali d’irradiazione per motivi tecnici o di  esercizio, l’autorità di vigilanza può autorizzare l’esercizio all’interno di altre aree  sorvegliate.       3 RS 814.50     Radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni  ionizzanti utilizzati a scopi non medici. O del DFI   5   814.501.51   Art. 16 Schermatura e accessibilità degli impianti  1 Il grado di schermatura dei locali d’irradiazione o il dimensionamento dell’area  sorvegliata sono disciplinati dall’articolo 79 ORaP. In considerazione dei parametri  di esercizio, non possono essere superati i seguenti vincoli di dose ambientale:   a. nei locali all’esterno di aree sorvegliate: 0,02 mSv alla settimana;  b. nei luoghi all’esterno delle aree sorvegliate non destinati ad una permanenza   prolungata: 0,1 mSv alla settimana;  c. nei luoghi all’interno delle aree sorvegliate dove possono sostare solo perso-  ne professionalmente esposte a radiazioni: 0,1 mSv alla settimana;  d. per l’impiego di impianti mobili all’interno di edifici: 0,02 mSv alla setti-  mana;  e. per l’impiego di impianti mobili all’aperto: 0,1 mSv alla settimana.   2 Come base di calcolo si deve considerare una frequenza d’esercizio di almeno  un’ora alla settimana.  3 Nei luoghi dove non possono sostare persone durante l’esercizio degli impianti, la  dose ambientale non è soggetta ad alcuna limitazione.   Art. 17 Documentazione relativa alle misure tecniche edili  di radioprotezione   1 Per l’esercizio di impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o parzia- le nei locali d’irradiazione, il richiedente deve allegare alla domanda di licenza la  documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione, in particolare:   a. una pianta dei locali in scala 1:20 o 1:50 in cui devono essere riportati:  1 la disposizione delle sorgenti di radiazione,   2. le possibili direzioni delle radiazioni,  3. gli apparecchi di analisi determinanti per la definizione delle distanze;   b. disegni in sezione qualora necessari per determinare le aree da proteggere  entro la portata delle radiazioni;   c. tabelle di calcolo contenenti i dati riportati nell’allegato 7;  d. una descrizione del dispositivo di segnalazione e di sicurezza.   2 La correttezza della documentazione relativa alle misure tecniche edili di radiopro- tezione deve essere stata controllata dal perito in radioprotezione. Questo provvede  affinché l’esecuzione della costruzione avvenga in base a queste direttive.     Protezione dell’equilibrio ecologico   6      814.501.51   Sezione 4: Protezione delle persone   Art. 18  Sono da considerarsi professionalmente esposte a radiazioni ai sensi dell’articolo 51  ORaP in particolare:   a. le persone che utilizzano impianti non dotati di dispositivi di protezione tota- li o parziali;   b. le persone che per lo svolgimento di lavori di manutenzione, riparazione o  regolazione sugli impianti dotati di dispositivi di protezione totale o parziale  devono mettere fuori servizio parzialmente o completamente i dispositivi di  sicurezza esistenti.   Sezione 5: Manutenzione, ristrutturazione, riparazione e controllo   Art. 19  1 Gli impianti devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione e il loro stato  deve essere esaminato conformemente alle istruzioni del fabbricante e del fornitore.  I risultati degli esami devono essere documentati.  2 Il funzionamento dei dispositivi di sicurezza conforme alle disposizioni deve  essere controllato almeno ogni anno.  3 Per gli impianti poco utilizzati oppure dopo un lungo periodo di interruzione  dell’esercizio e dopo riparazioni o ristrutturazioni, il controllo deve avvenire prima  di ogni rimessa in servizio dell’impianto. I risultati dei controlli devono essere docu- mentati.  4 In seguito a manutenzione, riparazione o ristrutturazione di componenti dell’im- pianto importanti ai fini della radioprotezione è necessario controllare se i vincoli  per l’intensità di dose ambientale sono rispettati. A tal fine si deve disporre di stru- menti di misurazione appropriati conformemente all’articolo 89 ORaP.   Sezione 6: Disposizioni finali   Art. 20 Abrogazione di un altro atto normativo  L’ordinanza del 31 gennaio 20014 sulla radioprotezione degli impianti è abrogata.       4 [RU 2001 922]     Radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni  ionizzanti utilizzati a scopi non medici. O del DFI   7   814.501.51   Art. 21 Licenze vigenti  I titolari delle licenze devono adeguare gli impianti e i dispositivi esistenti alle nuove  norme al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.   