SR 941.213   1   Verordnung des EJPD   über nichtselbsttätige Waagen  (NSWV)1   vom 16. April 2004 (Stand am 1. Januar 2017)     Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),   gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 11 Absatz 2, 24 Absatz 3 und 33 der  Messmittelverordnung vom 15. Februar 20062 (Messmittelverordnung),3   verordnet:   1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   Art. 1 Gegenstand   Diese Verordnung regelt die Anforderungen an nichtselbsttätige Waagen, die Ver- fahren für die Konformitätsbewertung sowie die Kontrollen nach dem Inverkehr- bringen.   Art. 2 Geltungsbereich   Nichtselbsttätige Waagen unterstehen dieser Verordnung, wenn sie verwendet wer- den zur:   a. Bestimmung der Masse im Handel und Geschäftsverkehr sowie im Hinblick  auf die Erstellung von Gutachten für gerichtliche Zwecke und die Anwen- dung von Rechtsvorschriften, namentlich zur Berechnung einer Gebühr, ei- nes Zolles, einer Abgabe, einer Zulage, einer Strafe, eines Entgelts, einer  Entschädigung oder ähnlicher Zahlungen;   b. Bestimmung der Masse beim Wägen von Patienten und Patientinnen im  Rahmen der ärztlichen Überwachung, Untersuchung und Behandlung, bei  der Herstellung von Heilmitteln in Apotheken auf Grund ärztlicher Ver- schreibung und bei Analysen in medizinischen und pharmazeutischen Labo- ratorien;   c. Bestimmung des Preises entsprechend der Masse für den Verkauf in offenen  Verkaufsstellen und bei der Herstellung von Fertigpackungen.        AS 2004 2093  1 Eingefügt durch Ziff. III der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017    (AS 2016 5225).  2 SR 941.210  3 Fassung gemäss Ziff. I 8 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grund-  lagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).   941.213    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   2   941.213   Art. 3 Begriffe   In dieser Verordnung gelten als:   a. Waage: Messmittel, das die Masse eines Körpers durch Einwirken der  Schwerkraft auf diesen Körper oder mit der Masse zusammenhängende  Grössen, Werte, Parameter oder charakteristische Eigenschaften ermittelt;   b. Nichtselbsttätige Waage: Waage, die das Eingreifen einer Bedienungsperson  während des Wägevorgangs erfordert;   c. Teilungswert (d): Differenz zwischen den Werten von zwei benachbarten  Teilstrichen oder, bei Ziffernanzeigen, zwischen zwei aufeinanderfolgenden  Anzeigewerten, ausgedrückt in Einheiten der Masse;   d. Eichwert (e): für die Klasseneinteilung der Waagen und für die Bestimmung  der Fehlergrenzen verwendeter, in Einheiten der Masse ausgedrückter Wert;   e.4 …   Art. 4 Einheiten   Für die Angaben auf nichtselbsttätigen Waagen sind folgende gesetzlichen Einheiten  der Masse zu verwenden:   Mikrogramm (g)  Milligramm (mg)  Gramm (g)  Kilogramm (kg)  Tonne (t)  Metrisches Karat (ct) (nur für das Wägen von Edelsteinen)   Art. 5 Bezugsbedingungen, Eichgewichtstücke  1 Für die Ermittlung von Messergebnissen bei der Konformitätsbewertung oder  Nacheichung gelten folgende Bezugsbedingungen:    a. Temperatur 20 °C;    b. konventionelle Dichte für Eichgewichtstücke 8 000 kg/m3;    c. Luftdichte 1,2 kg/m3.  2 Die Messabweichung der bei der Prüfung oder Nacheichung verwendeten Ge- wichtstücke oder Prüflasten darf bei der jeweiligen Belastung höchstens ein Drittel  der Fehlergrenze der zu prüfenden Waage betragen.   Art. 6 Waagen der Genauigkeitsklasse   1 Nichtselbsttätige Waagen der Genauigkeitsklasse  nach Anhang 1 Ziffer 2  dürfen nur für das Wägen von mineralischen Baustoffen, Abfällen, Abbruchmaterial  und Kehricht verwendet werden.       4 Aufgehoben durch Ziff. I der V des EJPD vom 25. Nov. 2015, mit Wirkung seit   20. April 2016 (AS 2015 5849).     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   3   941.213   2 In anderen Fällen dürfen Waagen der Genauigkeitsklasse  nur mit Be- willigung des Eidgenössischen Instituts für Metrologie (METAS)5 verwendet wer- den. Das METAS kann die Bewilligung namentlich im Bereich der Verkehrsüber- wachung oder im Handel mit billigen Massengütern erteilen.6   2. Abschnitt: Inverkehrbringen   Art. 7 Grundlegende Anforderungen  1 Nichtselbsttätige Waagen müssen die in Anhang 1 festgelegten grundlegenden  Anforderungen erfüllen.  2 Entspricht eine nichtselbsttätige Waage den technischen Normen nach Anhang 2,  so wird vermutet, dass sie die grundlegenden Anforderungen erfüllt.  3 Sind an einer nichtselbsttätigen Waage Einrichtungen vorhanden oder ist die  Waage an Einrichtungen angeschlossen, die nicht für die in Artikel 2 genannten Ver-  wendungen eingesetzt werden, so gelten die grundlegenden Anforderungen für diese  Einrichtungen nicht.   Art. 87 Konformitätsbewertungsverfahren  1 Die Konformität der nichtselbsttätigen Waagen mit den grundlegenden Anforde- rungen wird nach Wahl der Herstellerin nach einem der beiden folgenden Konformi- tätsbewertungsverfahren festgestellt:   a. Modul B nach Anhang 3 Ziffer 1, gefolgt entweder von Modul D nach An- hang 3 Ziffer 2 oder von Modul F nach Anhang 3 Ziffer 4;   b. Modul G nach Anhang 3 Ziffer 6.  2 Nichtselbsttätige Waagen, in denen keine elektronische Einrichtung benutzt wird  und deren Auswägeeinrichtung keine Feder zum Ausgleich der aufgebrachten Last  benutzt, müssen im Fall der Wahl des Verfahrens nach Absatz 1 Buchstabe a nicht  dem Verfahren nach Modul B unterzogen werden. Wird in diesen Fällen Modul B  nicht angewendet, so muss Modul D1 nach Anhang 3 Ziffer 3 oder Modul F1 nach  Anhang 3 Ziffer 5 angewendet werden.       5 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der  Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) auf den 1. Jan. 2013 ange- passt. Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.   6 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 2. Okt. 2006, in Kraft seit 30. Okt. 2006   (AS 2006 4189).   7 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5849).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   4   941.213   Art. 98 Konformitätsbewertungsstellen   Konformitätsbewertungsstellen müssen nachweisen, dass sie die Voraussetzungen  nach Artikel 25 der Akkreditierungs- und Bezeichnungsverordnung vom 17. Juni  19969 (AkkBV) erfüllen.   Art. 10 Konformitätserklärung  1 Wer eine nichtselbsttätige Waage in Verkehr bringt, muss eine Konformitätserklä- rung vorlegen können, aus welcher hervorgeht, dass die Waage den grundlegenden  Anforderungen entspricht und die Konformitätsbewertungsverfahren nach Artikel 8  durchgeführt worden sind.  2 Die Konformitätserklärung muss in einer schweizerischen Amtssprache oder in  Englisch abgefasst sein.  3 Sie muss mindestens folgende Angaben enthalten:   a.10 Name und Adresse der Herstellerin oder ihrer in der Schweiz niedergelasse- nen Vertreterin, welche die Konformitätserklärung ausstellt, und Name und  Funktion der Person, welche die Konformitätserklärung unterzeichnet;   b. die Bezeichnung der Waage (Name, Typ oder Modell, Nummer des Bauart- zulassungszertifikats);    c. eine Erklärung, dass die Waage die rechtlichen Anforderungen erfüllt;   d. gegebenenfalls die angewandten technischen Normen;   e. gegebenenfalls Hinweise auf eine besondere Art der Verwendung;   f. gegebenenfalls Name und Adresse der Konformitätsbewertungsstelle.  4 …11   Art. 11 Technische Unterlagen  1 …12  2 Die technischen Unterlagen nach Anhang 3 müssen in einer schweizerischen  Amtssprache oder in Englisch abgefasst sein. Sie können in einer anderen Sprache  abgefasst sein, sofern die zu ihrer Beurteilung erforderlichen Auskünfte in einer  schweizerischen Amtssprache oder in Englisch erteilt werden.13       8 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016   (AS 2015 5849).   9 SR 946.512  10 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 2. Okt. 2006, in Kraft seit 30. Okt. 2006    (AS 2006 4189).  11 Aufgehoben durch Ziff. I der V des EJPD vom 25. Nov. 2015, mit Wirkung seit    20. April 2016 (AS 2015 5849).  12 Aufgehoben durch Ziff. I der V des EJPD vom 25. Nov. 2015, mit Wirkung seit    20. April 2016 (AS 2015 5849).  13 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016    (AS 2015 5849).     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   5   941.213   3 Sie müssen mindestens Folgendes enthalten:   a. eine allgemeine Beschreibung der Waage;   b. eine Darlegung der Massnahmen, welche die Konformität der Waage mit  den grundlegenden Anforderungen gewährleisten;   c. die für das jeweilige Konformitätsbewertungsverfahren notwendige Doku- mentation.   Art. 12 Melde- und Informationspflicht   Wer nichtselbsttätige Waagen gewerbsmässig in Verkehr bringt, muss:   a. dem METAS spätestens zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens seinen Na- men, seine Adresse sowie die Waagenkategorie angeben;    b. den Verwender über die Pflichten nach dem 3. Abschnitt informieren.   Art. 13 Kennzeichnung  1 Die Konformität einer nichtselbsttätigen Waage mit den rechtlichen Anforderun- gen wird durch das Anbringen des Konformitätskennzeichens und des Metrologie- Kennzeichens nach Anhang 5 Ziffer 1.1 Buchstaben a und b angezeigt. Die Waagen  müssen zudem die Aufschriften nach Anhang 5 Ziffer 1.1 Buchstabe c tragen.  2 Statt des Konformitätskennzeichens nach Absatz 1 darf in der Schweiz auch ein  ausländisches Konformitätskennzeichen angebracht werden, sofern sich seine Ver- wendung auf Konformitätsbewertungen bezieht, über deren gegenseitige Anerken- nung eine internationale Vereinbarung besteht.   Art. 14 Kennzeichnung von zusätzlichen Einrichtungen   Sind an einer nichtselbsttätigen Waage zusätzliche Einrichtungen angebracht oder ist  die Waage an Einrichtungen angeschlossen, die keinem Konformitätsbewer- tungsverfahren nach Artikel 8 unterzogen wurden, so muss jede dieser Einrichtun- gen mit dem Symbol nach Anhang 5 Ziffer 2 versehen sein.   2a. Abschnitt:14 Pflichten der Wirtschaftsakteure   Art. 14a   Die Pflichten der Wirtschaftsakteure richten sich insbesondere nach Anhang 6.       14 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016   (AS 2015 5849).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   6   941.213   3. Abschnitt:15 Pflichten der Verwenderin   Art. 15 Waagen für die Verwendung nach Art. 2 Bst. a und c  1 Die Verwenderin ist dafür verantwortlich, dass die von ihr verwendete Waage den  rechtlichen Anforderungen entspricht.  2 Sie muss der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde jede Inbetriebnahme einer  Waage melden und ihr jederzeit Auskunft über die von ihr verwendeten Waagen  geben können.  3 Sie ist dafür verantwortlich, dass die Nacheichung fristgemäss durchgeführt wird.   Art. 16 Waagen für die Verwendung nach Art. 2 Bst. b  1 Die Verwenderin ist dafür verantwortlich, dass die von ihr verwendete Waage den  rechtlichen Anforderungen entspricht.  2 Sie muss der zuständigen Vollzugsbehörde jederzeit Auskunft über die von ihr  verwendeten Waagen geben können.  3 Sie muss dafür sorgen, dass die von ihr verwendeten Waagen vorschriftsgemäss in  Stand gehalten werden.   4. Abschnitt: Kontrollen der Waagen nach dem Inverkehrbringen   Art. 17 Marktüberwachung16  1 Nichtselbsttätige Waagen unterstehen der Marktüberwachung.17  2 Im Rahmen der Marktüberwachung kontrollieren die zuständigen Vollzugsorgane,  ob die in Verkehr gebrachten oder in Betrieb genommenen Waagen den Vorschrif- ten dieser Verordnung entsprechen.18  3 Die Kontrollen erfolgen in Form von Stichproben oder auf Grund begründeter  Hinweise, dass eine Waage den Vorschriften nicht entspricht.  4 Die Kontrollen können bei der Verwenderin, Herstellerin oder Importeurin statt- finden.19       15 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 2. Okt. 2006, in Kraft seit 30. Okt. 2006   (AS 2006 4189).   16 Fassung gemäss Ziff. I 8 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grund- lagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).   17 Fassung gemäss Ziff. I 8 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grund- lagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).   