SR 941.251   1   Verordnung des EJPD  über Messmittel für elektrische Energie und Leistung  (EMmV)   vom 26. August 2015 (Stand am 1. Januar 2018)     Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),   gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 11 Absatz 2, 16 Absatz 2,   17 Absatz 2, 24 Absatz 3 und 33 der Messmittelverordnung   vom 15. Februar 20061 (MessMV),   verordnet:   1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   Art. 1 Gegenstand  Diese Verordnung regelt:   a. die Anforderungen an Elektrizitätszähler und Messwandler;   b. die Verfahren für das Inverkehrbringen dieser Messmittel;   c. die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit dieser Messmittel.   Art. 2 Geltungsbereich  1 Dieser Verordnung unterstehen:   a. Elektrizitätszähler, die zur Bestimmung des Bezugs oder der Lieferung von  Elektrizität in Privathaushalten, im Gewerbe und in der Leichtindustrie ver- wendet werden;    b. folgende Messwandler mit einer höchsten Spannung für Betriebsmittel Um  von höchstens 52 kV, die zum Vorschalten vor Elektrizitätszähler nach  Buchstabe a bestimmt sind:  1. Spannungswandler,  2. Stromwandler mit einem primären Bemessungsstrom Ipr von höchstens   5 kA.  2 Nicht dieser Verordnung unterstehen Elektrizitätszähler, die von Kurzzeitkundin- nen und Kurzzeitkunden verwendet werden:   a. an Ladestationen für Elektrofahrzeuge;   b. auf Campingplätzen und in vergleichbaren Anlagen.        AS 2015 3085  1 SR 941.210   941.251    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   2   941.251   Art. 3 Begriffe  In dieser Verordnung bedeuten:   a. Elektrizitätszähler: Messmittel zur kontinuierlichen Messung elektrischer  Energie in einem Stromkreis;    b. Wirkenergiezähler: Elektrizitätszähler zur Bestimmung von Wirkenergie;   c. Messwandler: Messmittel zur Reduzierung von hohen Spannungs- und  Stromgrössen in Messgrössen, die vom Elektrizitätszähler direkt gemessen  werden können;    d. Stromwandler: Messwandler für Stromstärkemessungen;    e. Spannungswandler: Messwandler für Spannungsmessungen.    2. Abschnitt: Elektrizitätszähler   Art. 4 Grundlegende Anforderungen   Zähler müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 MessMV erfüllen.  Zusätzlich müssen die folgenden grundlegenden Anforderungen erfüllt sein:   a. für Wirkenergiezähler: die Anforderungen nach Anhang 1 der vorliegenden  Verordnung;   b.2 für andere Elektrizitätszähler als reine Wirkenergiezähler: die Anforderun- gen nach Anhang 2 der vorliegenden Verordnung.   Art. 5 Verfahren für das Inverkehrbringen  Die Konformität der Zähler mit den grundlegenden Anforderungen nach Artikel 4  wird nach Wahl der Herstellerin nach einem der folgenden Verfahren nach An- hang 2 MessMV bewertet und bescheinigt:    a. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit  der Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Produktion  (Modul D);    b. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit  der Bauart auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Modul F);    c. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitätssiche- rung, ergänzt durch eine Entwurfsprüfung (Modul H1).        2 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 31. Okt. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 7183).     Messmittel für elektrische Energie und Leistung. V des EJPD   3   941.251   Art. 6 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit   1 Zähler müssen vom Eidgenössischen Institut für Metrologie (METAS) oder von  einer ermächtigten Eichstelle wie folgt nach dem Verfahren nach Anhang 7 Ziffer 1  MessMV nachgeeicht werden:   a. Zähler mit elektronischem Messwerk: alle 10 Jahre;   b. Zähler mit elektromechanischem Messwerk: alle 15 Jahre.  2 Das METAS kann die Fristen nach Absatz 1 im Einzelfall verkürzen, wenn der  Verdacht besteht, dass die Messbeständigkeit bereits vor Ablauf der Frist nicht mehr  gegeben ist. Es kann ergänzende Prüfungen anordnen.  3 Zähler können auf Antrag der Verwenderin dem statistischen Prüfverfahren nach  Anhang 4 unterzogen werden. Die dem statistischen Prüfverfahren unterstellten  Zähler behalten ihre Eichgültigkeit, solange die Zähler der Stichprobe die Anforde- rungen nach Anhang 4 Buchstabe F einhalten. Vom statistischen Prüfverfahren  ausgeschlossen sind Zähler, die bereits einmal dem statistischen Prüfverfahren  unterstellt waren und anschliessend in das Prüfverfahren nach Absatz 1 überführt  wurden.   Art. 7 Genauigkeitsklassen  1 Für die Messung des Wirkenergieverbrauchs in Privathaushalten dürfen Wirk- energiezähler der Genauigkeitsklassen A, B und C verwendet werden.   2 Für die Messung des Wirkenergieverbrauchs im Gewerbe oder in der Leichtindust- rie dürfen nur Wirkenergiezähler der Genauigkeitsklassen B und C verwendet wer- den.    3. Abschnitt: Messwandler   Art. 8 Grundlegende Anforderungen   Wandler müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 MessMV und  nach Anhang 3 der vorliegenden Verordnung erfüllen.    Art. 9 Verfahren für das Inverkehrbringen   Wandler bedürfen einer ordentlichen Zulassung und einer Ersteichung nach An- hang 5 MessMV.   Art. 10 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit   1 Wandler müssen vom METAS oder von einer ermächtigten Eichstelle wie folgt  nach dem Verfahren nach Anhang 7 Ziffer 1 MessMV nachgeeicht werden:   a. induktive Wandler mit unteilbarem Kern: alle 60 Jahre;   b. andere Wandler als jene nach Buchstabe a: alle 2 Jahre.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   4   941.251   2 Sofern eine Bauart dies rechtfertigt, kann das METAS für die Nacheichung der  Wandler nach Absatz 1 Buchstabe b eine andere Häufigkeit festlegen.   4. Abschnitt: Pflichten der Verwenderin   Art. 11 Einbau, Inbetriebnahme und Unterhalt der Messmittel   Zusätzlich zur Verantwortung nach Artikel 21 Absatz 1 MessMV trägt die Verwen- derin auch die Verantwortung dafür, dass:    a. die Anweisungen der Herstellerin zum Einbau und zur Inbetriebnahme des  Messmittels befolgt werden und die mit dem Einbau betrauten Personen die  erforderliche Fachkompetenz besitzen;   b. die Messmittel in Stand gehalten werden und die der Abnützung und Alte- rung unterworfenen Teile periodisch revidiert oder ersetzt werden.   