Art. 22 Entrata in vigore  La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.     Protezione dell’equilibrio ecologico   8      814.501.51   Allegato 1  (art. 2)   Definizioni   Premessa  I termini sono elencati in ordine alfabetico.   Apparecchi d’analisi  Dispositivi con rilevatori di radiazioni, quali sistemi di ricezione dell’immagine,  goniometri, spettrometri a raggi X per l’analisi di sostanze e materiali.   Dispositivi di sicurezza  Misure tecniche di sicurezza volte alla protezione delle persone quali, in particolare i  dispositivi di segnalazione e gli interruttori per la sorveglianza degli accessi ai locali  d’irradiazione, gli interruttori di sorveglianza montati sugli schermi fluorescenti e  sulle aperture per l’introduzione dei materiali, gli interruttori di cui sono dotati i  rivestimenti di sicurezza e le schermature smontabili senza l’aiuto di utensili.   Impianti di misura e di regolazione  Sono considerati impianti di misura e di regolazione in particolare:   a. gli impianti per la misura di spessori e di densità;   b. gli impianti per il rilevamento della posizione;  c. gli indicatori di livello;  d. le sonde di misura delle ceneri (procedura basata sulla radiazione retrodif-  fusa).   Impianti di prova dei materiali  Impianti per l’esame della composizione o della microstruttura dei materiali e per il  controllo non distruttivo di oggetti e materiali.   Impianti per il trattamento dei materiali  Sono considerati impianti per il trattamento dei materiali in particolare:   a. i dispositivi per impiantazione ionica;     Radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni  ionizzanti utilizzati a scopi non medici. O del DFI   9   814.501.51   b. le saldatrici a fascio di elettroni.   Interruttore di sorveglianza ad azionamento forzato e  ad apertura forzata  Interruttore di posizionamento con funzione di protezione delle persone costruito in  modo che il contatto di commutazione utilizzato chiuda un circuito elettrico quando  un dispositivo di sicurezza, un accesso o una finestra per l’introduzione dei materiali  sono chiusi o in posizione di protezione. Abbandonata la posizione di protezione,  sull’interruttore di sorveglianza deve agire una forza che apra il contatto (aziona- mento forzato); inoltre un contatto, una volta azionato, non deve restare chiuso in  caso di termosaldatura, e un contatto aperto non deve potersi chiudere per proprio  difetto oppure sotto l’azione di forze esterne (apertura forzata). La classe di prote- zione dell’interruttore contro la polvere e l’acqua deve corrispondere almeno alla  classe IP 55 della norma SN EN 60529:1989, gradi di protezione forniti dagli invo- lucri (codice IP), edizione 19915.   Locale d’irradiazione  Locale all’interno del quale sono in esercizio in modalità stazionaria impianti non  dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale.   Luoghi non destinati ad una permanenza prolungata  Locali o settori in cui non si trovano posti fissi di lavoro e che non sono adibiti ad  abitazione o soggiorno. Si tratta, in particolare, di spogliatoi, gabinetti, archivi,  magazzini, cantine, oppure di superfici di transito, quali scale, vani ascensore, corri- doi, zone accessibili degli impianti di produzione, marciapiedi, strade, cantieri, aree  verdi, giardini.   Parametri di esercizio  Dati e tipo di esercizio dell’impianto determinanti per il valore della dose ambienta- le, in particolare la frequenza di esercizio effettiva, espressa in ore alla settimana, la  tensione massima applicata a un tubo radiogeno, la corrente massima del tubo, le  possibili direzioni della radiazione, l’angolo di apertura della radiazione diretta  (diaframma), e la distanza fino alle delimitazioni esterne del locale o della area  sorvegliata.       5 Il testo della norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso  l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;  www.snv.ch.     Protezione dell’equilibrio ecologico   10      814.501.51   Sistema di sicurezza delle persone  Un sistema di sicurezza delle persone garantisce con mezzi tecnici che durante  l’esercizio dell’impianto non possano sostare persone nel locale d’irradiazione.  L’affidabilità del sistema deve essere conforme allo stato della tecnica.     Radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni  ionizzanti utilizzati a scopi non medici. O del DFI   11   814.501.51   Allegato 2  (art. 5)   Impianti fissi non dotati di dispositivo di protezione totale  o parziale in aree sorvegliate   1 Impianti analitici a raggi X  1.1 I dispositivi di comando devono essere collocati al di fuori del tavolo d’ana-  lisi e la loro funzione deve essere indicata chiaramente.  