18 Fassung gemäss Ziff. I 8 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grund- lagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).   19 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 2. Okt. 2006, in Kraft seit 30. Okt. 2006   (AS 2006 4189).     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   7   941.213   Art. 18 Nacheichung, Gültigkeit der Eichung  1 Nichtselbsttätige Waagen, welche für die Zwecke von Artikel 2 Buchstaben a  und c verwendet werden, müssen nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung  vom 15. Februar 2006 periodisch nachgeeicht werden.20  2 Die Nacheichung der nichtselbsttätigen Waagen hat zu erfolgen:   a.21 …   b. jedes Jahr für:  1.22 Kontrollwaagen für Stichprobenkontrollen in Abfüll- und Abpack-  strassen,  2. Radlast-Wiegegeräte für Verkehrskontrollen durch die Polizei,  3. stationäre Milchannahmewaagen,  4. Waagen in Nassbetrieben (Schlachtbetriebe, Chemiebetriebe),   5. selbsteinspielende und halbselbsteinspielende Waagen, die auf den   Märkten verwendet werden,  6. dauerbelastete fahrzeugmontierte Waagen,  7. Waagen, die in Handhubwagen oder Stapler eingebaut sind,  8.23 Waagen, die auf Fertigpackungen ungleicher Nennfüllmenge Menge,   Grundpreis oder Verkaufspreis abdrucken, mit Ausnahme von Laden- waagen, die nur gelegentlich für das Wägen von Fertigpackungen un- gleicher Nennfüllmenge verwendet werden;   c. alle drei Jahre für:  1. Laufgewichtswaagen über 5 t,  2. selbsteinspielende und halbselbsteinspielende Waagen, die in landwirt-  schaftlichen Betrieben verwendet werden;   d. alle vier Jahre für nichtstselbsteinspielende Waagen;   e. alle zwei Jahre für die übrigen Waagen.  3 Die Eichung der Waagen gilt nur für Wägungen innerhalb des Wägebereichs.  4 Einrichtungen nach Artikel 7 Absatz 3 unterstehen der Nacheichung nicht, sofern  sie mit dem Symbol nach Anhang 5 Ziffer 2 gekennzeichnet sind.   Art. 19 Nachschau   Die Vollzugsorgane der Kantone kontrollieren während der ganzen Verwendungs- dauer der Waagen, die für die Zwecke von Artikel 2 Buchstaben a und c verwendet       20 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 2. Okt. 2006, in Kraft seit 30. Okt. 2006   (AS 2006 4189).   21 Aufgehoben durch Ziff. III der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, mit Wirkung seit   1. Jan. 2017 (AS 2016 5225).   22 Fassung gemäss Ziff. III der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017   (AS 2016 5225).   23 Eingefügt durch Ziff. III der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017   (AS 2016 5225).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   8   941.213   werden, in unregelmässigen Zeitabständen:   a. ob die Waagen für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind und ob deren  Verwendung gemäss den rechtlichen Vorschriften erfolgt;   b. ob die Waagen die vorgeschriebenen Konformitätskennzeichen und Eichzei- chen aufweisen;   c. ob die Nacheichung fristgemäss durchgeführt wurde.   Art. 20 Massnahmen  1 Wird im Rahmen der Marktüberwachung festgestellt, dass eine nichtselbsttätige  Waage den Vorschriften nicht entspricht, so informiert das METAS die für das  Inverkehrbringen verantwortliche Person über das Ergebnis und gibt ihr Gelegenheit  zur Stellungnahme. Hierauf ordnet das METAS geeignete Massnahmen an und  räumt für deren Befolgung eine angemessene Frist ein. Es kann insbesondere das  weitere Inverkehrbringen verbieten, den Rückruf, die Beschlagnahme oder die  Einziehung verfügen sowie die von ihm getroffenen Massnahmen veröffentlichen.24  2 Das METAS informiert:25   a. die zuständigen Vollzugsbehörden und -organe über die national und inter- national getroffenen Massnahmen;   b. die zuständigen Stellen der wichtigsten Handelspartner der Schweiz über  Massnahmen, die das weitere Anbieten, das Inverkehrbringen, die Inbetrieb- nahme oder der Rückruf von in Verkehr gebrachten oder in Betrieb genom- menen Waagen betreffen.   3 Entspricht anlässlich der Nachschau eine Waage oder deren Verwendung den  Vorschriften nicht, so veranlasst das zuständige Vollzugsorgan zweckdienliche  Massnahmen, um den rechtmässigen Zustand wieder herzustellen.  4 Stellt sich im Rahmen der Marktüberwachung oder der Nachschau heraus, dass  eine Waage nicht den Vorschriften entspricht, so werden die Verstösse gemäss den  Strafbestimmungen der Artikel 20–24 des Messgesetzes vom 17. Juni 201126, der  Artikel 23–30 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 199527 über die technischen  Handelshemmnisse und von Artikel 248 des Strafgesetzbuches28 sanktioniert.29       24 Fassung gemäss Ziff. I 8 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grund- lagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).   25 Fassung gemäss Ziff. I 8 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grund- lagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).   26 SR 941.20  27 SR 946.51  28 SR 311.0  29 Fassung gemäss Ziff. I 8 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grund-  lagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   9   941.213   Art. 2130 Kontrollgebühr   Wird im Rahmen der Marktüberwachung oder der Nachschau ein Verstoss gegen die  Vorschriften dieser Verordnung aufgedeckt, so erhebt die Kontrollbehörde eine  Gebühr nach Zeitaufwand nach der Eichgebührenverordnung vom 23. November  200531.   5. Abschnitt: Schlussbestimmungen   Art. 22 Übergangsbestimmungen  1 Nichtselbsttätige Waagen, die gemäss der Wiegegeräteverordnung vom 15. August  198632 zugelassen wurden, können noch bis zum 30. April 2009 in Verkehr gebracht  und der Ersteichung nach Anhang 5 Ziffer 2 der Messmittelverordnung vom  15. Februar 2006 unterzogen werden.33  2 Nichtselbsttätige Waagen, die nach Absatz 1 erstgeeicht wurden und nichtselbsttä- tige Waagen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geeicht wurden, dürfen  weiterhin der Nacheichung unterzogen werden.   Art. 22a34 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 25. November 2015   Bescheinigungen von Konformitätsbewertungsstellen wie Bauartprüfzertifikate und  Entwurfsprüfzertifikate, die vor Inkrafttreten der Änderung vom 25. November 2015  ausgestellt wurden, bleiben bis zu ihrem Ablauf gültig.   Art. 22b35 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 5. Dezember 2016   Für Waagen nach Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer 8, die vor dem 1. Januar  2017 geeicht wurden, gelten bis zur nächsten Nacheichung die bisherigen Fristen.   Art. 23 Inkrafttreten   Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2004 in Kraft.       30 Fassung gemäss Ziff. I 8 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grund- lagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).   31 SR 941.298.1  32 [AS 1986 2013, 2002 2136, 2004 2119. AS 2006 1545 Art. 11]  33 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 2. Okt. 2006, in Kraft seit 30. Okt. 2006    (AS 2006 4189).  34 Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016    (AS 2015 5849).  35 Eingefügt durch Ziff. III der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017    (AS 2016 5225).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   10   941.213   Anhang 136  (Art. 6 und 7 Abs. 1)   Grundlegende Anforderungen an nichtselbsttätige Waagen   Die Terminologie ist die der Internationalen Organisation für gesetzliches Mess- wesen (OIML37).   Vorbemerkung   Für Waagen, die mehrere Anzeige- oder Druckeinrichtungen enthalten oder an  mehrere Anzeige- oder Druckeinrichtungen angeschlossen sind, gelten die grundle- genden Anforderungen nur für den Teil der Waage, der die Wägeergebnisse korrekt  und unlöschbar druckt oder speichert und der beiden von der Messung betroffenen  Parteien zugänglich ist. Die grundlegenden Anforderungen gelten nicht für diejeni- gen Einrichtungen, die die Wägeergebnisse nur wiederholen und das ordnungs- gemässe Funktionieren der Waage nicht beeinflussen können.    Bei Waagen für offene Verkaufsstellen müssen alle Anzeige- und Druckeinrichtun- gen für das Verkaufspersonal und für die Käufer und Käuferinnen den grundlegen- den Anforderungen entsprechen.   Messtechnische Anforderungen   1 Masseinheiten  Zulässig sind die Einheiten nach Artikel 4.   2 Genauigkeitsklassen   2.1 Die Waagen werden in vier Genauigkeitsklassen mit folgenden Kennzeichen  unterteilt:    Bezeichnung Kennzeichen       Feinwaagen    Präzisionswaagen    Handelswaagen    Grobwaagen      Die Klassen sind in Tabelle 1 definiert.       36 Bereinigt gemäss Ziff. II 1 der V des EJPD vom 2. Okt 2006, in Kraft seit 30. Okt. 2006   (AS 2006 4189).   37 OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale, Paris.   Vocabulaire international des termes de métrologie légale (VIML), Ausgabe 2000.   Auskunft über OIML-Dokumente erteilt das Eidgenössische Institut für Metrologie  (METAS), Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern.     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   11   941.213    Genauigkeitsklassen  Tabelle 1   Klasse Eichwert (e) Mindestlast (Min) Anzahl der Eichwerte n = Max / e       Mindestanzahl Höchstanzahl  I 0,001 g e 100 e 50 000 –  II 0,001 g e  0,05 g 20 e 100 100 000  0,1 g  e 50 e 5 000 100 000  III 0,1 g e  2 g 20 e 100 10 000  5 g  e 20 e 500 10 000  IIII 5 g e 10 e 100 1 000       Für Waagen der Klassen II und III, die zur Ermittlung eines Beförderungs- tarifs bestimmt sind, wird die Mindestlast auf 5 e verringert.   2.2 Eich und Teilungswert   2.2.1 Teilungswert (d) und Eichwert (e) sollen die Form 1×10k, 2×10k oder 5×10k  Masseneinheiten haben, wobei k eine ganze Zahl oder Null ist.   2.2.2 Für alle Waagen ohne Hilfsanzeigeeinrichtungen ist d = e.   2.2.3 Für Waagen mit Hilfsanzeigeeinrichtungen gelten folgende Bedingungen:  e = 1×10k g  d < e  10  d  Ausgenommen sind Waagen der Genauigkeitsklasse I mit d < 10–4 g, für die  e = 10–3 g ist.   3 Einstufung   3.1 Waagen mit einem Wägebereich     Waagen mit einer Hilfsanzeigeeinrichtung werden in die Klasse I oder II  eingestuft. Für diese Waagen ist die Mindestlast der Tabelle 1 zu entnehmen,  indem der Eichwert (e) in der Spalte 3 durch den Teilungswert (d) ersetzt  wird.     Bei d < 10–4 g kann die Höchstlast der Klasse I unter 50 000 e liegen.   3.2 Waagen mit mehreren Wägebereichen     Jeder einzelne Wägebereich wird nach Ziffer 3.1 eingestuft. Fallen die  Wägebereiche in verschiedene Genauigkeitsklassen, so muss die Waage den  strengsten Vorschriften genügen. Die Wägebereiche müssen auf der Waage  angegeben sein.   3.3 Mehrteilungswaagen     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   12   941.213   3.3.1 Waagen mit einem Wägebereich können mehrere Teilwägebereiche auf- weisen (Mehrteilungswaagen).   Mehrteilungswaagen dürfen keine Hilfsanzeigeeinrichtung haben.   3.3.2 Jeder Teilwägebereich i  von Mehrteilungswaagen ist definiert durch:   – seinen Eichwert ei: e(i+1) > ei  – seine Höchstlast Maxi: Maxr = Max  – seine Mindestlast Mini: Mini = Max(i–1)    Min1 = Min   wobei:    – i = 1,2, … r,  – i = Nummer des Teilwägebereichs,  – r = Gesamtzahl der Teilwägebereiche.     Alle Lasten sind Nettolasten unabhängig von der verwendeten Taralast.   3.3.3 Die Teilwägebereiche werden nach Tabelle 2 eingestuft. Alle Teilwägeberei- che fallen in dieselbe Genauigkeitsklasse, wobei diese Klasse als Genauig- keitsklasse der Waage gilt.    Mehrteilungswaagen  Tabelle 2   i = 1,2, … r,  i = Nummer des Teilwägebereichs,  r = Gesamtzahl der Teilwägebereiche.   Klasse Eichwert (e) Mindestlast (Min) Anzahl der Eichwerte       Mindestanzahl*  n = Maxi/ e(i+1)   Höchstanzahl  n = Maxi/ ei   I 0,001 g  ei 100 ei 50 000 –  II 0,001 g  ei  0,05 g 20 ei 5 000 100 000  0,1 g  ei 50 ei 5 000 100 000  III 0,1 g  ei 20 ei 500 10 000  IIII 5 g  ei 10 ei 50 1 000     * Bei i = r gilt die entsprechende Spalte der Tabelle 1, wobei e durch er ersetzt wird.  4 Genauigkeit   4.1 Bei der Anwendung der Verfahren nach Artikel 8 darf der Anzeigefehler die  Fehlergrenze nach Tabelle 3 nicht übersteigen. Bei digitaler Anzeige ist der  Anzeigefehler um den Auf- bzw. Abrundungsfehler zu korrigieren.   