Art. 12 Messketten   1 Messketten aus Zählern und Wandlern sind grundsätzlich so zu schalten, dass die  zum Betrieb der Messeinrichtung notwendige Energie nicht gemessen wird.  2 Muss eine Messkette abweichend von Absatz 1 geschaltet werden, so darf ihr  Eigenverbrauch allein zu keiner Verbrauchsanzeige führen.  3 In Messketten dürfen Verbindungsleitungen und Wandlerbelastungen insgesamt  einen zusätzlichen Fehler von höchstens 20 Prozent der Fehlergrenze des Elektrizi- tätszählers bewirken.   Art. 13 Kontrollregister  1 Die Verwenderin führt ein Kontrollregister über die in ihrem Versorgungsbereich  verwendeten Messmittel.   2 Aus dem Register muss für jedes Messmittel ersichtlich sein:    a. welches Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit angewendet wird;    b. wann das Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit letztmals ange- wendet wurde;    c. wo sich das Messmittel im Einsatz befindet.   3 Die betroffenen Energiebezügerinnen und Energiebezüger und die mit der Durch- führung der nachträglichen Kontrolle betrauten Organe können jederzeit in das  Register Einsicht nehmen.   4 Die Registereinträge müssen nach Ablauf der Gültigkeit der Eichung noch wäh- rend der Zeit, in der offene Forderungen bestehen, mindestens aber während fünf  Kalenderjahren, zur Verfügung stehen.     Messmittel für elektrische Energie und Leistung. V des EJPD   5   941.251   5. Abschnitt: Schlussbestimmungen   Art. 14 Aufhebung eines anderen Erlasses  Die Verordnung des EJPD vom 19. März 20063 über Messmittel für elektrische  Energie und Leistung wird aufgehoben.   Art. 15 Übergangsbestimmungen  1 Eichungen von Elektrizitätszählern, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung  erfolgt sind, bleiben so lange gültig, wie es das zum Zeitpunkt der Eichung geltende  Recht vorsah.  2 Eichungen von Messwandlern, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erfolgt  sind, bleiben bis zum 31. Dezember 2075 gültig.  3 Elektrizitätszähler und Messwandler, die vor dem 30. Oktober 2006 zugelassen  wurden, können noch bis zum 29. Oktober 2016 in Verkehr gebracht und der Erstei- chung nach Anhang 5 Ziffer 2 MessMV unterzogen werden. Nach dem Inverkehr- bringen gelten für die Erhaltung der Messbeständigkeit die Bestimmungen dieser  Verordnung; die Absätze 1 und 2 bleiben vorbehalten.  4 Elektrizitätszähler und Messwandler, die zwischen dem 30. Oktober 2006 und dem  Inkrafttreten dieser Verordnung zugelassen wurden, können noch bis zum Ablauf  der Zulassung in Verkehr gebracht und der Ersteichung nach Anhang 5 Ziffer 2  MessMV unterzogen werden. Nach dem Inverkehrbringen gelten für die Erhaltung  der Messbeständigkeit die Bestimmungen dieser Verordnung; die Absätze 1 und 2  bleiben vorbehalten.  5 Elektrizitätszähler, die über die Funktionalität der Leistungsmessung oder die  Funktionalität der Lastgangbildung verfügen, dürfen bis zum 31. Dezember 2017 in  Verkehr gebracht werden, auch wenn sie für diese Funktionalitäten den Vorschriften  dieser Verordnung nicht entsprechen. Ab dem 1. Januar 2018 gelten für die Erhal- tung der Messbeständigkeit dieser Funktionalitäten die Bestimmungen dieser Ver- ordnung. Das Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit dieser Funktionalitä- ten wird erstmals zusammen mit dem ersten Verfahren zur Erhaltung der  Messbeständigkeit der anderen Funktionalitäten durchgeführt, das ab dem 1. Januar  2018 ansteht.  6 Für Wirkenergiezähler entsprechen die folgenden Klassen nach bisherigem Recht  den folgenden Klassen nach neuem Recht:    a. Klasse 2, Klasse «Elektrizitätszähler» und Klasse «Messwandlerzähler» ent- sprechen Klasse A;    b. Klasse 1 und Klasse «Präzisionszähler» entsprechen Klasse B;   c. Klasse 0,5 S und Klasse 0,2 S entsprechen Klasse C.  7 Für die Blindenergiemessung entspricht die Klasse 1 nach bisherigem Recht der  Klasse 2 nach neuem Recht.       3 [AS 2006 1613, 2012 7183]     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   6   941.251   8 Für Wirkenergiezähler, die bereits vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung dem  statistischen Prüfverfahren unterstellt waren, gilt:   a. Die Lose bleiben bestehen, auch wenn sie den Anforderungen von Anhang 4  Buchstabe B Ziffer 2 dieser Verordnung nicht entsprechen.   b. Bis vor der zweiten Stichprobenprüfung nach Inkrafttreten dieser Verord- nung gelten noch die Prüfpunkte und Fehlergrenzen nach bisherigem Recht;  ab der zweiten Stichprobenprüfung gilt diese Verordnung.   9 Die erstmalige Anmeldung von Elektrizitätszählern zum statistischen Prüfverfah- ren kann bis zum 31. Oktober 2015 erfolgen, wenn die Mehrheit der angemeldeten  Elektrizitätszähler 2011 hergestellt wurde. Absatz 8 gilt sinngemäss.   Art. 16 Inkrafttreten  Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2015 in Kraft.     Messmittel für elektrische Energie und Leistung. V des EJPD   7   941.251   Anhang 1  (Art. 4)   Spezifische Anforderungen an Wirkenergiezähler   A Begriffsbestimmungen  I = an die Zählereingänge angeschlossene Messgrösse, die zu der im Stromkreis   fliessenden Stromstärke proportional ist;   Ist = niedrigster Wert von I, bei dem der Zähler bei cos φ = 1 (Mehrphasenbetrieb  mit symmetrischer Last) eine elektrische Wirkenergie misst;   Imin = Wert von I, oberhalb dessen die Abweichung innerhalb der für die Klasse  spezifizierten Fehlergrenzen liegt (Mehrphasenbetrieb mit symmetrischer  Last);   Itr = Wert von I, oberhalb dessen die Abweichung innerhalb der niedrigsten für  die Klasse spezifizierten Fehlergrenzen liegt;   In = Referenzwert von I, für den Messwandlerzähler ausgelegt sind;   Ib = Referenzwert von I, für den direktmessende Zähler ausgelegt sind  (Ib = 10 Itr);   Imax = Höchstwert von I, bei dem die Abweichung innerhalb der Fehlergrenzen  liegt;   U = an die Zählereingänge angeschlossene Messgrösse, die zur Spannung im  Stromkreis proportional ist;   Un = Referenzwert von U;   f = Frequenz der an den Zähler abgegebenen Spannung;   fn = Referenzwert von f;   φ = Phasenverschiebung zwischen I und U.   