1.2 Quando l’impianto è in esercizio con i valori massimi di tensione e di cor-  rente del tubo, l’intensità di dose ambientale non deve superare il valore di  10 µSv/h misurato alla distanza di 10 cm dalle superfici che limitano, in par- ticolare, i seguenti elementi dell’impianto:  a. superficie accessibile del dispositivo di comando;  b. guaina protettiva del tubo;  c. finestra di emissione in posizione chiusa (shutter, valvola di sicurezza   oppure schermatura eliminabile solo con l’ausilio di utensili);  d. pezzi intercalari con funzione di schermatura lungo la traiettoria del fa-  scio;  e. assorbitore idoneo per il fascio di radiazioni;  f. apparecchi d’analisi senza assorbitore del fascio;  g. schermature di sicurezza supplementari.   1.3 Se l’apparecchio d’analisi può̀ essere rimosso o allontanato dalla sua posi- zione di lavoro senza l’ausilio di utensili, la finestra di emissione deve essere  mantenuta chiusa dai due seguenti dispositivi di sicurezza fissati stabilmente  alla guaina di protezione del tubo:  a. un otturatore azionato elettromeccanicamente (shutter);  b. una valvola di sicurezza delle radiazioni mantenuta chiusa da una forza   permanente (ad esempio, una molla).   Questo vale per le finestre di emissione non utilizzate, quando non sono   dotate di una protezione smontabile solo con l’ausilio di utensili.  1.4 Lo shutter e la valvola di sicurezza devono garantire che il fascio primario   possa essere liberato solo quando l’apparecchio di analisi è collegato. L’al- lontanamento dell’apparecchio di analisi dalla sua posizione di lavoro deve  provocare la chiusura automatica della valvola di sicurezza e dello shutter.   1.5 L’apertura di una finestra di emissione deve essere indicata da un apposito  segnale luminoso (lampada di segnalazione) fissato stabilmente alla guaina  di protezione del tubo o al tavolo di analisi. Quando gli impianti a raggi X  dispongono di più̀ finestre di emissione, ogni otturatore deve essere dotato di  una propria lampada di segnalazione.     Protezione dell’equilibrio ecologico   12      814.501.51   1.6 La lampada di segnalazione può̀ essere dotata di una o più̀ fonti luminose  indipendenti tra loro. Quando la fonte luminosa è una sola, un guasto della  stessa deve determinare la chiusura automatica della finestra di emissione.   1.7 Gli apparecchi di analisi devono essere collegati alla guaina protettiva del  tubo in modo che la traiettoria del fascio, per quanto lo permetta l’esercizio  dell’impianto, risulti schermata per tutta la sua lunghezza, con l’ausilio di  pezzi intercalari. Se il fascio di radiazioni rimane scoperto su una lunghezza  superiore a 5 cm bisogna garantire, con misure adeguate (ad esempio, cellule  fotoelettriche o schermature) che nessuna parte del corpo possa venire a con- tatto col fascio stesso.   1.8 Gli assorbitori idonei per l’assorbimento di un fascio di radiazioni primario o  secondario devono, durante l’esercizio, essere collegati meccanicamente  all’apparecchio di analisi. Se sono articolati a braccio, devono essere mante- nuti in posizione di funzionamento da una forza permanente.   1.9 I dispositivi di sicurezza richiesti per l’esercizio di un impianto devono  essere collegati meccanicamente all’impianto stesso.   1.10 Se si utilizzano schermi fluorescenti per localizzare il fascio di radiazioni,  questi schermi devono disporre di impugnature di lunghezza non inferiore a  10 cm.   1.11 Devono essere disponibili apparecchi idonei alla misura dell’intensità̀ di  dose.   2 Impianti di misura e di regolazione  2.1 Il vincolo per l’intensità di dose ambientale negli impianti in aree in cui è   possibile la sosta di persone della popolazione è pari a 0,5 µSv/h se la per- manenza è prolungata e a 2,5 µSv/h se la permanenza non è prolungata.   2.2 Qualora non sia possibile rispettare le intensità di dose ambientale di cui al  numero 2.1, le aree con intensità di dose superiore devono essere segnalate  chiaramente. Le individui che permangono regolarmente all’interno di que- ste aree durante l’esercizio dell’impianto sono considerate persone profes- sionalmente esposte a radiazioni.     Radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni  ionizzanti utilizzati a scopi non medici. O del DFI   13   814.501.51   Allegato 3  (art. 6)   Impianti a raggi X portatili con prestazione limitata   1. La prestazione di un impianto a raggi X portatile deve essere limitata in mo- do che per il personale addetto non siano superati i limiti di dose previsti per  la popolazione. Il rispetto di questi valori deve essere dimostrato all’autorità  di vigilanza mediante un rapporto sulla sicurezza se l’intensità di dose alla  distanza di 1 m supera il valore di 10 mSv/h o la tensione massima è supe- riore a 50 kV. In caso contrario, l’esercizio dell’impianto soggiace anche ai  requisiti di cui all’allegato 4.    2. L’impianto deve essere provvisto di un codice segreto personale (codice  PIN) o di un interruttore a chiave per impedirne l’utilizzo da parte di persone  non autorizzate.   3. L’emissione di radiazioni in caso di impiego d’impianti portatili deve avve- nire tramite un comando a due mani direttamente sull’impianto.   4. L’impianto deve essere dotato almeno di due lampade di segnalazione ben  visibili da ogni direzione.   5. L’impianto deve disporre di elementi di sicurezza che:  a. consentono l’emissione di radiazioni solo quando sussiste un contatto   sorvegliato ad accoppiamento di forma con il materiale; oppure  b. in caso di retrodiffusione insufficiente interrompono automaticamente   la radiazione al massimo entro 3 secondi.   6. Le camere di prova per la prova stazionaria dei materiali devono soddisfare i   requisiti dei dispositivi di protezione totale.  7. Con misure tecniche e organizzative deve essere garantito che nessuno sosti   nell’area sorvegliata durante l’esercizio dell’impianto.  8. È possibile rinunciare a designare l’area sorvegliata se il personale addetto   può averne una visuale completa.     Protezione dell’equilibrio ecologico   14      814.501.51   Allegato 4  (art. 7)   Impianti mobili   1. Per l’impiego di impianti mobili occorre disporre dei dispositivi speciali se- guenti:  a. materiale di delimitazione (paletti, corde, ecc.);  b. pannelli d’avvertimento, lampeggiatori;  c. se necessario, materiale di schermatura (ad esempio, pareti schermate);  d. apparecchi di misura della radiazione con allarme acustico, adeguati   all’intervallo di energia utilizzato, in dotazione presso tutti gli addetti  all’impiego dell’impianto mobile;    e. un apparecchio di misurazione dell’intensità̀ di dose a lettura diretta,  adeguato all’intervallo di energia utilizzato;   f. un cavo sufficientemente lungo per collegare il dispositivo di comando  (banco di manovra) all’impianto.   2. L’intensità di dose ambientale misurata a 1 m di distanza dal fuoco, con fi- nestra di emissione chiusa e con i valori massimi della tensione e della cor- rente del tubo, non deve risultare superiore a 2,5 mSv/h per tensioni fino a  200 kV e non superare 10 mSv/h quando le tensioni sono maggiori di  200 kV.    3. La radiazione diretta dell’impianto deve essere ridotta al campo necessario  con un diaframma.   4. Affinché, in caso di guasti, sia possibile prestare aiuto all’operatore in qual- siasi momento, sul posto deve essere presente una seconda persona profes- sionalmente esposta a radiazioni. Questa persona, designata per prestare aiu- to, deve essere istruita in modo da essere in grado di utilizzare gli impianti in  maniera corretta in termini di radioprotezione e di intraprendere le misure  necessarie per far fronte ai guasti.   5. Il luogo dell’esame radiologico è una area sorvegliata. Deve essere transen- nato su tutti i lati a una distanza ritenuta sufficiente per la sicurezza. Durante  la messa in servizio dell’impianto si deve assicurare che, considerata la fre- quenza d’esercizio settimanale nel luogo previsto per l’impiego, non sia su- perato il vincolo per la dose ambientale di cui all’articolo 16 lungo la delimi- tazione.   6. Qualora, per motivi tecnici od organizzativi, non sia possibile transennare  l’area di svolgimento delle analisi in modo da evitare che siano superati i  vincoli per la dose ambientale settimanale di cui all’articolo 16 (ad esempio  su una strada trafficata), la analisi possono essere eseguite solo una volta ot- tenuta l’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza.     Radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni  ionizzanti utilizzati a scopi non medici. O del DFI   15   814.501.51   Allegato 5  (art. 8)   Impianti in locali d’irradiazione   1. Prima che l’impianto sia messo in servizio deve essere garantito con misure  tecniche o organizzative che nessuno sosti nel locale d’irradiazione.   