4.2 Die Fehlergrenzen gelten für den Nettowert und den Tarawert bei allen  möglichen Belastungen mit Ausnahme von Taraeingabewerten.     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   13   941.213   4.3 Die Verkehrsfehlergrenzen betragen das Doppelte der Fehlergrenzen nach  Ziffer 4.1.    Fehlergrenzen  Tabelle 3   Fehler- grenzen für  Belastung  m in Klasse   ± 0,5 e ± 1 e ± 1,5 e   I 0  m  50 000 e 50 000 e < m  200 000 e 200 000 e < m II 0  m  5 000 e 5 000 e < m  20 000 e 20 000 e < m  100 000 e  III 0  m  500 e 500 e < m  2 000 e 2 000 e < m  10 000 e  IIII 0  m  50 e 50 e < m  200 e 200 e < m  1 000 e     5  Wägeergebnisse einer Waage müssen wiederholbar sein; sie müssen mit  anderen Anzeigeeinrichtungen und anderen Einspiellagen reproduzierbar  sein.     Die Wägeergebnisse müssen gegen eine Verschiebung der Last auf dem  Lastträger hinreichend unempfindlich sein.   6  Die Waage muss auf geringe Laständerungen bezogen auf den Eichwert  ansprechen.   7 Einflussgrössen und Zeitverhalten   7.1 Waagen der Klassen II, III und IIII müssen gegen die bei normaler Verwen- dung vorkommende Schrägstellung hinreichend unempfindlich sein.   7.2 Die Waagen müssen in dem von der Herstellerin angegebenen Temperatur- bereich die messtechnischen Anforderungen erfüllen. Dieser Bereich muss  eine Temperaturdifferenz umfassen von mindestens:   5 °C für eine Waage der Klasse I;  15 °C für eine Waage der Klasse II;  30 °C für eine Waage der Klasse III oder IIII.     Sind keine Angaben der Herstellerin vorhanden, ist der massgebende Tem- peraturbereich –10 °C bis +40 °C.   7.3 An das elektrische Netz angeschlossene Waagen müssen die messtech- nischen Anforderungen innerhalb der üblichen Netzschwankungen erfüllen.     Batteriebetriebene Waagen müssen ein Absinken der Betriebsspannung  unter den geforderten Mindestwert anzeigen und unter diesen Bedingungen  entweder weiterhin korrekt funktionieren oder sich selbsttätig ausschalten.   7.4 Elektronische Waagen mit Ausnahme derjenigen der Klassen I und II, bei  denen e unter 1 g liegt, müssen bei einer hohen relativen Luftfeuchtigkeit in  der oberen Grenze des Temperaturbereichs die messtechnischen Anforde- rungen erfüllen.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   14   941.213   7.5 Bei Belastung von Waagen der Klasse II, III und IIII über eine längere  Dauer darf das Wägeergebnis unter Belastung oder die Nullanzeige sofort  nach Entfernung der Last nur unbedeutend beeinflusst werden.   7.6 Unter anderen Bedingungen als denjenigen nach den Ziffern 7.1–7.5 müssen  die Waagen weiterhin korrekt funktionieren oder sich selbsttätig ausschalten.   Konstruktion und Ausführung   8 Allgemeine Anforderungen   8.1 Konstruktion und Ausführung der Waage müssen die Beibehaltung ihrer  messtechnischen Eigenschaften bei ordnungsgemässer Verwendung und bei  Einsatz in der vorgesehenen Umgebung gewährleisten. Der Wert der Masse  muss angezeigt werden.   8.2 Elektronische Waagen dürfen, wenn sie Störeinflüssen ausgesetzt sind, keine  bedeutenden Störungen anzeigen oder sie müssen bedeutende Störungen  selbsttätig erkennen und melden.     Bei selbsttätiger Erkennung einer bedeutenden Störung muss eine elektro- nische Waage ein optisches oder akustisches Signal auslösen, das so lange  anhält, bis die Bedienungsperson korrigierend eingreift oder die Störung  verschwindet.   8.3 Die in den Ziffern 8.1 und 8.2 festgelegten Anforderungen müssen für die  normale Dauer der beabsichtigten Verwendung dauerhaft erfüllt sein.     Bei digitalen elektronischen Einrichtungen müssen der einwandfreie Ablauf  des Messvorgangs, die Anzeigefunktionen und sämtliche Datenspeiche- rungs- und -übertragungsvorgänge stets angemessen kontrolliert werden.     Bei selbsttätiger Erkennung einer bedeutenden Langzeitabweichung muss  eine elektronische Waage ein optisches oder akustisches Signal auslösen,  das so lange anhält, bis die Bedienungsperson korrigierend eingreift oder die  Abweichung verschwindet.   8.4 Externe Geräte dürfen nur über eine geeignete Schnittstelle an eine elektro- nische Waage angeschlossen werden. Dadurch dürfen die Messeigenschaf- ten der Waage nicht unzulässig beeinflusst werden.   8.5 Die Waagen dürfen keine Eigenschaften aufweisen, durch die eine betrügeri- sche Verwendung gefördert wird, und die Möglichkeiten unbeabsichtigten  Missbrauchs müssen so klein wie möglich gehalten werden. Teile, die von  der Bedienungsperson nicht ausgebaut oder justiert werden dürfen, müssen  entsprechend gesichert sein.   8.6 Die Waagen müssen so konstruiert sein, dass die in dieser Verordnung  vorgeschriebenen Prüfungen ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden  können.     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   15   941.213   9 Anzeige der Wägeergebnisse und sonstiger Gewichtswerte   9.1 Die Anzeige der Wägeergebnisse und sonstiger Gewichtswerte muss richtig  und eindeutig sein und darf nicht irreführen; der angezeigte Wert muss unter  normalen Verwendungsbedingungen leicht ablesbar sein.   9.2 Die Bezeichnungen und Symbole der in Artikel 4 genannten Einheiten  müssen den Vorschriften der Einheitenverordnung vom 23. November  199438 genügen.   9.3 Die Waage darf nicht mehr als die Höchstlast Max + 9 e anzeigen.   9.4 Eine Hilfsanzeigeeinrichtung ist nur hinter dem Dezimalzeichen zulässig.  Eine Anzeigeeinrichtung mit erhöhter Auflösung darf nur vorübergehend  funktionieren; das Ausdrucken der Ergebnisse darf nicht möglich sein.   9.5 Nebenanzeigen können angezeigt werden, sofern eine Verwechslung mit  Hauptanzeigen ausgeschlossen ist.   10 Ausdruck der Wägeergebnisse und sonstiger Gewichtswerte     Die ausgedruckten Ergebnisse müssen richtig, angemessen gekennzeichnet  und eindeutig sein. Der Ausdruck muss deutlich, leserlich, unverwischbar  und dauerhaft sein.   11 Ausrichten     Erforderlichenfalls sind die Waagen mit einer Nivelliereinrichtung und  einem Neigungsanzeiger auszustatten, deren Empfindlichkeit die einwand- freie Aufstellung der Waage gewährleistet.   12 Nullstellen     Die Waagen können Nullstelleinrichtungen haben. Diese müssen eine ge- naue Nullstellung bewirken und dürfen keine falschen Messergebnisse ver- ursachen.   13 Taraeinrichtungen und Taraeingabeeinrichtungen     Waagen können eine oder mehrere Taraeinrichtungen sowie eine Taraeinga- beeinrichtung haben. Die Taraeinrichtungen müssen eine genaue Nullstel- lung der Anzeige und eine korrekte Messung des Nettogewichtes bewirken.  Die Taraeingabeeinrichtung muss die fehlerfreie Berechnung des Nettowerts  gewährleisten.       38 SR 941.202     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   16   941.213   14 Zusatzbestimmungen für Waagen mit einer Höchstlast    bis zu 100 kg für offene Verkaufsstellen   14.1 Waagen für offene Verkaufsstellen müssen dem Kunden oder der Kundin  eindeutig alle wesentlichen Angaben über den Wägevorgang und, bei preis- anzeigenden Waagen, über die Berechnung des Preises für das Produkt, das  er kaufen will, anzeigen.   14.2 Wird der Verkaufspreis angezeigt, so muss dieser richtig sein.   14.3 Bei preisrechnenden Waagen müssen die wesentlichen Anzeigen so lange  sichtbar sein, dass sie der Kunde oder die Kundin sicher ablesen kann.   14.4 Bei preisrechnenden Waagen sind andere Funktionen als das Wägen und  Berechnen der Preise pro Artikel nur dann zulässig, wenn alle Angaben über  sämtliche Vorgänge deutlich, unmissverständlich und übersichtlich auf ei- nem Bon oder Etikett für den Kunden oder die Kundin ausgedruckt werden.   14.5 Die Waagen müssen so beschaffen sein, dass sie weder direkt noch indirekt  Anzeigen hervorrufen, die nicht leicht oder eindeutig verständlich sind.   14.6 Der Kunde oder die Kundin muss gegen unkorrekte Verkaufsvorgänge durch  fehlerhafte arbeitende Waagen geschützt sein.   14.7 Hilfsanzeigeeinrichtungen und Anzeigeeinrichtungen mit erhöhter Auflö- sung sind nicht zulässig.   14.8 Zusatzeinrichtungen sind nur gestattet, wenn eine betrügerische Verwen- dung ausgeschlossen ist.   14.9 Waagen, die Waagen für offene Verkaufsstellen ähnlich sind, den Anforde- rungen von Ziffern 14.1–14.8 jedoch nicht entsprechen, müssen in der Nähe  der Anzeige die dauerhafte Aufschrift «Nicht zulässig in offenen Verkaufs- stellen» tragen.   15 Preisauszeichnungswaagen     Preisauszeichnungswaagen müssen dieselben Anforderungen erfüllen wie  preisanzeigende Waagen für offene Verkaufsstellen, soweit diese Anforde- rungen auf die betreffende Waage zutreffen. Der Ausdruck eines Preiseti- ketts muss unterhalb einer Mindestlast unmöglich sein.        Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   17   941.213   Anhang 239  (Art. 7 Abs. 2)   Harmonisierte Normen für nichtselbsttätige Waagen   Europäische Norm EN 45501:201540   Metrologische Aspekte der nichtselbsttätigen Waagen          39 Fassung gemäss Ziff. III der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017   (AS 2016 5225).   40 Die Norm kann bei der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV), 8400 Winterthur,  www.snv.ch bezogen werden.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   18   941.213   Anhang 341  (Art. 8)   Konformitätsbewertungsverfahren   1 Modul B: Bauartprüfung   1.1 Bei der Bauartprüfung handelt es sich um den Teil eines Konformitätsbe- wertungsverfahrens, bei dem eine Konformitätsbewertungsstelle den techni- schen Entwurf eines Geräts untersucht und prüft und bescheinigt, dass er die  für das Gerät geltenden Anforderungen dieser Verordnung erfüllt.   1.2 Eine Bauartprüfung kann auf eine der folgenden Arten durchgeführt werden:  a. Prüfung eines für die geplante Produktion repräsentativen Musters des   vollständigen Geräts (Baumuster);   b. Bewertung der Eignung des technischen Entwurfs des Geräts anhand   einer Prüfung der technischen Unterlagen nach Ziffer 1.3 und der zu- sätzlichen Nachweise sowie Prüfung von für die geplante Produktion  repräsentativen Mustern eines oder mehrerer wichtiger Teile des Geräts  (Kombination aus Bau- und Entwurfsmuster);    c. Bewertung der Angemessenheit des technischen Entwurfs des Geräts  anhand einer Prüfung der technischen Unterlagen nach Ziffer 1.3 und  von zusätzlichen Nachweisen, ohne Prüfung eines Musters (Entwurfs- muster).    1.3 Der Antrag auf Bauartprüfung ist von der Herstellerin bei einer einzigen  Konformitätsbewertungsstelle ihrer Wahl einzureichen.     Der Antrag enthält Folgendes:  a. Name und Adresse der Herstellerin und, wenn der Antrag von der Ver-  treterin eingereicht wird, auch deren Name und Adresse;   b. eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen   Konformitätsbewertungsstelle eingereicht worden ist;   c. die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss es möglich   sein, die Übereinstimmung des Geräts mit den anwendbaren Anforde- rungen dieser Verordnung zu bewerten; sie müssen eine geeignete Risi- koanalyse und -bewertung enthalten. In den technischen Unterlagen  sind die anwendbaren Anforderungen und der Entwurf, die Herstellung  und der Betrieb des Geräts zu erfassen, soweit sie für die Bewertung  von Belang sind. Die technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls  mindestens folgende Elemente:   1. eine allgemeine Beschreibung des Geräts,  2. Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bestandteilen   wie Bauteilen, Baugruppen und Schaltkreisen,       41 Fassung gemäss Ziff. II Abs. 1 der V des EJPD vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit   20. April 2016 (AS 2015 5849).     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   19   941.213   3. Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis dieser  Zeichnungen und Pläne sowie der Funktionsweise des Geräts er- forderlich sind,   4. eine Aufstellung darüber, welche harmonisierten Normen, deren  Fundstellen nach Artikel 7 der Messmittelverordnung veröffent- licht wurden, vollständig oder in Teilen angewandt worden sind,  und, wenn diese harmonisierten Normen nicht angewandt wurden,  eine Beschreibung der Lösungen, mit denen den wesentlichen Si- cherheitsanforderungen dieser Verordnung entsprochen wurde,  einschliesslich einer Aufstellung darüber, welche anderen ein- schlägigen technischen Spezifikationen angewandt worden sind;  im Fall von teilweise angewandten harmonisierten Normen wer- den die Teile, die angewandt wurden, in den technischen Unterla- gen angegeben,   5. die Ergebnisse der technischen Abklärungen wie Konstruktions- berechnungen und Prüfungen, und   6. die Prüfberichte;   d. für die betreffende Produktion repräsentative Muster; die Konformi-  tätsbewertungsstelle kann zusätzliche Muster anfordern, wenn dies zur  Durchführung des Prüfprogramms erforderlich ist;    e. die zusätzlichen Nachweise für die Angemessenheit der Lösung des  technischen Entwurfs; in diesen zusätzlichen Nachweisen müssen alle  Unterlagen vermerkt sein, nach denen insbesondere dann vorgegangen  worden ist, wenn die einschlägigen harmonisierten Normen nicht in  vollem Umfang angewandt worden sind; die zusätzlichen Nachweise  umfassen erforderlichenfalls die Ergebnisse von Prüfungen, die gemäss  anderen einschlägigen technischen Spezifikationen von einem geeigne- ten Labor der Herstellerin oder von einem anderen Prüflabor in ihrem  Auftrag und unter ihrer Verantwortung durchgeführt wurden.    1.4 Die Konformitätsbewertungsstelle hat folgende Aufgaben:     Bezogen auf das Gerät:   1.4.1. Prüfung der technischen Unterlagen und zusätzlichen Nachweise, um zu  bewerten, ob der technische Entwurf des Geräts angemessen ist;     Bezogen auf das Muster:   1.4.2. Prüfung, ob das Muster in Übereinstimmung mit den technischen Unterlagen  hergestellt wurde, und Feststellung, welche Teile nach den geltenden Vor- schriften der einschlägigen harmonisierten Normen entworfen wurden und  welche Teile gemäss anderen einschlägigen technischen Spezifikationen  entworfen wurden;   1.4.3. Durchführung oder Veranlassung der geeigneten Untersuchungen und Prü- fungen, um festzustellen, ob die Lösungen aus den einschlägigen harmoni- sierten Normen korrekt angewandt worden sind, sofern die Herstellerin sich  für ihre Anwendung entschieden hat;     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   20   941.213   1.4.4. Durchführung oder Veranlassung der geeigneten Untersuchungen und Prü- fungen, um festzustellen, ob die von der Herstellerin gewählten Lösungen –  falls sie die Lösungen aus den einschlägigen harmonisierten Normen oder  normativen Dokumenten nicht angewandt hat – auf der Grundlage anderer  massgeblicher technischer Spezifikationen erreicht wurden und die entspre- chenden wesentlichen Anforderungen dieser Verordnung erfüllen;   1.4.5. Vereinbarung mit der Herstellerin, wo die Untersuchungen und Prüfungen  durchgeführt werden.   1.5. Die Konformitätsbewertungsstelle erstellt einen Prüfungsbericht über die  Massnahmen nach Ziffer 1.4 und die dabei erzielten Ergebnisse. Unter Vor- behalt ihrer Verpflichtungen gegenüber den bezeichnenden Behörden veröf- fentlicht die Konformitätsbewertungsstelle den Inhalt dieses Berichts oder  Teile davon nur mit Zustimmung der Herstellerin.   1.6 Entspricht das Baumuster den für das betreffende Gerät geltenden Anforde- rungen dieser Verordnung, so stellt die Konformitätsbewertungsstelle der  Herstellerin ein Bauartzulassungszertifikat aus; dieses Zertifikat enthält den  Namen und die Adresse der Herstellerin, die Ergebnisse der Prüfung, allfäl- lige Bedingungen für ihre Gültigkeit und die für die Identifizierung des zu- gelassenen Baumusters erforderlichen Angaben; dem Bauartzulassungszerti- fikat können ein oder mehrere Anhänge beigefügt werden.     Das Bauartzulassungszertifikat und seine Anhänge enthalten alle zweckdien- lichen Angaben, die eine Beurteilung der Übereinstimmung des hergestellten  Messgeräts mit dem geprüften Baumuster und eine Kontrolle nach seiner In- betriebnahme ermöglichen.     Das Bauartzulassungszertifikat ist zehn Jahre ab seinem Ausstellungsdatum  gültig und kann danach jeweils für weitere zehn Jahre verlängert werden.  Bei grundlegenden Änderungen der Konstruktion des Geräts, wie aufgrund  des Einsatzes neuer Techniken, kann die Gültigkeit des Bauartzulassungs- zertifikats auf zwei Jahre begrenzt und um drei Jahre verlängert werden.     Entspricht das Baumuster nicht den anwendbaren Anforderungen dieser  Verordnung, verweigert die Konformitätsbewertungsstelle die Ausstellung  eines Bauartzulassungszertifikats und unterrichtet die Antragstellerin dar- über, wobei sie ihre Weigerung ausführlich begründet.   1.7 Die Konformitätsbewertungsstelle informiert sich laufend über alle Ände- rungen des allgemein anerkannten Stands der Technik, die darauf hindeuten,  dass das zugelassene Baumuster nicht mehr den anwendbaren Anforderun- gen dieser Verordnung entspricht, und entscheidet, ob derartige Änderungen  weitere Untersuchungen nötig machen. Ist dies der Fall, setzt die Konformi- tätsbewertungsstelle die Herstellerin davon in Kenntnis. Die Herstellerin un- terrichtet die Konformitätsbewertungsstelle, der die technischen Unterlagen  zum Bauartzulassungszertifikat vorliegen, über alle Änderungen am zuge- lassenen Baumuster, die dessen Übereinstimmung mit den grundlegenden  Anforderungen dieser Verordnung oder den Bedingungen für die Gültigkeit  des Bauartzulassungszertifikats beeinträchtigen können. Derartige Ände-    Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   21   941.213   rungen erfordern eine Zusatzgenehmigung in Form einer Ergänzung des ur- sprünglichen Bauartzulassungszertifikats.   1.8 Jede Konformitätsbewertungsstelle unterrichtet ihre bezeichnende Behörde  über die Bauartzulassungszertifikate und allfällige Ergänzungen dazu, die sie  ausgestellt oder zurückgenommen hat, und übermittelt ihrer bezeichnenden  Behörde in regelmässigen Abständen oder auf Verlangen eine Aufstellung  all dieser Zertifikate und Ergänzungen dazu, die sie verweigert, ausgesetzt  oder auf andere Art eingeschränkt hat.     Jede Konformitätsbewertungsstelle unterrichtet die übrigen bezeichneten  Stellen über die Bauartzulassungszertifikate und allfällige Ergänzungen da- zu, die sie verweigert, zurückgenommen, ausgesetzt oder auf andere Weise  eingeschränkt hat, und teilt ihnen auf entsprechendes Ersuchen alle von ihr  ausgestellten Bauartzulassungszertifikate und Ergänzungen dazu mit.     Die Konformitätsbewertungsstelle bewahrt ein Exemplar des Bauartzulas- sungszertifikats samt Anhängen und Ergänzungen sowie des technischen  Dossiers einschliesslich der von der Herstellerin eingereichten Unterlagen so  lange auf, bis die Gültigkeitsdauer dieses Bauartzulassungszertifikats endet.   1.9 Die Herstellerin hält ein Exemplar des Bauartzulassungszertifikats und  seiner Anhänge und Ergänzungen zusammen mit den technischen Unter- lagen während zehn Jahren nach dem Inverkehrbringen des Geräts für die  zuständigen Behörden bereit.   1.10 Die Vertreterin der Herstellerin kann den Antrag nach Ziffer 1.3 einreichen  und die Verpflichtungen nach den Ziffern 1.7 und 1.9 erfüllen, falls sie im  Auftrag festgelegt sind.   2 Modul D: Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer  Qualitätssicherung des Produktionsprozesses   2.1 Die Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer Qualitätssicherung  bezogen auf den Produktionsprozess ist der Teil eines Konformitätsbewer- tungsverfahrens, bei dem die Herstellerin die Verpflichtungen nach den Zif- fern 2.2 und 2.5 erfüllt sowie sicherstellt und erklärt, dass die betreffenden  Geräte der im Bauartzulassungszertifikat beschriebenen Bauart entsprechen  und den für sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung genügen.   2.2 Herstellung      Die Herstellerin betreibt ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem für die  Herstellung, Endabnahme und Prüfung der betreffenden Geräte nach Ziffer  2.3 und unterliegt der Überwachung nach Ziffer 2.4.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   22   941.213   2.3 Qualitätssicherungssystem   2.3.1 Die Herstellerin beantragt bei der Konformitätsbewertungsstelle ihrer Wahl  die Bewertung ihres Qualitätssicherungssystems für die betreffenden Geräte.     Der Antrag enthält Folgendes:  a. Name und Adresse der Herstellerin und, wenn der Antrag von der Ver-  treterin eingereicht wird, auch deren Name und Adresse;   b. eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen   Konformitätsbewertungsstelle eingereicht worden ist;   c. alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene Gerätekategorie;   d. die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem; und  e. die technischen Unterlagen über das zugelassene Baumuster und eine   Abschrift des Bauartzulassungszertifikats.    2.3.2 Das Qualitätssicherungssystem gewährleistet die Übereinstimmung der  Geräte mit der im Bauartzulassungszertifikat beschriebenen Bauart und mit  den für sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung.     Alle von der Herstellerin berücksichtigten Elemente, Anforderungen und  Vorschriften sind systematisch und ordnungsgemäss in Form schriftlicher  Grundsätze, Verfahren und Betriebsanleitungen zusammenzustellen. Diese  Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem müssen eine einheitliche  Auslegung der Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und  -berichte ermöglichen.     Sie enthalten insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punk- te:  a. Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zuständigkeiten und Be-  fugnisse der Geschäftsleitung in Bezug auf die Produktqualität;   b. entsprechende Fertigungs-, Qualitätssteuerungs- und Qualitätssiche-  rungstechniken, angewandte Verfahren und vorgesehene systematische  Massnahmen;    c. vor, während und nach der Herstellung durchgeführte Untersuchungen  und Prüfungen unter Angabe ihrer Häufigkeit;    d. qualitätsbezogene Aufzeichnungen wie Prüfberichte, Prüf- und Kalib- rierdaten sowie Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich  beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;    e. Mittel, mit denen die Verwirklichung der geforderten Produktqualität  und die wirksame Arbeitsweise des Qualitätssicherungssystems über- wacht werden können.    2.3.3 Die Konformitätsbewertungsstelle bewertet das Qualitätssicherungssystem,  um festzustellen, ob es die Anforderungen nach Ziffer 2.3.2 erfüllt.     Bei jedem Bestandteil des Qualitätssicherungssystems, der die entsprechen- den Spezifikationen der einschlägigen harmonisierten Norm erfüllt, geht sie  von der Konformität mit diesen Anforderungen aus.     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   23   941.213     Zusätzlich zur Erfahrung mit Qualitätssicherungssystemen verfügt mindes- tens ein Mitglied des Auditteams über Erfahrung mit der Bewertung in dem  einschlägigen Gerätebereich und der betreffenden Gerätetechnologie sowie  über Kenntnis der anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung. Das Au- dit umfasst auch einen Kontrollbesuch in den Räumlichkeiten der Herstelle- rin. Das Auditteam überprüft die technischen Unterlagen nach Ziffer 2.3.1  Buchstabe e, um sich zu vergewissern, dass die Herstellerin in der Lage ist,  die einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung zu erkennen und die er- forderlichen Prüfungen durchzuführen, damit die Übereinstimmung des Ge- räts mit diesen Anforderungen sichergestellt ist.     Der Entscheid wird der Herstellerin mitgeteilt. Die Mitteilung muss das  Ergebnis des Audits und die Begründung des Bewertungsentscheids ent- halten.   2.3.4 Die Herstellerin verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen Qualitätssiche- rungssystem verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen und dafür zu sorgen,  dass es stets sachgemäss und effizient bleibt.   2.3.5 Die Herstellerin unterrichtet die Konformitätsbewertungsstelle, die das  Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle geplanten Änderungen  des Qualitätssicherungssystems.     Die Konformitätsbewertungsstelle beurteilt die geplanten Änderungen und  entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem noch die Anforde- rungen nach Ziffer 2.3.2 erfüllt oder ob eine erneute Bewertung erforderlich  ist.     