B Spezifische Anforderungen  1 Genauigkeitsklassen    Die Herstellerin muss die Genauigkeitsklasse der Zähler angeben. Die Klas-  sen sind wie folgt festgelegt: Klasse A, Klasse B und Klasse C.   2 Nennbetriebsbedingungen    Die Herstellerin muss insbesondere die folgenden Nennbetriebsbedingungen   für den Zähler angeben:   2.1 Anzugeben sind die für den Zähler geltenden Werte von fn, Un, In, Ist, Imin, Itr  und Imax. In Bezug auf die für den Strom angegebenen Werte muss der Zäh- ler die in Tabelle 1 genannten Bedingungen erfüllen.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   8   941.251   Tabelle 1    Klasse A Klasse B Klasse C   Direkt angeschlossene Zähler  Ist  0,05 Itr  0,04 Itr  0,04 Itr  Imin  0,5 Itr  0,5 Itr  0,3 Itr  Imax  50 Itr  50 Itr  50 Itr        Als Wandler arbeitende Zähler  Ist  0,06 Itr  0,04 Itr  0,02 Itr  Imin  0,4 Itr  0,2 Itr*  0,2 Itr  In = 20 Itr = 20 Itr = 20 Itr  Imax  1,2 In  1,2 In  1,2 In        * Für elektromechanische Zähler der Klasse B: Imin  0,4 Itr.   2.2 Ferner ist für Spannung, Frequenz und Leistungsfaktor jeweils der Bereich  anzugeben, in dem der Zähler die Anforderungen an die Fehlergrenzen nach  Ziffer 3 Tabelle 2 erfüllt. Diese Bereiche müssen die typischen Merkmale  des von den öffentlichen Stromnetzen gelieferten Stroms berücksichtigen.   2.2.1 Die Spannungs- und Frequenzbereiche müssen mindestens folgende Bedin- gungen erfüllen:     0,9 Un  U  1,1 Un;     0,98 fn  f  1,02 fn.   2.2.2 Der Leistungsfaktor liegt innerhalb eines Bereiches von cos φ = 0,5 induktiv  bis cos φ = 0,8 kapazitiv.   3 Fehlergrenzen  3.1 Die Auswirkungen der verschiedenen Messgrössen und Einflussgrössen   (a, b, c, …) werden jeweils gesondert bewertet, wobei alle übrigen Mess-  und Einflussgrössen relativ konstant auf ihren Referenzwerten gehalten wer- den. Die Messabweichung, die die in Tabelle 2 angegebene Fehlergrenze  nicht überschreiten darf, wird wie folgt berechnet:     Messabweichung = .....222  cba   3.2 Wird der Zähler unter wechselndem Laststrom betrieben, so dürfen die   prozentualen Abweichungen die in Tabelle 2 angegebenen Grenzwerte nicht  überschreiten. Wird der Zähler in unterschiedlichen Temperaturbereichen  eingesetzt, so gelten die jeweiligen Werte für die Fehlergrenze.     Tabelle 2: Fehlergrenzen in Prozent unter Nennbetriebsbedingungen und bei  definiertem Laststrom und definierter Betriebstemperatur     Messmittel für elektrische Energie und Leistung. V des EJPD   9   941.251   Tabelle 2   Betriebstemperaturen    +5 °C bis +30 °C –10 °C bis +5 °C  oder   +30 °C bis +40 °C   –25 °C bis +10 °C  oder   +40 °C bis +55 °C   –40 °C bis –25 °C  oder   +55 °C bis +70 °C     Zählerklasse A B C A B C A B C A B C     Einphasenzähler; Mehrphasenzähler bei symmetrischer Last     Imin ≤ I < Itr 3,5 2 1 5 2,5 1,3 7 3,5 1,7 9 4 2     Itr ≤ I < Imax 3,5 2 0,7 4,5 2,5 1 7 3,5 1,3 9 4 1,5     Mehrphasenzähler bei einphasiger Last     Itr ≤ I < Imax* 4 2,5 1 5 3 1,3 7 4 1,7 9 4,5 2    * Ausnahme: Für elektromechanische Mehrphasenzähler ist der Bereich der Strom- stärke bei einphasiger Last auf 5 Itr  I  Imax begrenzt.   3.3 Der Zähler darf weder die Fehlergrenzen ausnutzen noch eine der beteiligten  Parteien systematisch begünstigen.   4 Zulässige Auswirkung von Störgrössen  4.1 Allgemeines   4.1.1 Für Zähler gelten besondere elektromagnetische Umgebungsbedingungen.  Der Zähler muss den elektromagnetischen Umgebungsbedingungen E2 und  den zusätzlichen Anforderungen der Ziffern 4.2 und 4.3 entsprechen.   4.1.2 Lang einwirkende Störgrössen dürfen die Genauigkeit des Zählers nicht über  die Grenzwerte nach Ziffer 4.2 hinaus beeinflussen. Transiente Störgrössen  dürfen eine zeitweilige Beeinträchtigung oder einen zeitweiligen Ausfall der  Funktion oder der Leistungsfähigkeit bewirken; nach Abklingen der Stör- grössen müssen Funktion und Leistungsfähigkeit des Zählers aber wieder- hergestellt sein und die Genauigkeit darf nicht über die Grenzwerte nach Zif- fer 4.3 hinaus beeinträchtigt sein.   4.1.3 Besteht ein vorhersehbares hohes Blitzschlagrisiko oder erfolgt die Ver- sorgung vornehmlich über Freileitungsnetze, so ist der Zähler in Bezug auf  seine messtechnischen Merkmale zu schützen.   4.2 Auswirkung lang einwirkender Störgrössen     Tabelle 3: Grenzwerte für lang einwirkende Störgrössen     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   10   941.251   Tabelle 3   Störgrösse Grenzwert in %   für Zähler der Klasse    A B C   Phasenumkehrsequenz 1,5 1,5 0,3   Spannungsasymmetrie   (gilt nur für Mehrphasenzähler)   4 2 1   Harmonische Anteile in den Stromkreisen* 1 0,8 0,5   Gleichstrom und harmonische Anteile in den  Stromkreisen*   6 3 1,5   Schnelle transiente Impulse 6 4 2   Magnetfelder, elektromagnetisches HF-Feld,  durch Funkfrequenzfelder induzierte Störgrössen  in Leitungen und Störfestigkeit gegenüber  Schwingungen   3 2 1         * Bei elektromechanischen Zählern werden für harmonische Anteile in den Strom- kreisen keine Grenzwerte festgelegt.   4.3 Zulässige Auswirkung transienter elektromagnetischer Phänomene   4.3.1 Während des Auftretens einer elektromagnetischen Störgrösse und unmittel- bar danach darf kein zur Prüfung der Genauigkeit des Zählers bestimmter  Ausgang Impulse oder Signale mit einer den Grenzwert überschreitenden  Energie erzeugen.   4.3.2 Innerhalb einer der jeweiligen Störung angemessenen Zeitspanne nach dem  Auftreten einer elektromagnetischen Störgrösse:  a. muss der Betrieb des Zählers innerhalb der Fehlergrenzen wiederherge-  stellt werden;  b. muss die Durchführbarkeit sämtlicher Messfunktionen gewährleistet   sein;  c. muss eine Wiederherstellung aller vor dem Einwirken der Störgrösse   vorhandenen Messdaten möglich sein;  d. darf die Änderung der gemessenen Energie den Grenzwert nicht über-  schreiten; der in Kilowattstunden ausgedrückte Grenzwert beträgt: m   Un  Imax  10-6, wobei m die Zahl der Messwerke des Zählers, Volt die  Einheit für Un und Ampere die Einheit für Imax ist.   4.3.3 Der Grenzwert für die zulässige Messabweichung bei Überstrom beträgt  1,5 Prozent.   5 Eignung  5.1 Unterhalb der Nennbetriebsspannung darf die positive Abweichung des   Zählers 10 Prozent nicht überschreiten.     