SR 941.211   1   Verordnung des EJPD  über Raummasse   vom 19. März 2006 (Stand am 20. April 2016)     Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),   gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 11 Absatz 2, 16 Absatz 2,   17 Absatz 2, 24 Absatz 3 und 33 der Messmittelverordnung vom 15. Februar 20061  (Messmittelverordnung),2   verordnet:   1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   Art. 1 Gegenstand   Diese Verordnung regelt:   a. die Anforderungen an Raummasse;   b. die Verfahren für das Inverkehrbringen dieser Messmittel;   c. die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit dieser Messmittel.   Art. 2 Geltungsbereich   Dieser Verordnung unterstehen:   a. Schankgefässe;   b. Fässer und Tanks;   c. übrige Raummasse, sofern sie im Handel und im Geschäftsverkehr sowie für  die amtliche Feststellung von Sachverhalten verwendet werden.   Art. 3 Begriffe   In dieser Verordnung bedeuten:   a. Raummasse: Messmittel zur Bestimmung von Volumen;   b. Schankgefässe: Raummasse für die Bestimmung eines festgelegten Volu- mens beim Offenausschank von Getränken;   c. Fässer und Tanks: mobile oder ortsfeste, geschlossene Raummasse mit ver- schliessbaren Öffnungen, die zur Volumenbestimmung dienen;        AS 2006 1525  1 SR 941.210  2 Fassung gemäss Ziff. I 6 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen   im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).   941.211    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   2   941.211   d. Messkammer: für die Messung bestimmter Teil des Raummasses;   e. Nennvolumen: Volumen, das die Messkammer gemäss Aufschrift aufweisen  soll.   Art. 4 Referenzbedingungen   Es gelten folgende Referenzbedingungen:   a. Temperatur allgemein: 20 °C;   b. Temperatur für Brenn- und Treibstoffe: 15 °C.   2. Abschnitt: Schankgefässe   Art. 5 Grundlegende Anforderungen  1 Schankgefässe müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der  Messmittelverordnung und nach Anhang 1 der vorliegenden Verordnung erfüllen.  2 Die Anforderung nach Anhang 1 Ziffer 9.1 der Messmittelverordnung, wonach das  Messmittel Angaben zu seiner Genauigkeit aufweisen muss, gilt für Schankgefässe  nicht.   Art. 6 Verfahren für das Inverkehrbringen  1 Die Konformität der Schankgefässe mit den grundlegenden Anforderungen nach  Artikel 5 wird nach Wahl der Herstellerin nach einem der folgenden Verfahren nach  Anhang 2 der Messmittelverordnung bewertet und bescheinigt:   a.3 Konformitätserklärung auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle  mit überwachten Produktprüfungen in unregelmässigen Abständen (Mo- dul A2);   b. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Mo- dul F1);   c. Konformitätserklärung auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die  Produktion (Modul D1);   d. Konformitätserklärung auf der Grundlage der Qualitätssicherung für das  Produkt (Modul E1);   e. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der  Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Produktion (Mo- dul D);   f. Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der  Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für das Produkt (Modul E);       3 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2016 245).     Raummasse.V des EJPD   3   941.211   g. Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitätssiche- rung (Modul H).   2 Sieht das gewählte Verfahren vor, dass für Lose oder Sendungen eine Kopie der  Konformitätserklärung ausreicht, so ist diese Bestimmung für Schankgefässe an- wendbar.   3. Abschnitt: Fässer und Tanks   Art. 7 Grundlegende Anforderungen   Fässer und Tanks müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der  Messmittelverordnung und nach Anhang 2 der vorliegenden Verordnung erfüllen.   Art. 8 Verfahren für das Inverkehrbringen  1 Fässer und Tanks sind allgemein zugelassen. Sie bedürfen einer Ersteichung nach  Anhang 5 der Messmittelverordnung.  2 Fässer aus Metall mit einem Nennvolumen bis und mit 100 dm3 dürfen mit dem  Kennzeichen der Herstellerin markiert statt geeicht in Verkehr gebracht werden. Mit  der Markierung bestätigt die Herstellerin, dass das Fass die grundlegenden Anfor- derungen erfüllt.  3 Markierte Fässer werden von der zuständigen Behörde oder Stelle durch Stichpro- ben auf Einhaltung der Vorschriften geprüft. Die Prüfung erfolgt nach Weisungen des  Eidgenössischen Instituts für Metrologie (METAS)4 bei der Herstellerin oder gege- benenfalls bei der Importeurin.   Art. 9 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  1 Für Fässer und Tanks der Genauigkeitsklasse A ist die Eichung oder Markierung  unbeschränkt gültig.  2 Fässer und Tanks der Genauigkeitsklasse B müssen alle vier Jahre nach Anhang 7  Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ein kantonales Eichamt nachgeeicht wer- den.  3 Die Gültigkeit der Eichung oder Markierung erlischt mit einer bleibenden Verän- derung der Messkammer oder nach einer Reparatur.  4 Bei mobilen Fässern und Tanks kann das Volumen oder die Tara geeicht werden.       4 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der  Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) auf den 1. Jan. 2013 ange- passt. Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   4   941.211   4. Abschnitt: Übrige Raummasse   Art. 10 Grundlegende Anforderungen   Raummasse nach Artikel 2 Buchstabe c müssen die grundlegenden Anforderungen  nach Anhang 1 der Messmittelverordnung erfüllen.   