Sie gibt der Herstellerin ihren Entscheid bekannt. Die Mitteilung muss das  Ergebnis der Prüfung und die Begründung des Bewertungsentscheids enthal- ten.   2.4 Überwachung unter der Verantwortung der Konformitätsbewertungsstelle   2.4.1 Die Überwachung soll sicherstellen, dass die Herstellerin die Verpflichtun- gen aus dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem vorschriftsgemäss er- füllt.   2.4.2 Die Herstellerin gewährt der Konformitätsbewertungsstelle für die Bewer- tung Zugang zu den Herstellungs-, Abnahme-, Prüf- und Lagereinrichtungen  und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung, insbesondere:  a. die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;   b. die qualitätsbezogenen Aufzeichnungen wie Prüfberichte, Prüf- und   Kalibrierdaten sowie Berichte über die Qualifikation der in diesem Be- reich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.   2.4.3 Die Konformitätsbewertungsstelle führt regelmässig Audits durch, um  sicherzustellen, dass die Herstellerin das Qualitätssicherungssystem auf- rechterhält und anwendet, und übergibt ihr einen entsprechenden Prüfbe- richt.   2.4.4 Darüber hinaus kann die Konformitätsbewertungsstelle bei der Herstellerin  unangemeldete Besichtigungen durchführen. Während dieser Besichtigun-    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   24   941.213   gen kann die Konformitätsbewertungsstelle erforderlichenfalls Geräteprü- fungen durchführen oder durchführen lassen, um sich des ordnungsgemässen  Funktionierens des Qualitätssicherungssystems zu vergewissern. Die Kon- formitätsbewertungsstelle übergibt der Herstellerin einen Bericht über die  Besichtigung und im Falle einer Prüfung einen Prüfbericht.   2.5 Konformitätskennzeichnung und Konformitätserklärung    2.5.1 Die Herstellerin bringt an jedem einzelnen Gerät, das mit der im Bauartzu- lassungszertifikat beschriebenen Bauart übereinstimmt und die anwendbaren  Anforderungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen und  das zusätzliche Metrologie-Kennzeichen nach Artikel 13 sowie – unter der  Verantwortung der Konformitätsbewertungsstelle nach Ziffer 2.3.1 – deren  Kennnummer an.   2.5.2 Die Herstellerin stellt für jedes Gerätemodell eine schriftliche Konformitäts- erklärung aus und hält sie während zehn Jahren nach dem Inverkehrbringen  des Geräts für die zuständigen Behörden bereit. Aus der Konformitätserklä- rung muss hervorgehen, für welches Gerätemodell sie ausgestellt wurde.     Ein Exemplar der Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden  auf Verlangen zur Verfügung gestellt   2.6 Die Herstellerin hält während zehn Jahren nach dem Inverkehrbringen des  Geräts für die zuständigen Behörden folgende Unterlagen bereit:  a. die Unterlagen nach Ziffer 2.3.1;   b. die Informationen in Bezug auf die Änderung nach Ziffer 2.3.5 in ihrer   genehmigten Fassung;   c. die Entscheide und Berichte der Konformitätsbewertungsstelle nach   den Ziffern 2.3.5, 2.4.3 und 2.4.4.    2.7 Jede Konformitätsbewertungsstelle unterrichtet ihre bezeichnende Behörde  über die Zulassungen von Qualitätssicherungssystemen, die sie ausgestellt  oder zurückgenommen hat, und übermittelt ihrer bezeichnenden Behörde in  regelmässigen Abständen oder auf Verlangen eine Aufstellung aller Zulas- sungen von Qualitätssicherungssystemen, die sie verweigert, ausgesetzt oder  auf andere Art eingeschränkt hat.   2.8 Vertreterin      Die Verpflichtungen der Herstellerin nach den Ziffern 2.3.1, 2.3.5, 2.5  und 2.6 können von ihrer Vertreterin in ihrem Auftrag und unter ihrer Ver- antwortung erfüllt werden, falls sie im Auftrag festgelegt sind.     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   25   941.213   3 Modul D1: Qualitätssicherung bezogen auf den  Produktionsprozess   3.1 Bei der Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess handelt es  sich um das Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem die Herstellerin die  Verpflichtungen nach den Ziffern 3.2, 3.4 und 3.7 erfüllt sowie sicherstellt  und erklärt, dass die betreffenden Geräte den für sie geltenden Anforderun- gen dieser Verordnung genügen.   3.2 Technische Unterlagen      Die Herstellerin erstellt die technischen Unterlagen. Anhand der Unterlagen  muss es möglich sein, die Übereinstimmung des Geräts mit den massgebli- chen Anforderungen zu bewerten; sie müssen eine geeignete Risikoanalyse  und -bewertung enthalten. In den technischen Unterlagen sind die anwend- baren Anforderungen und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des  Geräts zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind. Die tech- nischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls mindestens folgende Elemente:  a. eine allgemeine Beschreibung des Geräts;   b. Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bestandteilen wie   Bauteilen, Baugruppen und Schaltkreisen;   c. Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis dieser Zeich-  nungen und Pläne sowie der Funktionsweise des Geräts erforderlich  sind;    d. eine Aufstellung darüber, welche harmonisierten Normen, deren Fund- stellen nach Artikel 7 der Messmittelverordnung veröffentlicht wurden,  vollständig oder in Teilen angewandt worden sind, und, wenn diese  harmonisierten Normen nicht angewandt wurden, eine Beschreibung  der Lösungen, mit denen den wesentlichen Sicherheitsanforderungen  dieser Verordnung entsprochen wurde, einschliesslich einer Aufstellung  darüber, welche anderen einschlägigen technischen Spezifikationen an- gewandt worden sind; im Fall von teilweise angewandten harmonisier- ten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in den techni- schen Unterlagen angegeben;    e. die Ergebnisse der technischen Abklärungen wie Konstruktionsberech- nungen und Prüfungen;    f. die Prüfberichte.    3.3 Die Herstellerin hält die technischen Unterlagen während zehn Jahren nach  Inverkehrbringen des Geräts für die zuständigen Behörden bereit.   3.4 Herstellung      Die Herstellerin betreibt ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem für die  Herstellung, Endabnahme und Prüfung der betreffenden Geräte nach Zif- fer 3.5 und unterliegt der Überwachung nach Ziffer 3.6.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   26   941.213   3.5 Qualitätssicherungssystem    3.5.1 Die Herstellerin beantragt bei der Konformitätsbewertungsstelle ihrer Wahl  die Bewertung ihres Qualitätssicherungssystems für die betreffenden Geräte.     Der Antrag enthält Folgendes:  a. Name und Adresse der Herstellerin und, wenn der Antrag von der Ver-  treterin eingereicht wird, auch deren Name und Adresse;   b. eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen   Konformitätsbewertungsstelle eingereicht worden ist;   c. alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene Gerätekategorie;   d. die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;   e. die technischen Unterlagen nach Ziffer 3.2.    3.5.2 Das Qualitätssicherungssystem gewährleistet die Übereinstimmung der  Geräte mit den für sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung.     Alle von der Herstellerin berücksichtigten Elemente, Anforderungen und  Vorschriften sind systematisch und ordnungsgemäss in Form schriftlicher  Grundsätze, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unter- lagen über das Qualitätssicherungssystem müssen eine einheitliche Ausle- gung der Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und -berichte  ermöglichen.     Sie enthalten insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punk- te:  a. Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zuständigkeiten und Be-  fugnisse der Geschäftsleitung in Bezug auf die Produktqualität;   b. entsprechende Fertigungs-, Qualitätssteuerungs- und Qualitätssiche-  rungstechniken, angewandte Verfahren und vorgesehene systematische  Massnahmen;    c. vor, während und nach der Herstellung durchgeführte Untersuchungen  und Prüfungen unter Angabe ihrer Häufigkeit;   d. qualitätsbezogene Aufzeichnungen wie Prüfberichte, Prüf- und Kalib- rierdaten sowie Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich  beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;   e. Mittel, mit denen das Erreichen der geforderten Produktqualität und die  wirksame Arbeitsweise des Qualitätssicherungssystems überwacht  werden können.   3.5.3 Die Konformitätsbewertungsstelle bewertet das Qualitätssicherungssystem,  um festzustellen, ob es die Anforderungen nach Ziffer 3.5.2 erfüllt.     Bei jedem Bestandteil des Qualitätssicherungssystems, der die entsprechen- den Spezifikationen der einschlägigen harmonisierten Norm erfüllt, geht sie  von der Konformität mit diesen Anforderungen aus.     Zusätzlich zur Erfahrung mit Qualitätssicherungssystemen verfügt mindes- tens ein Mitglied des Auditteams über Erfahrung mit der Bewertung in dem  einschlägigen Gerätebereich und der betreffenden Gerätetechnologie sowie     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   27   941.213   über Kenntnis der anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung. Das Au- dit umfasst auch einen Kontrollbesuch in den Räumlichkeiten der Herstelle- rin. Das Auditteam überprüft die technischen Unterlagen nach Ziffer 3.2, um  sich zu vergewissern, dass die Herstellerin in der Lage ist, die einschlägigen  Anforderungen der Verordnung zu erkennen und die erforderlichen Prüfun- gen durchzuführen, damit die Übereinstimmung des Geräts mit diesen An- forderungen gewährleistet ist.     Der Entscheid wird der Herstellerin mitgeteilt. Die Mitteilung muss das  Ergebnis des Audits und die Begründung des Bewertungsentscheids ent- halten.   3.5.4 Die Herstellerin verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen Qualitätssiche- rungssystem verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen und dafür zu sorgen,  dass es stets sachgemäss und effizient bleibt.   3.5.5 Die Herstellerin unterrichtet die Konformitätsbewertungsstelle, die das  Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle geplanten Änderungen  des Qualitätssicherungssystems.     Die Konformitätsbewertungsstelle beurteilt die geplanten Änderungen und  entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem noch die Anforde- rungen nach Ziffer 3.5.2 erfüllt oder ob eine erneute Bewertung erforderlich  ist.     Sie gibt der Herstellerin ihren Entscheid bekannt. Die Mitteilung muss das  Ergebnis der Prüfung und die Begründung des Bewertungsentscheids ent- halten.   3.6 Überwachung unter der Verantwortung der Konformitätsbewertungsstelle    3.6.1 Die Überwachung soll gewährleisten, dass die Herstellerin die Verpflichtun- gen aus dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem vorschriftsmässig er- füllt.   3.6.2 Die Herstellerin gewährt der Konformitätsbewertungsstelle für die Bewer- tung Zugang zu den Herstellungs-, Abnahme-, Prüf- und Lagereinrichtungen  und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung, insbesondere:  a. die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;   b. die technischen Unterlagen nach Ziffer 3.2;   c. die qualitätsbezogenen Aufzeichnungen wie Prüfberichte, Prüf- und   Kalibrierdaten sowie Berichte über die Qualifikation der in diesem Be- reich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.    3.6.3 Die Konformitätsbewertungsstelle führt regelmässig Audits durch, um  sicherzustellen, dass die Herstellerin das Qualitätssicherungssystem auf- rechterhält und anwendet, und übergibt ihr einen entsprechenden Prüf- bericht.   3.6.4 Darüber hinaus kann die Konformitätsbewertungsstelle bei der Herstellerin  unangemeldete Besichtigungen durchführen. Während dieser Besichtigun- gen kann die Konformitätsbewertungsstelle erforderlichenfalls Produkt- prüfungen durchführen oder durchführen lassen, um sich vom ordnungs-    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   28   941.213   gemässen Funktionieren des Qualitätssicherungssystems zu überzeugen. Die  Konformitätsbewertungsstelle übergibt der Herstellerin einen Bericht über  die Besichtigung und im Fall einer Prüfung einen Prüfbericht.   