Messmittel für elektrische Energie und Leistung. V des EJPD   11   941.251   5.2 Die Anzeigeeinrichtung für die Gesamtenergie muss über eine ausreichende  Zahl von Ziffernstellen verfügen, damit sichergestellt ist, dass die Anzeige  des Zählers bei 4000 Stunden Volllastbetrieb (I = Imax, U = Un und  cos φ = 1) nicht auf den Ausgangswert zurückspringt; eine Rückstellung der  Anzeige während des Betriebs darf nicht möglich sein.   5.3 Nach einem Stromausfall im Stromkreis müssen die gemessenen Mengen  elektrischer Energie über einen Zeitraum von mindestens vier Monaten ab- lesbar bleiben.   5.4 Betrieb ohne Last     Liegt Spannung an, ohne dass Strom im Stromkreis fliesst, so darf der Zäh- ler bei Spannungen zwischen 0,8 Un und 1,1 Un keine Energie messen.   5.5 Anlauf     Der Zähler muss bei U = Un und cos φ = 1 (Mehrphasenzähler mit symmet- rischer Last) und einer Stromstärke = Ist anlaufen und weitermessen.   6 Masseinheiten    Die Anzeige der gemessenen elektrischen Energie muss in Kilowattstunden   oder in Megawattstunden erfolgen. Als Einheitensymbol ist «kWh» bezie- hungsweise «MWh» zu verwenden.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   12   941.251   Anhang 24  (Art. 4)   Spezifische Anforderungen an andere Elektrizitätszähler  als reine Wirkenergiezähler   A Begriffsbestimmungen    Es gelten die Begriffsbestimmungen nach Anhang 1 Buchstabe A.   B Allgemeines  1 Anzeige des Ergebnisses  1.1 Bei Messmitteln, die fernabgelesen werden können, darf auf die Sichtan-  zeige nach Anhang 1 Ziffer 10.5 MessMV verzichtet werden, wenn die Vo- raussetzungen nach Anhang 1 Ziffer 10.6 MessMV erfüllt sind.   1.2 Wird auf die Sichtanzeige nach Anhang 1 Ziffer 10.5 MessMV verzichtet, so  ist bei Differenzen das Messergebnis vor der Fernabfrage die Grundlage für  den zu entrichtenden Preis.   2 Konformitätskennzeichen  2.1 Anstelle des Konformitätskennzeichens nach Anhang 4 Ziffer 1.1 MessMV   ist das folgende Konformitätskennzeichen mit einer Mindesthöhe von 5 mm  zu verwenden:     2.2 Die übrigen Bestimmungen von Anhang 4 MessMV sind anwendbar.   C Spezifische Anforderungen an die Blindenergiemessung  1 Genauigkeitsklassen    Die Herstellerin muss die Genauigkeitsklasse der Zähler angeben. Die   Klassen für die Blindenergiemessung sind wie folgt festgelegt: Klasse 3 und  Klasse 2.   2 Nennbetriebsbedingungen    Die Herstellerin muss insbesondere die folgenden Nennbetriebsbedingungen   für den Zähler angeben:   2.1 Sie muss die für den Zähler geltenden Werte von fn, Un, In beziehungsweise  Ib, Ist, Imin und Imax angeben. In Bezug auf die für den Strom angegebenen  Werte muss der Zähler die in Tabelle 1 genannten Bedingungen erfüllen.       4 Bereinigt gemäss Ziff. II der V des EJPD vom 31. Okt. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018   (AS 2017 7183).     Messmittel für elektrische Energie und Leistung. V des EJPD   13   941.251   Tabelle 1     Klasse 3 Klasse 2    Direktanschlusszähler     Ist ≤ 0,01 Ib ≤ 0,005 Ib         Messwandlerzähler     Ist ≤ 0,005 In ≤ 0,003 In        2.2 Ferner muss sie für Spannung, Frequenz und Leistungsfaktor jeweils den  Bereich angeben, in dem der Zähler die Anforderungen an die Fehlergrenzen  nach Ziffer 3 Tabelle 2 erfüllt. Diese Bereiche müssen die typischen Merk- male des von den öffentlichen Stromnetzen gelieferten Stroms berücksichti- gen.   2.2.1 Die Spannungs- und Frequenzbereiche müssen mindestens folgende Bedin- gungen erfüllen:     0,9 Un ≤ U ≤ 1,1 Un;     0,98 fn ≤ f ≤ 1,02 fn.   2.2.2 Für die Blindenergiemessung liegt sin φ innerhalb eines Bereiches von  sin φ = 1 bis sin φ = 0,5 induktiv und kapazitiv.   3 Fehlergrenzen  3.1 Bei U = Un, f = fn, Nenntemperatur oder, falls eine solche nicht definiert ist,   bei 23 °C und in Abwesenheit von Störgrössen dürfen die Fehlergrenzen der  Tabelle 2 nicht überschritten werden.     Tabelle 2: Fehlergrenzen in Prozent unter Nennbetriebsbedingungen und bei  definiertem Laststrom und definierter Betriebstemperatur.   Tabelle 2   I  sin φ (induktiv   oder kapazitiv)   Grenzwert in Prozent  für Zähler der Klasse   für Direktanschlusszähler für Messwandlerzähler  3 2   Einphasenzähler; Mehrphasenzähler bei symmetrischer Last  0,05 Ib ≤ I < 0,1 Ib 0,02 In ≤ I < 0,05 In sin φ = 1 4,0 2,5  0,1 Ib ≤ I ≤ Imax 0,05 In ≤ I ≤ Imax sin φ = 1 3,0 2,0  0,1 Ib ≤ I < 0,2 Ib 0,05 In ≤ I < 0,1 In 0,5 ≤ sin φ < 1 4,0 2,5  0,2 Ib ≤ I ≤ Imax 0,1 In ≤ I ≤ Imax 0,5 ≤ sin φ < 1 3,0 2,0  0,2 Ib ≤ I ≤ Imax 0,1 In ≤ I ≤ Imax 0,25 ≤ sin φ < 0,5 4,0 2,5         Mehrphasenzähler bei einphasiger Last  0,1 Ib ≤ I ≤ Imax 0,05 In ≤ I ≤ Imax sin φ = 1 4,0 3,0  0,2 Ib ≤ I ≤ Imax 0,1 In ≤ I ≤ Imax 0,5≤ sin φ < 1 4,0 3,0           Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   14   941.251   3.2 Der Zähler darf weder die Fehlergrenzen ausnutzen noch eine der beteiligten  Parteien systematisch begünstigen.   4 Zulässige Auswirkungen von Störgrössen  4.1 Für Zähler gelten besondere elektromagnetische Umgebungsbedingungen.   Der Zähler muss den elektromagnetischen Umgebungsbedingungen E2 und  den zusätzlichen Anforderungen der Ziffern 4.2 und 4.3 entsprechen.   4.2 Die Genauigkeit des Zählers darf durch lang einwirkende Störgrössen nicht  übermässig beeinflusst werden können.    4.3 Vorübergehende Störungen dürfen eine zeitweilige Beeinträchtigung oder  einen zeitweiligen Ausfall der Funktion oder der Leistungsfähigkeit bewir- ken. Nach Abklingen der Störgrössen müssen Funktion und Leistungsfähig- keit des Zählers aber wiederhergestellt sein und die Genauigkeit darf nicht  übermässig beeinträchtigt sein.    4.4 Besteht ein vorhersehbares hohes Blitzschlagrisiko oder erfolgt die Versor- gung vornehmlich über Freileitungsnetze, so ist der Zähler in Bezug auf sei- ne messtechnischen Merkmale zu schützen.   5 Eignung  5.1 Der Zähler darf nicht übermässig beeinflusst werden, wenn die Betriebs-  spannung von der Nennbetriebsspannung abweicht. Unterschreitet die Be- triebsspannung die Nennbetriebsspannung erheblich, so darf die positive  Abweichung des Zählers 10 Prozent nicht überschreiten.   