Art. 11 Verfahren für das Inverkehrbringen   Raummasse nach Artikel 2 Buchstabe c bedürfen einer Ersteichung nach Anhang 5  Ziffer 2 der Messmittelverordnung. Das METAS regelt die Anforderungen an das  Raummass bei der Eichung im Einzelfall.   Art. 12 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  1 Für Raummasse nach Artikel 2 Buchstabe c aus dauerhaft formstabilen Materialien  ist die Eichung unbeschränkt gültig.  2 Raummasse nach Artikel 2 Buchstabe c aus deformierbaren Materialien müssen alle  vier Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ein kantonales  Eichamt nachgeeicht werden.   5. Abschnitt: Schlussbestimmungen   Art. 13 Aufhebung bisherigen Rechts   Die Verordnung des EJPD vom 2. November 19995 über Raummasse wird aufgeho- ben.   Art. 14 Übergangsbestimmungen  1 Raummasse, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr gebracht und  geeicht wurden, dürfen weiterhin der Nacheichung unterzogen werden. Die Raum- masse müssen bei der Nacheichung die Fehlergrenzen nach den bisherigen Bestim- mungen einhalten.  2 Raummasse, welche die Bestimmungen nach bisherigem Recht erfüllen, können  noch während zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung nach Anhang 5  Ziffer 2 der Messmittelverordnung erstgeeicht in Verkehr gebracht werden. Sie  dürfen auch nach Ablauf der zehn Jahre nachgeeicht werden.  3 Raummasse, welche die Bestimmungen nach bisherigem Recht erfüllen und für die  anstelle der Ersteichung die Markierung zulässig war, dürfen noch während zehn  Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung markiert in Verkehr gebracht  werden.       5 [AS 1999 3048]     Raummasse.V des EJPD   5   941.211   Art. 15 Inkrafttreten   Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 2006 in Kraft.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   6   941.211   Anhang 1  (Art. 5)   Spezifische Anforderungen an Schankgefässe   A Begriffsbestimmungen   Strichmass   Schankgefäss mit einer Strichmarkierung (Füllmarke) zur Anzeige des Nennvolu- mens Vn.   Randmass   Schankgefäss, bei dem das Innenvolumen gleich dem Nennvolumen ist.   Ausschankgefäss (Umfüllmass)   Schankgefäss, aus dem die Flüssigkeit vor dem Verbrauch ausgeschenkt wird.   Füllvolumen   Bei Randmassen das Innenvolumen, bei Strichmassen das Innenvolumen bis zur  Füllmarke.   B Messtechnische Anforderungen   1 Referenzbedingungen   1.1 Die Referenztemperatur für die Messung des Nennvolumens beträgt 20 °C.   1.2 Die Lage für korrekte Anzeige ist freistehend auf ebener Fläche.   2 Fehlergrenzen  Tabelle 1    Strichmass Randmass*   Ausschankgefässe    Vn < 100 ml  2 ml 0   + 4 ml  Vn ≥ 100 ml  3 % 0   + 6 %   Trinkgefässe    Vn < 200 ml  5 % 0   + 10 %  Vn ≥ 200 ml  (5 ml + 2,5 % von Vn) 0   + 10 ml + 5 %     * Bei Randmassen darf das Füllvolumen nicht kleiner als das Nennvolumen sein.     Raummasse.V des EJPD   7   941.211   3 Werkstoffe     Schankgefässe müssen aus einem Werkstoff bestehen, der ausreichend  formstabil und masshaltig ist, damit das Füllvolumen die Fehlergrenzen nicht  überschreitet.   4 Form   4.1 Ausschankgefässe müssen so ausgelegt sein, dass eine den Fehlergrenzen  entsprechende Veränderung des Inhalts eine Höhenänderung von mindestens  2 mm am Rand bzw. an der Füllstandsmarkierung bewirkt.   4.2 Ausschankgefässe müssen so ausgelegt sein, dass das vollständige Entleeren  der gemessenen Flüssigkeit nicht behindert wird.   5 Markierungen   5.1 Das Nennvolumen ist deutlich sichtbar und dauerhaft auf dem Schankgefäss  anzugeben.   5.2 Schankgefässe können ausserdem mit bis zu drei deutlich voneinander  unterscheidbaren Füllstandsmengen gekennzeichnet sein, von denen keine  mit einer anderen verwechselbar sein darf.   5.3 Sämtliche Füllmarken müssen ausreichend deutlich und dauerhaft sein, um  sicherzustellen, dass die Fehlergrenzen während des Gebrauchs nicht über- schritten werden.        Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   8   941.211   Anhang 2  (Art. 7)   Spezifische Anforderungen an Fässer und Tanks   1 Fehlergrenzen     Die Fehlergrenzen von Fässern und Tanks betragen:   1.1 Genauigkeitsklasse A:      0,5 % des Nennvolumens, jedoch nicht weniger als 0,10 L für Fässer und  Tanks aus Metall.   1.2 Genauigkeitsklasse B:      1,0 % des Nennvolumens, jedoch nicht weniger als 0,15 L für Fässer und  Tanks bestehend aus anderen Materialien als Metall.   2 Werkstoff und Form   2.1 Die Messkammer muss aus einem für die vorgesehene Anwendung geeigne- ten Material gefertigt sowie formstabil und genügend dicht sein.   2.2 Sie muss sich während der Verwendung so füllen lassen, dass sich während  der Messung keine Lufttaschen bilden können.   2.3 Form und Material von druckfesten Fässern müssen garantieren, dass durch  einen Überdruck von 5 bar keine bleibende Verformung auftritt.   3 Zeichen und Aufschriften   3.1 Fässer und Tanks müssen als Aufschrift die Genauigkeitsklasse und das  Nennvolumen samt dem Namen oder Zeichen der entsprechenden Einheit  tragen.   3.2 Die Volumenangaben müssen in m3, in L oder deren Vielfachen oder Teilen  gemacht werden.   3.3 Die Zeichen und Aufschriften müssen dauerhaft, gut lesbar und so angebracht  sein, dass sie während der Verwendung gut sichtbar sind.