3.7 Konformitätskennzeichnung und Konformitätserklärung    3.7.1 Die Herstellerin bringt an jedem einzelnen Gerät, das die anwendbaren  Anforderungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen und  das zusätzliche Metrologie-Kennzeichen nach Artikel 13 und unter der Ver- antwortung der Konformitätsbewertungsstelle nach Ziffer 3.5.1 deren Kenn- nummer an.   3.7.2 Die Herstellerin stellt für jedes Gerätemodell eine schriftliche Konformitäts- erklärung aus und hält sie während zehn Jahren nach dem Inverkehrbringen  des Geräts für die zuständigen Behörden bereit. Aus der Konformitätserklä- rung muss hervorgehen, für welches Gerätemodell sie ausgestellt wurde.     Ein Exemplar der Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden  auf Verlangen zur Verfügung gestellt.   3.8 Die Herstellerin hält während zehn Jahren nach dem Inverkehrbringen des  Geräts für die zuständigen Behörden folgende Unterlagen bereit:  a. die Unterlagen nach Ziffer 3.5.1;   b. die Informationen in Bezug auf die Änderung nach Ziffer 3.5.5 in ihrer   genehmigten Fassung;   c. die Entscheide und Berichte der Konformitätsbewertungsstelle nach   den Ziffern 3.5.5, 3.6.3 und 3.6.4.    3.9 Jede Konformitätsbewertungsstelle unterrichtet ihre bezeichnende Behörde  über die Zulassungen von Qualitätssicherungssystemen, die sie ausgestellt  oder zurückgenommen hat, und übermittelt ihrer bezeichnenden Behörde in  regelmässigen Abständen oder auf Verlangen eine Aufstellung aller Zulas- sungen von Qualitätssicherungssystemen, die sie verweigert, ausgesetzt oder  auf andere Art eingeschränkt hat.   3.10 Vertreterin      Die Verpflichtungen der Herstellerin nach den Ziffern 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7  und 3.8 können von ihrer Vertreterin in ihrem Auftrag und unter ihrer Ver- antwortung erfüllt werden, falls sie im Auftrag festgelegt sind.   4 Modul F: Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer  Produktprüfung   4.1 Bei der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer Prüfung der  Produkte handelt es sich um den Teil eines Konformitätsbewertungsver- fahrens, bei dem die Herstellerin die Verpflichtungen nach den Ziffern 4.2  und 4.5 erfüllt sowie sicherstellt und erklärt, dass die den Bestimmungen  von Ziffer 4.3 unterworfenen Geräte der im Bauartzulassungszertifikat be- schriebenen Bauart entsprechen und den für sie geltenden Anforderungen  dieser Verordnung genügen.     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   29   941.213   4.2 Herstellung     Die Herstellerin trifft alle erforderlichen Massnahmen, damit der Ferti- gungsprozess und seine Überwachung die Übereinstimmung der hergestell- ten Geräte mit der im Bauartzulassungszertifikat beschriebenen zugelasse- nen Bauart und mit den für sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung  sicherstellen.   4.3 Überprüfung      Eine von der Herstellerin gewählte Konformitätsbewertungsstelle führt die  entsprechenden Untersuchungen und Prüfungen durch, um die Überein- stimmung der Geräte mit der im Bauartzulassungszertifikat beschriebenen  zugelassenen Bauart und den entsprechenden Anforderungen dieser Verord- nung zu prüfen.     Die Untersuchungen und Prüfungen zur Kontrolle der Konformität der  Geräte mit den entsprechenden Anforderungen werden mittels Untersuchung  und Prüfung jedes einzelnen Geräts nach Ziffer 4.4 durchgeführt.   4.4 Überprüfung der Konformität durch Untersuchung und Prüfung jedes ein- zelnen Geräts    4.4.1 Alle Geräte werden einzeln untersucht und es werden geeignete Prüfungen  nach den einschlägigen harmonisierten Normen oder gleichwertige Prüfun- gen, die in anderen einschlägigen technischen Spezifikationen aufgeführt  werden, durchgeführt, um ihre Konformität mit der im Bauartzulassungszer- tifikat beschriebenen zugelassenen Bauart und den geltenden Anforderungen  dieser Verordnung zu überprüfen.     In Ermangelung einer solchen harmonisierten Norm entscheidet die Kon- formitätsbewertungsstelle darüber, welche Prüfungen durchgeführt werden.   4.4.2 Die Konformitätsbewertungsstelle stellt auf der Grundlage der Untersuchun- gen und Prüfungen eine Konformitätsbescheinigung aus und bringt an jedem  zugelassenen Gerät ihre Kennnummer an oder lässt diese unter ihrer Ver- antwortung anbringen.     Die Herstellerin hält die Konformitätsbescheinigungen während zehn Jahren  nach dem Inverkehrbringen des Geräts für die zuständigen Behörden zur  Einsichtnahme bereit.   4.5 Konformitätskennzeichnung und Konformitätserklärung    4.5.1 Die Herstellerin bringt an jedem einzelnen Gerät, das mit der im Bauartzu- lassungszertifikat beschriebenen zugelassenen Bauart übereinstimmt und die  anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitäts- kennzeichen und das zusätzliche Metrologie-Kennzeichen nach Artikel 13  sowie – unter der Verantwortung der Konformitätsbewertungsstelle nach  Ziffer 4.3 – deren Kennnummer an.   4.5.2 Die Herstellerin stellt für jedes Gerätemodell eine schriftliche Konformitäts- erklärung aus und hält sie während zehn Jahren lang nach dem Inverkehr- bringen des Geräts für die zuständigen Behörden bereit. Aus der Konformi-    Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   30   941.213   tätserklärung muss hervorgehen, für welches Gerätemodell sie ausgestellt  wurde.     Ein Exemplar der Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden  auf Verlangen zur Verfügung gestellt.     Stimmt die Konformitätsbewertungsstelle nach Ziffer 4.3 zu, so kann die  Herstellerin unter deren Verantwortung auch die Kennnummer der Konfor- mitätsbewertungsstelle an den Geräten anbringen.   4.6 Stimmt die Konformitätsbewertungsstelle zu, so kann die Herstellerin unter  deren Verantwortung die Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle  während des Fertigungsprozesses auf den Geräten anbringen.   4.7 Vertreterin      Die Verpflichtungen der Herstellerin können von ihrer Vertreterin in ihrem  Auftrag und unter ihrer Verantwortung erfüllt werden, sofern sie im Auftrag  festgelegt sind. Die Verpflichtungen der Herstellerin nach Ziffer 4.2 können  nicht von einer Vertreterin erfüllt werden.   5 Modul F1: Konformität auf der Grundlage einer Prüfung  der Produkte   5.1 Bei der Konformität auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte handelt  es sich um das Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem die Herstellerin  die Verpflichtungen nach den Ziffern 5.2, 5.3 und 5.6 erfüllt sowie sicher- stellt und erklärt, dass die den Bestimmungen nach Ziffer 5.4 unterworfenen  Geräte den für sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung genügen.   5.2 Technische Unterlagen    5.2.1 Die Herstellerin erstellt die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterla- gen muss es möglich sein, die Übereinstimmung des Geräts mit den betref- fenden Anforderungen zu bewerten; sie müssen eine geeignete Risikoanaly- se und -bewertung enthalten. In den technischen Unterlagen sind die  anwendbaren Anforderungen und der Entwurf, die Herstellung und der Be- trieb des Geräts zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind.  Die technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls mindestens folgende  Elemente:  a. eine allgemeine Beschreibung des Geräts;   b. Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bestandteilen wie   Bauteilen, Baugruppen und Schaltkreisen;   c. Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis dieser Zeich-  nungen und Pläne sowie der Funktionsweise des Geräts erforderlich  sind;    d. eine Aufstellung darüber, welche harmonisierten Normen, deren Fund- stellen nach Artikel 7 der Messmittelverordnung veröffentlicht wurden,  vollständig oder in Teilen angewandt worden sind, und, wenn diese  harmonisierten Normen nicht angewandt wurden, eine Beschreibung     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   31   941.213   der Lösungen, mit denen den wesentlichen Sicherheitsanforderungen  dieser Verordnung entsprochen wurde, einschliesslich einer Aufstellung  darüber, welche anderen einschlägigen technischen Spezifikationen an- gewandt worden sind; im Fall von teilweise angewandten harmonisier- ten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in den techni- schen Unterlagen angegeben;    e. die Ergebnisse der technischen Abklärungen wie Konstruktionsberech- nungen und Prüfungen; und   f. die Prüfberichte.    5.2.2 Die Herstellerin hält die technischen Unterlagen während zehn Jahren nach  Inverkehrbringen des Geräts für die zuständigen Behörden bereit.   5.3 Herstellung      Die Herstellerin ergreift alle erforderlichen Massnahmen, damit der Ferti- gungsprozess und seine Überwachung die Konformität der hergestellten Ge- räte mit den anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung gewährleisten.   5.4 Überprüfung      Eine von der Herstellerin gewählte Konformitätsbewertungsstelle führt die  entsprechenden Untersuchungen und Prüfungen durch, um die Konformität  der Geräte mit den anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung zu über- prüfen.     Die Untersuchungen und Prüfungen zur Kontrolle der Konformität mit  diesen Anforderungen werden mittels Untersuchung und Prüfung jedes ein- zelnen Geräts nach Ziffer 5.5 durchgeführt.   5.5 Überprüfung der Konformität durch Untersuchung und Prüfung jedes ein- zelnen Geräts    5.5.1 Alle Geräte sind einzeln zu untersuchen, und es sind entsprechende Prüfun- gen nach den einschlägigen harmonisierten Normen oder gleichwertige Prü- fungen, die in anderen einschlägigen technischen Spezifikationen aufgeführt  werden, durchzuführen, um ihre Konformität mit den für sie geltenden An- forderungen sicherzustellen. In Ermangelung einer solchen harmonisierten  Norm entscheidet die Konformitätsbewertungsstelle darüber, welche Prü- fungen durchgeführt werden.   5.5.2 Die Konformitätsbewertungsstelle stellt auf der Grundlage der Untersuchun- gen und Prüfungen eine Konformitätsbescheinigung aus und bringt an jedem  zugelassenen Gerät ihre Kennnummer an oder lässt diese unter ihrer Ver- antwortung anbringen.     Die Herstellerin hält die Konformitätsbescheinigungen während zehn Jahren  nach dem Inverkehrbringen des Geräts für die zuständigen Behörden bereit.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   32   941.213   5.6 Konformitätskennzeichnung und Konformitätserklärung    5.6.1 Die Herstellerin bringt an jedem einzelnen Gerät, das die anwendbaren  Anforderungen dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen und  das zusätzliche Metrologie-Kennzeichen nach Artikel 13 und unter der Ver- antwortung der Konformitätsbewertungsstelle nach Ziffer 5.4 deren Kenn- nummer an.   5.6.2 Die Herstellerin stellt für jedes Gerätemodell eine schriftliche Konformitäts- erklärung aus und hält sie während zehn Jahren nach dem Inverkehrbringen  des Geräts für die zuständigen Behörden bereit. Aus der Konformitätserklä- rung muss hervorgehen, für welches Gerätemodell sie ausgestellt wurde.     Ein Exemplar der Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden  auf Verlangen zur Verfügung gestellt.     Stimmt die Konformitätsbewertungsstelle nach Ziffer 5.5 zu, so kann die  Herstellerin unter deren Verantwortung auch die Kennnummer der Konfor- mitätsbewertungsstelle an den Geräten anbringen.   5.7 Stimmt die Konformitätsbewertungsstelle zu, so kann die Herstellerin unter  deren Verantwortung die Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle  während des Fertigungsprozesses auf den Geräten anbringen.   5.8 Vertreterin      Die Verpflichtungen der Herstellerin können von ihrer Vertreterin in ihrem  Auftrag und unter ihrer Verantwortung erfüllt werden, sofern sie im Auftrag  festgelegt sind. Die Verpflichtungen der Herstellerin nach den Ziffern 5.2.1  und 5.3 können nicht von einer Vertreterin erfüllt werden.   