5.2 Die Anzeigeeinrichtung für die Gesamtenergie muss über eine ausreichende  Zahl von Ziffernstellen verfügen, damit sichergestellt ist, dass die Anzeige  des Zählers bei 1500 Stunden Volllastbetrieb nicht auf den Ausgangswert  zurückspringt; eine Rückstellung der Anzeige während des Betriebs darf  nicht möglich sein. Als Volllastbetrieb gilt I = Imax, U = Un und sin φ = 1.    5.3 Nach einem Stromausfall im Stromkreis müssen die gemessenen Mengen  elektrischer Energie über einen Zeitraum von mindestens vier Monaten ab- lesbar bleiben.   5.4 Betrieb ohne Last     Liegt Spannung an, ohne dass Strom im Stromkreis fliesst, so darf der Zäh- ler bei Spannungen zwischen 0,8 Un und 1,1 Un keine Energie messen.   5.5 Anlauf     Der Zähler muss bei I = Ist, U = Un und sin φ = 1 anlaufen und weitermes- sen. Für Mehrphasenzähler gilt dies bei symmetrischer Last.   6 Masseinheiten    Die Anzeige der gemessenen elektrischen Energie muss in Kilovarstunden   oder in Megavarstunden erfolgen. Als Einheitensymbol ist «kvarh» bezie- hungsweise «Mvarh» zu verwenden.     Messmittel für elektrische Energie und Leistung. V des EJPD   15   941.251   D Spezifische Anforderungen an die Leistungsmessung  1 Ausstattung der Zähler mit der Funktionalität   der Leistungsmessung    Zähler können mit der Funktionalität der Leistungsmessung für die Leis-  tungsarten ausgestattet werden, für die sie auch über die Funktionalität der  Energiemessung verfügen. Für die Anforderungen an die Leistungsmessung  gelten die Anforderungen an die entsprechende Energiemessung nach An- hang 1 und nach Buchstabe C des vorliegenden Anhangs sinngemäss.   2 Anzeige    Die Anzeige der gemessenen elektrischen Wirkleistung muss in Watt, Kilo-  watt oder Megawatt erfolgen. Als Einheitensymbol ist «W», «kW» bezie- hungsweise «MW» zu verwenden. Die Anzeige der gemessenen elektrischen  Blindleistung muss in Var, Kilovar oder Megavar erfolgen. Als Einheiten- symbol ist «var», «kvar» beziehungsweise «Mvar» zu verwenden.   E Spezifische Anforderungen an die Lastgangbildung  1 Allgemeines    Zähler können mit der Funktionalität der Lastgangbildung für die Energie-   und Leistungsarten ausgestattet werden, für die sie auch über die Funktiona- lität der Energie- beziehungsweise Leistungsmessung verfügen. Ein solcher  Zähler bestimmt eine Reihe fortlaufend ermittelter Messwerte in lückenlos  aufeinander folgenden Messperioden und speichert die Messwerte am Ende  jeder Messperiode. Für die Anforderungen an die Lastgangbildung gelten  die Anforderungen an die entsprechende Energiemessung nach Anhang 1  und nach Buchstabe C des vorliegenden Anhangs beziehungsweise an die  entsprechende Leistungsmessung nach Buchstabe D des vorliegenden An- hangs sinngemäss. Zusätzlich sind folgende Anforderungen zu erfüllen.   2 Uhr  2.1 Der Zähler benötigt eine interne Uhr zur Erzeugung der Messperiode. Die   Länge der Messperiode darf nicht mehr von ihrem Sollwert abweichen, als  dies nach dem Stand der Technik angemessen ist.   2.2 Die Zeitstempel, mit denen die Messwerte versehen werden, müssen die  Reihenfolge der Messwerte kennzeichnen. Der Zähler muss, sofern die ge- setzliche Zeit der Gerätezeit zugrunde liegt, über eine Synchronisationsfunk- tion verfügen, mittels deren die Geräteuhr höchstens einmal pro Messperio- de nachgeführt werden kann. Die Gerätezeit darf bei einer Synchronisation  um höchstens 30 s verändert werden.   2.3 Das Stellen der Geräteuhr muss eichtechnisch gesichert sein. Veränderungen  der Gerätezeit um mehr als 30 s gelten als Stellen.   2.4 Der eingestellte Wert der Messperiodendauer muss eichtechnisch gesichert  sein. Liegt die gesetzliche Zeit der Gerätezeit zugrunde, so darf das Messpe-    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   16   941.251   riodenraster nicht so verändert werden, dass Messperioden hinzugefügt oder  entfernt werden.   2.5 Wird die Geräteuhr mit externer Spannung betrieben, so muss sie über eine  Gangreserve verfügen. Während der Gangreserve muss die Geräteuhr ohne  externe Spannungsversorgung weiterlaufen. Liegt die gesetzliche Zeit der  Gerätezeit zugrunde, so muss der Zähler erkennen, ob die Dauer einer Un- terbrechung der externen Spannungsversorgung die garantierte Gangreserve  überschritten hat. Die Überschreitung ist aufzuzeichnen.   2.6 Liegt die gesetzliche Zeit der Gerätezeit zugrunde und weicht die Gerätezeit  mehr ab, als dies nach dem Stand der Technik angemessen ist, so müssen die  Messwerte aller betroffenen Messperioden als fehlerhaft gekennzeichnet  werden, ebenso Messwerte von Messperioden, die wegen eines Synchroni- sierens oder Stellens der Geräteuhr übersprungen wurden. Messwerte von  Messperioden, während deren die Geräteuhr gestellt wurde, sind ebenfalls  als fehlerhaft zu kennzeichnen.   3 Anzeige  3.1 Die Auflösung der Lastgangwerte muss ausreichend gross sein, um das   Einhalten der Fehlergrenzen für die Energie- beziehungsweise Leistungs- messung bei I ≥ In beziehungsweise I ≥ Ib und U = Un während einer Mess- periode feststellen zu können. Die Anzeige darf auch bei Volllastbetrieb  nicht auf den Ausgangswert zurückspringen; eine Rückstellung der Anzeige  während des Betriebs darf nicht möglich sein.   3.2 Es muss möglich sein, die Messwerte einzelner Messperioden, die als  Grundlage für den zu entrichtenden Preis dienen, anzuwählen und anzeigen  zu lassen. Es muss möglich sein, grössere Abrechnungsintervalle anzuwäh- len und anzeigen zu lassen. Insbesondere muss es möglich sein, die Messpe- rioden zwischen Beginn und Ende des Abrechnungsintervalls, wiederkeh- rende Intervalle über den Abrechnungszeitraum und Messwerte oberhalb  eines Grenzwertes aufzusummieren und anzeigen zu lassen.    3.3 Die Summe aller Lastgangwerte einer Messgrösse muss den Wert des Sum- menregisters derselben Messgrösse ergeben.   3.4 Der Zähler muss die Gerätezeit anzeigen können. Liegt die gesetzliche Zeit  der Gerätezeit zugrunde und ist eine Abweichung, in der Regel von ganzen  Stunden wie bei der ganzjährigen Verwendung von UTC oder MEZ, der Ge- räteuhr von der gesetzlichen Zeit beabsichtigt, so ist diese Abweichung für  Laien verständlich am Gerät oder in der Anleitung zu erklären.     