2. L’impianto deve poter essere messo in servizio solo quando gli accessi sono  chiusi o protetti. Quando l’impianto è in esercizio, l’accesso al locale d’irra- diazione deve essere impedito mediante dispositivi adeguati.   3. Quando l’impianto è in esercizio, l’abbandono del locale d’irradiazione deve  essere possibile in qualsiasi momento. Se per abbandonare il locale deve  essere attraversata la zona di pericolo, è necessario installare interruttori  d’emergenza aggiuntivi.   4. Lo stato di esercizio dell’impianto deve essere segnalato all’interno del loca- le d’irradiazione, su tutti gli accessi allo stesso e in prossimità del dispositivo  di comando. All’interno del locale, la segnalazione dello stato di esercizio  deve avvenire tramite una luce rotante o un lampeggiatore.   5. Qualora per motivi tecnici non sia possibile l’impiego di luci rotanti o lam- peggiatori nel locale d’irradiazione, la messa in servizio dell’impianto deve  essere indicata con un segnale acustico.     Protezione dell’equilibrio ecologico   16      814.501.51   Allegato 6  (art. 8 cpv. 2)   Impianti in locali d’irradiazione con una energia d’irradiazione  di almeno 1 MeV   In aggiunta alle disposizioni di cui all’allegato 5 vige quanto segue.  1. Deve essere garantito con mezzi tecnici che durante l’esercizio dell’impianto   non possano sostare persone nel locale d’irradiazione. Ciò può essere garan- tito in particolare con i seguenti dispositivi:  a. interruttore attivabile durante un giro di ricognizione;  b. sistema di sicurezza delle persone.   2. L’autorità di vigilanza può richiedere che le persone professionalmente  esposte a radiazioni debbano avere con sé, oltre al dosimetro personale, un  dosimetro personale attivo con dispositivo di segnalazione.   3. L’autorità di vigilanza può richiedere l’impiego di dosimetri ambientali per  sorvegliare il mantenimento della dose ambientale conformemente all’arti- colo 16.   4. L’impianto deve poter essere messo fuori servizio con un numero adeguato  di interruttori d’emergenza all’interno del locale d’irradiazione.   5. L’accesso al locale d’irradiazione e la permanenza al suo interno in caso di  intensità di dose oltre i 25 µSv/h devono essere regolamentati in una diret- tiva interna oppure in un piano di radioprotezione.    6. Prima dell’allestimento e dell’esercizio degli impianti con un’energia d’irra- diazione pari o superiore a 1 MeV l’autorità di vigilanza può richiedere che  sia stilato e approvato un rapporto sulla sicurezza ai sensi dell’artico- lo 124 ORaP.   7. Qualora sussista la possibilità che siano attivate parti di acceleratori, la loro  intensità di dose e contaminazione devono essere controllate prima dello  smontaggio o di uno smantellamento dell’impianto. Per l’esenzione delle  parti d’impianto attivate vige l’articolo 106 ORaP.     Radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici. O del DFI   17   814.501.51   Allegato 7  (art. 17 cpv. 1 lett. c)   Modello di tabella di calcolo   La tabella di calcolo di cui all’articolo 17 capoverso 1 lettera c deve contenere i dati elencati di seguito:  a. tensione massima applicata al tubo radiogeno;  b. corrente massima applicata al tubo radiogeno;  c. frequenza d’esercizio in ore alla settimana tenendo conto dell’articolo 16 capoverso 2;   d. destinazione d’uso delle aree confinanti con la sala di radiologia;  e. dosi ambientali ammesse nelle aree secondo l’articolo 16 capoverso 1;  f. distanze tra la sorgente di radiazioni e l’area da proteggere indicando se si tratta di una radiazione diretta (RD) o di una radiazione paras-  sita (RP);  g. fattore di attenuazione della delimitazione del locale necessario;  h. materiale utilizzato per le delimitazioni del locale (incluse porte e finestre) e per le schermature, spessore, massa volumica apparente ed   equivalente di piombo;  i. fattore di attenuazione esistente per la delimitazione del locale.     Protezione dell’equilibrio ecologico   18      814.501.51   a. Tensione max. tubo radiogeno [kV]           b. Corrente max tubo radiogeno  [mA]     c. Frequenza d’esercizio [h/settimana]  Denominazione del locale    Denominazione dell’impianto/generatore:              Piano  Altezza del locale [m]    Schermatura necessaria              Schermatura esistente o pianificata      Pos.             d. Area da  proteggere   e. Dose ambien- tale cons.  [mSv/sett.]   f. RD  [m]   f. RP  [m]   g. Fattore di  attenuazione  necessario   h. Materiale h. Massa volu- mica apparente  [kg/m3]   h. Spessore [cm] i. Fattore di  attenuazione  esistente