6 Modul G: Konformität auf der Grundlage einer Einzelprüfung   6.1 Bei der Konformität auf der Grundlage einer Einzelprüfung handelt es sich  um das Konformitätsbewertungsverfahren, mit dem die Herstellerin die Ver- pflichtungen nach den Ziffern 6.2, 6.3 und 6.5 erfüllt sowie sicherstellt und  erklärt, dass das den Bestimmungen nach Ziffer 6.4 unterworfene Gerät den  für es geltenden Anforderungen dieser Verordnung genügt.   6.2 Technische Unterlagen    6.2.1 Die Herstellerin erstellt die technischen Unterlagen und stellt sie der Kon- formitätsbewertungsstelle nach Ziffer 6.4 zur Verfügung. Anhand dieser Un- terlagen muss es möglich sein, die Übereinstimmung des Geräts mit den be- treffenden Anforderungen zu bewerten; sie müssen eine geeignete  Risikoanalyse und -bewertung enthalten. In den technischen Unterlagen sind  die anwendbaren Anforderungen und der Entwurf, die Herstellung und der  Betrieb des Geräts zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang  sind.     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   33   941.213     Die technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls mindestens folgende  Elemente:  a. eine allgemeine Beschreibung des Geräts;   b. Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bestandteilen wie   Bauteilen, Baugruppen und Schaltkreisen;   c. Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis dieser Zeich-  nungen und Pläne sowie der Funktionsweise des Geräts erforderlich  sind;    d. eine Aufstellung darüber, welche harmonisierten Normen, deren Fund- stellen nach Artikel 7 der Messmittelverordnung veröffentlicht wurden,  vollständig oder in Teilen angewandt worden sind, und, wenn diese  harmonisierten Normen nicht angewandt wurden, eine Beschreibung  der Lösungen, mit denen den wesentlichen Sicherheitsanforderungen  dieser Verordnung entsprochen wurde, einschliesslich einer Aufstellung  darüber, welche anderen einschlägigen technischen Spezifikationen an- gewandt worden sind; im Fall von teilweise angewandten harmonisier- ten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in den techni- schen Unterlagen angegeben;    e. die Ergebnisse der technischen Abklärungen wie Konstruktionsberech- nungen und Prüfungen;    f. die Prüfberichte.    6.2.2 Die Herstellerin hält die technischen Unterlagen während zehn Jahren nach  Inverkehrbringen des Geräts für die zuständigen Behörden bereit.   6.3 Herstellung      Die Herstellerin ergreift alle erforderlichen Massnahmen, damit der Ferti- gungsprozess und seine Überwachung die Konformität der hergestellten  Messgeräte mit den anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung ge- währleisten.   6.4 Überprüfung      Eine von der Herstellerin gewählte Konformitätsbewertungsstelle führt die  entsprechenden Untersuchungen und Prüfungen nach den einschlägigen  harmonisierten Normen oder gleichwertige Prüfungen, die in anderen ein- schlägigen technischen Spezifikationen aufgeführt sind, durch oder lässt sie  durchführen, um die Konformität des Geräts mit den anwendbaren Anforde- rungen dieser Verordnung zu prüfen. In Ermangelung einer solchen harmo- nisierten Norm entscheidet die Konformitätsbewertungsstelle darüber, wel- che Prüfungen durchgeführt werden.     Die Konformitätsbewertungsstelle stellt auf der Grundlage dieser Untersu- chungen und Prüfungen eine Konformitätsbescheinigung aus und bringt an  jedem genehmigten Gerät ihre Kennnummer an oder lässt diese unter ihrer  Verantwortung anbringen.     Die Herstellerin hält die Konformitätsbescheinigungen zehn Jahre nach dem  Inverkehrbringen des Geräts für die zuständigen Behörden bereit.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   34   941.213   6.5 Konformitätskennzeichnung und Konformitätserklärung    6.5.1 Die Herstellerin bringt an jedem Gerät, das die anwendbaren Anforderungen  dieser Verordnung erfüllt, das Konformitätskennzeichen und das zusätzliche  Metrologie-Kennzeichen nach Artikel 13 und unter der Verantwortung der  Konformitätsbewertungsstelle nach Ziffer 6.4 deren Kennnummer an.   6.5.2 Die Herstellerin stellt eine schriftliche Konformitätserklärung aus und hält  sie während zehn Jahren nach dem Inverkehrbringen des Geräts für die zu- ständigen Behörden bereit. Aus der Konformitätserklärung muss hervorge- hen, für welches Gerät sie ausgestellt wurde.     Ein Exemplar der Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden  auf Verlangen zur Verfügung gestellt.   6.6 Vertreterin      Die Verpflichtungen der Herstellerin nach den Ziffern 6.2.2 und 6.5 können  von ihrer Vertreterin in ihrem Auftrag und unter ihrer Verantwortung erfüllt  werden, falls sie im Auftrag festgelegt sind.   7 Gemeinsame Bestimmungen   7.1 Die Konformitätsbewertung gemäss Modul D, D1, F, F1 oder G kann im  Betrieb der Herstellerin oder an einem beliebigen anderen Ort durchgeführt  werden, wenn die Beförderung des Geräts zum Verwendungsort nicht seine  Zerlegung und die Inbetriebnahme am Verwendungsort keinen erneuten Zu- sammenbau oder sonstige technische Arbeiten erfordert, durch die die An- zeigegenauigkeit des Geräts beeinträchtigt werden kann, und wenn die Fall- beschleunigung am Ort der Inbetriebnahme berücksichtigt wird oder wenn  die Anzeigegenauigkeit des Geräts nicht durch Änderungen der Fallbe- schleunigung beeinflusst wird. In allen anderen Fällen hat sie am Verwen- dungsort des Geräts zu geschehen.   7.2 Wird die Messgenauigkeit des Geräts durch Änderungen der Fallbeschleuni- gung beeinflusst, darf das Verfahren nach Ziffer 7.1 in zwei Stufen durchge- führt werden, wobei die zweite Stufe alle Untersuchungen und Prüfungen,  bei denen das Ergebnis von der Fallbeschleunigung abhängt, und die erste  Stufe alle übrigen Untersuchungen und Prüfungen umfasst. Die zweite Stufe  ist am Verwendungsort des Geräts durchzuführen. Bei gravitationsabhängi- gen Waagen entspricht der Verwendungsort des Geräts der Gravitationsver- wendungszone des Geräts.   7.2.1 Wählt eine Herstellerin die Durchführung eines Verfahrens nach Ziffer 7.1  in zwei Stufen und werden diese zwei Stufen durch verschiedene Stellen  durchgeführt, so muss ein Gerät, das die erste Stufe des betreffenden Verfah- rens durchlaufen hat, die Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle  tragen, die an der ersten Stufe beteiligt war.     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   35   941.213   7.2.2 Die Partei, welche die erste Stufe des Verfahrens durchgeführt hat, erteilt für  jedes einzelne Gerät eine Bescheinigung mit den für die Identifizierung des  Geräts notwendigen Angaben und einer Spezifizierung der durchgeführten  Untersuchungen und Prüfungen.     Die Partei, welche die zweite Stufe des Verfahrens durchführt, nimmt die  Untersuchungen und Prüfungen vor, die noch nicht durchgeführt worden  sind.     Die Herstellerin oder ihre Vertreterin muss auf Verlangen die Konformitäts- bescheinigungen der Konformitätsbewertungsstelle vorlegen können.   7.2.3 Die Herstellerin, die in der ersten Stufe Modul D oder D1 gewählt hat, darf  für die zweite Stufe entweder dasselbe Verfahren benutzen oder je nach Be- darf für die zweite Stufe Modul F oder F1 wählen.   7.2.4 Das Konformitätskennzeichen und das zusätzliche Metrologie-Kennzeichen  nach Artikel 13 sind nach Beendigung der zweiten Stufe zusammen mit der  Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle, die bei der zweiten Stufe  beteiligt war, am Gerät anzubringen.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   36   941.213   Anhang 442          42 Aufgehoben durch Ziff. II Abs. 2 der V des EJPD vom 25. Nov. 2015, mit Wirkung seit   20. April 2016 (AS 2015 5849).     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   37   941.213   Anhang 543  (Art. 13, Abs. 1)   Konformitätskennzeichen und zusätzliche erforderliche   Aufschriften für nichtselbsttätige Waagen   1 Kennzeichen und Aufschriften  1.1 a. – Das Konformitätskennzeichen, dargestellt durch folgendes Sym-  bol:   CH   Das Symbol muss eine Mindesthöhe von 5 mm aufweisen.  – Die Kennnummer(n) der Konformitätsbewertungsstelle(n), die die   Überwachung, die Prüfung der Produkte oder die Einzelprüfung  durchgeführt hat (haben).   b. Das zusätzliche Metrologie-Kennzeichen, bestehend aus dem Buchsta- ben «M» und den letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem das Kenn- zeichen angebracht wurde, eingerahmt durch ein Rechteck; die Höhe  des Rechtecks entspricht der Höhe des Konformitätskennzeichens.   c. Nachstehende Aufschriften:  – gegebenenfalls Nummer des Zertifikats über die Bauartzulassung;  – Fabrikmarke oder Name der Herstellerin;  – Genauigkeitsklasse, die in einem Oval oder zwischen zwei durch   Halbkreise miteinander verbundenen horizontalen Linien anzuge- ben ist;   – Höchstlast in der Form: Max …;  – Mindestlast in der Form: Min …;  – Eichwert in der Form: e = …;  – Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem das Konformitäts-  kennzeichen angebracht wurde;  – gegebenenfalls Seriennummer;  – bei Waagen, die aus getrennten, jedoch zusammengehörigen Ein-  heiten bestehen, ein Kennzeichen auf jeder Einheit;  – Teilungswert, sofern er von e abweicht, in der Form: d = …;  – gegebenenfalls additive Tarahöchstlast in der Form: T = + …;  – subtraktive Tarahöchstlast, sofern sie von Max abweicht, in der   Form: T = – …;  – Teilungswert der Taraeinrichtung, sofern er von d abweicht, in der   Form: dT = …;       43 Bereinigt gemäss Ziff. II 1 der V des EJPD vom 2. Okt 2006 (AS 2006 4189) und Ziff. II  Abs. 3 der V des EJPD vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016 (AS 2015 5849).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   38   941.213   – Tragfähigkeit, sofern sie von Max abweicht, in der Form: Lim …;  – gegebenenfalls besondere Temperaturgrenzen in der Form:   … °C / … °C;  – gegebenenfalls Verhältnis zwischen Gewichtsschale und Last-  träger.   1.2 An den Waagen sind geeignete Einrichtungen zum Anbringen des Kon- formitätskennzeichens und der Aufschriften vorzusehen. Sie müssen so be- schaffen sein, dass sich die Kennzeichen und Aufschriften nicht entfernen  lassen, ohne beschädigt zu werden, und dass die Kennzeichen und Auf- schriften bei normaler Gebrauchslage der Waage sichtbar sind. Das Kenn- zeichen und die Aufschriften sind einander deutlich zugeordnet an der Waa- ge anzubringen.   1.3 Wird ein Kennzeichnungsschild verwendet, so muss es gesichert werden  können, es sei denn, dass es sich nicht entfernen lässt, ohne zerstört zu wer- den. Ist das Kennzeichnungsschild zu sichern, so muss ein Sicherungsstem- pel angebracht werden können.   1.4 Die Angaben Max, Min, e und d müssen zusätzlich in der Nähe der Ge- wichtsanzeige angebracht sein.   1.5 Jede Auswägeeinrichtung, die an einen oder mehrere Lastträger angeschlos- sen oder anschliessbar ist, muss auch die entsprechenden Aufschriften für  diese Lastträger aufweisen.   1.6 Die Zeichen nach Ziffer 1.1 Buchstaben a und b sind gut sichtbar, leicht  lesbar und dauerhaft anzubringen. Sie dürfen nur angebracht werden, wenn  die Waagen den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen und, wenn  eine Bauartprüfung vorgeschrieben ist, mit dem im Bauartzulassungszertifi- kat beschriebenen Baumuster übereinstimmen. Bei der Nacheichung dürfen  die Zeichen nicht entfernt werden.   1.7 Auf den Waagen dürfen keine Kennzeichen angebracht werden, durch die  Dritte hinsichtlich der Bedeutung und des Schriftbildes des Konformitäts- kennzeichens irregeführt werden könnten. Jedes andere Kennzeichen darf  auf den Waagen angebracht werden, wenn es die Sichtbarkeit und die Les- barkeit des Konformitätskennzeichens nicht beeinträchtigt.   2 Symbol für Einrichtungen, die keinem   Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurden     Das Symbol für die Kennzeichnung von zusätzlichen Einrichtungen nach  Artikel 14 besteht aus einem Quadrat mit einer Kantenlänge von mindestens  25 mm, das als schwarzen Aufdruck den Grossbuchstaben M auf rotem Hin- tergrund trägt und diagonal durchkreuzt ist.     