Messmittel für elektrische Energie und Leistung. V des EJPD   17   941.251   F Spezifische Anforderungen an Zähler eines intelligenten  Messsystems   1 Allgemeines    Zähler, die als Element eines intelligenten Messsystems nach Artikel 8a der   Stromversorgungsverordnung vom 14. März 20085 verwendet werden, müs- sen die Anforderungen dieses Buchstabens erfüllen.   2 Energiemessung  2.1 Der Zähler muss über die Funktion der Wirkenergiemessung nach Anhang 1   verfügen.   2.2 Der Zähler muss über die Funktion der Blindenergiemessung nach Buchsta- be C dieses Anhang verfügen.   3 Lastgangbildung  3.1 Der Zähler muss über die Funktion der Lastgangbildung nach Buchstabe E   dieses Anhangs für die Wirkenergiemessung und für die Blindenergiemes- sung verfügen.   3.2 Die Lastgänge nach Ziffer 3.1 müssen mindestens über eine Messperiode  von 15 Minuten Dauer gebildet werden. Zusätzlich dürfen Lastgänge mit  abweichenden Messperioden gebildet werden.   3.3 Die Lastgänge müssen im Zähler mindestens sechzig Tage gespeichert  werden. Dies gilt auch nach einem Stromausfall.   4 Schnittstellen    Der Zähler muss über mindestens zwei Schnittstellen verfügen, wobei eine   Schnittstelle für die bidirektionale Kommunikation mit dem Datenbearbei- tungssystem reserviert sein muss und eine andere Schnittstelle der Konsu- mentin oder dem Konsumenten ermöglichen muss, mindestens Messwerte  im Moment ihrer Erfassung sowie die Lastgänge nach Ziffer 3 auszulesen.   5 Protokollierung von Unterbrüchen der Stromversorgung  5.1 Der Zähler muss Unterbrüche der Stromversorgung erfassen und protokol-  lieren.   5.2 Ein Unterbruch liegt vor, wenn der über eine Periode der Versorgungsspan- nung gebildete Effektivwert mindestens einer Aussenleiterspannung wäh- rend mindestens einer Sekunde in Folge einen Schwellenwert von maximal  10 V unterschreitet.       5 SR 734.71     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   18   941.251   Anhang 3  (Art. 8)   Spezifische Anforderungen an Messwandler   A Begriffsbestimmungen  1. Höchste Spannung für Betriebsmittel Um: Höchster Wert der Aussenlei-  terspannung (Effektivwert), für den das Betriebsmittel insbesondere im  Hinblick auf seine Isolation ausgelegt ist.   2. Primärstrom Ip: Strom, der durch die Primärwindung eines Stromwand- lers fliesst.   3. Sekundärstrom Is: Strom, der durch die Sekundärwindung eines Strom- wandlers fliesst, wenn ein Primärstrom durch die Primärwindung  fliesst.   4. Primärer Bemessungsstrom Ipr: Wert des Primärstroms, auf dem das  Betriebsverhalten eines Stromwandlers basiert.   5. Sekundärer Bemessungsstrom Isr: Wert des Sekundärstroms, auf dem  das Betriebsverhalten eines Stromwandlers basiert.   6. Primärspannung Up: Spannung, die an der Primärwindung eines Span- nungswandlers anliegt.   7. Sekundärspannung Us: Spannung, die an der Sekundärwindung eines  Spannungswandlers anliegt, wenn eine Primärspannung an der Primär- windung anliegt.   8. Primäre Bemessungsspannung Upr: Wert der Primärspannung, auf dem  das Betriebsverhalten eines Spannungswandlers basiert.   9. Sekundäre Bemessungsspannung Usr: Wert der Sekundärspannung, auf  dem das Betriebsverhalten eines Spannungswandlers basiert.   10. Übersetzung k: Verhältnis der Primärspannung zur Sekundärspannung  eines Spannungswandlers. Verhältnis des Primärstroms zum Sekundär- strom eines Stromwandlers.   11. Phasenverschiebung φ: Phasenunterschied zwischen der Primärspan- nung und der Sekundärspannung eines Spannungswandlers. Phasenun- terschied zwischen dem Primärstrom und dem Sekundärstrom eines  Stromwandlers.   12. Bemessungsleistung Sr: Wert der Scheinleistung bei festgelegtem Leis- tungsfaktor, die ein Wandler an den Sekundärkreis bei sekundärer Be- messungsspannung oder sekundärem Bemessungsstrom und mit ange- schlossener Bürde abgeben soll.   13. Bemessungsfrequenz fR: Wert der Frequenz, der den Anforderungen des  vorliegenden Anhangs zugrunde liegt.     Messmittel für elektrische Energie und Leistung. V des EJPD   19   941.251   B Spezifische Anforderungen  1 Genauigkeitsklassen  1.1 Folgende Genauigkeitsklassen werden für Stromwandler festgelegt:     0,5 0,5 S 0,2 0,2 S 0,1   1.2 Folgende Genauigkeitsklassen werden für Spannungswandler festgelegt:     0,5 0,2 0,1   1.3 Die Herstellerin muss die Genauigkeitsklasse angeben. Sind am Wandler  mehrere Messwicklungen vorhanden, so ist für jede Messwicklung die ent- sprechende Klasse und die genaue Zuordnung zu den Anschlüssen anzuge- ben. Wandler dürfen über zusätzliche Messwicklungen verfügen, die den  Anforderungen dieser Verordnung nicht genügen, sofern klar erkennbar ist,  dass diese zusätzlichen Messwicklungen nicht zum Vorschalten vor Elektri- zitätszähler nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a bestimmt sind.   2 Betriebsbedingungen für Stromwandler  2.1 Die Herstellerin muss die Nennbedingungen angeben, für die der Wandler   dimensioniert ist. Insbesondere müssen die primären und sekundären Be- messungsströme (Ipr, Isr), die Bemessungsleistung (Sr), die Bemessungsfre- quenz (fR) und die Genauigkeitsklasse ersichtlich sein oder durch einen ein- zigen Rechenschritt in einer der vier Grundrechenarten ermittelt werden  können. Der festgelegte Leistungsfaktor muss leicht ermittelt werden kön- nen.   2.2 Die Herstellerin muss die Betriebsbedingungen angeben, unter denen  Stromwandler die Fehlergrenzen nach Ziffer 4 einhalten müssen.   2.3 Für die Primärstromstärke Ip ist der Betriebsbereich der Stromwandler wie  folgt begrenzt:  a. Stromwandler der Klassen 0,5, 0,2 und 0,1: durch den Mindestwert Imin   von höchstens 5 % Ipr und durch den Höchstwert Imax von mindestens  120 % Ipr, wobei Imax jedoch 6 kA nicht übersteigen darf;    b. Stromwandler der Klassen 0,5 S und 0,2 S: durch den Mindestwert Imin  von höchstens 1 % Ipr und durch den Höchstwert Imax von mindestens  120 % Ipr, wobei Imax jedoch 6 kA nicht übersteigen darf.    2.4 Für die Ausgangsleistung ist der Betriebsbereich der Stromwandler begrenzt  durch den Mindestwert von höchstens 25 % Sr oder 1 VA, sofern 25 % Sr  kleiner als 1 VA ist, und durch den Maximalwert von mindestens 100 % Sr.   3 Betriebsbedingungen für Spannungswandler  3.1 Die Herstellerin muss die Nennbedingungen angeben, für die der Wandler   dimensioniert ist. Insbesondere müssen die primären und sekundären Be- messungsspannungen (Upr, Usr), die Bemessungsleistung (Sr), die Bemes- sungsfrequenz (fR) und die Genauigkeitsklasse ersichtlich sein oder durch  einen einzigen Rechenschritt in einer der vier Grundrechenarten ermittelt  werden können. Der festgelegte Leistungsfaktor muss leicht ermittelt werden  können.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   20   941.251   3.2 Die Herstellerin muss die Betriebsbedingungen angeben, innerhalb deren  Spannungswandler die Fehlergrenzen nach Ziffer 4 einhalten müssen.    3.3 Für die Primärspannung Up ist der Betriebsbereich der Spannungswandler  begrenzt durch den Mindestwert Umin von höchstens 80 % Upr und durch  den Höchstwert Umax von mindestens 120 % Upr, der jedoch Um nicht über- steigen darf.    3.4 Für die Ausgangsleistung ist der Betriebsbereich der Spannungswandler  begrenzt durch den Mindestwert von höchstens 25 % Sr und durch den Ma- ximalwert von mindestens 100 % Sr.   4 Fehlergrenzen  4.1 Stromwandler müssen entsprechend ihrer Genauigkeitsklasse die Fehler-  grenzen der Tabellen 1 und 2 einhalten.   Tabelle 1   Primärstrom Ip Fehlergrenzen für die Übersetzung k  in Prozent    Fehlergrenzen für die Phasenver- schiebung φ in Minuten       Klasse  Klasse     0,5 S 0,2 S 0,5 S 0,2 S   Imin ≤ Ip < 5 % Ipr 1,5 0,75 90 30  5 % Ipr ≤ Ip < 20 % Ipr 0,75 0,35 45 15  20 % Ipr ≤ Ip ≤ Imax 0,5 0,2 30 10   Tabelle 2   Primärstrom Ip Fehlergrenzen für die Überset- zung k in Prozent     Fehlergrenzen für die Phasen- verschiebung φ in Minuten        Klasse   Klasse      0,5 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1   Imin ≤ Ip < 20 % Ipr 1,5 0,75 0,4 90 30 15  20 % Ipr ≤ Ip < 100 % Ipr 0,75 0,35 0,2 45 15   8  100 % Ipr ≤ Ip ≤ Imax 0,5 0,2 0,1 30 10   5   4.2 Spannungswandler müssen entsprechend ihrer Genauigkeitsklasse die Feh- lergrenzen der Tabelle 3 einhalten.   Tabelle 3   Spannungsbereich Fehlergrenzen für die Überset- zung k in Prozent     Fehlergrenzen für die Phasen- verschiebung φ in Minuten        Klasse   Klasse      0,5 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1   Umin ≤ Up ≤ Umax 0,5 0,2 0,1 20 10 5     Messmittel für elektrische Energie und Leistung. V des EJPD   21   941.251   5 Zulässige Auswirkung von Störgrössen  5.1 Die Genauigkeit des Wandlers darf durch lang einwirkende Störgrössen   nicht mehr, als dies nach dem Stand der Technik angemessen ist, beeinflusst  werden können.    5.2 Vorübergehende Störungen dürfen eine zeitweilige Beeinträchtigung oder  einen zeitweiligen Ausfall der Funktion oder der Leistungsfähigkeit bewir- ken. Nach Abklingen der Störgrössen müssen Funktion und Leistungsfähig- keit des Wandlers aber wiederhergestellt sein und die Genauigkeit darf nicht  mehr, als dies nach dem Stand der Technik angemessen ist, beeinträchtigt  sein.   6 Eignung    Wandler müssen so konstruiert sein, dass sie einem Zähler, der den Anforde-  rungen dieser Verordnung genügt und rechtmässig in Verkehr gebracht wur- de oder dessen rechtmässiges Inverkehrbringen unmittelbar bevorsteht, vor- geschaltet werden können.   7 Bezeichnung  7.1 Auf Wandlern sind alle zur Identifizierung und Charakterisierung des   Messwandlers erforderlichen Angaben klar, unauslöschlich, eindeutig und  nicht übertragbar anzubringen.    7.2 Die Anschlüsse des Wandlers sind dauerhaft und unverwechselbar zu be- zeichnen.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   22   941.251   Anhang 4  (Art. 6 Abs. 3)   Statistisches Prüfverfahren für Elektrizitätszähler   A Begriffsbestimmungen    1. Los: Die Menge einheitlicher Zähler, die dem statistischen Prüfverfah-  ren unterstellt sind.      2. Stichprobe: Die Untermenge eines Loses, die für eine Stichprobenprü- fung ausgewählt wird.    B Anforderungen an ein Los    Zähler werden nach den folgenden Kriterien zu einem Los zusammenge-  stellt:   1  Ein Los darf höchstens 5000 Zähler umfassen.    2  Ein Los darf nur Zähler der gleichen Bauart mit derselben Genauigkeits- klasse und denselben Betriebsbereichen aus höchstens zwei aufeinander fol- genden Herstellungsjahren enthalten. Zähler aus zwei Herstellungsjahren in  einem Los sind nur dann gestattet, wenn die Anzahl der in einem der beiden  Jahre hergestellten Zähler des Loses höchstens 1000 beträgt.   3  Kombinationen von unterschiedlichen Zählern innerhalb eines Loses sind  nicht erlaubt. Erlaubt sind geringfügige Unterschiede, die das Resultat der  Prüfung einer Stichprobe nicht beeinflussen können.   4  Ein Los darf Zähler verschiedener Verwenderinnen enthalten. Alle Verwen- derinnen in einem Los sind solidarisch vom Ergebnis der Stichprobenprü- fung und allfälligen Massnahmen betroffen. Insbesondere Verpflichtungen  nach Buchstabe D Ziffer 5 können nur mit Zustimmung aller Verwenderin- nen eingegangen werden.   5  Das METAS erlässt Weisungen über administrative Einzelheiten insbeson- dere zu Losanmeldung, Losbenennung, Losverwaltung und Losmutationen  sowie zur Durchführung der Stichprobenprüfungen und zur Meldung der  Prüfergebnisse.   C Vorbereitung der Stichprobenprüfung  1  Will die Verwenderin neue Zähler zum statistischen Prüfverfahren anmel-  den, so muss sie dies bis zum 30. Juni des vierten Jahres nach der Herstel- lung der Mehrheit der angemeldeten Zähler tun. Die erste Stichprobenprü- fung erfolgt im fünften Jahr nach der Herstellung der Mehrheit der im Los  enthaltenen Zähler. Die Stichprobenprüfungen werden anschliessend alle  fünf Jahre durchgeführt.    2  Die Lose werden vom METAS oder von einer ermächtigten Eichstelle  betreut. Das METAS oder die ermächtigte Eichstelle zieht die Stichproben     Messmittel für elektrische Energie und Leistung. V des EJPD   23   941.251   in der zweiten Hälfte des Jahres vor der Stichprobenprüfung aufgrund der  Loslisten. Wird das Los von einer ermächtigten Eichstelle betreut, so reicht  diese die Losliste beim METAS ein. Zur Ziehung der Stichproben ist ein  vom METAS genehmigtes Verfahren anzuwenden. Gezogen werden zwei  Stichproben zu je 46 Zählern, von denen je 6 als Reservezähler dienen. Die  Reservezähler dürfen nur in den Ausnahmefällen nach Buchstabe E Ziffern  2 und 3 geprüft werden.   