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   39   941.213   Anhang 644  (Art. 14a)   Pflichten der Wirtschaftsakteure   1 Pflichten der Herstellerin   1.1 Die Herstellerin gewährleistet, dass Waagen, die sie in Verkehr bringt,  gemäss den grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 entworfen und  hergestellt wurden.   1.2    1.2.1 Die Herstellerin erstellt die technischen Unterlagen nach Artikel 11 und  Anhang 3 und führt das anwendbare Konformitätsbewertungsverfahren nach  Artikel 8 durch oder lässt es durchführen.   1.2.2 Wurde mit diesem Konformitätsbewertungsverfahren nachgewiesen, dass  eine Waage den anwendbaren Anforderungen entspricht, stellt die Herstelle- rin eine Konformitätserklärung nach Artikel 10 aus und bringt das Konfor- mitätskennzeichen und das zusätzliche Metrologie-Kennzeichen nach Arti- kel 13 an.   1.3 Die Herstellerin bewahrt die technischen Unterlagen und die Konformitäts- erklärung nach Artikel 10 nach dem Inverkehrbringen der Waage während  zehn Jahren auf.   1.4.1 Die Herstellerin gewährleistet durch geeignete Verfahren, dass bei Serienfer- tigung stets Konformität mit dieser Verordnung sichergestellt ist. Änderun- gen am Entwurf der Waage oder an ihren Merkmalen sowie Änderungen der  harmonisierten Normen, normativen Dokumente oder anderen technischen  Spezifikationen, auf die bei Erklärung der Konformität einer Waage verwie- sen wird, werden angemessen berücksichtigt.   1.4.2 Die Herstellerin nimmt, falls dies angesichts des von einer Waage ausgehen- den Risikos als zweckmässig betrachtet wird, Stichproben von auf dem  Markt bereitgestellten Waagen, untersucht sie und führt erforderlichenfalls  ein Verzeichnis der Beschwerden, der nichtkonformen Waagen und der  Rückrufe von Waagen und hält die Händlerinnen über diese Überwachung  auf dem Laufenden.   1.5 Die Herstellerin stellt sicher, dass von ihr in Verkehr gebrachte Waagen die  Aufschriften nach Artikel 13 und Anhang 5 Ziffer 1.1 Buchstabe c oder ge- gebenenfalls die Kennzeichnung nach Artikel 14 und Anhang 5 Ziffer 2 tra- gen.   1.6 Die Herstellerin gibt ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder  ihre eingetragene Handelsmarke und die Postadresse, unter der sie erreicht  werden kann, auf der Waage an. Die Adresse bezieht sich auf eine zentrale       44 Eingefügt durch Ziff. II Abs. 4 der V des EJPD vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit   20. April 2016 (AS 2015 5849).     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   40   941.213   Anlaufstelle, an der die Herstellerin erreicht werden kann. Die Kontaktdaten  sind in einer Sprache anzugeben, die von den Verwenderinnen und den  Marktüberwachungsbehörden leicht verstanden werden kann.   1.7 Die Herstellerin gewährleistet, dass der von ihr in Verkehr gebrachten Waa- ge die Betriebsanleitung und Informationen in einer Sprache nach Artikel 10  der Messmittelverordnung beigefügt sind. Diese Betriebsanleitungen und In- formationen sowie alle Kennzeichnungen müssen klar, verständlich und  deutlich sein.   1.8 Eine Herstellerin, die der Auffassung ist oder Grund zu der Annahme hat,  dass eine von ihr in Verkehr gebrachte Waage den Anforderungen dieser  Verordnung nicht entspricht, ergreift unverzüglich die Korrekturmassnah- men, die erforderlich sind, um die Konformität dieser Waage sicherzustellen  oder sie gegebenenfalls zurückzunehmen oder zurückzurufen. Ausserdem  unterrichtet die Herstellerin, wenn mit der Waage Risiken verbunden sind,  unverzüglich das METAS darüber und macht dabei ausführliche Angaben,  insbesondere über die Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmass- nahmen.   1.9 Die Herstellerin stellt dem METAS auf dessen begründetes Verlangen alle  Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität der  Waage mit dieser Verordnung erforderlich sind, in Papierform oder auf  elektronischem Wege in einer Sprache zur Verfügung, die vom METAS  leicht verstanden werden kann. Sie kooperiert mit dem METAS auf dessen  Verlangen bei allen Massnahmen zur Abwendung von Risiken, die mit  Waagen verbunden sind, die sie in Verkehr gebracht hat.   2 Pflichten der Vertreterin   2.1    2.1.1 Eine Herstellerin kann schriftlich eine Vertreterin benennen.   2.1.2 Die Pflichten nach Ziffer 1.1 und die Pflicht zur Erstellung der technischen  Unterlagen nach Ziffer 1.2 können nicht der Vertreterin übertragen werden.   2.2 Eine Vertreterin nimmt die Aufgaben wahr, die im Auftrag der Herstellerin  festgelegt sind. Der Auftrag muss der Vertreterin gestatten, mindestens fol- gende Aufgaben wahrzunehmen:  a. Bereithaltung der Konformitätserklärung nach Artikel 10 und der tech-  nischen Unterlagen für die Marktüberwachungsbehörden über einen  Zeitraum von zehn Jahren ab dem Inverkehrbringen der Waage;    b. auf begründetes Verlangen des METAS Aushändigung aller Informati- onen und Unterlagen, die zum Nachweis der Konformität einer Waage  erforderlich sind, an diese Behörde;    c. auf Verlangen des METAS Kooperation bei allen Massnahmen zur  Abwendung der Risiken, die mit Waagen verbunden sind, die zu ihrem  Aufgabenbereich gehören.     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   41   941.213   3 Pflichten der Importeurin   3.1 Die Importeurin bringt nur konforme Waagen in Verkehr.   3.2    3.2.1 Die Importeurin bringt eine Waage nur in Verkehr, wenn sie gewährleistet,  dass das anwendbare Konformitätsbewertungsverfahren von der Herstellerin  durchgeführt wurde. Sie gewährleistet, dass die Herstellerin die technischen  Unterlagen erstellt hat, dass die Waage mit dem Konformitätskennzeichen  und dem zusätzlichen Metrologie-Kennzeichen nach Artikel 13 versehen ist,  dass ihr die erforderlichen Unterlagen beigefügt sind und dass die Herstelle- rin die Anforderungen nach den Ziffern 1.5 und 1.6 erfüllt hat.   3.2.2 Ist eine Importeurin der Auffassung oder hat sie Grund zu der Annahme,  dass eine Waage die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 nicht er- füllt, darf sie diese Waage erst in Verkehr bringen, wenn die Konformität  der Waage sichergestellt ist. Wenn mit der Waage ein Risiko verbunden ist,  unterrichtet die Importeurin die Herstellerin und das METAS hiervon.   3.3 Die Importeurin gibt auf der Waage ihren Namen, ihren eingetragenen  Handelsnamen oder ihre eingetragene Handelsmarke und die Postadresse, an  der sie kontaktiert werden kann, an. Wenn hierzu das Öffnen der Verpa- ckung notwendig wäre, können diese Angaben auf der Verpackung und in  den der Waage beigefügten Unterlagen gemacht werden. Die Kontaktanga- ben sind in einer Sprache zu machen, die von den Verwenderinnen und den  Marktüberwachungsbehörden leicht verstanden werden kann.   3.4 Die Importeurin gewährleistet, dass der Waage die Betriebsanleitung und  sonstige Informationen in einer Sprache nach Artikel 10 der Messmittelver- ordnung beigefügt sind.   3.5 Solange sich eine Waage in ihrer Verantwortung befindet, gewährleistet die  Importeurin, dass die Bedingungen ihrer Lagerung oder ihres Transports die  Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1  nicht beeinträchtigen.   3.6 Die Importeurin nimmt, falls dies angesichts des von einer Waage ausge- henden Risikos als zweckmässig betrachtet wird, Stichproben von auf dem  Markt bereitgestellten Waagen, untersucht sie und führt erforderlichenfalls  ein Verzeichnis der Beschwerden, der nichtkonformen Waagen und der  Rückrufe von Waagen und hält die Händlerinnen über diese Überwachung  auf dem Laufenden.   3.7 Eine Importeurin, die der Auffassung ist oder Grund zu der Annahme hat,  dass eine von ihr in Verkehr gebrachte Waage nicht den Anforderungen die- ser Verordnung entspricht, ergreift unverzüglich die erforderlichen Korrek- turmassnahmen, um die Konformität dieser Waage herzustellen oder sie ge- gebenenfalls zurückzunehmen oder zurückzurufen. Ausserdem unterrichtet  die Importeurin, wenn mit der Waage Risiken verbunden sind, unverzüglich  das METAS darüber und macht dabei ausführliche Angaben, insbesondere  über die Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmassnahmen.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   42   941.213   3.8 Die Importeurin hält nach dem Inverkehrbringen der Waage während zehn  Jahren eine Abschrift der Konformitätserklärung nach Artikel 10 für die  Marktüberwachungsbehörden bereit und sorgt dafür, dass sie ihnen die tech- nischen Unterlagen auf Verlangen vorlegen kann.   3.9 Die Importeurin stellt dem METAS auf dessen begründetes Verlangen alle  Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität der  Waage erforderlich sind, in Papierform oder auf elektronischem Wege in ei- ner Sprache zur Verfügung, die vom METAS leicht verstanden werden  kann. Sie kooperiert mit dem METAS auf dessen Verlangen bei allen Mass- nahmen zur Abwendung von Risiken, die mit Waagen verbunden sind, die  sie in Verkehr gebracht hat.   4 Pflichten der Händlerin   4.1 Die Händlerin berücksichtigt die Anforderungen dieser Verordnung mit der  gebührenden Sorgfalt, wenn sie eine Waage auf dem Markt bereitstellt.   4.2    4.2.1 Bevor sie eine Waage auf dem Markt bereitstellt, überprüft die Händlerin, ob  die Waage mit dem Konformitätskennzeichen und dem zusätzlichen Metro- logie-Kennzeichen nach Artikel 13 versehen ist, ob ihr die erforderlichen  Unterlagen sowie die Betriebsanleitung und die sonstigen Informationen in  einer Sprache nach Artikel 10 der Messmittelverordnung beigefügt sind, und  ob die Herstellerin und die Importeurin die Anforderungen nach den Zif- fern 1.5 und 1.6 beziehungsweise nach Ziffer 3.3 erfüllt haben.   4.2.2 Ist eine Händlerin der Auffassung oder hat sie Grund zu der Annahme, dass  eine Waage mit den grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 nicht  übereinstimmt, stellt sie diese Waage erst auf dem Markt bereit, wenn ihre  Konformität sichergestellt ist. Wenn mit der Waage ein Risiko verbunden  ist, unterrichtet die Händlerin ausserdem die Herstellerin oder die Importeu- rin sowie das METAS darüber.   4.3 Solange sich eine Waage in ihrer Verantwortung befindet, gewährleistet die  Händlerin, dass die Bedingungen ihrer Lagerung oder ihres Transports die  Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1  nicht beeinträchtigen.   4.4 Eine Händlerin, die der Auffassung ist oder Grund zu der Annahme hat, dass  eine von ihnen auf dem Markt bereitgestellte Waage dieser Verordnung  nicht entspricht, stellt sicher, dass die erforderlichen Korrekturmassnahmen  getroffen werden, um die Konformität dieser Waage sicherzustellen, sie ge- gebenenfalls zurückzunehmen oder zurückzurufen. Ausserdem unterrichtet  die Händlerin, wenn mit der Waage Risiken verbunden sind, unverzüglich  das METAS darüber und macht dabei ausführliche Angaben, insbesondere  über die Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmassnahmen.   4.5 Die Händlerin stellt dem METAS auf dessen begründetes Verlangen alle  Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität einer     Nichtselbsttätige Waagen. V des EJPD   43   941.213   Waage erforderlich sind, in Papierform oder auf elektronischem Wege zur  Verfügung. Sie kooperiert mit dem METAS auf dessen Verlangen bei allen  Massnahmen zur Abwendung von Risiken, die mit Produkten verbunden  sind, die sie auf dem Markt bereitgestellt hat.   5 Umstände, unter denen die Pflichten der Herstellerin auch für   die Importeurin und die Händlerin gelten     Eine Importeurin oder Händlerin unterliegt den Pflichten einer Herstellerin  nach Ziffer 1, wenn sie eine Waage unter ihrem eigenen Namen oder ihrer  eigenen Handelsmarke in Verkehr bringt oder eine bereits auf dem Markt  befindliche Waage so verändert, dass die Konformität mit dieser Verord- nung beeinträchtigt werden kann.   6 Identifizierung der Wirtschaftsakteure   6.1 Ein Wirtschaftsakteur nennt den Marktüberwachungsbehörden auf Verlan- gen den Wirtschaftsakteur:  a. von dem er eine Waage bezogen hat;   b. an den er eine Waage abgegeben hat.    6.2 Die Wirtschaftsakteure müssen die Informationen nach Absatz 1 zehn Jahre  ab dem Bezug der Waage sowie zehn Jahre ab der Abgabe der Waage vorle- gen können.     Geld. Mass und Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe   44   941.213