3  Die Verwenderin hat die erste Stichprobe innerhalb von vier Monaten nach  Bekanntgabe der Stichprobenziehung bereitzustellen. Die zweite Stichprobe  ist, sofern dies nach Buchstabe D Ziffer 3 erforderlich ist, innerhalb von  zwei Monaten nach Bekanntgabe der Ergebnisse der Prüfung der ersten  Stichprobe bereitzustellen. Entscheidet die Verwenderin, die zweite Stich- probe unabhängig von den Ergebnissen der Prüfung der ersten Stichprobe  bereitzustellen, so hat sie die beiden Stichproben innerhalb von sechs Mona- ten nach Bekanntgabe der Stichprobenziehung bereitzustellen.    D Anforderungen an die Stichprobe  1  In einem ersten Schritt prüft das METAS oder eine ermächtigte Eichstelle   die 40 Zähler der ersten Stichprobe. Die Anforderungen an die Stichprobe  gelten als erfüllt, wenn höchstens ein Zähler die Anforderungen der Anhän- ge 1 und 2 nicht erfüllt.    2  Haben mehr als vier Zähler der ersten Stichprobe die Anforderungen der  Anhänge 1 und 2 nicht erfüllt, so müssen alle Zähler des Loses nach Buch- stabe F Ziffer 2 ausser Betrieb genommen werden.    3  Haben zwei, drei oder vier Zähler der ersten Stichprobe die Anforderungen  nicht erfüllt, so werden zusätzlich die 40 Zähler der zweiten Stichprobe ge- prüft. Haben mehr als vier Zähler in beiden Stichproben zusammen die An- forderungen der Anhänge 1 und 2 nicht erfüllt, so müssen alle Zähler des  Loses nach Buchstabe F Ziffer 2 ausser Betrieb genommen werden.    4  Das METAS kann weitergehende Prüfungen und Abklärungen anordnen,  falls Abweichungen vom normalen Verhalten der Zähler vermutet werden,  insbesondere falls für einzelne Bauarten, Baujahre oder Lose zu vermuten  ist, dass Stichprobenzähler nicht repräsentativ für alle im Einsatz stehenden  Zähler des betreffenden Loses sind. Es kann einzelne Bauarten, Baujahre  oder Lose vom statistischen Prüfverfahren ausschliessen.    5  Auf die Durchführung von Prüfungen nach den Ziffern 1 und 3 kann ver- zichtet werden, wenn die Verwenderin sich innerhalb der Fristen für die Be- reitstellung der Zähler nach Buchstabe C Ziffer 3 verpflichtet, alle Zähler  des betreffenden Loses nach Buchstabe F Ziffer 2 ausser Betrieb zu nehmen.   E Durchführung der Stichprobenprüfung  1  Die Stichprobenzähler werden in plombiertem Zustand geprüft.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   24   941.251   2  Offensichtlich beschädigte Zähler brauchen nicht geprüft zu werden. Sie  sind jedoch unter Angabe der Beschädigungsart dem METAS zu melden.  Das METAS kann die Heranziehung von Reservezählern gestatten.      Als offensichtlich gelten nur Schäden, die ohne Hilfsmittel und ohne De- montage von Teilen für Laien erkennbar sind, wie Beschädigungen durch  Brand, Wasserschaden, dauerhafter Ausfall der Elektronik und Fehler, die  vom Zähler für einen Laien ohne Kenntnis der Bedienungsanleitung erkenn- bar angezeigt werden.    3  Ist ein Zähler nicht auffindbar oder nicht demontierbar, so muss die Ver- wenderin ihn der ermächtigten Eichstelle unter Angabe der Installations- adresse des Zählers melden. Wird das betreffende Los vom METAS betreut,  so ist der Zähler dem METAS zu melden.      Das METAS legt im Einzelfall fest, wie ein nicht auffindbarer oder nicht  demontierbarer Zähler bei der Bewertung nach Buchstabe D Ziffern 1–3 be- rücksichtigt wird. Es kann die Heranziehung von Reservezählern gestatten.    4  Die Prüfungen sind bis spätestens Ende Oktober des Prüfjahres abzuschlies- sen. Wird das Los von einer ermächtigten Eichstelle betreut, so übermittelt  diese dem METAS die Prüfergebnisse sofort nach der Durchführung der  Stichprobenprüfung.    5  Das METAS entscheidet innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Prü- fergebnisse über das weitere Vorgehen. Bis zur Freigabe des Loses durch  das METAS dürfen an keinem Stichprobenzähler Eingriffe vorgenommen  werden und darf die Plombierung der Stichprobenzähler nicht gebrochen  werden. Die Zähler stehen in dieser Zeit zur Verfügung des METAS. Das  METAS kann weitere Abklärungen durch eine ermächtigte Eichstelle an- ordnen oder selber durchführen.    6  Erfüllt die Stichprobe die Anforderungen, so gibt das METAS das Los frei,  ausser wenn allfällige weitergehende Prüfungen und Abklärungen nach  Buchstabe D Ziffer 4 ergeben haben, dass die Bauart der Zähler, die im Los  vertretenen Baujahre oder das Los vom statistischen Prüfverfahren ausge- schlossen werden muss. Die Freigabe erfolgt schriftlich.   7  Stichprobenzähler, die die Anforderungen nicht erfüllen, müssen repariert  oder ausser Betrieb genommen werden.   8  Die Verwenderin darf Zähler aus bestehenden Losen nur mit Bewilligung  des METAS und nach einem vom METAS genehmigtem Zeitplan revidie- ren.    F Gültigkeit der Eichung  1  Gibt das METAS das Los nach Buchstabe E Ziffer 6 frei, so gelten die   Zähler des freigegebenen Loses für weitere fünf Jahre als geeicht, sofern sie  dem statistischen Prüfverfahren unterstellt bleiben.    2  Erfüllt die Stichprobe die Anforderungen nicht oder wird nach Buchstabe D  Ziffer 5 auf Prüfungen und Abklärungen verzichtet, so müssen alle Zähler     Messmittel für elektrische Energie und Leistung. V des EJPD   25   941.251   des betreffenden Loses bis spätestens zum Ende des Jahres, das auf das Prüf- jahr folgt, ausser Betrieb genommen werden.    3  Das erneute Inverkehrbringen solcher Zähler erfordert eine Eichung nach  Anhang 7 Ziffer 1 MessMV.    4  Für Zähler, die trotz Verlängerung der Eichgültigkeit nach Ziffer 1 durch  andere Zähler ersetzt werden sollen oder deren Lose aufgehoben werden,  kann das METAS auf Antrag der Verwenderin entscheiden, dass diese wäh- rend höchstens weiteren fünf Jahren als geeicht gelten. Diese Zähler dürfen  anschliessend nicht mehr in das statistische Prüfverfahren aufgenommen  werden.    G Gleichwertige Verfahren    Das METAS kann im Einzelfall andere, statistisch mindestens gleichwertige   Prüfverfahren anordnen oder bewilligen.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   26   941.251